PROGRAMMABLE FILTER

DT-212D DT-212DC1 DT-212DC2

プログラマブルフィルタ

DT-212シリーズは、ディジタル信号により周波数を制御できるユニバーサルフィルタです。
12dB/octの減衰傾度のローパス及びハイパスフィルタ出力と、6dB/oct・バンド幅の減衰特性のバンドパスフィルタ出力の3出力が同時に得られます。さまざまな特性のフィルタや高次フィルタを構成できるように、通過利得やQは、外付け抵抗により容易に設定することができます。
周波数制御はBCD3桁（12ライン）で行います。周波数範囲は、1Hz〜1.599kHz（DT212DC1）と100Hz〜159.9kHz（DT-212DC2）の2タイプと、外付けキャパシタにより範囲を設定するタイプ（DT-212D）とがあります。

▼フィルタ特性▼遮断周波数制御特性

▼入力特性

確
利得設定用外付け抵抗による（10kΩ/利得）±10V/利得
電源電圧と同じインピーダンス
定格最大電圧
許容最大電圧▼その他

5Ω以下±10V（≦100kHz）2kΩ以上
外付け抵抗による
0.002％（typ）

構成については、「機能モジュールアプリケーションノート」をご覧ください。

＊2

ローパス出力は直流通過型。ハイパス出力の高域特性は500kHzまで＊3

測定点は、ローパスはfc/2、ハイパスは2fc、バンドパスはfo–+30k–+

100＋15V 40
1439

LP/HP
OFFSET

A-GND 36−15V 34

24LP/HP
INPUT
BP＋5V 38

D-GND 37

1D

13202

BP OUTPUT BP OFFSET

4610 16

A-GND

7＋IN

2

3412481040
2080

100

200

400

56789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RQ
10kHP
OUTPUTCEXTBPOUTPUTCEXT

BP OFFSET

100800DT-212シリーズ（TOP VIEW）
GND

R

–+30k

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21CLP/HP OFFSETBP INPUT

9GND

R

8OUTPUT

C–+1917

LOGIC CONTROL−IN

10k

OUT

−15V

21 〜 32

11−IN＋IN

5LP OUTPUTA-GND

LOGIC CONTROLGND

HP OUTPUT

1温湿度範囲
外形寸法■■ピン配置図

ブロック図

3±15V±10％、＋5V±10％
typ ：＋15mA/−18mA、＋2.2mA
max：＋23mA/−27mA、＋3.3mA
動作 −20℃〜70℃、10〜95％RH
保存 −30℃〜80℃、10〜80％RH
54.4×33.7×9.4mm、HA型

電源電圧
消費電流

＊1

15200nA（typ）
10MHz（typ）
8V/μsec（typ）

バイアス電流fT
スルーレート注）特記なき場合は、電源電圧±15V、＋5V、利得1、Q＝0.707、周囲温度23℃±5℃

10kLP/HP
INPUT

度▼内蔵オペアンプ▼出力特性
インピーダンス
定格最大電圧
負荷抵抗
通過域利得＊2
ひずみ率＊3

BCD3桁、正論理（＋5V）
CMOS 4000シリーズ、100kΩにてGNDにプルダウン（内部）
±0.1％
（typ）
（212D）、±0.5％（typ）（212DC1/2）

コード
入力回路

D-GND

Ｑ


オフセット電圧変動＋5V

設定周波数範囲（fc）

オフセット電圧

GND

性

ローパス ：35μVrms（typ）
ハイパス ：100μVrms（typ）
バンドパス：30μVrms（typ）（10Hz〜500kHz帯域）±20mV（typ）
外付け半固定抵抗器により調整可能
5μV/℃（typ）

音＋15V

特雑

ローパス、ハイパス、バンドパス
2（1次対）
12dB/oct ローパス、ハイパス
6dB/oct・バンド幅 バンドパス
あらゆる高次系フィルタが構成可能＊1（外付け抵抗値による）
DT-212DC1：1Hz〜1.599kHz
DT-212DC2：100Hz〜159.9kHz
DT-212D ：外付けキャパシタによる
範囲 1/3〜1×106/fc
設定 外付け抵抗による

GND

フ ィ ル タ

種 類
次 数
減衰傾度

LP
OUTPUT

注）1．未使用ピンは、他と接続しないでください。
注）1. 未使用ピンは、他と接続しないでください。
2．キャパシタは、すべて外付け用です。
（CEXT）
2. キャパシタは、すべて外付け用です。
（CEXT）
3．ケース表面の●印がピン1を示します。
3. ケース表面の●印がピン1を示します。

DT-212 SERIES
基本接続図

2次ローパス/ハイパスフィルタ

利得の計算式GLP＝GHP＝ 10 （入出力位相反転）RG
RG RQ＋10Q＝
RQ 2RG＋10       10RG
RQ＝（kΩ）（2RG＋10）Q−RG
ただし、RG、RQの単位はkΩ−15V＋15VQの計算式

