サンコウ膜厚計
ＳＷＴ－８２００Ⅱ／８３００Ⅱ
取扱説明書

東京・大阪・名古屋・福岡・川崎

目次

ページ

安全上のご注意････････････････････････････････････････････････････････････････ １

お守り下さい ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

４

準備 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

５

・

同梱品 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

５

・

各部の名称 ･･････････････････････････････････････････････････････････

６

・

ＬＣＤに表示される項目 ･･･････････････････････････････････････････････

８

・

本器に電池を入れる ･･･････････････････････････････････････････････････

９

・

プローブの接続、取り外し ････････････････････････････････････････････

１０

・

プローブの持ち方 ････････････････････････････････････････････････････

１１

・

プローブの押し当て方 ････････････････････････････････････････････････

１１

操作方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

１２（１）電源の入れ方 ･･･････････････････････････････････････････････････････

１２（２）電源の切り方 ････････････････････････････････････････････････････････ １３（３）「Ｃａｌ．Ｎｏ． 」（検量線）の選びかた ･･････････････････････････････････ １４（４）ゼロ調整 ････････････････････････････････････････････････････････････ １６（５）ゼロ調整 －特殊な調整方法－ ･･･････････････････････････････････････

１８（６）標準調整（ＣＡＬ） ･･･････････････････････････････････････････････････ ２１（７）「ゼロ調整」が困難な場合の２点調整 ････････････････････････････････････ ２４（８）検量線の消去 ･･･････････････････････････････････････････････････････

２９

機能の切替 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

３０（１）連続測定モードの切替 ･･･････････････････････････････････････････････

３０（２）分解能の切替 ･･･････････････････････････････････････････････････････

３２（３）キーロックモードの切替 ･････････････････････････････････････････････

３３

測定 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ３４
上・下限値の設定 ････････････････････････････････････････････････････････････････ ３５（１）上限値を設定する ･････････････････････････････････････････････････････ ３５（２）下限値を設定する ･････････････････････････････････････････････････････ ３６（３）設定した限界値を消す ･････････････････････････････････････････････････ ３７

目次

ページ

上下限値を設定した測定 ･････････････････････････････････････････････････････････

３８（１）測定値が範囲内のとき ･････････････････････････････････････････････････

３８（２）測定値が上限オ－バ－のとき ･･･････････････････････････････････････････

３８（３）測定値が下限アンダ－のとき ････････････････････････････････････････････

３８

測定データの収納 ････････････････････････････････････････････････････････････････

３９（１）データの収納場所を選ぶ ････････････････････････････････････････････････

４０（２）データを収納しない状態にする ･･････････････････････････････････････････

４３

データを収納する測定 ････････････････････････････････････････････････････････････

４４「メモリ空きなし」時の３つの測定方法 ････････････････････････････････････････

４７（１）測定作業を続ける ･････････････････････････････････････････････････････

４７（２）空いている収納場所を探す ･････････････････････････････････････････････

４８（３）不要なデータを消す ･･･････････････････････････････････････････････････

４８

連続測定モ－ドでの測定デ－タの収納 ･････････････････････････････････････････････

４９

１データの消去 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

５０

デ－タの消去（全デ－タ）･･････････････････････････････････････････････････････････ ５１
データの消去（グループ）･･･････････････････････････････････････････････････････････ ５３
データの消去（ブロック） ･･････････････････････････････････････････････････････････ ５６
データの消去（セクション）････････････････････････････････････････････････････････ ５９
統計 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ６３（１）収納されている全データの統計 ･････････････････････････････････････････････

６３（２）『グループ番号』に収納されているデータの統計 ･･････････････････････････････

６４（３）グループ中の『ブロック番号』に収納されているデータの統計 ･････････････････

６６（４）グループ中のブロックの中の『セクション番号』に収納されているデータの統計

６９

データを送る－① USB （リアルタイム転送） ･･････････････････････････････････････････

７２

収納データを送る－② USB （全データ転送）････････････････････････････････････････ ７４収納データを送る－③ USB （グループ番号データ転送）･･･････････････････････････････ ７６収納データを送る－④ USB （ブロック番号データ転送）･･････････････････････････････ ７９収納データを送る－⑤ USB （セクション番号データ転送）････････････････････････････ ８２

目次

ページ

データを送る－⑥ 無線送信（注意、開始前の準備と調査、リアルタイム転送） ･･････････････

８６

データを送る－⑦ 無線送信（全データ転送）･･･････････････････････････････････････････ ８９収納データを送る－⑧ 無線送信（グループ番号データ転送）･･･････････････････････････ ９１
収納データを送る－⑨ 無線送信（ブロック番号データ転送）･･･････････････････････････ ９４
収納デ－タを送る－⑩ 無線送信（セクション番号デ－タ転送）･････････････････････････

９７

測定精度向上のための注意事項 ･･･････････････････････････････････････････････････

１０１

こんなときは（故障かな？と思ったら）･･････････････････････････････････････････････ １０２仕様 ◆本体 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

１０５◆プロ－ブ （オプション）･･････････････････････････････････････････････････ １０６
参考資料（測定の原理） ･････････････････････････････････････････････････････････

１０７安全上のご注意 （安全に正しくお使いいただくために）お使いになる人や他人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」を良くお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになったあと、いつでも取り出せる所に必ず保管してください。

警告● 本器を水に入れたり、ぬらさないように注意してください。 故障の原因になります。
水濡れ禁止
万一本器内に水が入った場合には、販売店または当社各営業所にご連絡ください。
● 本器の内部に金属や異物を入れないでください。 故障の原因となります。万一本器禁止
内に金属や異物が入った場合には、販売店または当社各営業所にご連絡ください。
● コネクタにねじ回しや棒を差し込まないでください。 故障の原因となります。
禁止● 投げたり、ぶつけたり、落としたりしないでください。 怪我や破損、故障の原因と禁止なります。
● 絶対に分解したり、改造したりしないでください。 異常動作をしたり、故障の原因と
分解禁止
なります。
内部の点検、整備、修理は販売店または当社各営業所にご依頼ください。

禁止● 本器に付属する専用のＡＣアダプタ以外は使用しないでください。また、指定電圧以外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因になります。

● 付属するＡＣアダプタ－の端子部に金属のピンやゴミを付着させないでください。
禁止
ショ－ト、感電、火災の原因となります。
● 濡れた手でＡＣアダプタの抜き差しはしないでください。
禁止
感電の原因になります。
● ＡＣアダプタのコ－ドを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、禁止
引っ張ったり、ねじったりしないでください。 また、重いものを乗せたり、挟みこんだりすると、コ－ドが破損し、断線、ショ－ト、火災の原因になります。
● SWT－８３００Ⅱの無線通信機能は国内専用です。 外国では使用できません。
禁止
外国の法律に抵触します。

－１－

安全上のご注意 （安全に正しくお使いいただくために）警告！ ● 長期間ご使用にならないときは、必ず電池を本器から取り出してください。
必ず実施
電池が劣化して、万一電解液が流れ出すと、異常動作や故障の原因となります。
！ ● 電池の交換は、必ず本書の「電池の入れ方」の項をお読みください。
必ず実施！ ● 電池は子供やペットの手の届かない所に保管して下さい。万一、飲み込んだりした
必ず実施
場合はすぐに医師に相談してください。
！ ● 電池を火や水の中に入れないでください。 火気、高温、湿気をさけ、暗く涼しく必ず実施
乾燥した場所に保管してください。
！ ● 電池に衝撃を与えたり、傷つけないでください。また、分解、ハンダ付け等の加工をしないでください。

必ず実施！ ● 電池を短絡したり、充電したりしないでください。また電池をペンチ等の金属製のものでもたないでください。

必ず実施

！

● 交換する電池は本書に指定の、新しい（未使用）電池を使ってください。

必ず実施

！

＋ 、○
－ ）に注意して正しく入れてください。
● 電池を入れるときは、本器の極性表示（○

必ず実施

！
必ず実施

！

● 電池が液漏れした場合は、漏れ液を布等で良くふき取って新しい電池に交換してください。
また、漏れ液には直接触れないで下さい。 皮膚や衣服に付いてしまった場合は水でよく洗ってください。
● 電池の廃棄は、地域の法律や条例に従ってください。

必ず実施

！
強制

● ＡＣアダプタの電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
また、傷んだり、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

！

● 本器の点検、お手入れのときは、必ず電源をＯＦＦし、ＡＣアダプタをコンセントから必ず実施
抜いてください。感電や怪我の原因となります。

－２－

安全上のご注意 （安全に正しくお使いいただくために）注意● ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤を噴きかけたりしないでください。
禁止
ひび割れ、故障の原因になります。
● 炎天下の自動車内や暖房器具のそばなど、温度が異常に高くなるところで保管禁止
しないでください。 本器に悪い影響を与え故障の原因になります。
● 本器の上に乗ったり、踏みつけたり、物を置いたりしないでください。
禁止
破損や、怪我の原因になります。
● ゴム製品やビニ－ル製品を長時間接触させたままにしないでください。
禁止
付着してはがれなくなる恐れがあります。

－３－

お守りください● ご使用になるまえに必ず本書をよく読んで、正しい操作をして下さい。
● 本器は精密機器です。 乱暴な取り扱いはしないでください。 故障の原因となります。
● プロ－ブのケ－ブルを引っ張ったり、折り曲げたり、本器に巻きつけたりしないでください。
ケ－ブルが断線したり破損する原因となります。
● プロ－ブの先端で物を叩いたり、引っかいたりしないでください。
正しい測定が出来なくなったり、プロ－ブが故障する原因となります。
● プロ－ブの先端は、いつもクリ－ンな状態にしてください。
少しでもゴミが付いていると精度の高い測定が出来ない恐れがあります。
● ご使用後は、汚れを落として、湿気や、ちり、ほこりのない場所に保管してください。
● 測定の精度を保つためには、年に１度は販売店または最寄りの当社各営業所に点検をご依頼ください。
● 大きい電気的なノイズが発生したり、強い磁気がある場所でのご使用は避けてください。
誤動作をしたり、故障の原因となることがあります。

－４－

準備
◆ 同梱品

同梱されている次の物品の有無をご確認ください。

・ 本体

ＳＷＴ－８２００Ⅱ または ＳＷＴ－８３００Ⅱ
・ 単３型乾電池（２本）・ 収納ケース

・ 取扱説明書（本書）・ 検査合格書（保証書） 兼 ユ－ザ－登録用紙

・ ＡＣアダプタ・ ＵＳＢケ－ブル（２．０ｍ）

・ ＵＳＢドライバ（ＣＤ）●オプションのプローブがある場合
・ プローブ
鉄素地用（Ｆｅ） または 非鉄金属素地用（ＮＦｅ）
・ テスト用ゼロ板（Ｆｅの場合：鉄素地／ＮＦｅの場合：非鉄素地の動作チェック用）

・ 標準厚板（フィルム：２枚、べーク：１枚）－５－

◆ 各部の名称
プロ-ブ接続端子

表示部

ハンド・ストラップ
操作キ－

電池収納部（背面）ＡＣアダプタ 接続コネクタ

ＵＳＢコネクタ● プロ－ブ接続端子
別売品のＳＷＴ専用プロ－ブを接続します。
（１） 鉄系の素材の上の塗装やメッキ、ライニング層等の皮膜の厚みを測定するには「Ｆｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続します。
（２） アルミニウムや銅等、非鉄系の素材の上の塗装やライニング層等の皮膜の厚みを測定するには「ＮＦｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続します。
● 表示部
測定値、操作のガイド、障害状態等を表示します。
● 操作キ－（１） 電源ＯＮ／ＯＦＦキ－本器の電源をＯＮ、ＯＦＦするキ－です。
（２） 「ZERO」キ－、「▲」キ－、「▼」キ－
正確な測定をするために測定前等に使用する調整用キ－です。
高機能動作時の調整等にも用います。
（３） 「LOCK／ＤＥＬＥＴＥ」キ－
ＬＯＣＫ：
測定中に誤ってキ－を押してしまい、誤動作することを防ぎます。
ＤＥＬＥＴＥ： 調整値を得るための測定操作で、異常な測定値を抹消します。
（「ゼロ調整」「標準調整」操作の場合のみ有効）－６－

