光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計☆アクセサリー・消耗品一覧
消型耗式□ MS-DO-B-01

品仕様

ビジファーム DO計の交換用センサーキャップ
内容
交換用蛍光体付きキャップです。
キャップ寿命はアークコンフィギュレーターで確認できます。

校型

式□ MS-DO-C-01

正器
仕様

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

測定原理と応用事例集

ビジキャル・ワンタッチ校正器
内容センサーとセンサーの接続ケーブルの間に割り込ませて使用します。
ボタン操作のシンプル設計で、パソコンを使わず直接ゼロスパンを校正できます。

PC（パソコン）接続コンバーター型

式□ MS-DO-D-03

仕様

アークコムアダプター（アナログ及びRS485-USBコンバーター）
内容
1.PC接続用コンバーターです。1mの専用ケーブル及び0.5mのUSBケーブルが付属します。
2.校正機能、各種設定機能は専用ソフト「アークコンフィギュレーター」をインストールして使用できます。
3.データロギングソフト「クリックリンク」をインストールするとお手持ちのパソコンで測定値、グラフ、測定記録が簡単にできます。
ソフトは無料で御利用いただけます。
＊対応OS

WindowsXP, Vista, 7 で.NET Framework 3.5を導入済のもの＊「アークコンフィギュレーター」「クリックリンク」の２種類です。

PC（パソコン）接続コンバーター型式□ MS-DO-D-04

仕様中継端子箱内容
1.溶存酸素計のケーブルを延長する場合に中継端子として使います。
2.電源端子には絶縁型コンバーターが内蔵されていて電源からの不要な回り込みやノイズを防止します。
3.4-20mA出力を端子台より取り出せます汎用のシールド付き4芯ケー
ブルでお客様の制御装置とアナログ接続ができます。
4.メンテナンス及び設定変更用に通信用USBポートが付属します。

15

お問い合わせは…

株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル
技術営業部5課

担当

TEL.03-3870-7101（代）

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

測定原理と応用事例集

溶存酸素（DO）とは溶存酸素とは水中に溶存する酸素の量のことで通常は溶存酸素またはＤＯ（DissolvedOxygen）と呼び水質の指標として用います。
水中に溶け込む酸素量は気圧・水温・塩分等が影響し、水温が低いほど及び気圧が高いほど溶存酸素量は増加し、水温が上昇すると溶存酸素量は減少していきます。
（温度が高くなるほど水分子の活動が活発になり酸素原子を弾き易くなるのです）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
溶存酸素（DO）とは・

例えば蒸留水の飽和溶存酸素量は１気圧で２５℃水温の水中において８．
１１ppm/Lになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
溶存酸素測定方法の比較・

蒸留水 １気圧水温

飽和溶存酸素量

０℃

１４．
１５ppm/L

１０℃

１０．
９２ppm/L２５℃

８．
１１ppm/L

３０℃

７．
５３ppm/L

４０℃

６．
５９ppm/L

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4◇基本構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5◇測定原理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7◇特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8◇取付例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9◇取付方法の良否例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10◇電気的接続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12◇配線接続例 ・◯環境における溶存酸素
溶存酸素は河川や海の自浄作用と魚類などの生物の生息には不可欠なものですが水の汚染が進むと酸素消費が増え生息が困難になるなど汚染の指標にもなります。
水温の急な上昇や藻類が著しく繁殖するときには溶存酸素が過飽和となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13☆ご注文と組合せ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14☆型式および仕様の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15☆アクセサリー・消耗品一覧・◯水処理における溶存酸素
有機物が多いと酸素消費量が増加するために溶存酸素は水処理における処理方法の指数となります。

◯洗浄水としての溶存酸素
電気部品や半導体部品を純水洗浄などで行うが、溶存酸素が多いと酸素による酸化で部品が錆びやすくなるなど低酸素化が求められます。

2光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

溶存酸素測定方法の比較◇基本構造

１ 隔膜電極法
源供 給
直流電
0V-3V
DC9

電解液に満たされた２極間に酸素透過性の膜を用いて膜を透過した酸素により２極間に電流が流れるが、酸素量と電流が比例することから溶存酸素量を求める方法と、電極材質を変えてガルバニ法による酸素量に応じた発生電圧から求める方法が有ります。

定信号
ログ測
A アナ信号m
定04 -2タル測
5 デジ
RS48

お手持ちのパソコン

コネクターケーブル等

パソコンと接続

2 比色法

外部コネクター

簡易的な試験方法でサンプリングした資料水に試薬を混ぜ発色の濃さで測定する方法です。

専用ソフトウェア（無償提供）

常時、測定値とトレンドグラフ等を記録・表示が可能です。

インターフェース
デジタル信号・4-20mA 信号回路

3 光学式測定方法

メモリー

赤色の特定波長に酸素分子が反応する原理を用いて測定する方法で、蛍光体に青色励起光を照射して蛍光体から発する赤色の蛍光を計測する方法です。
機器の感度が飛躍的に向上しppb単位の計測が可能となり、また隔膜式と異なり原理的に酸素校正データ
SIP カウンター
警報履歴
製造番号
タグ番号 などを消費しないので計測流量の依存が無くなりました。

