Lietošanas pamācība

Krāsu LCD monitors

Svarīgi!
Pirms lietošanas noteikti jāizlasa lietošanas pamācība unuzstādīšanas rokasgrāmata.
• Uzstādīšanas rokasgrāmatā skatiet informāciju par monitora
iestatījumiem un pielāgojumiem.
• Jaunākā informācija par produktu, tostarp lietošanas pamācība, ir
pieejama mūsu tīmekļa vietnē.
www.eizoglobal.com

DROŠĪBAS SIMBOLIŠajā rokasgrāmatā un šim produktam ir izmantoti tālāk norādītie drošības simboli. Tie
norāda uz kritisku informāciju. Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi.

BRĪDINĀJUMSUZMANĪBU

BRĪDINĀJUMĀ sniegtās informācijas neievērošanas rezultātā var izraisīt
nopietnu traumu un apdraudēt dzīvību.
Norādē UZMANĪBU sniegtās informācijas neievērošanas rezultātā var izraisīt
mērenu traumu un/vai sabojāt īpašumu vai produktu.

Norāda uz brīdinājumu vai piesardzības pasākumu. Piemērs:“elektrošoka” risku.
Norāda uz aizliegtu darbību. Piemērs:

norāda uz

nozīmē “Neizjaukt”.

Šis produkts ir noregulēts konkrēti izmantošanai reģionā, uz kuru tas sākotnēji tika nosūtīts.
Ja produkts tiek izmantots ārpus šī reģiona, tas var nedarboties, kā norādīts specifikācijās.
Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt
nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski vai kā citādi — bez
iepriekšējas rakstiskas EIZO Corporation atļaujas.
EIZO Corporation pienākums ir nodrošināt jebkura iesniegtā materiāla vai informācijas
konfidencialitāti, ja nav veiktas iepriekšējas norunas saskaņā ar EIZO Corporation minētās
informācijas saņemšanu. Kaut arī ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu to, ka šajārokasgrāmatā ir ietverta atjaunināta informācija, lūdzu, ņemiet vērā, ka EIZO produkta
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
2

DROŠĪBAS PASĀKUMI

DROŠĪBAS PASĀKUMI
Svarīgi!
Šis produkts ir noregulēts konkrēti izmantošanai reģionā, uz kuru tas sākotnēji tika nosūtīts.
Ja produkts tiek izmantots ārpus šī reģiona, tas var nedarboties, kā norādīts specifikācijās.
Personīgās drošības un pareizas apkopes nolūkos, lūdzu, uzmanīgi izlasiet sadaļu“DROŠĪBAS PASĀKUMI” un piesardzības paziņojumus uz monitora.

Piesardzības paziņojuma atrašanās vieta

Uz iekārtas redzamie simboli
Simbols

Šis simbols norāda
Galvenais strāvas slēdzis: Nospiediet, lai izslēgtu monitora galveno strāvu.
Galvenais strāvas slēdzis: Nospiediet, lai ieslēgtu monitora galveno strāvu.
Barošanas poga: Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu monitora strāvu.
Maiņstrāva
Brīdinājums par elektrošoka risku
UZMANĪBU! Skatiet DROŠĪBAS SIMBOLI [} 2]
WEEE marķējums: produkts ir jālikvidē atsevišķi; materiālus var pārstrādāt.

CE marķējums: ES atbilstības zīme saskaņā ar padomes direktīvu un/vai regulu
noteikumiem (ES).
Ražotājs
Ražošanas datums
Uzmanību! Federālais likums (ASV) ierobežo šīs ierīces pārdošanu tikai
licencētiem praktizējošiem ārstiem veselības aprūpē vai pēc to pasūtījuma.

3

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Simbols

Šis simbols norāda
Medicīniskā ierīce Eiropas Savienībā
Importētājs Eiropas Savienībā
Zīme, kas apliecina atbilstību AK noteikumiem
Atbildīgā persona AK
Pilnvarotais pārstāvis Šveicē
Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā

4

DROŠĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Ja ierīce sāk dūmot, parādās deguma aromāts vai savādi trokšņi, nekavējoties atvienojiet
visus strāvas savienojumus un sazinieties ar EIZO pārstāvi, lai saņemtu ieteikumu.
Mēģinot izmantot disfunkcionālu ierīci, var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai aprīkojuma
bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Neizjauciet ierīci un nepārveidojiet to.
Atverot nodalījumu, augstspriegums vai augstas temperatūras daļas var izraisīt
elektrošoku vai apdegumus. Ierīces modificēšana var izraisīt aizdegšanos vai
elektrošoku.

BRĪDINĀJUMS
Visu apkopes darbu veikšanu uzticiet kvalificētam apkopes personālam.
Nemēģiniet veikt šī produkta apkopi pats, jo aizsegu atvēršana vai noņemšana var izraisīt
aizdegšanos, elektrošoku vai aprīkojuma bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Nepieļaujiet, ka iekārtas tuvumā atrodas svešķermeņi vai šķidrumi.
Metāla daļas, viegli uzliesmojoši materiāli vai šķidrumi, kas nejauši iekļūst nodalījumā,var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai aprīkojuma bojājumus.
Ja kāds priekšmets vai šķidrums iekrīt/iešļakstās nodalījumā, nekavējoties atslēdziet
iekārtu. Pirms atkārtotas iekārtas izmantošanas tā jāpārbauda kvalificētam apkopesinženierim.

BRĪDINĀJUMS
Novietojiet iekārtu stingrā un stabilā vietā.
Uz nepiemērotas virsmas novietota ierīce var nokrist un izraisīt traumu.
Ierīces kritiena gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvu un lūdziet padomu vietējam EIZO
pārstāvim. Neturpiniet lietot bojātu ierīci. Bojātas ierīces izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai
elektrošoku.

5

DROŠĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet iekārtu piemērotā vietā.
Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks, iestāties elektrošoks vai tikt bojāts
aprīkojums.
• Nenovietojiet ārā.
• Neievietojiet transportlīdzeklī (piemēram, kuģī, lidmašīnā, vilcienā, automašīnā u.
c.).
• Nenovietojiet putekļainā vai mitrā vidē.
• Nenovietojiet vietā, kur uz ekrāna var uzšļakstīties ūdens (piemēram, vannas
istabā, virtuvē u. c.)• Nenovietojiet vietā, kur tvaiki nonāk tiešā saskarē ar ekrānu.
• Nenovietojiet siltumradošu ierīču vai mitrinātāju tuvumā.
• Nenovietojiet vietā, kur produkts ir pakļauts tiešai saules gaismas ietekmei.
• Nenovietojiet vidē, kurā ir uzliesmojoša gāze.
• Nenovietot vidē, kurā ir korozīvas gāzes, piemēram, sēra dioksīds, sērūdeņradis,slāpekļa dioksīds, hlors, amonjaks vai ozons.
• Nenovietot vidē, kurā ir putekļi vai atmosfēra ar koroziju paātrinošām sastāvdaļām,piemēram, nātrija hlorīdu vai sēru, strāvas vadītāji metāli utt.

BRĪDINĀJUMS
Plastikāta iepakojumus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Plastikāta iepakojums var izraisīt nosmakšanu.

BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas vadu un savienojiet to ar savas valsts standarta
kontaktligzdu.
Vienmēr ievērojiet strāvas vada nominālo spriegumu. Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks vaiiestāties elektrošoks.
Elektroapgāde: 100–240 V maiņstrāva 50/60 HzBRĪDINĀJUMS
Lai atvienotu strāvas vadu, stingri satveriet un pavelciet kontaktdakšu.
Raujot aiz vada, to var sabojāt un izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

BRĪDINĀJUMS
Aprīkojumam jābūt savienotam ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

6

DROŠĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMS
Lietojiet atbilstošu spriegumu.
• Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai ar konkrētu spriegumu. Savienojums ar citu spriegumu, kasatšķiras no šajā “Lietošanas pamācībā” norādītā, var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai
aprīkojuma bojājumus.
Elektroapgāde: 100–240 V maiņstrāva 50/60 Hz• Nepārslogojiet strāvas kontūru, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

BRĪDINĀJUMS
Ar strāvas vadu rīkojieties uzmanīgi.
Uz tā nedrīkst novietot smagus priekšmetus, kā arī nedrīkst vilkt aiz strāvas vada.
Bojāta strāvas vada izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

BRĪDINĀJUMS
Operators nedrīkst pieskarties pacientam, vienlaikus pieskaroties produktam.
Šis produkts nav paredzēts, lai tam pieskartos pacienti.