（４） 「Ｃａｌ Ｎｏ．」キ－
高機能動作で、検量線の選択に使用するキ－です。
（５） 「Ｈ／Ｌ」キ－
高機能動作で、測定値の上限／下限を設定するために使用するキ－です。
（６） 「STATIS-TICS」キ－
高機能動作で、メモリ内に格納したデ－タの統計処理をおこなうために使用するキ－です。
（７） 「MeM.- SEL」キ－
高機能動作で、使用するメモリを選ぶために使用するキ－です。
（８） 「COM. ENABLE」キ－
高機能動作で、デ－タ転送の選択のために使用するキ－です。
（９） 「TRANS-MIT」キ－
高機能動作で、デ－タの転送を起動し実行するために使用するキ－です。
（10） 「MEM. CLEAR」キ－
高機能動作で、メモリ内に格納されているデ－タを消すときに使用するキ－です。
（11） 「DATA ERASE」キ－
高機能動作で、表示面に表示されている１つのデ－タを抹消するために使用するキ－です。
（12） 「CANCEL」キ－
高機能動作で、調整中に、調整を中止して、測定作業が直ちにできる状態に戻す
ときに使用するキ－です。
● 電池収納部
単３型の乾電池を２本収納します。
● ハンドストラップ
測定作業中に本器を誤って落とさないように、必ずストラップを手首に通してください。
● ＡＣアダプタ 接続コネクタ
付属の専用ＡＣアダプタを接続するためのコネクタです。
● ＵＳＢコネクタ
付属するＵＳＢケ－ブルを接続するためのコネクタです。

－７－◆ ＬＣＤに表示される項目①「ゼロ調整」、または「標準調整」 の表示②「鉄材」、または「非鉄材」の表示③④
測定デ－タの数値表示⑤
μｍ「電池消耗」の表示

送信機能の表示
検量線Ｎｏ． の表示
上限値、 下限値、 設定値の表示
メモリ、 選択、 使用状況の表示⑥⑦⑧① 「ゼロ調整」や、「標準調整」、「特殊調整」を行っているときに表示されます。
これらの調整の時以外は表示は消えています。
② 「Ｆｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、「（鉄材）」 と表示されます。
「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、「（非鉄材）」 と表示されます。
③ プロ－ブを押し当てて測定したデ－タが表示されます。
④ 電池が消耗して交換が必要になると「 BＡＴ 」マ－クが２段階で表示されます。
⑤ パ－ソナルコンピュ－タとＵＳＢによるデ－タの転送を行う状態にすると「 UＳＢ 」
マ－クが表示されます。
また、パ－ソナルコンピュ－タと微弱無線によるデ－タの転送を行う状態にすると「 Ｗ／Ｌ 」
マ－クが表示されます。（ＳＷＴ－８３００Ⅱのみ）⑥ 組になる「ゼロ調整」と「標準調整」が収納されている検量線の番号が表示されます。
Cal．No． **マークの箇所が 【空欄】 の場合、検量線が未入力*マークの箇所が 【■】 の場合、標準調整の検量線が入力済み*マークの箇所が 【▲】 の場合、特殊調整の検量線が入力済み⑦ 上限値や下限値を設定したときに、「上限となる膜厚の値」、「下限となる膜厚の値」を表示します。
この上下限値の設定範囲外になると、それぞれが点滅表示をします。
⑧ 測定デ－タを収納するメモリ場所を選ぶときにはその番号が点滅表示し、メモリにデ－タを収納しながら測定しているときには収納場所の番号が表示されます。

－８－◆ 本器に電池を入れる① 本器裏面の電池ぶたをはずします。
電池ぶたの「矢印」の部分を押したまま、下側にずらしてはずします。
② 電池を入れます。
＋、 ○－ の表示を確認して、表示のとおり電池を入れます。
必ず ○③ 電池ぶたを閉じます。

注意● 電池は同梱品か、または、指定のタイプの新しい（未使用）電池を使用してください。
● 電池の誤った使い方は液漏れや破裂の原因となりますので、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
● 長時間ご使用にならない場合には電池を本器から取り出して保管してください。
液漏れによる故障を防ぎます。
● 電池はお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
● 電池を廃棄するときは地域の法律や条例に従ってください。

本器に電池を入れたとき、表示部に次のようなメッセ－ジと、警告が表示される場合があります。
これは故障ではありません。 この場合はブザ－が鳴って表示が消えるまでお待ちください。

起動中

誤操作！

プロ－ブを空中へ

プロ－ブを接続

測定開始前には、ゼロ調整と標準板による調整をして下さい

して下さい。

本器の表示部に下記のような BAT マ－クが表示される場合には電池が消耗しています。
２本とも新しい電池に交換してください。

（鉄材）

―
BAT
Ｃａｌ．No． 1

μｍ－９－◆プロ－ブの接続、取り外し◎本器に別売のＳＷＴ専用プロ－ブを接続します。
用途に適したプロ－ブを選んでください。
プローブのプロ－ブ接続端子を、本体側プロ－ブ接続端子に挿入します。
コネクタは挿入する向きがあります。
向きを合わせれば、無理に力を加えなくても挿入できます。
外れないように留め金がかかるまで、挿入してください。

留め金

プロ－ブのコネクタ

プロ－ブ接続端子
本体側プロ－ブ接続端子◎本器から専用プロ－ブを取り外します。
プロ－ブを本体から外すには、プロ－ブコネクタの両側にある留め金のバネを内側に押し、留め金を外してから静かに引き抜きます。
無理に力を入れて引き抜かないでください。 故障の原因になります。

注意
ＳＷＴ専用プロ－ブを接続、または、取り外す場合には、本器の電源がＯＦＦになっていることを必ず確認してください。
電源が入っているときに、接続、または、取り外すと、本器やＳＷＴ専用プロ－ブが故障する恐れがあります。

－１０－◆ プロ－ブの持ち方
ケ－ブル

この部分を親指と人差し指で持ちます。
黒い樹脂製リング

測定する対象物に押し当てる部分◆ プロ－ブの押し当て方
・ 測定操作以外のときは、プロ－ブは金属製品から５ｃｍ以上離してください。
・ 測定するときには、測定する対象物に垂直に押し当てて下さい。
傾いていると大きい誤差が生じます。

○

×
プロ－ブ

測定する対象物

測定する対象物※ プロ－ブは素早く （「ス－」という感じで ） 測定する対象物に押し当ててください。
押し当てかたが遅いと大きな誤差が生ずる場合があります。
プローブの中央部分を左図のように持って、測定対象物表面に垂直に・素早く・静かに押し当てて下さい。
「ピッ」と音がして測定値が表示部に表示されます。
音がしない場合、５～７cm 位離してから再度測定して下さい。
※測定中は誤操作を防ぐため、キーロックモードをご利用下さい。

注意◆ プロ－ブで測定する対象物を叩くような押し当てかたは、しないでください。
プロ－ブの故障の原因になります。 また、測定する対象物を傷つける恐れがあります。
◆ 特殊な測定操作の場合を除き、プロ－ブで測定する対象物の表面を擦らないでください。
プロ－ブの先端が削れて故障の原因になります。 また、測定対象物を傷つける恐れが
あります。

－１１－

操作方法
（１）電源の入れ方
ON／OFF キ－を押します。

起動中

コメントが約５秒間継続します。

注意

プロ－ブを空中へ
測定開始前には、ゼロ調整と標準板による調整をして下さい

コメントの表示の間は必ず、プロ－ブを空中に保持してください。
この間に測定操作をすると、「誤操作」のメッセ－ジが表示され、電源をＯＦＦします。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
「Ｆｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続し、本器が鉄系の素材の測定にセットされていることを示しています。

（鉄材）

－
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ．

測定作業や、本器の調整操作ができる状態になります。

1

注意
本器の電源がＯＮしているときには、絶対にプロ－ブを本器から外さないでください。
電気的な衝撃で本器とプロ－ブの故障の原因となります。

注： 「Ｃａｌ．Ｎｏ． ＿」↑お買い求めになった最初は「１」 が表示されます。
既に、ご使用されているときには最後に設定された値が表示されます。
また、「上限値」、「下限値」が設定されている場合や、メモリが使用されている場合には、それぞれの欄（鎖線の部分）に設定値やＮｏ．が表示されます。

－１２－

（２）電源の切り方
ON／OFF キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

電源ＯＦＦ

コメントが約５秒間継続します。

します。
（後処理中）

本器は電源をＯＦＦします。

－１３－

（３）「Ｃａｌ．Ｎｏ．

」（検量線）の選び方

電源をＯＮした後、12 ペ－ジの「測定作業や、本器の調整操作ができる状態」になれば、直ちに測定作業を始めることができます。
但し、測定する素材の組成や形状の違いにより測定誤差が生じます。
測定誤差を出来る限り小さくして、確度の高い測定結果を得るために、測定作業の前に、【ゼロ調整】と【標準調整】の２点間の調整が必要です。この調整した物を「検量線」と呼びます。
一度調整した検量線デ－タを ＳＷＴ－８２００Ⅱでは１０組まで、ＳＷＴ－８３００Ⅱでは１００組まで収納しておくことができます。
収納場所は番号で表示されます。
「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示され
ます。

（鉄材）

－
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ．

1

CAL No. キ－を押します
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

表示されている番号が点滅します。

（鉄材）－
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． １

注意＊

番号が点滅している時間は、約２０秒です。
この間に ▲ か ▼ キ－を押す
操作を始めないとブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴って、元の状態に自動的に戻ります。
再度検量線番号を選ぶには、最初の操作から始めてください。
Ｃａｌ．Ｎｏ． の番号の右側（＊印の箇所）に■または▲が表示された場合には、その検量線は既に使用されて校正値が格納されています。
その値が既に必要ない場合には、「ゼロ調整」及び「標準調整」を行って下さい。
格納されていたデ－タは消去され、新しい
デ－タが格納されます。

▲ キ－か、または ▼ キ－を押して必要な番号を選びます。

－１４－

選んだ番号が点滅しています。

（鉄材）

－
μｍ

注意
番号が点滅している時間は約２０秒です。
この間に Cal No. キ－を押さないとブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴って、元の状態（この例でいうと、「７」をキャンセルし、「１」に戻ります） に自動的に戻ります。
番号を選ぶには、最初の操作から始めてください。

Ｃａｌ．Ｎｏ． ７

CAL No. キ－を押します
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

選んだ番号の点滅は止まります。
「Ｃａｌ．Ｎｏ．７」 は確定されます。

（鉄材）

－
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． ７「Ｃａｌ．Ｎｏ．○ 」を選んだ後、「測定作業や、本器の調整操作ができる状態」になり、測定作業を始めることができます。
但し、測定する素材の組成や形状の違いにより測定誤差が生じます。測定誤差を出来る限り小さくして、確度の高い測定結果を得るために、測定作業の前に、「ゼロ調整」と「標準調整」の２種類の調整を必ず行ってください。

－１５－

（４）ゼロ調整
１２ペ－ジで電源をＯＮした後、「起動中・・・」のコメントが終了すれば、直ちに測定作業を始めることができます。
但し、測定する素材の組成や形状の違いにより測定誤差が生じます。測定誤差を出来る限り小さくして、確度の高い測定結果を得るために、測定作業の前に、「ゼロ調整」と「標準調整」の２種類の調整を必ず行ってください。
※ 実際に測定する物体の素材と同一種類の材質で、出来るだけ形状の同じものを、用意します。
（これを「ゼロ板」とします）
ZERO キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

LOCK／DELETE キーのロック機能が停止し、
１データ “削除” の機能に切り替わります。

【ゼロ調整】

このコメントが表示されている間（約２0 秒）に
プロ－ブを上記の「ゼロ板」に押し当てます。

素地を数回測定。
終わったら、ＺＥＲＯを押してください。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ゼロ調整

ゼロ調整操作中であることを示します。
「Ｆｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続し、本器が鉄系の素材の測定にセットされていることを示しています。

(鉄材)

１

測定された数値です。
“０”より掛け離れた数値を測定した場合、
LOCK／DELETE キーを押すことで直前の測定データを１データ削除できます。
全て削除したときには“－”を表示します。

μｍ
Ｃａｌ．No:7「ゼロ調整」と「標準調整」の値を収納する場所である「Ｃａｌ．Ｎｏ．＿ 」です。

プロ－ブを「ゼロ板」から離します。
●プロ－ブを「ゼロ板」に押し当てる操作を
１～１０回までの範囲で、複数回行って下さい。
（プロ－ブを押し当てた都度、測定値が表示されます。）◆ゼロ板に押し当てる操作を１０回まで行うとブザーが「ピッ」、「ピッ」と２回、「ピッ」と１回鳴り、 ＺＥＲＯ キー
を押さなくともゼロ調整が自動で完了します。