オールインワン構造
基本原理

長隔膜測定

酸素透過膜

高感度
広い測定範囲安価〜高価な商品構成

定期的な膜の交換
流量の依存性
応答性が遅い

比色測定

反応色

簡単
安価

１桁の精度しか得られない

蛍光利用

小型・高感度高温・高圧で使用可能
流量の依存性が無い
長寿命
早い応答性

光学測定

所

短所

校正機能
センサー作動診断
パスワード管理
各種情報管理この12mmφの中に全ての機能が内蔵されています。

センサーキャップ
光学ユニット

100％以上の高濃度における精度が低下

測定・演算機能

唯一の消耗品で、交換はねじ込み式で簡単です。

水中の溶存酸素を検出するセンサー部。
デュアルチャンネル
自己診断機能蛍光素材診断機能

全ての計測機能が12㎜径の中に入っているオールインワンの溶存酸素計
電源の供給（DC9V〜30V・１W）だけで、計測値を4−20ｍA及びRS485のデジタル信号を出力します。

34

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計◇測定原理…❶◇測定原理…❷

蛍光式酸素電極は蛍光体を主体にしており、青色の励

青色発光ダイオード

酸素分子が少ない時受光ダイオード ①

起光を蛍光体に当てると蛍光体は赤色の蛍光を放ち受光ダイオード ②ます。青色励起光を止めると励起によって発生した赤色蛍光もその後短時間ですが残光として発光しなから励起光消失します。
（ 励起を止めても発光時間が長いものは蛍光体蛍光燐光と呼びます）

02

したがって、青色励起光を断続すれば赤色蛍光も遅れ青フィルター

赤フィルターて断続することになります。

酸素分子が多い時

また、蛍光式酸素電極の蛍光体は赤色蛍光の蛍光エ

保護管 SUS316L

ネルギーを酸素分子によって吸収されるものを採用していますので酸素分子量が多ければ多いほど蛍光エネルギーがより吸収されますので蛍光の残光量は酸素分励起光子量に反比例して少なくなります。

蛍光体

キャリア層
発光素材

蛍光0202 02 02

つまり酸素が多いほど残光が減少（残光時間が短くな

020202 02 02
0202 02

絶縁層
酸素高透過性かつ耐薬品性及び十分な機械強度を保持る）する原理を応用しています。

位相のずれ
輝度

蛍光残光特性

赤色蛍光の輝度と蛍光の残光時間は位相のずれ（位相差）
として酸素濃度により変動

青色励起光を蛍光体に照射すると蛍光体は赤色の蛍遅れて発光し徐々に減光しますが、この時に酸素分子が多いと赤色蛍光は酸素分子に吸収され減光時間が無酸素状態より短くなります。

します。

青色励起光時間（μS）

輝度

光を発しますが青色励起光をパルス状にすると蛍光も赤色蛍光（高酸素時）時間

位相差と酸素濃度の関係

無酸素

60

位相︵ ︶°

この減光時間と酸素分子の量が比例関係にあるために酸素濃度が求められます。

φ2

赤色蛍光（低酸素時）

位相のずれ
（位相差）
が溶存酸素濃度となり大気中の酸素レベル30ますのでこの関係グラフを示したものです2010050100150200

酸素濃度（%）

56光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

◇特徴

◇取付例

＊広い測定範囲

4ppb〜25ppm（0.05％〜300％＊早い応答性30秒以下（大気から窒素において）＊酸素消費なし（計測に酸素を消費しません）＊流量不要（計測に酸素を消費しないため）＊高温対応

130℃（DO測定は80℃まで）＊接液部

SUS316L／DIN1.4435
シリコン及びEPDM（FDA承認）＊高圧対応

12Kg/㎠＊オールインワン

検出部・演算部及びアナログ／デジタル出力機能が内蔵＊長寿命

検出部はキャップ方式で1年以上の長寿命と簡単交換飽和大気）

各種サイズ及び特殊取付に対応しております。

卓上スタンド取付

ブッシング取付

フローチャンバー

消耗品はセンサーキャップだけ
簡単なねじ込み交換
蛍光体のアッセンブリーが組み込まれたセンサーキャップの簡単な交換だけです。

フランジ取付接続 PG13.5 ネジ
オーリング接液部材質
FDA承認 EPDM

スロースルー取付

本体接液部材質
FDA承認 SUS316L／DIN1.4435

医薬・製薬及び食品にも対応した
安全な接液部材質の採用
高温対応：最大130℃（測定は80℃まで）
耐圧：−１〜12Kg/㎠
材質証明書（ミルシート）が1本毎に標準付属

サニタリーフランジ7

ハイジェニック ソケット

8

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計◇取付方法の良否例◇電気的接続方法

×○

空気層がある場合

１）パソコンを用いた計測方法
ポータブル型として溶存酸素計の電源と測定信号をパソコンのＵＳＢ端子から利用します。
常時測定値の表示とトレンドグラフ等を記録・表示します。

