光イメージング脳機能測定装置(Optical encephalography)

Model：Spectratech OEG-SpO2

概要説明書 ソフトウエア編Ⅰ

Rev２.０アプリケーション・ソフトウエア OEG16.exe 取扱概要説明書
SpectratechOEG-SpO2 向け解説

ご使用にあたって
本装置はお客様の遠慮願います。

研究目的用に開発された製品です。その他のご利用方法は固くご光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

バージョン

発行日

V２．０

２０１１年１０月１日

初版

ご挨拶：
本装置は、単純に言ってしまえば単に前頭葉での血流量変化を捉える装置にすぎません。実験をする脳研究者にとっては脳機能測定という２１世紀になって益々その重要性が高まってきた課
題に挑戦する研究に必須な装置ではありますが、被験者に対して実験の前に十分な説明と、十分に配慮された実験環境ならびに実験課題を整えないと、被験者にとっては、見られたくない心の中を見られたといった研究者の意図とは異なる解釈をもたれる可能性も合わせ持っています。この点を、本装置ご利用いただくにあたって十分なご理解とご配慮をいただくことを、節にお願い致します。
２０世紀がＣＴ、ＭＲＩを代表とする形態診断の時代とすれば、益々高度化高齢化の進む２１
世紀は、ＰＥＴ、ｆＭＲＩ、ｆＮＩＲＳ（近赤外分光分析法：弊社装置もｆＮＩＲＳの一種）のような装置による機能診断の時代とも言われます。しかし機能診断には、まだまだ研究すべき課
題が多いとも言われています。そうした時代背景を理解し、弊社もその一助となればと、研究のすそ野を広げるべく光イメージング脳機能測定装置Spectratech OEG-SpO2を開発しました。
装置としても、まだまだやるべき課題が沢山あることを承知しています。脳研究者の皆様からの、叱咤激励をお待ちしています。
脳機能研究の研究者の皆様方の益々のご活躍を期待しております。

株式会社スペクトラテック
代表取締役 大橋三男

目 次
§１
§２
§３
§４
§５
§６
§７

はじめに
機能一覧
処理の流れ
設定
計測
保存データの表示・解析
パワースペクトラム表示- Page2/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§１はじめにヘモグロビンの吸光特性変化にともなう近赤外分光法で得られる生体情報には、ヘモグ
ロビン変化以外にパルスオキシメータで広く知られている脈波情報があります。従来、光脳機能イメージングの世界では脳局所のヘモグロビン変化を中心に研究が進んできました。
脳局所の脈波信号はヘモグロビン変化に比べて極めて弱く、ＳＮＲ(信号対雑音比)が良好に得られなかった為で、有益な可能性のある情報にも関わらず利用されていませんでした。
弊社では、この課題に新たに取り組んでみました。弊社独自技術であるスペクトラム拡散変調技術に、さらに磨きをかけ基本部全てを新設計。従来機 Spectratech OEG-16 の機能に加え“超高 SNR 化技術”を確立。多チャンネルでの脳局所の超微弱な脈波解析までもが可能なレベルに到達させました。
脳循環・代謝から脳機能研究をさらに深く迫るための一助になればと今回 ApprentSpO2（みかけの動脈血酸素飽和度）という新指標を提案させていただきます。もちろん現在は土台となる計測装置が出来ただけの状態です。研究者の皆様方に様々な角度から研究していただき御指導いただくとともに、従来のヘモグロビン変化以外に Apparent SpO2 ならびに脈拍変化を同時計測することで、さらに脳機能研究が深まればと願っています。

Spectratech OEG-SpO2 には２種類のアプリケーション・ソフトウエアが標準添付されます。
いずれのソフトウエアでも計測/表示を行えます。取得後の生デ－タ（波長データ）も互換で使用できます。
１） OEG16.exe と OEG16_IO.exe のペア
標準のアプリケーション・ソフトウエアです。各種の詳細な設定が細かく行えます。
基本的にはヘモグロビン変化を中心に表現されたソフトウエアです。
多くの機能が盛り込まれていますのでコンピュータの計算能力はかなり必要とします。
２）OEGSpO2.exe
ApparentSpO2 を表示主体に考えたアプリケーション・ソフトウエアです。
簡単でシンプルを念頭に、コンピュータの計算負荷もできるだけ軽くなるように設計されており、非力のパソコンでも軽快に動作します。