－１６－

１０回以下の場合はZERO キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

LOCK／DELETE キーの“削除”の機能が停止し、“ロック” の機能に戻ります。

（鉄材）

ゼロ調整操作中であった［ゼロ調整］のコメントが消え、測定作業や、－本器の調整操作ができるようになります。

μｍ
Ｃａｌ．No:7■「Ｎ０．７」の検量線格納場所へデ－タが収納されたことを表す表示です。
◎ＪＩＳ Ｋ５６００の規定に沿った特殊調整の場合には「▲」が表示されます。
● プローブを複数回、「ゼロ板」に押し当てた測定値が「０」近辺であればＯＫです。
測定で値が「０」μｍより大きく離れている場合には、「ゼロ調整」を最初からやり直してください。
● ゼロ調整時に［ＬＬＬ］が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合ですので、素地になにも施工されていないことを確認し、上記のゼロ調整を２～４回繰り返し行い「０」が安定して出ることを確認してください。

注意
前ペ－ジの「ゼロ調整」のコメントが表示されている時間は、約２０秒です。
この間にプロ－ブを「ゼロ板」に押し当てないと、元の状態に自動的に戻ります。
再度、ゼロ調整を行うには、ゼロ調整の最初の操作から行ってください。

－１７－

（５）ゼロ調整 －特殊な調整方法 －◎ 図のように素材の表面に幾層も重ねて塗装をした場合、それぞれの塗装膜の厚さを測る
場合があります。
例えば、図の第４層の膜厚のみを測る場合には：３層の上面を「ゼロ」面として「ゼロ調整」を行います。
この第３層の面を「ゼロ」点として第４層のみの膜厚を測定した。

（４層）
（３層）
（２層）
（１層）

塗装膜
素

材

◆ 特殊な調整方法の解除測定作業が終わって、再び素材の表面を「ゼロ」面として「ゼロ調整」をする場合、１層から３層までの塗装膜の厚さが５０μｍ以上ある場合には、次の方法で「ゼロ調整」をしてください。
これ以下の場合は、通常の手順で「ゼロ調整」を行って解除してください。
●

実際に測定する材質の素材と同一種類で、出来るだけ形状の同じものを用意します。
（これを「ゼロ板」とします）
ZERO キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

LOCK／DELETE キーのロック機能が停止し、
１データ “削除” の機能に切り替わります。

【ゼロ調整】

このコメントが表示されている間（約２０秒）にプロ－ブを上記の「ゼロ板」に押し当てます。

素地を数回測定。
終わったら、ＺＥＲＯ を押してください。

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

－１８－

ゼロ位置がかさ上げされています。
調整を続けるにはZERO を ２回続けて押して下さい。

このコメントが表示されている間（約２０秒）にZERO キ－を２回押します。

注意
このコメントが表示されている時間は、約２０秒です。
この間に ZERO キ－を押さないと本器は「ゼロ調整」を中止し、元の状態に自動的に戻ります。
再度、「ゼロ調整」を行う必要があれば、最初からやり直してください。

ZERO キ－を押します。 －－ ①
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ZERO キ－を押します。 －－ ②
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

【ゼロ調整】

このコメントが表示されている間（約２０秒）にプロ－ブを「ゼロ板」に押し当てます。

素地を数回測定。
終わったら、ＺＥＲＯを押してください。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
ゼロ調整操作中であることを示します。
ゼロ調整

(鉄材)

測定された数値です。
“０”より掛け離れた数値を測定した場合、
LOCK／DELETE キーを押すことで直前の測定データを１データ削除できます。
全て削除したときには“－”を表示します。

１
Ｃａｌ．No:7μｍ

プロ－ブを「ゼロ板」から離します。

●プロ－ブを「ゼロ板」に押し当てる操作を１～１０回までの範囲で、複数回行って下さい。
（プロ－ブを押し当てた都度、測定値が表示されます）◆ゼロ板に押し当てる操作を１０回まで行うと「ピッ」、「ピッ」と２回、「ピッ」と１回鳴り、 ＺＥＲＯ キー
を押さなくともゼロ調整が自動で完了します。

－１９－

１０回以下の場合はZERO キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

LOCK／DELETE キーの“削除”の機能が停止し、“ロック” の機能に戻ります。
「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示され
ます。

（鉄材）

－
μｍ

「ゼロ調整」は完了し、測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。

Ｃａｌ．No． 1 ■● プロ－ブを複数回、「ゼロ板」に押し当てた測定値が「０」近辺であればＯＫです。
測定で値が「０」μｍより大きく離れている場合には、「ゼロ調整」を最初からやり直してください。
● ゼロ調整時に［ＬＬＬ］が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合ですので、素地になにも施工されていないことを確認し、上記のゼロ調整を２～４回繰り返し行い「０」が安定して出ることを確認してください。

注：
調整作業を行うと前の値は消されて最後に作業を行ったときの「ゼロ調整」の値が収納されます。

－２０－

（６）標準調整（CAL）●●●●「ゼロ調整」に使用した「ゼロ板」を用意します。
測定する皮膜の厚みと同じか、またはやや厚めの「標準厚板」を用意します。
「標準厚板」を「ゼロ板」の上に乗せます。
▲ キ－、または ▼ キ－を押します。

ブザーが「ピッ」と鳴ります。

LOCK／DELETE キーのロック機能が停止し、
１データ “削除” の機能に切り替わります。

このコメントが表示されている間（約２０秒）にプロ－ブを上記の「ゼロ板」に重ねた「標準厚板」に押し当てます。

【標準調整】
素地に標準厚板をのせて数回測定。
終ったら▲か▼を押して下さい。

押し当てる度にブザ－が「ピッ」と鳴ります。

標準調整

標準調整操作中であることを示します。
「Ｆｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続し、本器が鉄系の素材の測定にセットされていることを示しています。

(鉄材)

１０２

測定された数値です。
“標準厚板”より掛け離れた数値を測定した場合、
LOCK／DELETE キーを押すことで直前の測定データを１データ削除できます。データを全て削除したときには “－” を表示します。

μｍ
Ｃａｌ．No． 7 ■●プロ－ブで「ゼロ板」上の「標準厚板」の測定操作を
１～１０回の範囲で複数回行ってください。
（プロ－ブを押し当てた都度、測定値が表示されます）

測定操作が終わったら ▲▲ キーまたは、 ▼
キーを押して下さい。
▲◆測定操作を１０回まで行うとブザーが「ピッ」、「ピッ」と鳴り、次頁の調整画面に移行します。
◆１０回未満の測定操作をした後、約２０秒間何もしない
場合は、ブザーが「ピッ」、「ピッ」と鳴り、次頁の調整画面に移行します。

－２１－

注意
「標準調整」のコメントが表示されている時間は、約２０秒です。この間にプロ－ブを押し当てないと ▲ 、 ▼ キーを押す前の状態に自動的に戻ります。
再度、標準調整を行うには、標準調整の最初の操作から行ってください。

【標準調整】

このコメントが表示されている間（約２０秒）に▲ キ－、または、 ▼ キ－を押して「標準厚板」の厚さに合せてください。

▲か▼ で、数値を標準厚板の厚みに合せば、 すぐ、測定ができます。

▲ キー、または、 ▼ キーを押すとブザ－が「ピッ」と鳴り、最後にプロ－ブを押し当てたときの数値が現れます。

標準調整

最後にプロ－ブを押し当てたときの数値

(鉄材)

１０１
Ｃａｌ．No． 7 ■μｍ▼ キ－を押して、表示されている数値を
標準厚板の厚さ（この例では、１００μｍ）に合せます。

標準調整

(鉄材)
▲ キ－を押すと表示されている数値が大きくなります。
▼ キ－を押すと表示されている数値が小さくなります。

１００μｍ

標準厚板の厚さに合せます。

Ｃａｌ．No． 7 ■表示されている数値を標準厚板の厚さに合せたら、下記のⒶか、Ⓑのどちらかを選び操作します。
Ⓐ約５秒間待つⒷプローブを測定対象物へ押し当てる－２２－

Ⓐの場合：
ブザ－が「ピッ」、「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。
標準調整

設定終了

（鉄材）

－
Ｃａｌ．No． 7 ■

測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。

μｍ

Ⓑの場合
「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示され
ます。

（鉄材）

１００

測定モードです。

μｍ
Ｃａｌ．No． 7 ■●●プロ－ブを複数回、「ゼロ板」上の「標準厚板」に押し当てて測定し、値が「標準厚板」に記載されている厚みの近辺であればＯＫです。
測定値が「標準厚板」に記載されている厚みより大きく離れている場合には、「標準調整」を最初からやり直してください。

注：
調整作業を行うと前の「標準調整」値は消されて最後に作業を行ったときの「標準調整」値が収納されます。

－２３－

（７）「ゼロ調整」が困難な場合の２点調整
ブラスト鋼板のように表面が荒れており「ゼロ調整」を行うことが困難な場合、塗装された皮膜の厚さを測る際の校正方法として、測定対象の皮膜の厚さを挟んだ２種類の、厚さの異なる、標準厚板を使った校正方法が「ＪＩＳ Ｋ５６００」に定められています。
この調整機能は、この規定に準拠します。

注意
この調整と、通常の「ゼロ調整」や「標準厚板による調整」と混合して使用することはできません。
万一、混合して調整を行うと調整結果が大きく狂います。
● 測定対象の素地と同一のブラスト鋼板または、表面の荒れたアルミ等の非鉄材の素地と、厚さの異なる２種の標準厚板を用意して下さい。
標準厚板の厚みの差は下記の表に従って適切なものを選んで下さい。
予想する皮膜の厚さ～ ４９．９μｍ
５０．０μｍ ～ ９９．９μｍ
１００．０μｍ ～ ４９９．９μｍ
５００μｍ ～
９９９μｍ
１．００ｍｍ ～ ３．００ｍｍ
３．００ｍｍ以上
ＺＥＲＯ キ－を５秒以上押し続けます。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

標準厚板の厚みの差
１０μｍ以上２５μｍ以上５０μｍ以上１９９μｍ以上
０．５ｍｍ以上
２．００ｍｍ以上
LOCK／DELETE キーのロック機能が停止し、
１データ “削除” の機能に切り替わります。

このコメントが表示されている間（約２０秒）にプロ－ブを上記の「ゼロ板」に重ねた薄い方の「標準厚板」に押し当てます。

【特殊調整】
素地に薄いほうの標準厚板をのせ、数回測定。
終ったらＺＥＲＯを押して下さい。

押し当てる度にブザ－が「ピッ」と鳴ります。

特殊調整

特殊調整操作中であることを示します。
「Ｆｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続し、本器が鉄系の素材の測定にセットされていることを示しています。

(鉄材)

２６

測定された数値です。
数値がおかしく、掛け離れた値を測定した場合、
LOCK／DELETE キーを押すことで直前の測定値を１個削除し、その前の値を表示します。
全て削除したときには“－”を表示します。

μｍ
Ｃａｌ．No． ３－２４－

●プロ－ブを押し当てる操作を１～１０回の範囲で複数回行って下さい。
（プロ-ブを押し当てた都度、測定値が表示されます。）
測定操作が終ったら ＺＥＲＯ キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」「ピッ」と鳴ります。

◆測定操作を１０回繰り返すとブザ－が「ピッ」「ピッ」と鳴り、次の調整操作の表示に自動的に変わります。

【特殊調整】▲か▼で、数値を
標準厚板の厚みに合せて下さい。

注意
このコメントが表示されている時間は、約２０秒です。この間に ▲ キ－か ▼ キ－を操作しないと、元の状態に自動的に戻ります。再度、標準調整を行うには、標準調整の最初の操作から行ってください。

合せたら、 ＺＥＲＯを押して下さい。
▲ キ－または、 ▼ キ－押すとブザ－が「ピッ」と鳴り、最後に測定した数値が現れます。

特殊調整

(鉄材)

２７

最後に測定したときの数値です。

μｍ
Ｃａｌ．No． ３▼ キ－を押して、表示されている数値を
標準厚板の厚さ（この例では２５μｍ）に合せます。

特殊調整▲ キ－を押すと表示されている数値が大きくなります。
▼ キ－を押すと表示されている数値が小さくなります。

(鉄材)

２５
Ｃａｌ．No． ３μｍ
標準厚板の厚さに合せます。

表示されている数値を標準厚板の厚さに合せたら、次の①か②の操作をして下さい① ＺＥＲＯ キ－を押して下さい。
② 何も操作せず５秒間待ちます。

－２５－

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

このコメントが表示されている間（約２０秒）にプロ－ブを上記の「ゼロ板」に重ねた厚い方の「標準厚板」に押し当てます。

【特殊調整】
素地に厚いほうの標準厚板をのせ、数回測定。
終ったらＺＥＲＯを押して下さい。

押し当てる度にブザ－が「ピッ」と鳴ります。

特殊調整

(鉄材)

１９８

測定された数値です。
“標準厚板”より掛け離れた数値を測定した場合、
LOCK／DELETE キーを押すことで直前の測定データを１データ削除できます。データを全て削除したときには “－” を表示します。