BRĪDINĀJUMS
Negaisa laikā nekad neaizskariet kontaktdakšu un strāvas vadu.
Pieskaršanās tiem var izraisīt elektrošoku.

BRĪDINĀJUMS
Pievienojot sviras statīvu, lūdzu, skatiet informāciju sviras statīva lietotāja rokasgrāmatā undroši uzstādiet ierīci.
Pretējā gadījumā ierīce var atdalīties, izraisot traumu vai aprīkojuma bojājumus.
Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai galdu, sienu un citu uzstādīšanas virsmu mehāniskā stiprība ir
pietiekama.
Ierīces kritiena gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvu un lūdziet padomu vietējam EIZO
pārstāvim. Neturpiniet lietot bojātu ierīci. Bojātas ierīces izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai
elektrošoku. Pievienojot sasvēršanas statīvu, lūdzu, izmantojiet tās pašas skrūves un tās cieši
pievelciet.

BRĪDINĀJUMS
Nepieskarieties tieši bojātam LCD panelim ar kailām rokām.
Ja kāda jūsu ādas daļa nonāk tiešā saskarē ar paneli, rūpīgi nomazgājiet ādu.
Ja šķidrais kristāls iekļūst acīs vai mutē, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu ūdens
daudzumu un meklējiet medicīnisko palīdzību. Pretējā gadījumā var būt toksiska
reakcija.

BRĪDINĀJUMS
Lai veiktu uzstādīšanu augstās atrašanās vietās, lūdziet speciālista palīdzību.
Monitoru uzstādot augstā atrašanās vietā, pastāv risks, ka produkts vai tā daļas var nokrist un
izraisīt traumas. Lūdziet palīdzību mums vai speciālistam, kurš specializējas būvniecībā, kaduzstādāt monitoru, tostarp veicat pārbaudi, vai produktam nav bojājumu vai deformāciju gan pirms,
gan pēc monitora uzstādīšanas.

7

DROŠĪBAS PASĀKUMIUZMANĪBUUZMANĪBU
Pirms lietošanas pārbaudiet ierīces darbības stāvokli.
Lietošanas sākumā pārliecinieties, vai attēla parādīšana nerada problēmas.
Lietojot vairākas ierīces, lietošanas sākumā pārliecinieties, vai attēli tiek atbilstoši parādīti.

UZMANĪBU
Stingri nostipriniet kabeļus/vadus, kuriem ir stiprinājuma elements.
Stingri nenostiprinot, kabeļi/vadi var atvienoties, un tā rezultātā var tikt atslēgta attēlu
demonstrēšana un pārtrauktas jūsu veiktās darbības.

UZMANĪBU
Pārvietojot iekārtu, atvienojiet kabeļus un noņemiet piederumus.
Pretējā gadījumā kabeļi vai piederumi pārvietojot var atdalīties, izraisot traumas.

UZMANĪBU
Nesiet vai novietojiet ierīci atbilstoši pareizām norādītajām metodēm.
• Pārvietojot ierīci, stingri turiet monitora apakšdaļu.
• Monitori ar 30 collu un lielāku ekrānu ir smagi. Izsaiņojot un/vai pārvietojot
monitoru, nodrošiniet, ka to veic vismaz divi cilvēki.
• Ja monitora aizmugurē ir rokturis, satveriet un stingri turiet monitora apakšdaļu unrokturi.
Ierīces kritiens var izraisīt traumu vai aprīkojuma bojājumus.

UZMANĪBU
Ievērojiet piesardzību, lai nesaspiestu rokas.
Ja pēkšņi lietojat spēku monitoram, lai regulētu tā augstumu vai leņķi, jūsu rokas var tikt saspiestas
un traumētas.

UZMANĪBU
Nenobloķējiet nodalījuma ventilācijas atveres.
• Nenovietojiet uz ventilācijas atverēm nekādus priekšmetus.
• Neuzstādiet ierīci nepietiekami vēdināmā vai neatbilstošā vietā.
• Neizmantojiet ierīci, kas nolikta guļus vai ar augšpusi uz leju.
Nosprostojot ventilācijas atveres, tiek traucēta pareiza gaisa plūsma un var tikt izraisīta
aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai aprīkojuma bojājumi.

8

DROŠĪBAS PASĀKUMIUZMANĪBU
Neaizskariet kontaktdakšu ar mitrām rokām.
Pieskaršanās tiem var izraisīt elektrošoku.

UZMANĪBU
Nenovietojiet ap kontaktdakšu nekādus priekšmetus.
Tas atvieglos kontaktdakšas atvienošanu problēmu gadījumā, lai nepieļautu
aizdegšanos vai elektrošoku.

UZMANĪBU
Periodiski notīriet zonu ap strāvas spraudni un monitora vēdināšanas vietu.
Šai zonai pielipuši putekļi, ūdens vai eļļa var izraisīt aizdegšanos.

UZMANĪBU
Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
Tīrot kontaktligzdai pieslēgtu ierīci, var izraisīt elektrošoku.

UZMANĪBU
Ja plānojat ilgāku laiku neizmantot ierīci, pēc strāvas slēdža izslēgšanas atvienojiet
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas drošības un enerģijas taupīšanas nolūkos.

UZMANĪBU
Likvidējiet šo izstrādājumu saskaņā ar vietējām vai uzturēšanās valsts tiesību normām.

UZMANĪBU
Lietotājiem EEZ teritorijā un Šveicē:
Par visiem nopietniem incidentiem, kas radušies saistībā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās
dalībvalsts kompetentajai varas iestādei, kura ir lietotāja un/vai pacienta mītnes vieta.

9Paziņojums par šo monitoruPaziņojums par šo monitoru
Lietošanas indikācijasŠo produktu ir paredzēts izmantot radioloģisko attēlu rādīšanai, lai apmācīti medicīnas
speciālisti tos pārskatītu, analizētu un izmantotu diagnozes noteikšanai. Displejs nav
paredzēts mamogrāfijai.
Uzmanību
• Ja šis produkts tiek lietots citiem nolūkiem, izņemot šajā rokasgrāmatā aprakstītos, uz to var
neattiekties garantija.
• Šajā rokasgrāmatā norādītās specifikācijas ir spēkā tikai tad, ja tiek izmantoti produkta
komplektācijā iekļautie strāvas vadi un EIZO norādītie signāla kabeļi.
• Ar šo produktu izmantojiet tikai EIZO norādītos EIZO piederumu produktus.