○×水中のゴミが沈着する

品名・型式
①②×

空気層ができやすい③○①×

空気を巻き込みやすい④

DO計本体 MS-D-xx②コネクターケーブル MS-DO-G-xx③

USB変換アダプター MS-DO-D-03④ソフトウエア（クリックリンク）⑤

お手持ちのパソコン※クリックリンクはフリーソフトです

２）現場設置計器としての計測方法 ⓐ

品名・型式
②①③①

DO計本体 MS-D-xx②コネクターケーブル MS-DO-G-xx③

専用端子箱 MS-DO-D-04※出力信号は4-20ｍAまたは RS485を使います＊制御盤から溶存酸素計への電源としてDC24V １Wが必要です

910

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計◇配線接続例
3）現場設置計器としての計測方法 ⓑ

アナログ出力
記録計
PLCなど
4-20ｍA入力④⑤③＋
DC24V1W
直流電源②−①

DO計本体 MS-D-xx②

コネクターケーブル MS-DO-G-xx③

専用端子箱 MS-DO-D-04④表示器（4-20ｍA用またはRS485）

⑤

電源

電線色

A

黒色被覆

B

シールド線＋

C

赤色被覆

−

D

シールド線

E

未接続

F

未接続

G

黄色

品名・型式
①

No

H

ケースアースDC24V １W

DO計本体の金属ケースと接続されています※４項・
５項はお客様の標準機器がご利用頂けます

デジタル出力電源アイソレートコンバーターが内蔵されている端子箱です
DC24V供給電源及び４-20ｍAの出力信号またはRS485デジタル信号用のケーブルです

DC24V
1W
直流電源

ビジファーム DO計と端子箱を接続するケーブルです

4-20ｍA信号を表示できる機器がお使い頂けます（パネルメーター等）
また、シーケンサー等に取込んでお使い頂けます

DC24V（9V〜30V）
１Wの直流電源がお使い頂けます

お客様の装置にビジファーム DO計を取り付けて頂きます

11

茶色
緑/黄色

No

電線色

A

黒色被覆

B

シールド線＋

C赤色被覆−D

シールド線

E

未接続

F

未接続

G

黄色

RS485デジタル出力
PLC/PCなど
ケースアース

H

茶色
緑/黄色

DO計本体の金属ケースと接続されています

アナログ出力とデジタル出力の同時取り出しも可能です12光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計☆ご注文と組合せ方法☆型式および仕様の選定
下記の項目に従い御希望の仕様を設定してください。

■基本構成

ビジファーム DO計

型式 及び 仕様選定

光学式溶存酸素計 ビジファーム DO計は溶存酸素計本体とセンサーケーブルが基本構成と溶存酸素計型式なりますので（ＶＰ８型コネクターをお持ちのお客様はセンサーケーブルがご不要になります）、□ MS-DO-A-01

ビジファーム DO-120

センサー長120mm□ MS-DO-A-02

ビジファーム DO-160

センサー長160mm□ MS-DO-A-03

ビジファーム DO-225

センサー長225mm

ます。

□ MS-DO-A-04

ビジファーム DO-325

センサー長325mm

また、お客様においてはパソコン用いて自由に設定変更を行う事も□ MS-DO-A-05

ビジファーム DO-425

センサー長425mm

ビジファーム DO計の長さ選定とセンサーケーブルの長さ選定をお願い致します。
尚、ご注文の際は仕様設定表に必要事項を記載してご注文頂きますと出荷時にご指定の仕様を本体内部メモリーに書き込んだ商品をご納入致しますので納入後すぐに運転を行う事ができ可能ですのでこの際は設定に必要なソフトウエアとしてフリーソフトを仕

4-20mA 出力の選定ご用意しておりますのでご利用ください。

内

仕様選定型式

測定単位
選定

ゼロ・スパン
設定■寸法図様容□A% saturation

大気での飽和濃度換算

□B

Vol-%

□C

mg/L（ppm）□D

μg/L（ppb）

4ｍA設定値（）ご指定の設定値

20ｍA設定値（）ご指定の設定値

大気での体積比換算＊％単位では0.00%から300%の範囲で定義してください。
＊μg/Lもしくはmg/L単位では0ppb〜25ppm（解像度0.1ppb）の範囲で定義してください。

SW19

海水等塩分補償が必要な場合は導電率を記入してください。

PG13.5
φ1254.5

a 長さ

13ビジファーム
120160225325425）mS/cm

センサーケーブル型式選定

b 長さ
製品番号242450
242451242452242453242454（

型式選定
a 長さ119.75
159.75214.75324.75424.75b 長さ174.25214.25269.25369.25469.25仕様□ MS-DO-G-01

センサーケーブル VP8.0 1m
VP8コネクター 圧着棒端子付き□ MS-DO-G-02

センサーケーブル VP8.0 3m
VP8コネクター 圧着端子付き□ MS-DO-G-03

センサーケーブル VP8.0 5m
VP8コネクター 圧着棒端子付き

14