本 概 要 説 明 書 ソ フ ト ウ エ ア 編 Ⅰ に 記載 の ア プ リケ ー シ ョ ン・ ソ フ ト ウ エ ア OEG16.exe/OEG16_IO.exe は 、SpectratechOEG-16､SpectratechOEG-SpO2 のいずれでも動作させることができます。
当ソフトウエアは、現在パソコンに接続されている装置が Spectratech OEG-16 なのか、あるいは Spectratech
OEG-SpO2 であるのかを自動認識し、対応して動作するように出来ています。装置が接続されていなくてパソコンでだ
けでご利用の場合でも、格納データの情報から、どちらの装置で取得されたデータであるかを認識して動作するようになっています。

Fine Mode / Fast Mode についてSpectratech OEG-SpO2 は、生体信号取得時のデータ・サンプリング時間を２種類選択できます。0.65535 秒と0.08192 秒です。目的に応じて選択してください。
Fine Mode
0.65535 秒/サンプルで計測します（周波数帯域 0.76Hz）。Spectratech OEG-16 と同じサンプル速度です。SNR（雑音対ノイズ特性）が良く、通常の脳賦活を測定するのに最適です。周波数帯域が 0.76Hz と低いので脈波などの変化は計測できません。データの発生は遅いので、非力なパソコンでもオンライン計測できます。
Fast Mode
0.08192 秒/サンプルで計測します。
（周波数帯域 6.10Hz）。Spectratech OEG-16 の８倍の速度です。周波数帯
域が 6.10Hz と広域なので、脈波の計測ができます。データの発生が早いので、非力なパソコンでオンライン
計測するとデータを失う場合があります。

- Page3/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

§２

機能一覧

OEG16.exe を起動すると、メイン画面が表示されます。
背景画像

グラフ表示

①

②

③

⑦

⑧

⑨

④

⑩

⑤

⑥

⑪

グラフ表示

⑯

⑰

⑫
背景

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

計測点

⑬

⑭

⑮

コントローパネル

UserProfile
被験者のプロフィールを作成・選択します。
Grh Config
グラフ位置をカスタマイズします。
Measurement Point Config 計測点の設定をします。Fine Mode/Fast Mode の選択もここで行います。
Event Config
イベント入力の詳細を設定します。
Filter Config
フィルターの詳細を設定します。
OEG-16 Device Control(Sensor Config) OEG-SpO2 本体の基本的な設定を行います。
Start/Stby
計測のスタート、スタンバイを開始します。
Stop
計測を停止します。
Restrat
計測をリスタート（再計測）します。
Cal
Cal 画面を開いて Calibration を行います。
SoftEvent
ソフトイベントを開始します。
Event List
パソコンに保存した計測データ等を表示します。
Load
Spectratech OEG-SpO2 本体に保存されているデータをパソコンに読み込みます。
CH-Monit
全ハードチャネル（Hch）の入力状況を監視表示します。
EXIT
OEG16 ソフトウエアを終了します。
バージョン情報 OEG-SpO2 本体内ならびに OEG16 ソフトウエアの各バージョン情報を表示します。
ALL CH DISP
メイン画面と別画面で、現在メイン画面に表示中データの任意時刻のグラフ表示をします。

