血清・血漿サンプルの2023

プロテオームサンプル調製
プロテオミクス研究を強力に加速させる、Agilent Technologies社製品をご紹介

Multiple Aﬃnity Removal System [LC用]ol n]Multiple Aﬃnity Removal System [Spin Column]
Spin Concentrators
mRP-C18 High-Recovery Protein Columns
Peptide Clean up C18 Pipette Tips
Peptide Clean up C18 Spin Tubes
Proteomics grade Trypsin

血清・血漿サンプルの前処理
Multiple Aﬃnity Removal System (MARS)
Multiple Aﬃnity Removal System（MARS）は、血清・血漿その他の体液から、1〜14種類の高濃度タンパク質を選択的に除去できる抗体カラムです。
この処理により、低濃度のタンパク質の分析性能が飛躍的に向上し、分析可能なダイナミックレンジが効果的に広がります。多くの論文に掲載されている信頼のおける前処理手法です。FPLC,HPLCシステムに組み込み可能なLCタイプと卓上小型遠心機での操作が可能なスピンカラムタイプがあります。
どちらのタイプも、専用の試薬を使用すれば再現性よく200回程度使用することができます。

除去できるタンパク質とその除去率
Human

Human

Human

Human

アルブミン

〇〇〇

〇
〇

1476IgG〇〇〇

アンチトリプシン

〇〇

〇

IgA

〇〇

〇

トランスフェリン

〇〇〇ハプトグロビン〇〇〇フィブリノーゲン〇〇

α2-マクログロブリン〇

α1-酸性糖タンパク質

〇

IgM

〇

アポリポプロテインAⅠ〇

アポリポプロテインAⅡ〇

補体タンパクC3〇

トランスサイレチン〇

除去タンパク質

94%

Mouse

HSA

2〇

3

MARSカラムのココがすごい！

〇

高い選択性

〇〇

● 未変性の血漿タンパク質を抗原とするため、エピトープに対する選択性が高く、クロスリアクションが少ない。
● タンパク質-タンパク質相互作用を最小化するバッ
ファー組成により、結合の選択性が高く、アルブミンに非特異的に吸着するタンパク質が少ない。

優れた再現性88 92% 85 90%

69%

50 55%

80%● 抗体をビーズに化学的に結合して耐久性を高めたため、ランとランの間での再現性に優れる。
● バッファーの最適化と抗体の精製により、抗原・抗体反応が再現性よくおこる一方で、その他のタンパク質ータンパク質結合はない。
● ロット間での一貫性を保つために最適化された製造工程。

実施例
ヒトの血清・血漿には、何千種類ものタンパク質が存在し、その存在濃度は、mg/mLからfg/mLまで12オーダーもの広い範囲にわたります。中でも、MARS Column 処理前臨床的に重要なタンパク質（バイオマーカー）など大部分のものはng/mL以下のレベルで存在しています。
このため、存在量の多いタンパク質を除去して低存在量の目的タンパク質を解析する事が重要になります。
右の実施例は、MARSカラムで処理した血清および未処理の血清を二次元電気泳動に供したものです。特に、アルブミン領域での分解能が改善され、存在量の低いタンパク質の強度が強くなっていることが分かります。

MARS Column 処理後MARS Column Human-14を使用し、ヒト血清を処理した。未処理血清および処理済み血清（どちらも総タンパク質30μg）を二次元電気泳動に供し、SYPRO Ruby染色した。

存在量の低タンパク い質
強度がア のップ！

製品仕様（スピンカラムタイプ） 標準的な卓上小型遠心分離機・ルアーロックシリンジに対応しています。
※ ディスポーザブルではありません。専用試薬をご使用頂いた場合、繰り返し200回程度使用することができます。

Cat. No.