μｍ●プローブで厚いほうの「標準厚板」の測定操作を
１～１０回までの範囲で、複数回行って下さい。
（プローブを押し当てた都度、測定値が表示されます。）
測定操作が終ったら ＺＥＲＯ キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」「ピッ」と鳴ります。

【特殊調整】▲か▼で、数値を
標準厚板の厚みに合せば、 すぐ、測定ができます。

◆測定操作を１０回まで行うとブザ－が「ピピッ」「ピッ」と鳴り、次の調整操作の表示に自動的に変わります。

このコメントが表示されている間（約２０秒）に▲ キ－、または ▼ キ－を押して「標準厚板」の厚さに合せて下さい。

▲ キ－または、 ▼ キ－押すとブザ－が「ピッ」と鳴り、最後にプロ-ブを押し当てたときの数値が現れます。

－２６－

特殊調整

(鉄材)

１９６

最後にプロ－ブを押し当てたときの測定値です。

μｍ

Ｃａｌ．No． ３▲ キ－を押して、表示されている数値を
標準厚板の厚さ（この例では２００μｍ）に合せます。

特殊調整▲ キ－を押すと表示されている数値が大きくなります。
▼ キ－を押すと表示されている数値が小さくなります。

(鉄材)

２００
μｍ

Ｃａｌ．No． ３

標準厚板の厚さに合せます。

表示されている数値を標準厚板の厚さに合せたら、次の①か②の何れかの操作を して下さい。

① プロ-ブを測定対象物、あるいは、素地に乗せた標準厚板等に押し当てて下さい。
自動的に調整が行われて、測定モ－ドに戻ります。
ブザ－が「ピッ」と鳴って、測定値が表示されます。
(鉄材)
測定モ－ドです。

１７０
Ｃａｌ．No． ３ ▲μｍ
このＮｏ．の検量線に「特殊調整」のデ－タが収納された、記号です。

② なにも操作せず５秒間待ちます。
ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

【特殊調整】

設定終了－２７－

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

－

測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。

μｍ
Ｃａｌ．No． ３ ▲●●このＮｏ．の検量線に「特殊調整」のデ－タが収納された、記号です。

プロ－ブを複数回、素地に乗せた「標準厚板」に押し当てて測定し、値が「標準厚板」に記載されている厚みの近辺であればＯＫです。
測定値が「標準厚板」に記載されている厚みより大きく離れている場合には、「標準調整」を最初からやり直してください。

注：
調整作業を行うと前の「調整」値は消されて最後に作業を行ったときの「特殊調整」値が収納されます－２８－

（８）検量線の消去「ゼロ調整」や「標準調整」（CAL）の誤操作で異常な検量線デ－タが収納された場合や、出荷時に内臓されている値に戻すには下記の方法で収納されている検量線の消去を行って下さい。
● 消去したい「ゼロ調整値」と「標準調整値」が収納されている「Ｃａｌ．Ｎｏ． 」（検量線）を選びます。
選びかたは（「Ｃａｌ．Ｎｏ． 」の選び方 １４ペ－ジ）を参照ください。
（鉄材）「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示され
ます。

－
μｍ

消去したい「ゼロ調整」の値と「標準調整」の値を収納している「Ｃａｌ． Ｎｏ．」。
「■」は値が収納されていることを示す記号。

Ｃａｌ．No． 5 ■ZERO キ－を押したまま、 ▼ キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

このコメントが表示されている間(20 秒)に消去▼ キ－を押します。

（ゼロ調整） 値（標準調整） 値
消去しますか？

注意
このコメントが表示されている時間は、約２０秒です。
この間に ▼ キ－を押さないと本器は消去を中止し、元の状態に戻ります。
検量線を消去する必要がある場合は、最初からやり直して下さい。

ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

消去
します「■」の記号が消えて、収納されていた値が消去され、空白になったことを示します。
（鉄材）

Ｃａｌ．No． 5－

測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。

μｍ

検量線の消去終了後、測定前には必ず「ゼロ調整」、「標準調整」を行ってください。

－２９－

機能の切替え（１）連続測定モードの切替
右図の様にプロ－ブを測定面をずらせながら連続して膜厚を測定する必要がある場合、次の方法で本器を「連続測定モ－ド」に切替え
ます。

素

材

通常の状態では、
プロ－ブを押し当てたときの測定値が保持されます。

(鉄材)

１２５
μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ZERO キ－を押したまま、 ▲ キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

本器は「連続測定モ－ド」になります。 デ－タは約０．５秒間隔で連続的に測定され、「ピッ」音と共に表示されます。

↓↑
プロ－ブの動き

↓
→

↑
→

→
素

→

→

→
材

-

751
-

751
837

125

124

126

123

124

751

測定値 表示の状況 （約０．５秒ごとに点滅して連続的に表示）※この連続測定の機能は電源 OFF しても継続され、次回の電源 ON 時にも利用できます。

－３０－

注意
前ペ－ジの測定方法はプロ－ブを測定面上を擦りながら移動させるので、プロ－ブや測定面を傷つけるおそれがあります。 傷つけないよう十分に注意して下さい。
また、この測定方法は必要最小限に留めてください。

《元の状態に戻す》「連続測定モ－ド」を元の状態に戻すには、設定時と同じ操作をします。

ZERO キ－を押したまま、 ▲ キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

「連続測定モ－ド」は解除され、元の状態に戻ります。

↓↑
プロ－ブの動き

↓
→

↑
→

→
素

→

→

→
材

-

125
-

125
-

125
125
125 125125↑
測定した値は、次の測定まで保持されます。

－３１－

125

（２）分解能の切替
５００μｍまでは厚みを細かく検査しようとするときに、０．１μｍ（０～４００μｍ）、
０．５μｍ（４００～５００μｍ）の単位まで、表示分解能を切替ることが出来ます。
この場合、次の方法で表示分解能を切替ます。
● 本器の電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
● LOCK/DELETE キ－を押したまま、 ON/OFF キ－をブザ－が次のように鳴るまで押し続けます。

ブザ－が「ピー」、「ピー」と鳴ります。

(鉄材)
0～４００μｍ間は０．１μｍ単位で、４００μｍ～５００μｍ間は０．５μｍ
単位で表示されます。

１２５．２
μｍ
Ｃａｌ．No．

1 ■《元の状態に戻す》「０．１μｍ」表示分解能を元の状態に戻すには、上記と同じ操作をします。
● 本器の電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
● LOCK/DELETE キ－を押したまま、 ON/OFF キ－をブザ－が次のように鳴るまで押し続けます。

ブザ－が「ピーッ」、「ピーッ」と鳴ります。

(鉄材)

１２５

少数点以下は表示されません。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■－３２－

（３）キ－ロックモ－ドの切替測定作業中に、指が誤ってキ－に触れて本器が誤動作するのを防ぎます。

● 電源 ON の状態で LOCK /DELETE キ－を押します。
ブザ－が「ピー」と鳴ります。

［］

ON/OFF キ－を除いた他の全てのキ－操作が無効になり、誤動作を防ぎます。

(鉄材)

１２５
Ｃａｌ．Ｎｏ． １ ■μｍ《ロックの解除》● ON/OFF キ－を押して、一旦、電源を切ります。
● ON/OFF キ－を押して、再度、電源を入れます。
ロックは解除されて、全てのキ－は反応します。

－３３－

測定
本器の落下を防ぐため、必ずハンドストラップに手首を通してご使用下さい。
１１ペ－ジの説明に従ってプロ－ブを持ち、測定する対象物にプロ－ブを素早く押し当ててください。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
測定した結果が表示されます。

１２５
Ｃａｌ．No． 1 ■μｍ

対象物にプロ－ブを押し当てる都度、ブザ－が「ピッ」と鳴って、測定した結果が表示されます。

《オ－トパワ－オフ》
キ－操作や、測定作業を全くしない状態が約３分以上続くと、電池の節約のために、本器の電源は自動的に OFF になります。

何もしない状態が約３分続くとブザ－が「ピ－」と鳴ります。

電源ＯＦＦ
コメントが約５秒間継続します。

します。
（後処理中）

ブザ－が「ピ－」と鳴ります。
本器は電源をＯＦＦします。

※ ＳＷＴ－８２００Ⅱ／８３００ⅡにはＡＣアダプタが付属しておりますが、アダプタを接続していてもこのオートパワー機能は作動します。
－３４－

上・下限値の設定
製品に塗装された皮膜の厚さが、管理基準などで決められた厚みの範囲内になっているか否かの判定を迅速に行うために、膜厚の上限値や下限値をあらかじめ設定し、決められた範囲を外れた
場合には、限界値を点滅し、警報を発生します。

注： １つの「Ｃａｌ．Ｎｏ．

」（検量線）に対応して１組の限界値が設定できます。

（１） 上限値を設定する
(鉄材)

１２５
μｍ

Ｃａｌ．No． 1 ■H/L キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
上限値／下限値の設定欄が表示されます。

１２５μｍ
Cａｌ．No． 1 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : - - - μm

下: --- μ

上限値欄が点滅します。

▲ キ－を押して必要な厚みの値に合せます。
数値が大きくなりすぎたときは、 ▼ を押して小さくします。

H/L キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

注意
上限欄が点滅している時間は約２０秒です。この間に ▲ キ－を押さないと、上限値／下限値の設定欄は消えて、元の状態に自動的に戻ります。
この場合、限界値の設定をするには最初の操作から行って下さい。

注： 上限の限界値が必要ないときには ▲キ－を押さずに H/L キ－を押して下さい。 「上: - - - μm」の点滅は止まります。

－３５－

(鉄材)下限値の設定欄が点滅します。

１２５μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : - - - μm

下限の設定が必要ないときには、 ▲ キ－を押さずに H/L キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴って、「測定操作や、本器の調整操作ができる」状態に戻ります。
下限の設定が必要なときは、 H/L キ－を押さないで次の操作を続けます。

（２） 下限値を設定する（上限値の続き）(鉄材)
下限値の設定欄が点滅します。

１２５
μｍ

注意

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : - - - μm

▲ キ－を押して必要な厚みの値に合せます。
数値が大きくなりすぎたときは、 ▼ キーを押して小さくします。
(鉄材)

下限欄が点滅している時間は約２０秒です。この間に ▲ キ－を押さないと、下限値の設定は中止され、「下 : - - - μm」の点滅は止まり、元の状態に自動的に戻ります。下限値の設定が必要であれば H/L
キーを続けて２回押して、左上図の状態にしてください。
下限値の設定欄が点滅します。

１２５μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

H/L キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)

１２５

限界値が設定されて、測定や本器の調整操作ができる状態に

μｍ

戻ります。

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

－３６－（３） 設定した限界値を消す
消去したい限界値が収納されている「Ｃａｌ．Ｎｏ．
」（検量線）を選びます。
選びかたは１４ペ－ジの（「Ｃａｌ．Ｎｏ．
」の選び方）を参照ください。
(鉄材)

１２５
μｍ
Ｃａｌ．No． 8 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

H/L キ－を押したまま DATA ERASE キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

上／下限値を消去しますか注意？

消去のコメントが表示している時間は約２０秒です。この間に DATA ERASE キ－を押さないと、設定されている限界値は消去されないで、元の状態に自動的に戻ります。
この場合、限界値の設定をするには最初の操作から行って下さい。

DATA ERASE キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」「ピ－」と鳴ります。

(鉄材)

１２５

設定されていた限界値は消去され、同時に、限界値の表示欄も消えます。

μｍ
Ｃａｌ．No． 8 ■－３７－上・下限値を設定した測定（１） 測定値が範囲内のときブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)

１３７
μｍ
Ｃａｌ．No． 8 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm（２） 測定値が上限オ－バ－のとき
ブザ－が「ピッ」「ピッ」「ピッ」、「ピッ」「ピッ」「ピッ」と鳴ります。
「オ－バ－」が表示されます。

オ－バ－

（鉄材）

１６３
μｍ

上限設定値が点滅します。

Ｃａｌ．No． 8 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

点滅します。

（３） 測定値が下限アンダ－のとき
ブザ－が「ピッ」「ピッ」「ピッ」、「ピッ」「ピッ」「ピッ」と鳴ります。
「アンダ－」が表示されます。

アンダ－

(鉄材)

９６
下限設定値が点滅します。

μｍ
Ｃａｌ．No． 8 ■ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

点滅します。
－３８－

測定デ－タの収納ＳＷＴ－８２００Ⅱは最大１０，０００デ－タまで、ＳＷＴ－８３００Ⅱは最大２０，０００デ－タまで収納することができます。収納する場所は以下のようになっています。
セクション：
ブロック：
グル－プ：

１個のセクションは１０デ－タまでを収納します。
それぞれの「デ－タの収納場所」には番号があります。
１個のブロックは１０個の「セクション」の集まりです。
それぞれの「セクション」には番号があります。
１個のグル－プは２０個の「ブロック」の集まりです。
それぞれの「ブロック」には番号があります。

ＳＷＴ－８２００Ⅱには５個の「グル－プ」があります。
ＳＷＴ－８３００Ⅱには１０個の「グル－プ」があります。

表示との関係は次のようになります。
（鉄材)

１３７

限界値が表示される場所です。

μｍ
Ｃａｌ．No 1

ﾒﾓﾘ No.