- Page4/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

コントロールパネル
計測時および Event List 表示時の表示制御パネルです。
計測時

Event List 表示時Type（計測点の擬似カラー表示方法）
Oxy：オキシ・ヘモグロビン変化⊿Coxy･L を表示します。
Deoxy ：デオキシ・ヘモグロビン変化⊿Cdeoxy･L を表示します。
Total ：トータル・ヘモグロビン変化⊿Ctotal･L を表示します。
OxyDxy Range
グラフ表示の縦軸を設定します（単位：mM･mm）たとえば 0.2 は±0.2mM･mm をフルスケール表示します。
Time Range
グラフ表示の横軸の時間幅を設定します。３０～３００秒/全幅まで設定できます。EventList 表示時に MAXと選択すれば全測定区間がグラフ全体に表示されます。
Time Scroll
1s [<][>]
１秒単位で時間軸方向にグラフ表示がスクロールします。
5s [<<][>>]
５秒単位で時間軸方向にグラフ表示がスクロールします。
[<<<][>>>]
設定レンジ（Time Range）で時間軸方向にグラフ表示がスクロールします。
evt[<][>]
イベントが存在する場合で、Event List 内の Selected Event で選択表示しているときに、隣のイベントに移動させたい時に使います。
Filter
計測時：
Moving Average 移動平均フィルター処理をしながら表示するかを選択します。
Event List 表示時：
None
フィルター処理無しで表示します。
Mov
Moving Average 処理して表示します。詳細設定は Filter Config 内で行います。
FFT
FFT 処理して表示します。詳細設定は Filter Config 内で行います。
Baseline
ベースライン補正をして表示します。詳細設定は Filter Config 内で行います。

Event List 表示時に計測点（背景画像の上）に擬似カラー表示で再生します。
1 倍速で再生
１０倍速で再生
一次停止
停止
O,D,O+D
グラフ表示に何を表示させるか指示します。
O: オキシ・ヘモグロビン変化⊿Coxy.L を表示します。
D: デオキシ・ヘモグロビン変化⊿Cdeoxy･L を表示します。
O+D トータル・ヘモグロビン変化⊿Ctotal･L を表示します。
マウスによる操作● グラフ上で[Shift]キーを押しながら、マウスを移動させると各位置での時刻（T）、各ヘモグロビン変化の値（OxyDeoxy 表示モードの場合）、または時刻(T),λ1､λ2 の値（信号表示モードの場合）を表示します。
● 同様に､[Ctrl]キーを押しながらマウスを移動させると、各イベントの T1 からの相対時間を表示します。

- Page5/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

§３

処理の流れ

OEG16.exe の全処理の流れを御確認ください。
起動

センサーケーブル校正（購入時あるいはセンサー交換時）
OEG-16 Device Control(Sensor Config)
通常の使用方法では設定必要ありません

Measurement Point Config

設定
Grh Config
Event Config
Filter Config

動作状況の表示
CH-Monit
通常の使用方法では使いません

計測
User Profile
Calibration
Start/Stop

ロード

保存

Load
Spectratech OEG-SpO2
生データ(波長データ)
ＴＸＴファイル形式
保存データの表示・解析

読み込み

Event List
Event Edit

保存

保存

EXIT

ヘモグロビン変化データ
CSV ファイル形式

Microsoft の EXCEL 等
でご利用ください。

- Page6/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§４

設定② Grh Config
Fine Mode 時

Fast Mode 時

Graph Position
グラフの表示形式を選択します。ご希望の形式を選択してください。
Center を選択した場合には、さらに細かく Layout を調整できます。Width は各グラフの幅と高さを、Height]
は全体の位置（Up,Right,Left,Down）が調整できます。
例１

Center の例

例２

Left1x16 の例- Page7/20 -例３ Top 8x1 Bottom 8x1 の例

光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Graph Display Mode
Original Signal：MAIN 画面のグラフ表示を波長データ（生データ）で表示したい場合に選択します。
OxyHb/DeoxyHb/TotalHb：MAIN 画面のグラフ表示をヘモグロンビン変化で表示したい場合に選択します。
単位は mM･mm で±0.005～±10.0 までを縦軸のフルレンジとして選択できます。
ここで与えた単位は計測開始したときのデフォルト値となります。
SpO2：MAIN 画面のグラフ表示としてヘモグロンビン変化を選択した場合で、通常の⊿Ctotal･L グラフ表示に変わって、Apparent SpO2 表示したい場合に選択します。
* Apparent SpO2 とは拍動する成分の Oxy-Hb と Deoxy-Hb 成分を求め、酸素飽和度の計算をしています。パルスオキシメータで使う計算式とは異なるので Apparent SpO2(見かけの酸素飽和度)と名付けました。
SpO2 を選択しなかった（⊿Ctotal･L 表示を選択した）時の MAIN 画面例（Filter=none 時）

