扭力扳手检测仪

数字式扭力扳手检测仪

DOTE4-G/-MD2适用于扭力扳手校准多色 LED 以三种不同的颜色显示判断状态

DOTE100N4-G

均匀加载装置可提高重复性和精度有多种型号，扭力调整范围为 2N 至 1000N·m 不等单位可选择：cN·m/N·m/Kgf·cm/Kgf·m/lbf·in/lbf·ft
可通过 RS232C 或 USB 输出测量数据连接线单独销售。

数字式扭力扳手检测仪加载方向

特点
水平固定的均匀加载装置可确保一致、准确性高且重复性高的结果
使用加载条将力全部集中在工具上的有效长度点处，以实现最高精度。

配有最新设计的手柄，即使在最大扭矩情况下也易于操作在整个扭力调整范围，操作员旋转力保持低水平。

中央显示器使操作员可以轻松查看直读式扭力扳手的读数，尤其是使用尺寸较大的型号时
操作员所在位置可轻松查看直读式工具的读数。

背板

DOTE4-G-MD2: 电机驱动的加载装置适用于批量校准有三种分级加载速度供操作员选择
包含微动刻度盘，用于对直读式扭力扳手进行微调电机驱动单元可改装为适合 DOTE4-G 检测仪整机（含电机驱动套件） 改装电机驱动单元型号
DOTE20N4-G-MD2
DOTE50N4-G-MD2
DOTE100N4-G-MD2
DOTE200N4-G-MD2
DOTE500N4-G-MD2
DOTE1000N4-G-MD2* 电源线的形状因国家/地区而有所不同。
请联系 Tohnichi 了解详情。

型号

适用型号

MD2-SET-S

DOTE20N4-G
DOTE50N4-G
DOTE100N4-G
DOTE200N4-G

MD2-SET-L

DOTE500N4-G
DOTE1000N4-G

数据输出功能
可输出进行工具管理所需的足够测试结果数据
控制号 - 扭矩值 - 单位 - 高/低值设置模式 - 结果 - ID 号

* 另提供上一代型号所用的“99”记忆模式。

* 默认值：DOTE4-G 的序列号
提供 Tohnichi 免费软件 ExRcv。

摇杆ExRcv 软件4-Ｇ

通过可选的连接线，存储的数据可输出为 Microsoft Excel® 格式。
板提供可选的 Tohnichi 工具管理软件。
可上传所有测量结果，还可控制扭力扳手。
有关更多详情，请联系 Tohnichi。

摇杆固定板

ILAC MRA 证书
如有需要，可提供在 ILAC 和亚太实验室认可合作组织 (APLAC) 互认协议下产生的校准证书。
国际实验室认可合作组织 (ILAC) 互认协议被公认为符合国际能力标准，而 ILAC-MRA 证书
提供额外的信心保证，因为它证明扭矩可直接追溯至国家标准。

通用规格
转盘手柄面板显示器黑膜 LCD，白 - 红 - 蓝

测量模式PEAK/RUN数据存储量1000 组数据

高 / 低值设置模式

10 级设置模式：A 到 J

统计处理

样本数量 / 最大值 / 最小值 / 平均值归零调整自动

重设

手动：0.0 秒 / 自动：0.1-5.0 秒数据输出

兼容 RS232C，USB B 型接头用于串行通信

运行条件0-40℃（无冷凝）电源AC100-240V 50/60Hz

可设置多达 10 个高/低值，方便检索还可通过电脑远程设置高/低值。
如果配有独立的条码阅读器，可通过命令输入完成高/低值设置。
应用示例：通过条码阅读器设置高 / 低值
正在校准示例OK 判断值

命令输入

高 / 低值设置命令

高低NG 判断值规格
DOTE20N4-G(-MD2) - 200N4-G(-MD2)

DOTE500N4-G(-MD2), 1000N4-G(-MD2)
电机驱动头(DOTE4-G-MD2)

LL

最大有效长度 L’电机驱动头最大有效长度 L’