Drošības pasākumi lietojot• Ja tiek lietotas ilgstoši, atsevišķas detaļas (piemēram, LCD panelis un ventilators) var
nolietoties. Regulāri pārbaudiet, vai tās darbojas normāli.
• Ja ekrāna attēls tiek mainīts pēc viena un tā paša attēla rādīšanas ilgāku laika periodu,
var palikt pēcattēls. Izmantojiet ekrānsaudzētāju vai enerģijas saudzēšanas funkciju, lai
izvairītos no tā paša attēla rādīšanas ilgākā laika periodā. Pēcattēls var parādīties patpēc īsa laika perioda atkarībā no parādītā attēla. Lai novērstu šādu parādību, nomainiet
attēlu vai izslēdziet strāvas padevi uz dažām stundām.
• Lai monitora displejs nostabilizētos, ir nepieciešamas vairākas minūtes. Pirms monitora
lietošanas pēc monitora ieslēgšanas vai atmodināšanas no enerģijas taupīšanas
režīma, lūdzu, uzgaidiet dažas minūtes.
• Ja monitors ir pastāvīgi ieslēgts ilgā laika periodā, var parādīties tumši vai izdeguši
plankumi. Lai maksimāli palielinātu monitora darbmūžu, ieteicams regulāri izslēgt
monitoru.
• LCD paneļa aizmugurgaismojumam ir fiksēts kalpošanas laiks. Atkarībā no lietošanas
biežuma, piemēram, nepārtraukti lietojot ilgstošos laika posmos, fona izgaismojuma
kalpošanas laiks var samazināties un to var būt nepieciešams nomainīt. Ja ekrāns kļūst
tumšs vai sāk ņirbēt, lūdzu, sazinieties ar vietējo EIZO pārstāvi.
• Ekrānā var būt bojāti pikseļi vai nedaudzi gaiši punkti. Tās ir paša LCD paneļa iezīmes,nevis produkta disfunkcija.
• Nespiediet stipri uz LCD paneļa virsmas vai rāmja malas, jo tas var izraisīt displeja
disfunkciju, piemēram, muarē tekstūras utt. Ja LCD panelim spiediens tiek piemērots
pastāvīgi, var pasliktināties tā kvalitāte, un tas var sabojāties. (Ja uz LCD paneļa
parādās spiediena zīmes, atstājiet monitoru ar melnu vai baltu ekrānu. Šī pazīme var
pazust.)• Neskrāpējiet un nespiediet LCD paneli ar asiem priekšmetiem, jo tas var izraisīt
LCD paneļa bojājumus. Nemēģiniet tīrīt ar salvetēm, jo tā var saskrāpēt paneli.
• Nepieskarieties iebūvētajam kalibrēšanas sensoram (integrētais priekšējais sensors).
Pretējā gadījumā iespējams samazināt mērījumu precizitāti vai izraisīt aprīkojuma
bojājumus.
• Atkarībā no vides iebūvētā apgaismojuma sensora izmērītā vērtība var atšķirties nosavrupā apgaismojuma mērītājā redzamās vērtības.
• Ja produkts tiek pārvietots uz aukstu telpu, temperatūra pēkšņi palielinās vai tas tiekpārvietots no aukstas telpas uz siltu, produkta iekšpusē vai uz tā virsmas var veidoties

10Paziņojums par šo monitoru
rasas kondensāts. Šādā gadījumā neieslēdziet produktu. Tā vietā pagaidiet, līdz pazūdrasas kondensāts, lai novērstu produkta bojājumus.

Ilgstošs monitora lietojums
Kvalitātes pārbaude• Monitoru rādīšanas kvalitāti ietekmē ievades signālu kvalitātes līmenis un produkta
degradācija. Veiciet vizuālās pārbaudes un periodiskās pastāvīguma pārbaudes (tostarp
pelēkskalas pārbaudi), ievērojot medicīniskos standartus/vadlīnijas atbilstoši savam
pielietojumam; nepieciešamības gadījumā veiciet kalibrēšanu. RadiCS monitora
kvalitātes pārbaudes programmatūras lietojums sniedz iespēju veikt augsta līmeņa
kvalitātes pārbaudi, kas atbilst medicīniskajiem standartiem/vadlīnijām.
• Lai monitora displejs nostabilizētos (mūsu mērījumu apstākļos), ir nepieciešamas
apmēram 15 minūtes. Pēc tam, kad monitors ir ieslēgts vai atjaunots no enerģijas
taupīšanas režīma, lūdzu, pagaidiet 15 minūtes un pēc tam veiciet kvalitātes pārbaudi,
kalibrācijas pārbaudi vai monitora ekrāna regulēšanu.
• Lai mazinātu ilgstoša lietojuma izraisītas spīduma izmaiņas un saglabātu spilgtuma
stabilitāti, iesakām iestatīt monitorus uz ieteikto līmeni vai zemāku.
• Lai pielāgotu integrētā kalibrēšanas sensora (integrēta priekšējā sensora) mērījumu
rezultātus EIZO ārēja sensora (UX2 sensora), ko pārdod atsevišķi, mērījumu
rezultātiem, jāveic korelācija starp integrēto priekšējo sensoru un ārējo sensoru,
izmantojot RadiCS/RadiCS LE. Periodiska korelācija sniedz iespēju uzturēt integrētā
priekšējā sensora mērījumu rezultātu ārējam sensoram līdzvērtīgā līmenī.
Uzmanību
• Monitora displeja statuss var negaidīti mainīties darbības kļūdas vai negaidītas iestatījumu
maiņas dēļ. Pēc monitora ekrāna regulēšanas ieteicams izmantot monitoru ar bloķētiem
darbības slēdžiem.
Informāciju par iestatīšanu skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).

Tīrīšana• Lai produkts ilgstoši izskatītos jauns un lai paildzinātu tā kalpošanas laiku, ieteicams toregulāri tīrīt.
• Traipus no produkta var notīrīt, maigi noslaukot to ar mīkstu drānu, kas daļēji
samitrināta ūdenī, vai izmantojot mūsu ScreenCleaner.
Uzmanību
• Nepieļaujiet šķidrumu nonākšanu tiešā saskarē ar produktu. Ja tā notiek, nekavējoties noslaukietto.
• Nepieļaujiet šķidrumu iekļūšanu spraugās vai produkta iekšpusē.
• Izmantojot ķimikālijas tīrīšanai vai dezinfekcijai, tādas ķimikālijas kā, piemēram, spirts undezinfekcijas līdzekļi, var izraisīt produkta spīduma izmaiņas, blāvojumu un izbalēšanu, kā arī
parādītā attēla kvalitātes pasliktināšanos. Ķimikālijas nelietojiet bieži.
• Nekad neizmantojiet šķīdinātāju, benzolu, vasku vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli, kas var sabojāt
produktu.
• Lai iegūtu papildinformāciju par tīrīšanu un dezinfekciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni.
Kā pārbaudīt: lai meklētu, atveriet vietni www.eizoglobal.com un vietnes meklēšanas lodziņā
ierakstiet “disinfect”.

11Paziņojums par šo monitoru

Dezinfekcija ar ķimikālijām• Dezinficējot produktus, iesakām izmantot ķimikālijas, kuras esam testējuši (skatīt tabulu
zemāk). Ņemiet vērā, ka šo ķimikāliju izmantošana negarantē, ka produkts netiks bojāts
vai pasliktināts.
KategorijaĶimikālijas veids

Produkta piemērs

Uz spirta bāzes

Etanols (etilspirts)

Etanols

Uz spirta bāzes

Izopropanols

Izopropilspirts (IPA)

Hlors

Nātrija hipohlorīts

PureloxBiguanīds

Hlorheksidīna glikonāts

Hibitane šķīdums

Uz spirta bāzes

Benzalkonija hlorīds

WelpasUz aldehīdu bāzes

Glutarāls

Sterihyde

Uz aldehīdu bāzes

Glutarāls

Cidex Plus28Ērtai monitora izmantošanai
• Pārāk tumšs vai gaišs ekrāns var ietekmēt jūsu redzi. Pielāgojiet monitora spilgtumu
atbilstoši vides apstākļiem.
• Ilgstoša skatīšanās monitorā nogurdina acis. Nepieciešams 10 minūšu pārtraukums ik
pēc stundas.
• Skatieties uz ekrānu no pareiza attāluma un pareizā leņķī.

Kiberdrošības brīdinājumi un pienākumi
• Aparātprogrammatūras atjaunināšana jāveic ar uzņēmuma EIZO Corporation vai tāizplatītāja starpniecību.
• Ja uzņēmums EIZO Corporation vai tā izplatītājs norāda, ka ir jāveic
aparātprogrammatūras atjaunināšana, dariet to nekavējoties.

12

SATURSSATURSDROŠĪBAS PASĀKUMI ..............................................................................................

3

Svarīgi! ................................................................................................................

3

Piesardzības paziņojuma atrašanās vieta ..............................................

3

Uz iekārtas redzamie simboli ..................................................................