緑色：⊿Ctotal･L
赤色：⊿Coxy･L
青色：⊿Cdeoxy･L

SpO2 表示を選択したときの MAIN 画面例（Filter=FFT(0.9～1.5Hz Band PASS 時))
100% Apparent SpO2

緑色：Apparent SpO2
赤色：⊿Coxy･L
青色：⊿Cdeoxy･L

0% Apparent SpO2

Time Range(sec)
グラフ表示の時間幅を設定します。15～300 秒を設定できます。ここで与えた単位は計測開始したときのデフォルト値となります。

- Page8/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2③Event Configuration
ここでは、計測時のイベント条件を設定します。

Event Mode
Event Related もしくは Block Design を選択します。各モードの動作は上図黄色部分のとおりです。
光脳機能イメージングの世界で言っている Block Design モードは、当 Event Related モードでの T1、T2 の繰り返し動作をいう場合が多いので通常はこのモードでご利用ください。

Event Timing
Auto: Event1(OEG16 MAIN 画面の SoftEvent/Start ボタン)で起動され、その後は繰り返しイベント信号が自動発行されるモードです。
T0: 初期 REST 時間（0－60sec）を設定します。”0sec”の場合は T0 無しとなります。
T1: TASK 時間(1-180sec)を設定します。
T2: REST 時間(1-180sec)を設定します。
Manual：外部要因からイベント信号を入力するモードです。
外部要因として５種類準備されています。
Event1:OEG16.exe MAIN 画面の SoftEvent/Start ボタン。
Event2:Spectratech OEG-SpO2 本体前面の Event ボタン。
Event3:Spectratech OEG-SpO2 本体背面の REMOTE 端子からの入力。
Event4:Spectratech OEG-SpO2 本体背面の Ext-Event IN2 端子からの入力。
Event5:Spectratech OEG-SpO2 本体背面の Ext-Event IN1 端子からの入力。
T0: イベント信号を(Event1～Event5,none)より選択します。none の場合は T0 無しとなります。
T1: イベント信号を(Event1～Event5)より選択します。
T2: イベント信号を(Event1～10sec,(T2)sec)より選択します。T2 には外部要因以外に T1 のイベント発生からの経過時間を選択できます。
UDP:ネットワークからの UDP-IN 機能でイベント信号を入力するモードです。
OEG16.exe が動作しているパソコンと同じネットワーク上で、取扱説明書応用技術編に記載のルールに従って作成されたアプリケーション・ソフトウエアから送られたイベント信号を受け付けます。

- Page9/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Event Sequence T1:Base Reset(real Time Disp)

当チェックボックスにチェックを入れておくと、計測時に T1 発生時点で Base をリセットしながら表示します。
（青丸表記位置をご覧ください）
Base Reset 無しの例
Base Reset 有りの例

イベントリレーテッド設定

例題１

Auto モードでT0 10 秒
T1 20 秒
T2 15 秒と設定した場合10s

T1(20s)T2(15s)T1(20s)………… STOP まで T1,T2 が繰り返えされる。

ここで OEG16.exeMAIN 画面上の SoftEvent ボタンを押して Auto モードを開始させた。

- Page10/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

イベントリレーテッド設定

例題２

Manual モードでT0 noneT1 Event3
T2 6 秒と設定した場合

6秒
Event3 入力

イベントリレーテッド設定

6秒
Event3 入力

例題３UDP モード と設定した場合

UDP から送られてきたイベント番号の値によって自動的に T0,T1,T2 として受け付けられた。この例では T0 イベント受信の後、３０秒後に T1 が、T1 から６０秒後に T2 が、UDP から受信した例です。

- Page11/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2④Filter Configuration
ここでは MAIN 画面上のコントロールパネルの Filter の詳細設定を行います。