デ－タ収納場所の情報が表示されます。

■

GG

BB

SS

S: Y Y : Z Z

測定したデ－タを収納する「デ－タ番号」です。（１～１０）
１個の「セクション」に収納するデ－タの数を設定します。（１～１０）
セクション番号が表示されます。（１～１０）
ブロック番号が表示されます。（１～２０）
グル－プ番号が表示されます。（ＳＷＴ－８２００Ⅱ：１～５）（ＳＷＴ－８３００Ⅱ：１～１０）

注： これらの番号は弊社出荷時には次のようになっています。

メモリＮｏ．

１

１

１

－３９－

ｓ： １０ ：

１

（１）デ－タの収納場所を選ぶ
この例では：
グル－プ番号： 「３」ブロック番号： 「１２」セクション番号： 「１」の収納場所からデ－タを収納する
ときの設定をします。

(鉄材)

－
μｍ
Ｃａｌ．No． １ ■なお１セクションあたりの収納数を「８」とします。
MEM.-SEL キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
注： 左図は弊社出荷時を想定した表示です。

－

点滅します。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

1

1 S:

10 :

1

注意
メモリ番号が点滅している時間は約２０秒間です。
この間に MEM.-SEL キ－を押さないと点滅が止まり、変更前の表示が設定値となり、本器は「測定操作や、本器の調整操作ができる」状態に戻ります。
グル－プ番号を変える必要があれば、最初からやり直してください。

▲ キ－、または ▼ キ－を押してグル－プ番号「３」を選びます。

（鉄材）

－
μｍ

点滅します。

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

1

1 S:

10 :

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－４０－

グル－プ番号「３」が設定されます。
次にブロック番号の設定をします。

(鉄材)

－

点滅します。

μｍ
Ｃａｌ．No 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

1

1 S:

10 :

1

▲ キ－、または ▼ キ－を押してブロック番号「１２」を選びます。

（鉄材）

－
μｍ
点滅します。

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

10 :

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ブロック番号「１２」が設定されます。
次にセクション番号の設定をします。

(鉄材)

－

点滅します。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

10 :

1

▲ キ－、または ▼ キ－を押してセクション番号「１」を選びます。

（鉄材）

－
μｍ

点滅します。

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

10 :

1

－４１－

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
セクション番号「１」が設定されます。
次に１セクションあたりの収納数を設定します。

(鉄材)－

点滅します。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘNo.

3

12

1

S:

10 :

1

▲ キ－、または ▼ キ－を押して収納数「８」を選びます。

（鉄材）

－
μｍ
点滅します。

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

8:

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

－

続いて、「最初にデ－タを収納するセクション」の何番目を最初の収納場所にするかを指定します。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

8:

この例では、「セクションの中の１番目」
から収納を開始するよう指定します。

1▲ キ－、または ▼ キ－を押して収納を始める場所「１」を選びます。
点滅します。

－４２－

（鉄材）

－
μｍ
点滅します。

Ｃａｌ．No:． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

8:

1

MEM.‐SEL キ－を押します※。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

－

※注意
MEM.-SEL キ－を続けて２回押すと、「デ－タを収納しない」状態に変わります。このとき「デ－タの収納場所」の表示も消えます。
測定デ－タを収納する必要があれば、MEM.-SEL キ－を６回続けて押し、左図の様な状態（データ収納場所が表示され、設定した全ての数値が点滅していない）にしてください。

μｍ「デ－タを収納する場所の設定操作」は終わりです。
「測定操作や、本器の調整操作ができる」状態に戻ります。

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

8:

1

（２）データを収納しない状態にする（鉄材）－「デ－タを収納する状態」になっています。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

8:

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

－

「デ－タを収納しない状態」になります。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■－４３－

デ－タを収納する測定● デ－タを収納しながら測定するには、あらかじめ、本器を「測定デ－タを収納する」状態の準備を済ませておきます。
「グル－プ番号： ３」の内にある、「ブロック番号： １２」のブロック内にある「セクション番号： １」の「デ－タ番号： １」の場所から順番に、測定デ－タが収納されていきます。

（鉄材）

－
μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

８:

1

● １１ペ－ジの説明に従って、プロ－ブを持ち、測定する対象物にプロ－ブを素早く押し当ててください。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０５μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

８:

２

測定する度に番号は１つ進みます。
番号が「７」に進み、次の、８回目の測定では：収納場所の番号が１つ進んで「２」に進みます。
「１」番には今測定したデ－タが収納されました。

ブザ－が「ピッ」「ピ－」と鳴り、このセクションの最後尾にデ－タが収納され、次の測定でセクションが１つ進むことを警報します。
（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０３μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

８:

収納場所の番号が１つ進んで「８」になりました。
「１」番～「８」番には今まで測定した
８個のデ－タが収納されました。

８

－４４－

次の測定をします。 ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
（鉄材）

１０６

測定した結果が表示されます。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■収納場所の番号が「１」に戻ります。
ﾒﾓﾘ No.

3

12

2 S:

8:

1

「セクション番号： １」が満杯になったので、順番として「セクション番号： ２」に移行し、測定する度にセクションの先頭から順に、測定デ－タは収納されます。
測定デ－タの収納数が進んで、「セクション番号： １０」、「デ－タ番号： ７」に進み、次の８回目の測定ではブザ－が「ピッ」「ピ－」と鳴り、このセクションの最後尾にデ-タが収納され、次の測定でセクションが１つ進むことを警報します。
（鉄材）

１０４
μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■収納場所の番号が「８」になりました。
ﾒﾓﾘ No.

3

12

10

S:

8:

8

セクション番号が「１０」になりました。
測定します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０３

測定した結果が表示されます。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■収納場所の番号が「１」に戻ります。
ﾒﾓﾘ No.

3

13

1 S:

8:

1

セクション番号が「１」に戻ります。
ブロック番号が１つ進んで「１３」になります。
「ブロック番号： １２」の収納場所は、（ ＝ ８デ－タ／セクション × １０ セクション ＝ ８０ ）
今までの測定デ－タを収納して満杯になったので、順番として、「ブロック番号： １３」の最初の収納場所から、測定する度に測定デ－タは順番に収納されます。
－４５－

測定デ－タの収納数が進んで、「ブロック番号： ２０」、「セクション番号： １０」、
「デ－タ番号： ８」に進んだ次の測定では：
（鉄材）

１０４
μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■収納場所の番号が「８」になりました。
ﾒﾓﾘ No.

3

20

10

S:

8:

8

セクション番号が「１０」になりました。
ブロック番号が「２０」になりました。
測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０７μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■収納場所の番号が「１」に戻ります。
ﾒﾓﾘ No.

4

1

1

S:

8:

1

セクション番号が「１」に戻ります。
ブロック番号が「１」に戻ります。
グル－プ番号が１つ進んで「４」になります。
「グル－プ番号： ３」の収納場所は、（ ＝ ８デ－タ／セクション × １０ セクション／ブロック
× ２０ ブロック ＝ １，６００ ）今までの測定デ－タを収納して満杯になったので、順番として「グル－プ番号： ４」の最初の収納場所から、測定する度に測定デ－タは順番に収納されます。
◆測定デ－タの収納数が進んで、「クル－プ番号： ５（ＳＷＴ－８２００Ⅱ） 、１０（ＳＷＴ－８３００Ⅱ） 」「ブロック番号： ２０」、「セクション番号： １０」、「デ－タ番号： ８」に進んだ次の測定では：

－４６－

（鉄材）
左図はＳＷＴ－８２００Ⅱの例です。

１０１μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■収納場所の番号が「８」になりました。
ﾒﾓﾘ No.

5

20

10

S:

8:

8

セクション番号が「１０」になりました。
ブロック番号が「２０」になりました。
グル－プ番号が「５」（ＳＷＴ－８２００Ⅱ）『ＳＷＴ－８３００Ⅱでは「１０」』になりました。
測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

メモリ空きなし
デ－タ

記録停止

μｍ

Ｃａｌ．No． 1 ■◆「メモリ空きなし」時の３つの測定方法（１） 測定作業を続ける● 測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０３

注意

μｍ

測定は続けてできますが、デ－タは収納できません。

Ｃａｌ．No． 1 ■－４７－

（２） 空いている収納場所を探す● 測定作業を中断します。
● ４０ペ－ジから書いてある 「デ－タの収納場所を選ぶ」 手順でデ－タの収納されていない箇所を選びます。
（鉄材）
選んだ場所にデ－タが収納されていれば、その値が表示されます。

１０１μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

51

S: 1 0 :1（鉄材）
選んだ場所が空いていれば「－」が表示されます。

－
μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

2

注意
1

1

S: 1 0 :測定点数にもよりますが、５～６ブロック（収納数： ５００ ～ ６００）程度、続いて空いている収納場所を選ぶことをお勧めします。

1

測定を再開します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定値が表示されます。

１５２

測定した値が収納され収納場所の番号が１つ進みます。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

2

1

1

S: 1 0 :2（３） 不要なデ－タを消す● 使わなくなったデ－タが収納されている場所のデ－タを消して、そこにこれから測定するデ－タを収納します。
● 収納されているデ－タが全部要らないときには、収納場所のデ－タを全て消します。
５１ペ－ジ「データの消去（全データ）」を参照してデ－タを消してください。
● 終了後、「デ－タを収納しながらの測定」を再開します。

－４８－

連続測定モ－ドでの測定デ－タの収納
本器の「測定デ－タの収納」機能が設定され、３０ペ－ジに書いてある「連続測定モ－ド」に設定して測定しているときには、次の方法でデ－タをサンプリングして、所定のデ-タ収納場所へ収納することが出来ます。
● ４０ペ－ジから書いてある「デ－タの収納場所を選ぶ」手順で、デ－タを笑納する場所を選びます。
● 連続測定を始めます。

↓↑
プロ－ブの動き

↓
→

↑
→

→
素

→

→
材

→

-

751
-

751
837

125

124

126

123

TRANSMIT

124

751

キ－を押します。

キ－が押されたときのデ－タが収納されます。

－４９－

１デ－タの消去
誤って、プロ－ブを測定する場所でない所に押し当てたり、プロ－ブの押し当てかたが悪くて不良な
デ－タが収納されてしまった場合、また、収納した測定デ－タに不良な値を見つけた場合、それらの収納した値を消去します。
不良な値が表示された
（鉄材）

８５３
μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

2

1

1 S: 1 0 :5DATA ERASE キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
「削除？」の文字が現れます。
測定値が点滅します。

（鉄材）
削除？

８５３

注意
測定値が点滅している時間は約２０秒です。
この間に２回目の DATA ERASE キ－を押さないとブザーが「ピ－」、「ピ－」と鳴って点滅は止まり、本器は「測定操作や、調整操作ができる」状態に戻ります。
デ－タの削除が必要であれば、もう一度、
DATA ERASE キ－を押す操作から始めて
ください。

μｍ
Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

2

1

1 S: 1 0 :5DATA ERASE キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

１つ前の収納デ－タが表示されます。

（鉄材）

１０７
μｍ
収納場所の番号が１つ戻ります。

Ｃａｌ．No． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

2

1

1 S: 1 0 :

4

－５０－

デ－タの消去（全データ）
収納場所に収めているデ－タが不要になったときには、デ－タを削除して新しいデ－タが収納できる様にします （デ－タの消去）。

（１） 収納している 『全てのデ－タ』 の消去
（鉄材）

（表示例）

３０２

注意

μｍ

デ－タ収納場所の情報欄が表示されていることを確認してください。
表示されていないときには、 MEM．-SEL
キ－を押して表示させてください。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

6

S: 1 0 :3

MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

メモリ内
全デ－タ
一括消去
？

MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

メモリ内
全デ－タ
一括消去
します。

消去のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の MEM. CLEAR キ－を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、消去のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
全デ－タを消去する必要があれば、再度、
MEM. CLEAR キ－を押す操作から始めて下さい。

収納されていたデ－タは全部消去します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－５１－

「 － 」が表示されます。

（鉄材）

－
μｍ
デ－タ収納場所の情報欄の「グル－プ番号」「ブロック番号」「セクション番号」「デ－タ番号」
が全て 「 １ 」になります。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