面板- 电源- 电源插孔
- D-Sub 9 芯（公头）- USB（B 型）

摇杆固定板

序列号板

板
112

面板
- 电源- 电源插孔- D-Sub 9 芯（公头）- USB（B 型）

150
记忆 / 重设摇杆转盘手柄30°

BB1
346

252

294

B

序列号19230°

插入驱动头710(153)插入驱动头B2(230)(239)(DOTE4-G-MD2)

记忆 / 重设摇杆

L1

H1H2
2215

H1H2H

H

转盘手柄Φ32

Φ50

精度 +/-1%+1 位数字
cN・m型号

N・mkgf・cm

kgf・mlbf・inlbf・ft

[kg]

410

18

重量1位

数值范围

1位

数值范围

1位

数值范围

1位

数值范围

1位

DOTE20N4-G

200-2000

0.2

2-20

0.002

20-2000.02--

18-1800.02--

DOTE50N4-G-

-

5-50

0.005

50-5000.05--

44-4400.05

3.6-360.005

DOTE100N4-G--

10-1000.01 100-1000 0.1--

88-8800.1

7.3-73

0.01

DOTE200N4-G--

20-2000.02 200-2000 0.2--

170-1700

0.2

15-1500.02660

DOTE500N4-G

20--50-5000.05--5-50

0.005 440-4400

0.5

36-3600.05

DOTE1000N4-G

19.5112050--

100-1000

0.1--

10-1000.01 880-8800

173-730

0.1

25.4

1750

52

DOTE50N4-G

DOTE100N4-G
DOTE200N4-G
DOTE500N4-G

H

B

L
506

267

339

756

391

1276

710

269
394

DOTE1000N4-G 1856 775

可选配件
六角转接头

L1

B1

B2------------810

518

90

1200

666

150

H1113

162

H2

转接头（插入-插出）171

型号
EPP16M31408
382

型号

DA3-2
DA4-3
DA6-4
DA8-6

1/4 - 3/8
3/8 - 1/2
1/2 - 3/4
3/4 - 1

12・14・17169#297 DA4-3 (3/8-1/2), #277 (1/4-1/2)

174#297 DA4-3 (3/8-1/2)

17・22・27 / 19・24・30

238#298 DA6-4 (1/2-3/4)

22・27・29 / 30・32・36

247#299 DA8-6 (3/4-1 )34・41 / 46・50

型号
383385最大扭矩

14 N・m70 N・m
220 N・m
750 N・m

BA-6

电池组

连接线
描述
热敏行式/点阵式打印机
卷纸
打印机电线

EPP16M3插入-插出AC 适配器

10・13・19#296 DA3-2 (1/4-3/8)

打印机

尺寸
3/8-7・8・9
1/2-16・18・21
1/2-17・22・27
1/2-19・24・30

向下转接头296297298299

12.7

六角转接头 [mm]#296 DA3-2 (1/4-3/8)

描述
DOTE4 - 电脑（D-Sub 9 芯）
DOTE4 - 电脑（USB B 型）

383

零件编号

9.5

标准配件型号
DOTE20N4-G零件编号
285286287288

1位

最大可用有效长度
L [mm]数值范围

尺寸 [mm]数值范围

插入驱动头

型号
BP-100-4385

校准套件型号
DOTCL-S1
DOTCL-S2
DOTCL-S3
DOTCL-L3
DOTCL-L4

适用型号
DOTE20N4, 50N4-G
DOTE100N4-G
DOTE200N4-G
DOTE500N4-G
DOTE10000N4-G

TOHNICHI MFG. CO., LTD.
网址
http://www.global-tohnichi.com
电子邮箱地址 overseas@tohnichi.co.jp
N.V. TOHNICHI EUROPE S.A.
电子邮箱地址 tohnichi-europe@online.be
TOHNICHI AMERICA CORP.
网址
http://www.tohnichi.com
电子邮箱地址 inquiry@tohnichi.com
TOHNICHI SHANGHAI MFG. CO., LTD.
网址
http://www.tohnichi-sh.com
电子邮箱地址 sales@tohnichi-sh.com
外观和规格可能会更新以不断完善，恕不预先通知。
保留所有权利。未经 Tohnichi 书面同意，不得复制或再版。
TOHNICHI Mfg. CO., LTD. 保留所有权利。

4000.10.17.CN.S