Filter Type
計測終了あるいは Event List から読み出したデータを MAIN 画面にグラフ表示する場合においてデフォルトで、
None
フィルター処理をしないで表示します。
Moving Average
移動平均フィルター処理をして表示します。
FFTFFT フィルター処理をして表示します。
Moving Average
Realtime Moving Average
計測時に移動平均処理をしながら表示したい場合に ON にします。計測開始時にデフォルトとして扱われます。もちろん、計測途中で MAIN 画面上のコントロールパネルからでも ON/OFF 可能です。計測中に移動平均
処理しながら表示するので、実時間よりやや遅れて表示されます。
Data Points
移動平均を行うデータ数(3,5,7,9,11)を選択します。
例： “５”を選択した場合の計算式 newD(t)={D(t-2)+D(t-1)+D(t)+D(t+1)+D(t+2)}/5
Repeat Times
上記、移動平均処理の繰り返し回数(1-5)を選択します。非常にノイズの強い信号用に準備されていますが、普通は１で使用します。
FFT
Low Pass（低域通過フィルター）設定 Freq 以下の信号を通過させます。また傾きを Slope(dB/Oct)で設定します。
High Pass(高域通過フィルター)設定 Freq 以上の信号を通過させます。また傾きを Slope(dB/Oct)で設定します。
Band Pass(設定範囲通過フィルター)設定範囲（Freq>= ～ Freq<=）の信号を通過させます。また傾きを Slope(dB/Oct)で設定します。
Band Elimination(設定範囲遮断フィルター)設定範囲（Freq1>= ～ Freq1<=）および（Freq2>= ～ Freq2<=）の信号を遮断させます。
また傾きを Slope(dB/Oct)で設定します。

- Page12/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Base Line Correct
Correct On/Correct Off
ベースライン補正を行って表示するか、しないかを選択します。
Order(Curve Fitting)1(Linear Fit)
2(Polynorminal Fit)
3(Polynorminal Fit)

直線補間によるべースライン補正処理です。
二次曲線補間によるべースライン補正処理です。
三次曲線補間によるべースライン補正処理です。

例
ベースライン処理をしてない表示

直線補間によるベースライン処理をして表示- Page13/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§５計測

前項の設定作業が完了したら、いよいよ計測作業です。

① User Profile
User Profile では、計測する被験者を選択あるいは新規作成します。Current User で登録済みの被験者リストから、該当の被験者を選択できます。新規に被験者を登録する場合には、New User で登録します。

Current User
登録されている被験者リストの中から、該当被験者を選択します。選択終了したら Ok ボタンを押してください。以後の計測データは、この被験者ファイルに格納されます。

New User
被験者情報を新規作成します。
「名前」
「年齢」
「性別」
「利
き手」
（右利き･左利き）を登録します。登録終了したら Ok
ボタンを押してください。以後の計測データは、この被験者
ファイルに格納されます。

DATA フォルダーについて
ここで被験者を登録すると、OEG16.exe が存在する OEGSpO2 フォルダー内の DATA フォルダー内に被験者名からなる
フォルダーが作成されます。このフォルダー内に、以後の計測された波長データ（生データ、TXT ファイル）は格納さ
れていきます。

- Page14/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2⑩ Cal
該当被験者の前頭葉にヘッドモジュール（センサーバンド、ヘッドバンド）を装着完了したら、まずセンサーが適正に装着されているかどうかの確認と、計測点毎のセンサーのゲイン（増幅度）の調整を行うために Calibration 作業を行います。

Calibration Mode
Auto Calibration
Manual Calibration

自動で Calibration を行うモードを選択します。普通こちらを使用してください。
ユーザ自身が各センサーのゲイン（増幅率）を指定する方法です。

Auto Calibration Start
Auto Calibration を実行開始します。適切な装着ができていれば、概ね２５秒程度で完了します。
Cal 画面左下部分に経過時間が表示されますので目安にしてください。

例

全てのチャンルで適正

CH1 と CH2 の信号が弱い

Good： Cal Upper Limit ならびに Cal Lower Limit 内に入っている。
Under：Cal Lower Limit 以下である。（信号の記録はされています。但し信頼性低い）
Over: Cal Upper Limit 以上である。（信号の記録はされています。但し信頼性低い）
Unused:他の計測点強度の影響を強く受けている（信号の記録はされています。但し信頼性低い）- Page15/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2⑦ Start/Stby
Calibration 作業が終了していると、当 Start/Stby ボタンがアクティブになり、いつでも計測開始できることを意味
します。
計測前画面