分析1回あたりの血清量MARS Spin Cartridges Human-14

5188-6560

8-10μL￥368,000MARS Spin Cartridges Human-7

5188-6408

12-14μL￥284,000MARS Spin Cartridges Human-6

5188-5230

7-10μL￥216,000

High Capacity MARS Spin Cartridges Human-6

5188-5341

14-16μL￥270,000MARS Spin Cartridges Human-2

5188-8825

50μL￥109,000MARS Spin Cartridges HSA

5188-5334

65μL￥105,000MARS Spin Cartridges Mouse-3

5188-5289

25-30μL￥216,000MARS Spin Cartridges Reagent Starter Kit（※1）

5188-5254

製品名

製品仕様（LCタイプ）

価格（税別）￥120,000

Agilent 1100/1200 HPLCをはじめとする、ほとんどのFPLCシステムに対応可能です。

Cat. No.

分析1回あたりの血清量

最大圧力

流量範囲

価格（税別）MARS Column Human-14(4.6×50mm)

5188-6557

20μL

6Mpa

0.125-3.0 ｍL/min￥643,000MARS Column Human-14(4.6×100mm)

5188-6558

40μL

6Mpa

0.125-3.0 ｍL/min￥1,029,000

MARS Column Human-14(10×100mm)

5188-6559

250μL

16Mpa

0.125-3.0 ｍL/min￥4,592,000

MARS Column Human-7(4.6×50mm)

5188-6409

30-35μL

12Mpa

0.25-3.0 ｍL/min￥567,000MARS Column Human-7(4.6×100mm)

5188-6410

60-70μL

12Mpa

0.25-3.0 ｍL/min￥953,000MARS Column Human-6(4.6×50mm)

5185-5984

15-20μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥432,000MARS Column Human-6(4.6×100mm)

5185-5985

30-40μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥726,000

High Capacity MARS Column Human-6(4.6×50mm)

5188-5332

30-40μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥540,000

High Capacity MARS Column Human-6(4.6×100mm)

5188-5333

60-80μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥908,000MARS Column Human-2(4.6×50mm)

5188-8826

100μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥258,000MARS Column HSA(4.6×50mm)

5188-6562

130μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥240,000MARS Column Mouse-3(4.6×50mm)

5188-5217

37-50μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥432,000MARS Column Mouse-3(4.6×100mm)

5188-5218

75-100μL

12Mpa

0.25-1.0 ｍL/min￥726,000MARS Column Reagent Starter Kit(※2)

5185-5986

製品名￥94,000

製品仕様（専用試薬・関連消耗品）
Ḥᴾᵏᴾᴾᴾᵫᵟᵰᵱᴾᵱᶎᶇᶌᴾᵡᵿᶐᶒᶐᶇᶂᶅᶃᶑᴾᵰᶃᵿᶅᶃᶌᶒᴾᵱᶒᵿᶐᶒᶃᶐᴾᵩᶇᶒᴾίᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵐᵓᵒὸ

製品名

Cat. No.