11

1 S: 1 0 :1１セクション当りのデ－タ数は初期の「１０ 」になります。

－５２－

デ－タの消去（グループ）（２）『グル－プ番号』に収納されているデ－タの消去
グループ番号： １～５ （ＳＷＴ－８２００Ⅱ）、
１～１０ （ＳＷＴ－８３００Ⅱ）
（鉄材）

（表示例）

３０２

注意

μｍ

デ－タ収納場所の情報欄が表示されていることを確認してください。
表示されていないときには、 MEM．-SEL
キ－を押して表示させてください。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

6

S: 1 0 :3

MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
メモリ内
全デ－タ
一括消去
？

MEM．-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

消去のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の MEM.-SEL キ－を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、消去のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
グル－プ番号に収納されているデ－タを消去する必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押す操作から始めて下さい。

（鉄材）
グル－プ番号「５」に収納されている
デ－タの消去をする場合。

３０２μｍ

デ－タの表示欄が表示されます。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

12

6

S: 1 0 :3「グル－プ番号」が点滅します。

－５３－

▲ キ－か ▼ キ－を押してデ－タを消去するグル－プ番号に
合せます。

（鉄材）

３０２
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

5

12

6

S: 1 0 :3

グル－プ番号「５」に合せます。
MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｇ ＝ ５
デ － タ
一括消去
？

MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｇ ＝ ５
デ － タ
一括消去

－５４－

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）「－」が表示されます。

－
μｍ

デ－タ収納場所の表示欄の「グル－プ番号」： 「５ 」
「ブロック番号」： 「１ 」
「セクション番号」：「１ 」「デ－タ番号」：「１」になります。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

5

1

1 S: 1 0 :1１セクション当りのデ－タ数は「１０ 」になります。

－５５－

デ－タの消去（ブロック）（３）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タの消去
ブロック番号： １～２０ （ＳＷＴ－８２００Ⅱ／８３００Ⅱ）
（鉄材）

（表示例）

４０３
μｍ
Ｃａｋ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

2

デ－タ収納場所の表示欄が表示されている
6

3

S: 1 0 :5

MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

メモリ内
全デ－タ
一括消去
？

注意

MEM．-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

消去のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の MEM.-SEL キ－を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、消去のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
ブロック番号に収納されているデ－タを消去する必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押す操作から始めて下さい。

（鉄材）

グル－プ番号「１」の内のブロック番号「１２」に収納されているデ－タの消去をする場合。

４０３μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

2

デ－タの表示欄が表示されます。
6

3

S: 1 0 :5「グル－プ番号」が点滅します。
▲ キ－か ▼ キ－を押して目的のブロックがあるグル－プ番号に合わせます。
合せます。

－５６－

（鉄材）

２５６
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

1

63

S: 1 0 :5

グル－プ番号「１」に合せます。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

２５６
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ2 ■ﾒﾓﾘ No.

1

6

3 S: 1 0 :5「グル－プ番号」が「１」に設定され、「ブロック番号」が点滅します。
▲ キ－か ▼ キ－を押して目的のブロックがあるグル－プ番号に合わせます。
合せます。

（鉄材）

２５６
μｍ
Ｃａｌ．.No． 2

ﾒﾓﾘ No.

■1

12

3 S: 1 0 :5

グル－プ番号「１２」に合わせます。
MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－５７－

Ｂ ＝ １２【Ｇ ＝ １ 内】
デ － タ
一括消去
？

MEM．CLEAR キ－を押します。

Ｂ ＝ １２【Ｇ ＝ １ 内】
デ － タ
一括消去

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

「－」が表示されます。

（鉄材）

－
μｍ
Ｃａｌ．No． 2

ﾒﾓﾘ No.

デ－タ収納場所の表示欄の「グル－プ番号」： 「１ 」
「ブロック番号」： 「１２ 」「セクション番号」：「１ 」「デ－タ番号」：「１」になります。

■

1

12

1

S: 1 0 :1

１セクション当りのデ－タ数は「１０ 」になります。

－５８－

デ－タの消去（セクション）（４）グル－プの中のブロック中にある『セクション番号』に収納されているデ－タの消去
セクション番号： １～１０ （ＳＷＴ－８２００Ⅱ／８３００Ⅱ）
（鉄材）

（表示例）

４０３
μｍ

デ－タ収納場所の表示欄が表示されている

Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

2

63

S: 1 0 :5

MEM．CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
消去のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の MEM.-SEL キ－を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、消去のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
セクション番号に収納されているデ－タを消去する必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押す操作から始めて下さい。

メモリ内
全デ－タ
一括消去
？

MEM．-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

グル－プ番号「３」、ブロック番号「７」の内のセクション番号「５」に収納されているデ－タの消去をする場合。

（鉄材）

４０３
μｍ

デ－タの表示欄が表示されます。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

2

63

S: 1 0 :5「グル－プ番号」が点滅します。
▲ キ－、または ▼ キ－で目的のブロックがあるグル－プ番号を選びます。

－５９－

注： デ－タを消去したい「セクション：５」がグル－プ番号「３」の中のブロック番号「７」の中にある場合。

（鉄材）

５００
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

3

63

S: 1 0 :5

グル－プ番号「３」に合せます。
MEM．-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

注： ブロック番号「７」の中にデ－タを消去したい「セクション： ５」がある
場合。

（鉄材）

５００
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

3

63

S: 1 0 :5▲ キー、または ▼ キーで目的のセクションがあるブロック番号を選びます。

「グル－プ番号」に「３」が設定され、「ブロック番号」が点滅します。

（鉄材）

５００
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

3

73

S: 1 0 :5

ブロック番号「７」に合せます。
MEM．-SEL キーを押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

５００
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

3

73

S: 1 0 :5「ブロック番号」に「７」が設定されます。
「セクション番号」：「３」が点滅します。
－６０－

MEM．-SEL キーを押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

５００
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

3

7

5

S: 1 0 :5セクション番号「５」に合せます。
MEM．CLEAR キーを押します。
ブザ－が「ピー」、「ピー」と鳴ります。

S ＝ ５【Ｂ ＝ ７＜Ｇ ＝ ３
デ ー タ
一括消去
？

内】

MEM．CLEAR キーを押します。

Ｓ ＝ ５【Ｂ ＝ ７＜Ｇ ＝ ３ 内】
デ － タ
一括消去

－６１－

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）「－」が表示されます。

－
μｍ

デ－タの表示欄が表示されます。
「グル－プ番号」：「３」「ブロック番号」：「７」「セクション番号」：「５」「デ－タ番号」：「１」になります。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 2 ■ﾒﾓﾘ No.

3

7

5

S: 1 0 :1

１セクション当りのデ－タ数は「１０」になります。

－６２－

統計
（１）収納されている『全デ－タの統計』 （デ－タの統計計算値を表示）
（鉄材）

１０７
ﾒﾓﾘ No.

収納場所の情報が表示されています。

μｍ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■

1

2

5

S: 1 0 : 1 0

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
統計のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に２回目の STATIS-TICS キ
ーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、再度、
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて下
さい。

メモリ内
全デ－タ
統計 ？

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。

メ

モ

リ

内

全

デ

－

統

計

：

デ

－

タ

平

均

値 ：

１ ０ ６ ． ５

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． ４

最

大

値 ：

１ ０ ８ ． １

最

小

値 ：

１ ０ ４ ． ６

標

準

偏

数 ：

タ
１ ５ ０

差 ：

注：

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－トパワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

０ ． ８

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に
戻ります。

１０７
μｍ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 1 0 : 1 0－６３－

（２）『グル－プ番号』に収納されているデ－タの統計
グループ番号： １～５ （ＳＷＴ－８２００Ⅱ）
１～１０ （ＳＷＴ－８３００Ⅱ）（鉄材）
グル－プ番号「３」に収納されている
デ－タの統計操作の場合。

１０７μｍ

収納場所の情報が表示されています。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
統計のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の MEM.- SEL キーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、再度、
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて下
さい。

メモリ内
全デ－タ
統計 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
収納場所の情報が表示されています。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10

グル－プ番号が点滅します。
▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするデ－タが収納されている
グル－プ番号に合せます。

－６４－

（鉄材）

１０７

グル－プ番号「３」に収納されている
デ－タの統計操作の場合。

μｍ
収納場所の情報が表示されています。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

3

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「３」に合せます。
STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｇ＝ ３
全デ－タ
統計 ？

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。

Ｇ

＝

３

メ モ リ ・ デ － タ 統

計

数 ：

：

デ

－

タ

平

均

値 ：

１ ０ ６ ． ５

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． ４

最

大

値 ：

１ ０ ８ ． １

最

小

値 ：

標

準

偏

注：

１ ５ ０

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－ト・パワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

１ ０ ４ ． ６
差 ：

０ ． ８

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に
戻ります。

１０７
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

－６５－

（３）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タの統計
ブロック番号： １～２０ （ＳＷＴ－８２００Ⅱ／８３００Ⅱ）（鉄材）
グル－プ番号「１」の中のブロック番号「１４」に収納されているデ－タの統計操作の場合。

１０７μｍ

収納場所の情報が表示されています。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

メモリ内
全デ－タ
統計 ？

統計のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の MEM.-SEL キーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、再度、
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて下さい。

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
収納場所の情報が表示されています。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号が点滅します。
▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするグル－プ番号に合せます。

－６６－

（鉄材）

１０７
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「１」に合せます。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７

グル－プ番号「１」の中のブロック番号「１４」に収納されているデ－タの統計操作の場合。

μｍ
収納場所の情報が表示されています。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「１」が設定され、ブロック番号が点滅します。

▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするブロック番号に合せます。

（鉄材）

１０７
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

14

5

S: 10 :

10

ブロック番号「１４」に合せます。
STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｂ＝ １４【Ｇ＝ １ 内】
全デ－タ
統計 ？

－６７－

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。

Ｇ

＝

１

Ｂ ＝

１４

メ モ リ ・ デ － タ 統

計

：

デ

－

タ

数 ：

平

均

値 ：

１ ０ ６ ． 2

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． １

最

大

値 ：

１ ０ ７ ． ５

最

小

値 ：

標

準

偏

注：

５ ０

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－ト・パワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

１ ０ ４ ． ６
差 ：

０ ． ７

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に戻ります。

１０７μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

－６８－

（４）グル－プの中のブロックの中にある『セクション番号』に収納されているデ－タの統計セクション番号： １～１０ （ＳＷＴ－８２００Ⅱ／８３００Ⅱ）

グル－プ番号「５」の中のブロック番号「２」の中にあるセクション番号「１」に収納されているデ－タの統計操作の場合。

（鉄材）

１０７
μｍ

収納場所の情報が表示されています。

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
統計のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の MEM.- SEL キーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、再度、
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて下
さい。

メモリ内
全デ－タ
統計 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号が点滅します。
▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするグル－プ番号に合せます。

－６９－

（鉄材）

１０７
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「５」に合せます。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「５」が設定され、ブロック番号が点滅します。

▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするブロック番号に合せます。

（鉄材）

１０７
μｍ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

ブロック番号「２」に合せます。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

ブロック番号「２」が設定され、セクション番号が点滅します。
－７０－

▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするセクション番号に合せます。
（鉄材）

１０７
μｍ

Ｃａｌ＞Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

5

2

1

S: 10 :

10

セクション番号を「１」に合せます。
セクション番号は点滅します。

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

Ｓ＝ １
【B＝ ２ ＜G＝ ５ 内】
全デ－タ
統計 ？

統計のコメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次の STATIS-TICS キー
を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、再度、
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて下さい。

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。

Ｇ

＝

５

Ｂ

＝

２

メ モ リ ・ デ － タ 統

Ｓ
計

＝

１

：

デ

－

タ

数 ：

１ ０

平

均

値 ：

１ ０ ５ ． ９

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． １

最

大

値 ：

１ ０ ６ ． ８

最

小

値 ：

１ ０ ４ ． ６

標

準

偏

差 ：

注：

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－トパワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

０ ． ７

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に
戻ります。

１０７
μｍ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－７１－

デ－タを送るー①（ＵＳＢ）

ＵＳＢに接続してＰＣ（パ－ソナル コンピュ－タ）へデ－タを送り出します。
ＰＣ側のドライバ－のインスト－ルなどの準備の方法は、別添付の資料を参照してください。
本器が「連続測定モ-ド」に設定されていると、デ-タ転送の機能は無効です。事前に「通常の測定モ－ド」に設定されていることを確認ください。

（１） 測定したデータをそのまま送る 『リアルタイム転送』● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。

ＵＳＢコネクタへケーブルを接続し一方はＰＣへ接続する。
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

（鉄材）
COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ケ－ブル未接続μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■（鉄材）

ﾒﾓﾘ No.

１０１
ﾒﾓﾘ No.