3Paziņojums par šo monitoru ..................................................................................... 10
Lietošanas indikācijas ......................................................................................... 10
Drošības pasākumi lietojot .................................................................................. 10
Ilgstošs monitora lietojums.................................................................................. 11
Kvalitātes pārbaude ................................................................................ 11
Tīrīšana................................................................................................... 11
Dezinfekcija ar ķimikālijām...................................................................... 12Ērtai monitora izmantošanai................................................................................ 12
Kiberdrošības brīdinājumi un pienākumi ............................................................. 12
1 Ievads .......................................................................................................................... 15
1.1

1.2

1.3

Funkcijas ............................................................................................................. 15
1.1.1

Hibrīds melnbaltais un krāsu displejs...................................................... 15

1.1.2

Vienkāršs vadojums................................................................................ 15

1.1.3

Kvalitātes pārbaude ................................................................................ 15

1.1.4

Aprīkojumā iekļauta USB Type-C® ātrās uzlādes funkcija ..................... 16

1.1.5

Telpu taupošs dizains ............................................................................. 16

1.1.6

Monitora darbināšana ar peli un tastatūru .............................................. 16

Iepakojuma saturs............................................................................................... 17
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 17

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 17

1.2.3

RadiCS LE lietošana............................................................................... 18

Vadīklas un funkcijas .......................................................................................... 19
1.3.1

Priekšpuse .............................................................................................. 19

1.3.2

Aizmugure............................................................................................... 20

2 Uzstādīšana/savienošana.......................................................................................... 22
2.1

Pirms uzstādīšanas............................................................................................. 22
2.1.1

Uzstādīšanas apstākļi ............................................................................. 22

2.2

Savienotājkabeļi .................................................................................................. 23

2.3

Ieslēgšana........................................................................................................... 25

2.4

Ekrāna augstuma un leņķa regulēšana............................................................... 26

3 Problēma Nav attēla ................................................................................................... 27
4 Specifikācijas.............................................................................................................. 29
4.1

Specifikāciju saraksts.......................................................................................... 29
4.1.1

Veids ....................................................................................................... 29
13

SATURS

4.1.2

LCD panelis ............................................................................................ 29

4.1.3

Video signāli............................................................................................ 29

4.1.4

USB......................................................................................................... 30

4.1.5

Jauda ...................................................................................................... 30

4.1.6

Fiziskās specifikācijas............................................................................. 30

4.1.7

Darbības vides prasības ......................................................................... 30

4.1.8

Transportēšanas/uzglabāšanas apstākļi................................................. 31

4.2

Saderīgās izšķirtspējas ....................................................................................... 31

4.3

Piederumi ............................................................................................................ 31

Pielikums..................................................................................................................... 32
Medicīnas standarts ............................................................................................ 32
Iekārtas klasifikācija ................................................................................ 32
EMC informācija.................................................................................................. 33
Paredzētā lietojuma apstākļi ................................................................... 33
Tehniskie apraksti ................................................................................... 34

14

Ievads | 1

1 Ievads
Pateicamies, ka izvēlējāties EIZO LCD krāsu monitoru.

1.1 Funkcijas
1.1.1 Hibrīds melnbaltais un krāsu displejs
Kad iespējota Hybrid Gamma PXL funkcija, šī iekārta automātiski atšķir attēla melnbaltās un
krāsainās daļas pikseļu līmenī un tās attiecīgi parāda ar optimāliem gradientiem.

1.1.2 Vienkāršs vadojums
Papildus DisplayPort ievades terminālim ir nodrošināts arī izvades terminālis.
No izvades termināļa () signālu var izvadīt uz citu monitoru.

1.1.3 Kvalitātes pārbaude• Šim monitoram ir iebūvēts kalibrēšanas sensors (integrētais priekšējais sensors). Šis
sensors neatkarīgi vienu no otras iespējo monitora veiktu kalibrēšanu (SelfCalibration(autonomo kalibrēšanu)) un pelēkskalas pārbaudi.

• Izmantojot iekļauto RadiCS LE, varat kalibrēt monitoru un pārvaldīt vēsturi.
• RadiCS monitora kvalitātes pārbaudes programmatūra sniedz iespēju veikt tādu
kvalitātes pārbaudi, kāda atbilst medicīniskajiem standartiem / vadlīnijām.

15

1 | Ievads

1.1.4 Aprīkojumā iekļauta USB Type-C® ātrās uzlādes funkcija
To izmantojot, varat īsā laika periodā atkārtoti uzlādēt savu viedtālruni vai planšetdatoru.

Strāvas padeve
Maks. 15 W (5 V/3 A)

100%

1.1.5 Telpu taupošs dizains
Monitoram ir divi USB augšupielādes porti. Ir iespējams strādāt ar diviem datoriem,
izmantojot vienu USB ierīču (pele, tastatūra u. c.) komplektu.

1.1.6 Monitora darbināšana ar peli un tastatūru
Lietojot RadiCS/RadiCS LE monitora kvalitātes pārbaudes programmatūru, ar peli untastatūru var veikt šādas darbības ar monitoru:• CAL slēdža režīmu pārslēgšana• Ievades signālu pārslēgšana• Funkcija, kas ekrāna daļai piešķir jebkādu CAL pārslēgšanas režīmu un parāda attēlu(norāda un iefokusē)• Datoru, kuriem izmanto USB ierīces, pārslēgšana (Switch-and-Go)• Ieiešana enerģijas taupīšanas režīmā (Backlight Saver)• Funkcija, kas īslaicīgi palielina spilgtumu, lai uzlabotu diagnostikas attēlu redzamību(Instant Backlight Booster)16

Ievads | 1

1.2 Iepakojuma saturs
Pārbaudiet, vai iepakojums satur visus turpmākos priekšmetus. Ja kāds no tiem trūkst vai irbojāts, sazinieties ar izplatītāju vai vietējo EIZO pārstāvi.
Piezīme• Kasti un iepakojuma materiālus ieteicams uzglabāt, lai varētu izmantot šī produkta pārvietošanas
vai transportēšanas laikā.

• Monitors• Barošanas vads

• Digitāla signāla kabelis (DisplayPort–DisplayPort): PP300 × 2• USB kabelis: UU300 × 2• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Lietošanas pamācība

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM satur šādus vienumus. Informāciju par programmatūras palaišanas procedūrām
vai failu atsauces procedūrām skatiet diskā esošajā failā “Readme.txt”.
• Readme.txt fails• RadiCS LE monitora kvalitātes pārbaudes programmatūra (operētājsistēmai Windows)• Lietotāja rokasgrāmata
– Šī monitora lietošanas pamācība
– Monitora uzstādīšanas rokasgrāmata
– RadiCS LE lietotāja rokasgrāmata
• Ārējie izmēri

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE sniedz iespēju veikt šādas kvalitātes pārbaudes un monitora darbības. Plašāku
informāciju par programmatūru vai iestatīšanas procedūrām skatiet RadiCS LE lietotāja
rokasgrāmatā.
Kvalitātes pārbaude• Kalibrēšanas izpilde• Pārbaudes rezultātu rādīšana saraksta formātā un pārbaudes ziņojuma izveide• Autonomās kalibrēšanas mērķu un izpildes grafika izveide17

1 | Ievads
Monitora darbības• CAL slēdža režīmu pārslēgšana• Ievades signālu pārslēgšana• Funkcija, kas ekrāna daļai piešķir jebkādu CAL pārslēgšanas režīmu un parāda attēlu(norāda un iefokusē)• Datoru, kuriem izmanto USB ierīces, pārslēgšana (Switch-and-Go)• Ieiešana enerģijas taupīšanas režīmā (Backlight Saver)• Funkcija, kas īslaicīgi palielina spilgtumu, lai uzlabotu diagnostikas attēlu redzamību(Instant Backlight Booster)• Funkcija, kas automātiski regulē monitora spilgtumu atbilstoši apkārtējā apgaismojuma
līmenim, ja ir iestatīts teksta režīms (Auto Brightness Control)
Uzmanību
• RadiCS LE specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Jaunākā RadiCS LE
versija ir pieejama lejupielādei no mūsu tīmekļa vietnes: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 RadiCS LE lietošana
Informāciju par to, kā instalēt un lietot RadiCS LE, skatiet RadiCS LE lietotāja rokasgrāmatā
(CD-ROM).
Lietojot RadiCS LE, pievienojiet monitoru datoram ar piegādāto USB kabeli. Plašāku
informāciju par to, kā pievienot monitoru, skatiet 2.2 Savienotājkabeļi [} 23].

18

Ievads | 1

1.3 Vadīklas un funkcijas
1.3.1 Priekšpuse
1

2

Aptuveni 30°

34

1. Integrētais priekšējais
sensors (pārvietojams)

Šo sensoru lieto, lai veiktu kalibrēšanu un pelēkskalas pārbaudi.