（Start/Stby ボタンがアクティブになっています）

タイマー動作（Elapsed Time）
記録開始からの経過時間を表示することができます。

Font：フォントの大きさ、書体、色などを変更できます。
ウインドウのサイズはマウスで普通どおりに変更できます。
（Manual モードで操作してください）
チェックマークを入れると 0.1 秒単位で表示します。

スタート
Start/Stby ボタンをクリックすると、下記の確認画面が現れます。

開始確認画面Start/Stby ボタンを押すと確認画面が現れます。すでにCurrent User が選択してあれば、該当被験者名が表示されます。この時点で Current User の変更をすることもできます。
記録開始には３種類のスタート方法があります。
Start：
確認画面の Start ボタンのクリックで即スタート。
普通のスタート方法です。
Standby1：OEG-SpO2 本体前面の Start ボタン押下を待ってスタート。 パソコン操作者と実験開始起動者が離れているような場合のスタート方法です。
Standby2：OEG- SpO2 本体背面の Ext-Event IN1 からのトリガ入力を待ってスタート。外部機器と同期させて記録開始するような場合のスタート方法です。

- Page16/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

計測中画面

Standby1 でスタンバイ状態

Standby2 でスタンバイ状態
上記いずれのスタンバイ状態でもスタート条件が揃えば左図の画面になり記録開始されます。

記録中であることを意味します。

停止画面
MAIN 画面上の Stop ボタンをクリックするか、OEG-SpO2 本体の STOP ボタンを押すと、下記終了確認画面が現れます。
Title (or Comment)
保存するデータのタイトルあるいはコメントを必要に応じて入れてください。
File Name
自動的に時刻をファイルネームにした表示がされます。異なる名前を付けたい場合は、ここで変更してください。
Yes ボタンをクリックすると波長データ（生データ）が保存されます。以後 Event List から呼び出す、あるいは TXT データとしてそのまま別のソフトウエアで利用できます。
TXT フォーマットの詳細は取扱説明書応用技術編に記載されています。

- Page17/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§６

保存データの表示・解析

計測し保存した生体情報は当 Event List で読み出し、各種のフィルター処理あるいは平均処理を行いデータの検討を行うことができます。また検討ならびに処理の終わったヘモグロビン変化データは、CSV ファイルにて出力することができます。他のソフトウエアにてさらなる解析作業を行う場合にご利用ください。CSV フォーマットの詳細は取扱説明書
応用技術編に記載されています。

⑫ Event List

- Page18/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§７パワースペクトラム表示

主に脈波解析に必要な周波数解析ツ－ルを新たに加えました。周波数パワースペクトラムを表示します。どんな信
号がどんな周波数領域に存在するかを観測することができます。

⑫EVENT LIST 窓の最下段に準備しました

EventList 窓内で該当生体データを呼び出すと、最下段の SpectrumDisp ボタンが有効になります。この Spectrum
Disp ボタンを押すと下図に示す個別 Ch と全 Ch 平均の両パワースペクトラムが表示されます。FAST モード、FINE
モードのどちらでも使用できます。
FAST モードで取得したデータを読んだ時
水平周波数軸フルスケール：DC～5.0Hz

左図例では約 1.1Hz あたりに脈波の強い信号を確認できます。2.2Hz や 3.3Hz に確認できる信号は 1.1Hz の脈波の高調波成分です。

FINE モードで取得したデータを読んだ時
水平周波数軸フルスケール：DC～0.76Hz

パワースペクトラムを求めたい開始時刻(秒)Start と区間 dur を指示します。
どの Ch を見たいかを選択します。

ヘモグロビン変化信号のパワースペクトラムを観測したときにチェックマークします。

波長信号のパワースペクトラムを観測したいときにチェックマークします。

- Page19/20 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

www.spectratech.co.jp

この取り扱い説明書は、製品の改良その他により適宜改訂されます。
Copyright Spectratech Inc. 2011 All right reserved.
Spectratech OEG は株式会社スペクトラテックの登録商標です。

株式会社スペクトラテック
本社〒158-0093 東京都世田谷区上野毛４－２２－３
営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-3-10 新横浜 I.O ビル３階
電話： 045-471-4893 ファックス：045-471-4894- Page20/20 -