1

ＵＳＢ
2

5

S: 10 :

2

5

S: 10 :

10注意

μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■1

ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと上図の様に「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE
キーを押し、ＵＳＢケ－ブルを接続してください。

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
測定をするたびに、デ－タが送り出されます。
ＵＳＢ

－７２－

の文字が反転表示されます。

（２）データの送り出しをやめる
（鉄材）

１０１
μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１

ＵＳＢ の反転表示文字が消えます。

デ－タの送り出しは止まります。

μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－７３－

収納デ－タを送るー②（ＵＳＢ）（３） 収納されている『全デ－タ』を送る● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは
消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
データを送り出す必要があれば、再度、
COM.ENABLE キ－を押して USB を表させるところから始めて下さい。

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

－７４－

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

メモリ内
全デ－タ
転送中

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－７５－

収納デ－タを送るー③（ＵＳＢ）（４）『グル－プ番号』に収納されているデ－タを送る● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

コメントが表示されている時間は約２０秒です。この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは
消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
データを送り出す必要があれば、再度、
COM.ENABLE キ－を押して USB を表させるところから始めて下さい。

－７６－

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
グル－プ番号「３」に収納されたデ－タを送り出す場合。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

3

グル－プ番号を「３」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－７７－

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送中

《 送り出しが終わった 》

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－７８－

収納デ－タを送るー④ （ＵＳＢ）（５）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タを送る● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が反転表示されます。

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約２０秒です。
この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
データを送り出す必要があれば、再度、
COM.ENABLE キ－を押して USB を表させるところから始めて下さい。

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－７９－

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。

（鉄材）
グル－プ番号「４」の中のブロック番号「７」に収納されたデ－タを送り出す例です。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号を「４」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号「４」が設定されます。
ブロック番号が点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してブロック番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

4

ブロック番号を「７」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ
7

5

S: 10 :

10

－８０－

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－は鳴りません。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】
全デ－タ
転送《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－８１－

元の状態に戻ります。

収納デ－タを送るー⑤ＵＳＢ（６）グル－プの中のブロックの中にある『セクション番号』に収納されているデ－タを送る● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が反転表示されます。

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約２０秒です。
この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、統計のコメントは消え、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」状態に戻ります。
データを送り出す必要があれば、再度、
COM.ENABLE キ－を押して USB を表させるところから始めて下さい。

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－８２－

グル－プ番号「５」中のブロック番号「８」の中のセクション番号「１」に収納されているデ－タを送り出す場合。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。
（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

グル－プ番号を「５」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
（鉄材）

１０１
ﾒﾓﾘ No.

5

μｍ

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

グル－プ番号「５」が設定され、ブロック番号が点滅します。

10▲ キ－か、 ▼ キ－を押してブロック番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

ブロック番号を「８」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■8

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－８３－

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

ブロック番号「８」が設定されます。
セクション番号が点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■8

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してセクション番号を
合せます。
（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5セクション番号を「１」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■8

1

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｓ＝ １【Ｂ＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－は鳴りません。

Ｓ＝ １【B＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送

－８４－

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－８５－

デ－タを送るー⑥ （無線送信） ＳＷＴ－８３００Ⅱ
注意● ＳＷＴ－８３００Ⅱのみに電波法に基づく無線送信機能は内蔵しています。
本器を分解、改造することは電波法に違反する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
● 本器は日本国内でのみ使用可能です。
海外では使用しないで下さい。
外国で使用して、電波法違反等、法律上の処罰を受けられても弊社は一切、責任は負いません。
● 本器から送信されるデ－タを受信するには、別売の専用受信器（ＳＷＴ－ＲＵ）が必要です。
ＳＷＴ－ＲＵには指定のシリアルプリンタ、あるいはパソコン等の処理機器を接続して受信したデ-タの処理や出力をして下さい。
パソコン等の処理機器をご使用の場合には機器や処理プログラムはお客様にてご用意下さい。
● 通信能力は周囲の状態の影響を大きく受けます。使用される場所であらかじめ通信テストをされることをお勧めします。
電波障害、誘導電波の発生場所の近くや、電磁ノイズの多い場所でのご使用には向きません。

（１） 作業開始前の準備と調査
ＳＷＴ－ＲＵにシリアルプリンタ（或いはパソコン等のデ－タ処理機器）を接続して動作させ、以下の調査を事前に実施して下さい。
① トランシ－バ－等の特定小電力無線を使用する他の機器が近辺で使用されていると、その影響を受けて異常なデ－タを出力したり、ＳＷＴ－８３００Ⅱからのデ－タが受信出来ない場合があります。
次項（２）の方法で試験的にデ－タを送信して、ＳＷＴ－ＲＵで正常に受信できることを確かめて下さい。
② ＳＷＴ－８３００ⅡとＳＷＴ－ＲＵとの組み合わせを限定しないで使用できるようにしています。
従って、ＳＷＴ－ＲＵを設置した近辺で複数台のＳＷＴ－８３００Ⅱを使用すると混信したり、受信出来ない恐れが生じます。事前にテストして混信したりしないことを確かめて下さい。
（目安としては、 １セットのＳＷＴ－ＲＵに対し、見通しのきく場所では１００ｍの範囲内で１セットのＳＷＴ－８３００Ⅱの組み合わせとなります。）③ 波長の短い電波を使用しているので、ビル等の建物の内部や、遮蔽物のある場所では電波が到達し難くなります。 事前にテストしてデ－タが正常に受信できることを確かめて下さい。
④ ＳＷＴ－ＲＵはケ－スにアンテナを内臓しています。ＳＷＴ－ＲＵを地面より高く設置するとＳＷＴ－８３００Ⅱとの距離を広げることが出来ることがあります。
⑤ 本器が「連続測定モ－ド」に設定されていると、デ－タ転送の機能は無効です。事前に「通常の測定モ-ド」に設定されていることをご確認ください。

－８６－

（２）測定した値をそのまま送り出す 『リアルタイム転送』● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器 「ＳＷＴ－ＲＵ」 の資料を参照してください。）
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が反転表示されます。

１０１
μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、「ケ－ブル未接続」のメッセージが表示されます。
この場合には、このメッセージを無視して、操作を続けてください。

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
反転表示された ＵＳＢ の文字がＷ／Ｌ に変わります。

１０１
Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :μｍ

10

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

TRANS-MIT キ－を押します。

測定をするたびに、そのデ－タは送り出されます。

－８７－◆データの送り出しをやめる
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１

Ｗ／Ｌ の反転表示文字が消えます。

デ－タの送り出しは止まります。

μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10－８８－

デ－タを送るー⑦（無線送信） ＳＷＴ－８３００Ⅱ

注意
デ－タの転送速度はシリアルプリンタの印字速度に合せています。 転送するデ－タが多量の場合には、転送が終るまで相当の時間を要しますので、必要なデ－タが収納されている部分だけを転送されることをお勧めします。

（３）収納されている『全デ－タ』を送る● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器「ＳＷＴ－ＲＵ」の資料を参照してください。）
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、「ケ－ブル未接続」のメッセージが表示されます。
この場合には、このメッセージを無視して、操作を続けてください。

μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
反転表示された ＵＳＢ の文字がＷ／Ｌ に変わります。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。
－８９－

注意

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

コメントが表示されている時間は約２０秒です。
この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、転送のコメントは消え、本器は「測定したデータをそのまま送り出す」状
態に戻ります。
メモリデータを送り出す必要があれば、再度、
MEM.-SEL キ－を押して左図のコメントを表させるところから始めて下さい。

注： 転送時間はメモリに収納されている
デ－タ数によります。

メモリ内
全デ－タ
転送中

この間、本器は転送状態を保持し、転送が完了するまでキ－の操作は電源ＯＮ／ＯＦＦキ－の操作を除き全て無効となります。

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10－９０－

収納デ－タを送るー⑧（無線送信）ＳＷＴ－８３００Ⅱ（４）『グル－プ番号』に収納されているデ－タを送る● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器「ＳＷＴ－ＲＵ」の資料を参照して下さい。）
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、「ケ－ブル未接続」のメッセ－ジが表示されます。
この場合には、このメッセ－ジを無視して、操作を続けて下さい。

μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
反転表示された ＵＳＢ の文字がＷ／Ｌ に変わります。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :10MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－９１－

注意

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

コメントが表示されている時間は約２０秒です。
この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、転送のコメントは消え、本器は「測定したデータをそのまま送り出す」状
態に戻ります。
グループ内データを送り出す必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押して左図のコメントを表させるところから始めて下さい。

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
グル－プ番号「３」に収納されたデ－タを送り出す例です。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5 S: 10 :10▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

3

グル－プ番号を「３」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5 S: 10 :10TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－９２－

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注： 転送時間はメモリに格納されている
デ－タ数によります。

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送中

この間、本器は転送状態を保持し、転送が完了するまでキ－の操作は電源ＯＮ／ＯＦＦキ－の操作を除き全て無効となります。

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :

10

－９３－

収納デ－タを送るー⑨（無線送信）ＳＷＴ－８３００Ⅱ（５）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タを送る● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器「ＳＷＴ－ＲＵ」の資料を参照して下さい。）
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、「ケ－ブル未接続」のメッセ－ジが表示されます。
この場合には、このメッセ－ジを無視して、操作を続けて下さい。

μｍ
ＵＳＢ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :の文字が反転表示されます。

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
反転表示された ＵＳＢ の文字がＷ／Ｌ に変わります。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :10MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－９４－

注意
コメントが表示されている時間は約２０秒です。
この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、転送のコメントは消え、本器は「測定したデータをそのまま送り出す」状
態に戻ります。
ブロック内データを送り出す必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押して左図のコメントを表させるところから始めて下さい。

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
グル－プ番号「４」の中のブロック番号「７」に収納されているデ－タを送り出す例です。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1▲ キ－か、 ▼合せます。

グル－プ番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5 S: 1 0 :10

キ－を押してグル－プ番号を

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号を「４」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号「４」が設定されます。
ブロック番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5 S: 1 0 :

10

－９５－

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してブロック番号を
合せます。
（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

ブロック番号を「７」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■7

5

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。（ブザ－は鳴りません）

注： 転送時間はメモリに格納されている
デ－タ数によります。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】
全デ－タ
転送

この間、本器は転送状態を保持し、転送が完了するまでキ－の操作は電源ＯＮ／ＯＦＦキ－の操作を除き全て無効となります。

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :

10

－９６－

収納デ－タを送るー⑩（無線送信）ＳＷＴ－８３００Ⅱ（６）グル－プの中のブロックの中にある『セクション番号』に収納されているデ－タを送る● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器「ＳＷＴ－ＲＵ」の資料を参照して下さい。）
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

ＵＳＢ
2

5

S: 10 :

10

ＵＳＢの文字が反転表示されます。

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、「ケ－ブル未接続」のメッセ－ジが表示されます。
この場合には、このメッセ－ジを無視して、操作を続けてください。

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

Ｗ／Ｌ
2

5 S: 1 0 :10MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－９７－

反転表示された ＵＳＢ の文字がＷ／Ｌ に変わります。

注意

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

コメントが表示されている時間は約２０秒です。
この間に次のキーを押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、転送のコメントは消え、本器は「測定したデータをそのまま送り出す」状
態に戻ります。
セクション内データを送り出す必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押して左図のコメン
トを表させるところから始めて下さい。

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１

グル－プ番号「５」中のブロック番号「８」の中のセクション番号「１」に収納されているデ－タを送り出す例です。

μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

グル－プ番号を「５」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

グル－プ番号「５」が設定されます。
ブロック番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■2

5

S: 10 :

10－９８－

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してブロック番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

ブロック番号を「８」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ．: 1 ■8

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

ブロック番号「８」が設定されます。
セクション番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■8

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してセクション番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5セクション番号を「１」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■8

1

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－９９－

Ｓ＝ １
【B＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。（ブザ－は鳴りません）

注： 転送時間はメモリに格納されている
デ－タ数によります。

Ｓ＝ １【B＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送

この間、本器は転送状態を保持し、転送が完了するまでキ－の操作は電源ＯＮ／ＯＦＦキ－の操作を除き全て無効となります。

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ
Ｃａｌ．Ｎｏ． 1 ■ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

－１００－

元の状態に戻ります。

測定精度向のための注意事項① ゼ ロ 板 ----- ゼロ調整・標準調整(ＣＡＬ)で使用するゼロ板は、測定対象物の素地と同種、同厚、同形状のものを用意して下さい。
異なったゼロ板で調整すると正確に測定できません。
※オプションのプローブに付属している“テスト用ゼロ板”〔電磁用：SUS430（フェライト系ステンレス）、渦電流用：AL1050(アルミニウム)〕は本器の動作チェック用です。 実際の測定対象物の素地を用意して下さい。