2. Apgaismojuma sensors

Šis sensors mēra apkārtējās vides apgaismojumu. Vides
apgaismojuma mērījumu veic, izmantojot RadiCS/RadiCS LE
kvalitātes kontroles programmatūru.

3. Darbības slēdži

Rāda darbību norādes. Iestata izvēlnes atbilstoši darbību norādēm.

4.

Ieslēdz vai izslēdz strāvas padevi.

slēdzisIeslēdzot monitoru, slēdža indikators iedegas. Indikatora krāsa ir
atkarīga no monitora darba stāvokļa.
Zaļš: Parasts darbības režīms; oranža: enerģijas taupīšanas režīms,izslēgts: atslēgts no elektrotīkla/barošana izslēgta

19

1 | Ievads

1.3.2 Aizmugure
1

5

2
3
4
6

8

1. Rokturis

9

10

11

7

12

Šo rokturi izmanto pārvietošanai.
Uzmanību
• Pārnēsājot monitoru, cieši satveriet to aiz roktura un apakšējās
daļas; nedrīkst iedarboties ar spiedienu pret LCD paneli vai
nomest monitoru. Neturiet sensora daļu monitora priekšējāmalā.

2. Statīvs

Pielāgo monitora augstumu un leņķi (slīpumu, sasvērumu,
pagriezienu).

3. USB Type-C savienotājs Tas ļauj savienot un uzlādēt viedtālruni vai planšetdatoru.
(tikai ātrajai uzlādei)Uzmanību
• Neatbalsta video signālus un datu saziņu
4. USB Type-A savienotājs Pievienojiet USB ierīcei. Lai iestatītu ziedlapķēdes savienojumu,(USB lejupielādes ports) pievienojiet kabeli cita monitora USB augšupielādes portam.
5. Galvenais strāvas
slēdzisIeslēdz vai izslēdz galveno strāvu.

6. Drošības bloķējuma
slots

Saderīgs ar Kensington MicroSaver drošības sistēmu.

7. Kabeļa turētājs

Tur monitora kabeļus.

: Izslēgts,: Ieslēgts

8. USB Type-B savienotājs Savienojiet šo portu ar datoru, ja lietojat programmatūru, kam(USB augšupielādes
vajadzīgs USB savienojums, vai pievienojat USB ierīci (perifēru
ports)
ierīci, kas atbalsta USB) USB lejupielādes portam.
9. DVI-D savienotājs

Pievieno datoram.

10. DisplayPort ievades
savienotājs
11. DisplayPort izvades
savienotājs

20

Lai iestatītu ziedlapķēdes savienojumu, pievienojiet kabeli cita
monitora DisplayPort ievades savienotājam.

Ievads | 1

12. Strāvas savienotājs

Pievieno strāvas vadu.

21

2 | Uzstādīšana/savienošana

2 Uzstādīšana/savienošana
2.1 Pirms uzstādīšanas
Rūpīgi izlasiet norādījumus DROŠĪBAS PASĀKUMI [} 3] un vienmēr tos ievērojiet.
Ja šo produktu novietosiet uz lakota galda, gumijas sastāva dēļ krāsa var pielipt pie statīva
pamatnes. Pirms lietošanas pārbaudiet galda virsmu.

2.1.1 Uzstādīšanas apstākļi
Uzstādot monitoru statīvā, nodrošiniet, lai monitora malās, aizmugurē un uz tā būtu
pietiekami vietas.
Uzmanību
• Novietojiet monitoru tā, lai gaisma netraucētu ekrānam.

22

Uzstādīšana/savienošana | 2

2.2 Savienotājkabeļi
Uzmanību
• Pārbaudiet, vai monitors, dators un perifērās ierīces ir izslēgtas.
• Aizstājot pašreizējo monitoru ar šo monitoru, pirms datora pievienošanas skatiet sadaļu 4.2
Saderīgās izšķirtspējas [} 31], lai veiktu izmaiņas datora izšķirtspējas un vertikālās meklēšanas
frekvences iestatījumos, iestatot šim monitoram pieejamas vērtības pirms datora pievienošanas.

1. Pievienojiet signāla kabeļus.
Pārbaudiet savienotāju formu un pievienojiet kabeļus. Pēc DVI kabeļa pievienošanas
pievelciet stiprinājumus, lai savienotāju nofiksētu.

Signāla kabelis: DD300/DD200(izvēles)vai
Signāla kabelis: PP300

Uzmanību
• Monitora DisplayPort savienotājus veido ievades un izvades savienotāji. Savienojot monitoru ar
datoru, pievienojiet kabeli ievades savienotājam.
• Savienojumā ar vairākiem datoriem pārslēdziet ievades signālu. Sīkāku informāciju skatietuzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).

Piezīme• Ja neizdodas ievietot kabeļus, pielāgojiet ekrāna leņķi.

Citu monitoru savienošana, izmantojot ziedlapķēdes savienojumu
Signāla ievade uz

ir izvade uz citu monitoru.

23

2 | Uzstādīšana/savienošana

Uzmanību
• Apmeklējiet EIZO tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par monitoriem un grafikas platēm, kādas
var lietot ziedlapķēdes savienojumā:(www.eizoglobal.com)• Izmantojot ziedlapķēdes savienojumu, pievienojiet kabeli ievades savienotāju.

• Lai iestatītu ziedlapķēdes savienojumu, izvēlnē Administratora iestatījumi jāatlasa “DisplayPort 1”– “Version 1.2”. Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).
• Noņemietvāciņu pirms signāla kabeļa pievienošanas.

Savienot ar datoru
Signāla kabelis: PP300

Signāla kabelis: PP300

2. Strāvas vadu pieslēdziet strāvas izejai un strāvas savienotājam uz monitora.
Barošanas kabelis jāiesprauž monitorā līdz galam.
3. Pievienojiet USB kabeli attiecīgi monitora USB augšupielādes portam un datora USB
lejupielādes portam.
Kabeļa savienojums ir nepieciešams, lietojot RadiCS/RadiCS LE vai pievienojot
monitoram USB ierīci (ar USB savienotu perifēro ierīci).

USB kabelis: UU300

Uzmanību
• Pievienojot monitoru datoram, kurā instalēts RadiCS/RadiCS LE, savienojiet kabeli ar• Noņemiet vāciņu pirms, lietojot

24

.

.

Uzstādīšana/savienošana | 2

Piezīme• Pārslēgšanos starp datoriem, kuri izmanto USB ierīces, var veikt, pievienojot divus datorus
diviem monitoriem, kā tas parādīts tālāk attēlā. Informāciju par to, kā pārslēgt datorus, kuri
izmanto USB ierīces, skatiet instalēšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).

2.3 Ieslēgšana.
1. Lai ieslēgtu monitoru, pieskarieties
Monitora barošanas slēdža indikators iedegas zaļā krāsā.
Ja strāvas indikators neiedegas, skatiet 3 Problēma Nav attēla [} 27].
Piezīme• Ja brīdī, kad monitors ir atslēgts no strāvas, jūs pieskaraties kādam darbības slēdzim, izņemot
, sāk mirgot, informējot par strāvas slēdža atrašanās vietu.

2. Ieslēdziet datoru.
Tiek parādīts ekrāna attēls.
Ja attēls nepazūd, papildu ieteikumus skatiet šeit: 3 Problēma Nav attēla [} 27].
Uzmanību
• Veicot savienojumu pirmo reizi vai mainot savienojuma veidu, displeja iestatījumi, piemēram,izšķirtspēja un displeja skala, var nebūt atbilstoši. Pārbaudiet, vai datora iestatījumi ir pareizi
konfigurēti.
• Enerģijas taupīšanas nolūkos ieteicams izslēgt barošanas pogu. Nelietojot monitoru, var izslēgt
galveno barošanu vai atvienot barošanas kabeļa kontaktdakšu, lai barošanu pārtrauktu pilnībā.

Piezīme• Lai iespējami paildzinātu monitora kalpošanas laiku, aizkavējot spilgtuma pavājināšanos, un lai
mazinātu enerģijas patēriņu, rīkojieties šādi:– Izmantojiet datora vai monitora enerģijas taupīšanas funkciju.
– Pēc lietošanas izslēdziet monitoru.