容量価格（税別）

Buﬀer A（サンプル注入、洗浄、カラム平衡化）

5185-5987

1L￥15,000

Buﬀer B（溶出）5185-5988

1L￥21,000

スピンフィルタ（0.22μm酢酸セルロース）

5185-5990

25個￥9,600

スピン・コンセントレータ（5K MWCO,4mL）

5185-5991

25個￥30,000

ルアーロックアダプター

5188-5249

2個￥1,000プラスチック製シリンジ（5mL,ルアーロック）

5188-5250

2個

￥700

マイクロチューブ（1.5mL,スクリュートップ）

5188-5251

100個￥6,100

キャップ＆プラグ

5188-5252

6個￥1,900PTFEニードル（ルアーロック）

5188-5253

10個￥2,100MARS Column 2um Frit

5190-7995

2個￥5,300HSA Standard,20mg/mL,1mL

5185-5989

1mL￥13,000ẅẅẅẅἋἦὅỽἻἲἑỶἩဇỉἢἕἧỳὊὉෞ᎔ԼỿἕἚỂẴẇᵠᶓᶄᶄᶃᶐᴾᵟᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵗᵖᵕᵇᴾᵏᵪᶣᵏᵠᶓᶄᶄᶃᶐᴾᵠᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵗᵖᵖᵇᴾᵏᵪᶣᵏἋἦὅἧỵἽἑᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵓᵋᵓᵗᵗᵎᵇẅᵐᵓ̾ᶣᵐἋἦὅὉἅὅἍὅἚἾὊἑᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵓᵋᵓᵗᵗᵏᵇᴾᵐᵓ̾ᶣᵏἽỴὊἿἕἁỴἒἩἑὊᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵐᵒᵗᵇᴾᵐ̾ᶣᵏἩἻἋἓἕἁᙌἉἼὅἊᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵐᵓᵎᵇᴾᵐ̾ᶣᵏἰỶἁἿἓἷὊἨᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵐᵓᵏᵇᴾᵏᵎᵎ̾ᶣᵔ
ỿἵἕἩὶἩἻἂᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵐᵓᵐᵇᴾᵔ̾ᶣᵏᵮᵲᵤᵣἝὊἛἽᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵐᵓᵑᵇᴾᵏᵎ̾ᶣᵏ

Ḥᴾᵐᴾᴾᴾᵫᵟᵰᵱᴾᵡᶍᶓᶊᶋᶌᴾᵰᶃᵿᶅᶃᶌᶒᴾᵱᶒᵿᶐᶒᶃᶐᴾᵩᶇᶒᴾίᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᵓᵏᵖᵓᵋᵓᵗᵖᵔὸ
ẅẅẅẅᵪᵡἑỶἩဇỉἢἕἧỳὊὉෞ᎔ԼỿἕἚỂẴẇᵠᶓᶄᶄᶃᶐᴾᵟᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵗᵖᵕᵇᴾᵏᵪᶣᵐᵠᶓᶄᶄᶃᶐᴾᵠᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵖᵋᵓᵗᵖᵖᵇᴾᵏᵪᶣᵏἋἦὅἧỵἽἑᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵓᵋᵓᵗᵗᵎᵇẅᵐᵓ̾ᶣᵐἋἦὅὉἅὅἍὅἚἾὊἑᴾᵆᵡᵿᶒᴾᵬᶍᵌᴾᵓᵏᵖᵓᵋᵓᵗᵗᵏᵇᴾᵐᵓ̾ᶣᵏプロテオーム解析前処理関連
Spin Concentrators（限外ろ過スピンカラム）
タンパク質の濃縮・脱塩・バッファー置換
Spin Concentratorsは、タンパク質溶液の濃縮や脱塩・バッファー置換を行うことができる、限外ろ過スピンカラムです。
遠心分離によって低分子成分が限外ろ過膜を通過して下部に回収され、タンパク質等の高分子成分は上部に濃縮されます。
分画分子量が5,30,50 kDa MWCOの3種類がございます。

製品名Cat. No.

容量価格（税別）

Spin Concentrators, 4mL, 5K MWCO

5185-5991

25個

Spin Concentrators, 4mL, 50K MWCO

5188-5202

25個

処理容量
スイングローター

アングルローター￥30,000

1-4 mL

1-4 mL￥30,000

1-4 mL

1-4 mL

Peptide Clean up C18 (C18充填チップ、スピンチューブ)
C18逆相樹脂によるサンプル精製・濃縮
Peptide Clean up C18 Spin Tubes は、C18 逆相樹脂を充填しており、サンプルをろ過遠心することで、サンプルを精製・濃縮することが可能です。容量の大きなサンプルを一度に処理することが可能です。
＜Spin Tube タイプ＞
・30μg程度の消化ペプチドを処理可能
・卓上遠心分離器（1,500xg）
で使用可能
・サンプル容量：1〜150μL
・独自の6ステッププロトコール

製品名Cat. No.

容量価格（税別）

Peptide Clean up C18 Spin Tubes

5188-2750

50個￥35,000

株式会社ファーマフーズ

アプロサイエンスグループ

販売店■U r l：https://apro-s.com/■T e l：088-678-6372■Mail：bio@apro-s.com〒770ｰ0865 徳島県徳島市南末広町４-53 エコービル 4 階≪本社≫〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-49【注意事項】 希望販売価格は参考であり、販売店からの販売価格ではありません。記載の希望販売価格は2023年5月1日現在の希望販売価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。