② 標準厚板 ----- 測定対象の塗膜など皮膜厚より少し厚めの標準厚板で標準調整(ＣＡＬ)をして下さい。
※かけ離れた標準厚板を使用すると誤差の原因になります。
標準厚板が傷んだり、曲がったりした場合は新しいものと交換して下さい。
付属以外の標準厚板をご希望の際は、最寄りの営業所にお申し付け下さい。（15μｍ以上）③ 皮膜の性質 ----- 皮膜成分に磁性物が含まれている場合、正確に測定できません。
弾性皮膜の場合、30～50μｍ程度の標準厚板をのせてから測定し、測定値からその厚さを差引くと、凹みによる影響を防ぐ事ができます。

④ 端・角など ----- 測定対象物の端・角およびその付近は磁束の状態が不均一になります。
の影響
一般に端から 15mm～20mm 以上中心に寄った部分を測定して下さい。
突起部、湾曲部、その他急激な変形部分の付近も同様な注意が必要です。

⑤ 表面粗さ ----- 素地の表面粗さ、測定面の表面粗さは、ともに測定値に影響を与えます。
の影響
その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求めて下さい。

⑥ 圧延の影響 ----- 素地に圧延ムラが存在している場合があります。
そのため部位により測定値に誤差が生じることがあります。
その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求めて下さい。

⑦ 温度の影響 ----- 使用温度範囲は０～４０℃以内です、特に本体とプローブとの温度差が大きいと誤差の原因なります。

⑧ 残留磁気、 ----- 電磁石式搬送方式などにより、素地に残留磁気がある場合や、
迷走磁界の影響 アーク溶接などからでる強い磁界によって測定値に影響がでる場
合があります。

－１０１－

こんなときは （故障かな？と思ったら）修理・サ－ビスをお申しつける前に次の点をお調べください。
こんな時は「ON/OFF」キ－を押したが何の反応もない。
電池を２本とも新品と交換して「ON/OFF」キ－を押したが何の反応もない。

調べるところ／原因
電池が消耗していないですか？

処

置

電池を２本とも新品と交換してみて下さい。

本器が故障していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に修理をお申し付けください。

電池が消耗しています。

しばらくの間は使用可能です。
まもなく電池がなくなります。
新しい電池を準備してください。

さらに電池が消耗しておりすぐに使えなくなります。

新しい電池に交換してください。

電池が無くなっています。

新しい電池に交換してください。

「ON/OFF」キ－を押した直後に
プロ－ブを対象物に押し当てて測定作業を始めた。

この文章が表示されている間は
プロ－ブを測定対象物や金属から離して空中に保持してください。

プロ－ブを接続しないで本器の「ON/OFF」キ－を押した。

プロ－ブを接続されていることを確認した後「ON/OFF」
キ－を押してください。

BAT

BAT

電池消耗
電池を交換
して下さい。
《電源ＯＦＦ》
誤操作！
プロ－ブを中空に保持して下さい。

《電源ＯＦＦ》
誤操作！
プロ－ブを接続
して下さい。
《電源ＯＦＦ》－１０２－

こんな時は障害！
プロ－ブに障害が発生しています
交換して下さい。
《電源ＯＦＦ》

調べるところ／原因処

置

プロ－ブが故障していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に修理をお申しつけください。

本体とプロ－ブの両方に障害が発生していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に修理をお申しつけください。

キ－を押しても反応がない。

「ＬＯＣＫ」キ－が押されている。

一旦、電源をＯＦＦした後、再度、電源をＯＮして『キ－ロック』を解除して下さい。

キ－ロック解除して、キ－を押しても反応がない。

本体に障害が発生していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に点検、修理をお申し
つけください。

メモリに測定デ－タが格納されない。

全てのメモリにデ－タが格納されて空きがない。

不要なデ－タを消去して空きを作ってください。

測定モ－ドが『連続測定』になっている。

「TRANS-MIT」キ－を押してください。 押したときのデ－タが収納されます。

ＵＳＢケ－ブルが接続されていない。

ＵＳＢケ－ブルを接続してください。
『無線送信』機能をご使用しているときには無視して
ください。

障害！
プロ－ブと本体に異常があります。
修理が必要です。
《電源ＯＦＦ》

ケ－ブル未接続－１０３－

こんな時は調べるところ／原因

ＵＳＢでのデ－タ転送ができない。

① ＵＳＢケ－ブルの接続。
② パソコン側の準備。

ＵＳＢでのデ－タ転送がこれまで動作していたが突然転送できなくなった。

無線送信での転送ができない。

① パソコン側の動作等。
② パソコン側に異常がない。
本体に異常が発生していると思われる。

① 本体と受信器との距離。
（受信器： ＳＷＴ－ＲＵ）② 受信器の電源。

③ 出力装置。

④ 上記①～③に異常はない。

－１０４－

処

置

① ＵＳＢケ－ブルを確実に接続してください。
② （１） 添付のＣＤより
ドライバ－を正しくインスト－ルしてください。
（２） コムポ－ト番号を正しく設定してください。

① パソコン側に異常がないか
点検してください。
② 販売店または最寄りの当社営業所に修理をお申し
つけください。

① 本体が発信する電波の到達範囲にあるかチェック
してください。
② 受信器の電源がＯＮになっているか点検してください。 電池で動作している場合には、電池が消耗していないか
点検してください。
③ 受信器にプリンタ等のご使用されている出力装置や、接続ケ－ブルに異常がないか点検してください。
④ 販売店または最寄りの当社営業所に修理をお申し
つけください。

仕 様
◆本体
項

目

説

明

（ 摘

品 名型式

電磁式／渦電流式両用膜厚計（ＳＷＴ－８２００Ⅱ、 ＳＷＴ－８３００Ⅱ）

表 示方式

グラフィックＬＣＤ （データ ・ メッセージ）

測定範囲

オプションの接続プローブにより異なる

検 量 線 校 正（CAL）付 加 機 能キ－ の 種 類

２点校正式

要 ）

ゼロ点：
素地を使用する校正
標準調整点： 素地と標準厚板を使用する校正① キー入力ロック② オートパワーオフ （約３分）③ 測定モ－ドの切替 （ホ－ルド／連続）④ 表示分解能の切替⑤ 検量線・校正値の一括消去⑥ 検量線の設定可能数：最大１０本(ＳＷＴ－８２００Ⅱ)
最大１００本(ＳＷＴ－８３００Ⅱ)⑦ 上／下限値設定、警報（各検量線毎に設定）⑧ 測定データメモリ：１０，０００データ(ＳＷＴ－８２００Ⅱ)
２０，０００データ(ＳＷＴ－８３００Ⅱ)⑨ 統計処理、表示⑩ ＵＳＢ接続⑪ 特定小電力無線(ＳＷＴ－８３００Ⅱ)
ON/OFF 、 ZERO、CAL No. 、、 STATISTICS

Ｈ/Ｌ

▲

、

▼

、 LOCK／DELETE 、、 MEM.-SEL 、

COM.ENABLE 、 TRANSMIT 、 MEM.CLEAR 、
DATA ERASE 、 CANCEＬ
電

源

使 用 温 度３Ｖ ＤＣ （単３乾電池×２本） 、 （専用ＡＣアダプタ）
０～４０℃ （結露しないこと）

付 属 品

乾電池、収納ケース、
AC アダプタ、USB ケーブル、USB ドライバ（ＣＤ）オプション

鉄素地用プローブ（Ｆｅ）、 非鉄素地用プローブ（ＮＦｅ）

外 形 寸 法７２（Ｗ） × ３０（Ｈ） × １５６（Ｄ）mm

本体重 量

２１０ｇ
２００９年 １０月改訂－１０５－

◆プローブ（オプション）
型式

Fe－2．5／Fe－2．5L

ＮＦｅ－2．0／ＮＦｅ－2．0L

ＮＦｅ－0．6

測定方式

磁気誘導式

測定範囲

0 ～ 2．50ｍｍ

0 ～ 2．00ｍｍ

0 ～ 600μｍ

1μｍ：0～999μｍ
切替により0．1μｍ：0～400μｍ、0．5μｍ：400～500μｍ

1μｍ：0～999μｍ
切替により0．1μｍ：0～400μｍ、0．5μｍ：400～500μｍ

1μｍ：0～600μｍ
切替により0．1μｍ：0～400μｍ、0．5μｍ：400～500μｍ

0．01mm：1．00～2．50mm

0．01mm：1．00～2．00mm

0～100μｍ：±１μｍ
または指示値の±2％以内
101μｍ～2．50ｍｍ：±2％以内

0～100μｍ：±1μｍ
または指示値の±2％以内
101μｍ～：2．00ｍｍ±2％以内

0～100μｍ：±1μｍ
または指示値の±2％以内
101μｍ～600μｍ：±2％以内

１点定圧接触式、Ｖカット付
φ１３×４８mm

１点定圧接触式、Ｖカット付
φ１３×４７mm

１点定圧接触式、Ｖカット付
φ１１×４８mm

表示分解能

測定精度
（平滑面に対して）

プローブ

付属品

測定対象

渦電流式

オプション ： Ｖ型プローブアダプタ（３種類：φ５以下用、φ５～１０用、φ１０～２０用）
標準厚板、
標準厚板、テスト用ゼロ板（非鉄用）
テスト用ゼロ板（鉄用）
アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など
鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッ 比較的汎用な測定物用
細い丸棒、細管、微少片等でのキ（電解ニッケルメッキを除く）
高安定性用
など

※プローブは耐熱用（約 200～250℃）です。（ＮＦｅ-0．6 は除く）
◆その他のプローブについてはお問い合わせ下さい。

－１０６－

参考資料 （測定の原理）● 磁気誘導式 （電磁式）
プロ－ブから発生する交流磁界に鉄等の磁気に反応する金属が接近すると、磁界に影響を与えます。
金属がプロ－ブに接近するほど強く引き合います。
即ち、プロ－ブから発生する磁気が通りやすくなり
磁力線の密度が高くなった結果、強く引き合います。
逆に金属がプロ－ブから遠ざかると引き方は弱くなります。
これは、金属が遠ざかってプロ－ブから発生する磁気が通り難くなり磁力線の密度が疎になるので引き方が弱くなるからです。
磁気の通り易さ／通り難さの程度（Ｒｅｌｕｃｔａｎｃｅ）と金属上の皮膜の厚さとの相関関係をあらかじめ解析しておきます。
測定時にはＲｅｌｕｃｔａｎｃｅを測り、前述の相関関係を使って膜厚値に変換します。
Ｒｅｌｕｃｔａｎｃｅは磁気量で直接には観測し難いので磁気をコイルに通し、電磁誘導の原理で観測や処理が容易な電気量に変換して膜厚値への変換処理を行います。

● 渦電流式プロ－ブから発生する交流磁界に金属が接近すると磁界の影響で金属の表面に渦電流が発生します。
金属がプロ－ブに接近するほど渦電流は強くなり、渦電流を発生させる磁場の密度も高くなります。
逆に金属がプロ－ブから遠ざかると渦電流は弱くなり、磁場の密度も疎になります。
磁場の疎密度と金属上の皮膜の厚さとの相関関係をあらかじめ解析しておきます。
測定時には磁場の疎密度を測り、前述の相関関係を使って膜厚値に変換します。
磁場の疎密度は直接には観測し難いのでコイルを磁場の中に置き、電磁誘導の原理で観測や処理が容易な電気量に変換して膜厚値への変換処理を行います。
一般的に、渦電流式ではアルミや銅等の高周波電流まで良く通す素材と、鉄等の高周波電流の通り難い素材を分けて、非磁性の素材上の膜厚測定に適する様に
高周波電流を利用します。

－１０７－

営業品目● 膜厚計、ピンホール探知器、水分計、鉄筋探査機、結露計、検針器、鉄片探知器、粘度計

東 京 営 業 所：〒101‑0047 東京都千代田区内神田 2‑6‑4 柴田ビル２階
TEL 03‑3254‑5031 FAX 03‑3254‑5038
大 阪 営 業 所：〒530‑0046 大阪市北区菅原町 2‑3 小西ビル
TEL 06‑6362‑7805 FAX 06‑6365‑7381
名古屋営業所：〒462‑0847 名古屋市北区金城 3‑11‑27 名北ビル
TEL 052‑915‑2650 FAX 052‑915‑7238
福 岡 営 業 所：〒812‑0023 福岡市博多区奈良屋町 11‑11
TEL 092‑282‑6801 FAX 092‑282‑6803
本社：〒213‑0026 川崎市高津区久末 1677
TEL 044‑751‑7121 FAX 044‑755‑3212

URL http://www.sanko‑denshi.co.jp

E‑mail info@sanko‑denshi.co.jp