25

2 | Uzstādīšana/savienošana

2.4 Ekrāna augstuma un leņķa regulēšana
Turiet monitora augšējo un apakšējo vai kreiso un labo malu ar abām rokām un noregulējiet
ekrāna augstumu, sasvērumu un pavērsumu optimāliem darba apstākļiem.

Uzmanību
• Pēc tam, kad ieregulēšana pabeigta, pārliecinieties, vai kabeļi ir savienoti pareizi.
• Pēc augstuma un leņķa noregulēšanas izvelciet kabeļus caur kabeļu turētāju.

26

Problēma Nav attēla | 3

3 Problēma Nav attēla
Barošanas slēdža indikators neiedegas• Pārliecinieties, vai strāvas vads ir pievienots pareizi.
• Ieslēdziet galveno strāvas slēdzi.
• Pieskarieties.

• Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi.

Barošanas slēdža indikators iedegas: Zaļš• Iestatījumu izvēlnē palieliniet opciju “Brightness”, “Contrast” vai “Gain” vērtības. Sīkāku
informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).
• Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi.

Barošanas slēdža indikators iedegas: Oranžs
• Pārslēdziet ievades signālu. Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CDROM).
• Pārvietojiet peli vai nospiediet kādu tastatūras taustiņu.
• Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
• Pārliecinieties, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Izveidojiet savienojumu ar ,ievades signālā atlasot “DisplayPort 1”, un ar , ievades signālā atlasot “DisplayPort 2”.
lieto izvadei, kad iestatīts ziedlapķēdes savienojums.
• Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi.

Barošanas slēdža indikators mirgo: Oranžs, Zaļš• Izveidojiet savienojumu, izmantojot “EIZO” norādīto signāla kabeli. Izslēdziet un atkal
ieslēdziet galveno strāvas padevi.
• Ja signāla kabelis ir pievienots DisplayPort 1 ( ), mēģiniet pārslēgt DisplayPort versiju.
Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).

Ekrānā tiek parādīts ziņojums “No Signal”
Piemērs.

• Iepriekš redzamais ziņojums var parādīties tādēļ, ka daži datori nenodrošina signālaizvadi tūlīt pēc ieslēgšanas.
• Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
• Pārliecinieties, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Pievienojiet signāla kabeļus
atbilstošā ievades signāla savienotājiem.
• Pārslēdziet ievades signālu. Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CDROM).
• Ja signāla kabelis ir pievienots DisplayPort 1 ( ), mēģiniet pārslēgt DisplayPort versiju.
Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).
27

3 | Problēma Nav attēla• Pārliecinieties, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Vai signāla kabelis DisplayPort
vai ?
lieto izvadei, kad iestatīts ziedlapķēdes
signāla ievadei ir savienots arsavienojums.
• Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi.

Ekrānā tiek parādīts ziņojums “Signal Error”
Piemērs.

• Pārbaudiet, vai dators ir konfigurēts atbilstoši monitora izšķirtspējas un vertikālās
meklēšanas frekvences prasībām (skatiet 4.2 Saderīgās izšķirtspējas [} 31]).
• Atsāknējiet datoru.
• Atlasiet atbilstošu iestatījumu, izmantojot grafikas plates utilītu. Sīkāku informāciju
skatiet grafikas plates lietotāja rokasgrāmatā.

28Specifikācijas | 4

4 Specifikācijas
4.1 Specifikāciju saraksts
4.1.1 Veids
RX270

Neapžilbinošs

RX270-AR

Neatspīdošs

4.1.2 LCD panelis
Veids

Krāsu (IPS)

Aizmugurgaismojums

Gaismas diode

Izmērs21,3” (54,0 cm)

Izšķirtspēja

1200 punkti x 1600 līnijas

Displeja izmērs (H x V)

324,0 mm x 432,0 mm

Pikseļu augstums

0,270 mm x 0,270 mm

Displeja krāsas

10 bitu krāsas (DisplayPort): līdz 1,07 miljardiem
krāsu (no apmēram 543 miljardu krāsu paletes)
8 bitu (DisplayPort/DVI): 16,77 miljoni krāsu (noapmēram 543 miljardu krāsu paletes)

Skata leņķis (H/V, tipisks)

178˚/178˚

Ieteicamais spilgtums

500 cd/m2

Kontrasta attiecība (tipiskā)

1800:1

Reakcijas laiks (tipiskais)

20 ms (melns -> balts -> melns)

4.1.3 Video signāli
Ievades termināļi

DisplayPort x 2, DVI-D (Single Link) x 1

Izvades termināļi

DisplayPort x 1

Horizontālās meklēšanas frekvence
Vertikālās meklēšanas frekvence*1

31 kHz–100 kHz
59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)

Kadru sinhronizācijas režīms

59 Hz–61 MHz

Punkta pulkstenis

DisplayPort

25 MHz–164,5 MHz

DVI

25 MHz–164,5 MHz*1 Atbalstītā vertikālās meklēšanas frekvence atšķiras atkarībā no izšķirtspējas. Plašāku informāciju

skatiet 4.2 Saderīgās izšķirtspējas [} 31].

29

4 | Specifikācijas

4.1.4 USB
Ports

Augšupielāde

USB-B × 2

Lejupielāde

USB-A x 2

Tikai uzlāde

USB-C® x 1*1

Standarta
Padeves strāva

USB specifikācijas pārskatījums 2.0
Lejupielāde (USB-A)

Maks. 500 mA uz portu

Tikai ātrajai uzlādei (USBC)*1

Maks. 15 W (5 V/3 A)*1 Tikai uzlādei. Neatbalsta video signālus un datu saziņu

4.1.5 Jauda
Ievade100–240 V maiņstrāva ±10 %, 50/60 Hz, 1,00–
0,45 A

Maksimālais strāvas patēriņš

98 W vai mazākEnerģijas taupīšanas režīms

1,0 W vai mazāk*1

Gaidstāves režīms

1,0 W vai mazāk*2*1 Kad tiek lietota DisplayPort 1 ievade, USB augšupielādes ports nav pievienots, “Power Save”:“High”, “DP Power Save”: “On”, “DisplayPort 1”: “Version 1.1”, nekāda ārēja slodze nav pievienota*2 Kad USB augšupielādes ports nav pievienots, “DP Power Save”: “On”, “DisplayPort 1”: “Version

1.1”, nekāda ārēja slodze nav pievienota

4.1.6 Fiziskās specifikācijas
Izmēri (P x A x Dz)

356,5 mm x 482,3 mm–572,3 mm x 200,0 mm(sasvēršana: 0˚)
356,5 mm x 509,9 mm–599,9 mm x 276,5 mm(sasvērums: 30˚)Izmēri (P × A × Dz) (bez statīva)

356,5 mm x 464,5 mm x 78,0 mm

Neto svars

Apt. 7,7 kg

Neto svars (bez statīva)

Apt. 4,9 kg

Augstuma regulēšanas diapazons

90 mm (sasvēršana: 0˚)

Sasvēršana

Uz augšu 30˚, uz leju 5˚Pagriešana

70˚Rotācija

90˚ (pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam)

4.1.7 Darbības vides prasības
Temperatūra

0 ˚C–35 ˚C

Mitrums

20%–80% RM (bez rasas kondensāta)

Gaisa spiediens

540 hPa–1060 hPa

30

Specifikācijas | 4

4.1.8 Transportēšanas/uzglabāšanas apstākļi
Temperatūra-20 ˚C–60 ˚C

Mitrums

10%–90% RM (bez rasas kondensāta)

Gaisa spiediens

200 hPa–1060 hPa

4.2 Saderīgās izšķirtspējas
Monitors atbalsta tālāk norādītās izšķirtspējas.
✓: Atbalstīts, -: NeatbalstītsIzšķirtspēja

Vertikālās
skenēšanas
frekvence (Hz)DisplayPort

DVI

Portrets

AinavaPortrets

Ainava

720 x 400

70,087✓✓✓✓640 x 480

59,940✓✓✓✓800 x 600

60,317✓✓✓✓1024 x 768

60,004✓✓✓✓1280 x 1024

60,020-✓-✓1600 x 1200*1

60,000

-

✓

-

✓

*1

59,963✓-✓-1200 x 1600

*1 Ieteicamā izšķirtspēja

4.3 Piederumi
Atsevišķi ir pieejami tālāk norādītie piederumi.
Jaunāko informāciju par papildpiederumiem un informāciju par jaunāko saderīgo grafikas
plati skatiet mūsu tīmekļa vietnē.
(www.eizoglobal.com)
Kalibrēšanas komplekts