C：0.1μF（cer）

C

LOGIC CONTROL

C1.5k（1/4W）

800400200100 80 40 20 10 8 4 2 140 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

12RG

456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20150

RQCEXT10kΩ

HP OUTPUT

LP OUTPUT

1000ｰ270

Phase

ｰ40ｰ50

Amplitude [dB]ｰ20ｰ30ｰ10ｰ180

Amplitude

0ｰ20
Amplitudeｰ30
ｰ40ｰ180ｰ60

ｰ60
ｰ70
0.01

0.1

110ｰ700.01

1000.1

基本接続図

LOGIC CONTROL

C1.5k（1/4W）

800400200100 80 40 20 10 8 4 2 140 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21利得の計算式

DT-212シリーズ（TOP VIEW）
23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20150

RQ
INPUT

CEXT

BP OUTPUT

Amplitude [dB]

ｰ30ｰ40ｰ50

10＝2kΩ
GBP
10
RQ＝
2Q−1−5＝−5kΩ（Q＝2）＊＝2.5kΩ（Q＝5）＝0.71kΩ（Q＝10）

RG＝

Q=1
25102050
100ｰ60ｰ70
0.0110（入出力位相反転）
RG
5      5Q＝0.5＋＋    RG     RQ
10RQ＝（kΩ）
2Q−1−GBP注）ただし、RG, RQの単位はkΩ
GBP＝例）1次対バンドパスフィルタで利得5とする。
Q＝2、5、10のときのRGとRQを求めよ。

0ｰ20Qの計算式

CEXT

10kΩ

10ｰ10100−15VC

RG

101次対バンドパスフィルタ＋15V

11

Normalized frequency [f/fc]

Normalized frequency [f/fc]

GNDｰ90Phaseｰ50ｰ360

フ ィ ル タ10ｰ10Amplitude [dB]

CEXT

Phase [deg]INPUT3例）12dB/octのローパスフィルタで利得2とする。
バタワース特性とベッセル特性のRGとRQを求めよ。
10RG＝＝5kΩ
GLP50
RQ＝20Q−5＝5.469kΩ（Q＝0.70711、バタワース）＝7.637kΩ（Q＝0.57735、ベッセル）

Phase [deg]DT-212シリーズ（TOP VIEW）

GND

0.11

Normalized frequency [f/f0]

10100＊利得5のときはQ≧3、Q＝2のときは利得は3以下でなければならない。

25

PROGRAMMABLE FILTER

DT-212 SERIES■■周波数設定方法■■オフセット電圧の調整法

本器は、外部からの接点もしくはディジタル信号により周波数を設定します。設定は、BCD3桁ですので、下図のように各入力ピンに対して重み付けがなされております。この入力ピン（ビット）に＋5Vを加えると内部ロジックはHiに、0Vまたは開放にするとLoになります。Hiにしたビットの重みの和（N）が周波数を表します。周波数（fc）とNとの関係は次式のようになります。

●ローパスまたはハイパス出力使用時

DT-212DC1
DT-212DC2
DT-212D

fc＝N（Hz）
fc＝100N（Hz）
N
fc＝（Hz）
20・CEXT（CEXT：μF）

DT-212D
14−15V

なお、DT-212DC1の内蔵キャパシタは50000pF、DC2は500pFです。

10k〜100kΩ

●バンドパス出力使用時

DT-212D

DT-212D
32 3130 2928 27

フ ィ ル タ800 400 200 100 80 40＋15V

26 25 24 23

22 21

20 10284120

重みLOGIC CONTROL−15V

なお、TTLレベルで駆動するときは、Hiレベル時の電圧値が＋3.5V以上、＋5V電源以下であることをご確認ください。＋3.5V以下の場合は、TTL出力に適当なプルアップ抵抗を接続してください。

10k〜100kΩ

＋15V■■供給電源とGND接続について
本器は、±15Vと＋5Vの3電源が必要ですが、＋5Vを＋15Vから供給することもできます。
●±15V電源のみ供給する場合
下図の接続で＋5Vが得られます。ロジック入力信号のHiレベルは、ツェナー電圧のバラツキのため＋5.3V以下としてください。
＋15V側の消費電流は7mA程度増加し22mA（typ）となります。

DT-212D＋5V＋15V●±15V電源と＋5V電源とを供給する場合
下図のように接続しますが、＋5Vのロジック電源のリターン電流がアナログ回路に流れ込むのを防止するため、とピンの接続には注意が必要です。すなわち、とピンは、ピンのそばで接続せずに、図で示してあるように電源側で接続してください。
＋5V電源も、±15V電源と同様に、リプルやパルス雑音の少ないものをご使用ください。良質な＋5V電源が得られない場合には、前出の±15V電源だけの方法でご使用ください。

−15V＋5V4039

38 373634

DT-212D＋15V40

1.5k−15V＋5V39

38 3736＋5V＋15V−15V＋15V

26−15V34