RadiCS UX2 versija 5.1.0 vai jaunāka versija
RadiCS Version Up Kit versija 5.1.0 vai jaunāka
versija

Tīkla QC pārvaldības programmatūra

RadiNET Pro versija 5.1.0 vai jaunāka versija

Tīrīšanas komplekts

ScreenCleaner

Komforta gaismeklis lasītavām

RadiLight

Balsts

AAH-02B3W
LA-011-WPaneļa aizsargs

RP-915VESA adapteris vienkāršotam klientam vai neliela PCSK-R1
izmēra datoram
Signāla kabelis (DVI-D–DVI-D)

DD300
DD200

31

Pielikums

Pielikums
Medicīnas standarts• Jānodrošina, lai galasistēma atbilstu IEC60601-1-1 prasībai.
• Elektroaprīkojums var emitēt elektromagnētiskos viļņus, kuri var ietekmēt vai ierobežot
monitoru vai izraisīt tā disfunkciju. Uzstādiet aprīkojumu kontrolētā vidē, kur var
izvairīties no šādas ietekmes.

Iekārtas klasifikācija• Aizsardzības pret elektrošoku veids: I klase• EMC klase: IEC60601-1-2 1. grupa, B klase• Medicīniskās ierīces klasifikācija (ES): I klase• Ekspluatācijas režīms: pastāvīgs
• IP klase: IPX032

Pielikums

EMC informācija
RadiForce sērija var pareizi attēlot medicīniskos attēlus.

Paredzētā lietojuma apstākļi
RadiForce sērija ir paredzēta izmantošanai tālāk norādītajās vidēs• Profesionālās veselības aprūpes iestādes vide, piemēram, klīnikas un slimnīcas
RadiForce sērijas lietojumam nav piemēroti šādi apstākļi:• Sadzīves veselības aprūpes apstākļi
• Augstfrekvences ķirurģiskā aprīkojuma, piemēram, elektroķirurģisko nažu, tuvums• Īsviļņu terapijas iekārtu tuvums• MRI paredzēto medicīniskā aprīkojuma sistēmu telpa ar RF ekranējumu
• Ekranēta vieta Īpaši apstākļi
• Instalācija transportlīdzekļos, tostarp ātrās palīdzības transportā• Citi īpaši apstākļi
BRĪDINĀJUMS
• RadiForce sērijai ir nepieciešami īpaši piesardzības līdzekļi attiecībā uz EMC, un tā ir jāuzstāda.
Uzstādot un rīkojoties ar šo produktu, rūpīgi jāizlasa sadaļa EMC informācija un“PIESARDZĪBAS PASĀKUMI” šajā dokumentā un jāņem vērā turpmākie norādījumi.

BRĪDINĀJUMS
• RadiForce sēriju nevar izmantot blakus citai ierīcei vai uz tās. Ja nepieciešams izmantot blakus
vai vienu virs otra, aprīkojums vai sistēma jānovēro, lai pārbaudītu normālo darbību
konfigurācijā, kurā tā tiks izmantota.

BRĪDINĀJUMS
• Lietojot portatīvu RF sakaru aprīkojumu, turiet to vismaz 30 cm (12 collu) attālumā no jebkuras
RadiForce sērijas daļas, arī kabeļiem. Pretējā gadījumā var pasliktināties šī aprīkojuma
veiktspēja.

BRĪDINĀJUMS
• Perona, kura pieslēdz papildaprīkojumu signāla ievades vai izvades daļai, konfigurējot
medicīnisko sistēmu, ir atbildīga par sistēmas atbilstību IEC60601-1-2 prasībām.

BRĪDINĀJUMS
• RadiForce sērijas lietošanas laikā nepieskarieties signāla ievades/izvades savienotājiem. Pretējā
gadījumā parādītais attēls var tikt negatīvi ietekmēts.

33

PielikumsBRĪDINĀJUMS
• Noteikti jālieto produktam pievienotie vai arī EIZO ieteiktie kabeļi.
Citu kabeļu lietojums, kas nav EIZO ieteikti, var būt šī aprīkojuma pastiprinātu elektromagnētisko
emisiju vai samazinātas elektromagnētiskās imunitātes un nepareizas darbības cēlonis.
KabelisEIZO īpašie kabeļi

Maks. kabeļa
garumsEkranēšana

Ferīta kodols

Signāla kabelis(DisplayPort)

PP300/PP200

3m

Ekranēts

Bez ferīta kodola

Signāla kabelis (DVI)

DD300/DD200

3m

Ekranēts

Ar ferīta kodolu

USB kabelis

UU300/MD-C93

3m

Ekranēts

Ar ferīta kodolu

Strāvas kabelis (arzemējuma vadu)-

3m

Neekranēts

Bez ferīta kodola

Tehniskie apraksti
Elektromagnētiskās emisijas
RadiForce sērija ir paredzēta izmantošanai turpmāk norādītajās elektromagnētiskajās vidēs.
RadiForce sērijas klientam vai lietotājam ir jānodrošina tās izmantošana šādā vidē.
Emisijas pārbaude

Atbilstība

Elektromagnētiskā vide – norādījumi

RF emisijas
CISPR11

1. grupa

RadiForce sērija izmanto RF enerģiju tikai savai iekšējai darbībai.

RF emisijas
CISPR11

B klaseSaskaņotās emisijas
IEC61000-3-2

D klaseTāpēc tās RF emisija ir ļoti zema un, visticamāk, neizraisa
traucējumus tuvējām elektroiekārtām.

Sprieguma svārstības/ Atbilst
mirgojošās emisijas
IEC61000-3-3

34

RadiForce sērija ir piemērota izmantošanai visās iestādēs, tostarpmājsaimniecībās un iestādēs, kuras ir tieši pievienotas
sabiedriskajam zemsprieguma strāvas padeves tīklam, kasapgādā sadzīves nolūkos izmantojamās ēkas.

Pielikums
Elektromagnētiskā noturība
RadiForce sērija ir pārbaudīta šādos atbilstības līmeņos (C) saskaņā ar pārbaudes
prasībām (T) profesionālās veselības aprūpes iestāžu apstākļos, kādas norādītas standartā
IEC60601-1-2.
RadiForce sērijas klientam vai lietotājam ir jānodrošina tās izmantošana šādā vidē.
Noturības pārbaude

Testa līmenis (T)Atbilstības līmenis(C)

Elektromagnētiskā vide –norādījumi

Elektrostatiskā izlāde ±8 kV izlāde kontaktā ±8 kV izlāde kontaktā Grīdām ir jābūt izgatavotām no(ESD)±15 kV izlāde gaisā ±15 kV izlāde gaisā koka, betona vai keramiskajām
IEC61000-4-2
flīzēm. Ja grīdu segums ir
sintētisks materiāls, relatīvajam
gaisa mitrumam jābūt vismaz 30%.
Straujas sprieguma
svārstības/uzliesmojumi
IEC61000-4-4±2 kV elektroapgādes ±2 kV elektroapgādes Elektrotīkla strāvas kvalitātei irlīnijaslīnijasjāatbilst tipiskai komerciālai vai
slimnīcas videi.
±1 kV ievades/±1 kV ievades/
izvades līnijas

izvades līnijas

Pārspriegums
IEC61000-4-5±1 kV no līnijas uz
līniju±1 kV no līnijas uz
līniju±2 kV no līnijas uzzemi±2 kV no līnijas uz
zemi

Elektrotīkla strāvas kvalitātei irjāatbilst tipiskai komerciālai vai
slimnīcas videi.

Sprieguma kritumi, īsi 0% UT (UT kritums
0% UT (UT kritums
Elektrotīkla strāvas kvalitātei irpārtraukumi un100%) 0,5 ciklos un 100%) 0,5 ciklos un jāatbilst tipiskai komerciālai vai
sprieguma svārstības 1 ciklā
1 ciklāslimnīcas videi. Ja RadiForcebarošanas ievades
70% UT (UT kritums 70% UT (UT kritums sērijas lietotājam ir nepieciešamalīnijās
30%) 25 ciklos/50 Hz 30%) 25 ciklos/50 Hz nepārtraukta darbība elektrotīkla
IEC61000-4-11
strāvas pārtraukumu laikā,
0 % UT (UT kritums
0 % UT (UT kritums
ieteicams nodrošināt RadiForce
100 %) 250 ciklos/
100 %) 250 ciklos/
sērijas barošanu no nepārtrauktā
50 Hz
50 Hz
barošanas avota vai
akumulatora.
Sprieguma
frekvences
magnētiskais lauks
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

30 A/mMagnētisko lauku enerģijas
frekvencei ir jāatbilst parastas
komerciālas vai slimnīcas vides
raksturīgajam līmenim.
Lietošanas laikā produkts jātur
vismaz 15 cm atstatumā nosprieguma frekvences
magnētisko lauku avota.

35

Pielikums

Noturības pārbaude

Testa līmenis (T)Atbilstības līmenis(C)

Elektromagnētiskā vide –norādījumi
Portatīvo un mobilo RF sakaru
aprīkojumu nevajadzētu izmantot
tuvāk kādai RadiForce sērijasdaļai, tostarp kabeļiem, parieteikto atstatumu, kādsaprēķināts, izmantojot raidītāja
frekvencei piemērojamo
vienādojumu.

Vadītie RF lauku
inducētie traucējumi
IEC61000-4-6

Izstarotie RF lauki
IEC61000-4-3

3 Vrms3 Vrms150 kHz–80 MHz
6 Vrms6 Vrms
ISM joslas starp
150 kHz un 80 MHz *1
3 V/m
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz

Ieteiktais atstatums
d = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P; 800 MHz–2,7 GHz
Kur “P” ir raidītāja maksimālās
izvades jaudas nomināls vatos(W) (pēc raidītāja ražotāja
norādījumiem) un “d” irieteicamais atstatums metros(m). Fiksētu RF raidītāju lauku
intensitātei, ko nosaka
elektromagnētiskās pārraudzības
protokols*2, ir jābūt mazākai par
atbilstības līmeni katrā frekvenču
intervālā*3.
Traucējumi ir iespējami blakus
iekārtām, kas ir marķētas ar šādusimbolu.

Piezīme• UT ir maiņstrāvas spriegums pirms pārbaudes līmeņa piemērošanas.
• Pie 80 MHz un 800 MHz tiek izmantots augstāks frekvences diapazons.
• Šie norādījumi attiecībā uz vadītajiem RF lauku inducētajiem traucējumiem vai izstarotajiem
RF laukiem var neattiekties uz visām situācijām. Elektromagnētisko izplatību ietekmē absorbcija
un atstarošana no struktūrām, priekšmetiem un cilvēkiem.
*1 ISM (rūpniecības, zinātnes un medicīnas) joslas starp 150 kHz un 80 MHz ir 6,765 MHz–6,795

MHz; 13,553 MHz–13,567 MHz; 26,957 MHz–27,283 MHz un 40,66 MHz–40,70 MHz.
*2 Lauku stiprumu no fiksētiem raidītājiem, piemēram, radio (mobilo/bezvadu) tālruņu un zemes

mobilo radio, amatieru radio, AM un FM radio apraides un TV apraides bāzes stacijām nevarteorētiski paredzēt precīzi. Lai novērtētu fiksēto radioviļņu raidītāju radītos laukus, ir jāveic
elektromagnētisko lauku mērījumi. Ja izmērītais lauka stiprums RadiForce sērijas izmantošanas
vietā pārsniedz iepriekš minēto piemērojamo RF atbilstības līmeni, RadiForce sērija jānovēro, laipārliecinātos, vai tā darbojas normāli. Ja novērota nenormāla veiktspēja, var būt nepieciešami
papildu pasākumi, piemēram, RadiForce sērijas pārorientācija vai pārvietošana.
*3 Frekvences diapazonam, kas pārsniedz 150 kHz līdz 80 MHz, lauka stiprumam jābūt mazāk nekā3 V/m.

36

Pielikums
Ieteicamais atstatums starp portatīvajām vai mobilajām RF sakaru ierīcēm un
RadiForce sēriju
RadiForce sērija ir paredzēta izmantošanai elektromagnētiskā vidē, kurā tiek kontrolēti
izstarotie RF traucējumi. RadiForce sērijas klients vai lietotājs var mazinātelektromagnētiskos traucējumus, saglabājot minimālo atstatumu (30 cm) starp portatīvo un
mobilo RF sakaru aprīkojumu (raidītājiem) un RadiForce sēriju. RadiForce sērija irpārbaudīta šādā atbilstības līmenī (C) attiecībā uz tuvuma elektromagnētiskā lauka
noturības testa līmeņa (T) prasībām šādiem RF sakaru pakalpojumiem.
Testēšanas
frekvence(MHz)

Joslasplatums*1(MHz)

Pakalpojums*1

Modulācija*2

Testēšanas
līmenis (T)*3(V/m)

Atbilstības
līmenis (C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Impulsamodulācija*2
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz novirze
1 kHz sinuss

28

28

710

704–787

LTE josla 13, 17

Impulsamodulācija*2
217 Hz99800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE josla 5

Impulsamodulācija*2
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE josla 1, 3, 4,
25;
UMTS

Impulsamodulācija*2
217 Hz

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE josla 7

Impulsamodulācija*2
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulsamodulācija*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Attiecībā uz dažiem pakalpojumiem ir iekļautas tikai augšupsaites frekvences.
*2 Nesējs ir modulēts, izmantojot 50% darba cikla kvadrāta viļņa signālu.
*3 Testa līmeņi tika aprēķināti, izmantojot maksimālo jaudu un 30 cm atdalīšanas attālumu.

37

Pielikums
RadiForce sērijas klients vai lietotājs nomāc traucējumus, ko izraisa tuvuma magnētiskie
lauki, saglabājot minimālo attālumu (15 cm) starp RF raidītājiem un RadiForce sēriju.
RadiForce sērija ir pārbaudīta šādos atbilstības līmeņos (C) attiecībā uz tuvuma magnētiskā
lauka noturības testa līmeņa (T) prasībām.
Pārbaudes frekvence
134,2 kHz

Modulācija
Impulsa modulācija*1

Testēšanas līmenis (T) Atbilstības līmenis (C)
(A/m)
(A/m)
65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Impulsa modulācija*1
50 kHz*1 Nesējs ir modulēts, izmantojot 50% darba cikla kvadrāta viļņa signālu.

Cita portatīvā un mobilā RF sakaru aprīkojuma (raidītāju) gadījumā minimālais atstatums
starp portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu (raidītājiem) un RadiForce sēriju jāsaglabāatbilstoši turpmākajiem ieteikumiem, saskaņā ar sakaru aprīkojuma maksimālo izvades
jaudu.
Raidītāja nominālāmaksimālā izvades
jauda
(W)

Atstatums saskaņā ar raidītāja frekvenci(m)
150 kHz–80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz–800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz–2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Raidītājiem, kuru nominālā maksimālā izvades jauda nav norādīta iepriekš, ieteicamo
atstatumu “d” metros (m) var noteikt, izmantojot raidītāja frekvencei piemērojamu
vienādojumu, kur “P” ir raidītāja maksimālais izvades jaudas nomināls vatos (W) saskaņā arraidītāja ražotāja norādījumiem.
Piezīme• Pie 80 MHz un 800 MHz tiek izmantots atstatums, kāds jāpiemēro augstākam frekvences
diapazonam.
• Šie norādījumi attiecībā uz vadītajiem RF lauku inducētajiem traucējumiem vai izstarotajiem
RF laukiem var neattiekties uz visām situācijām. Elektromagnētisko izplatību ietekmē absorbcija
un atstarošana no struktūrām, priekšmetiem un cilvēkiem.

38

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N337AZ
IFU-RX270
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – September 29th, 2023