渦電流式膜厚計エディ

EDY−1000
取扱説明書●お使いになる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
●お読みになった後も大切に保存し、常に参照して下さい。

2003年 12月 Ver,2

目
項

次目ページ

1．測定原理

１2．用途

１3．仕様

２4．各部名称

３5．準備

４5-1.ゼロ板の用意

４5-2.プローブの装（脱）着４6．操作方法５6-1. 電源ＯＮ

５6-2. 電源ＯＦＦ

５6-3. ゼロ調整

６6-4. 標準調整

７6-5. 検量線のリセット

８6-6, 測定９7．付加機能

１０7-1. 表示分解能の切替

１０7-2. キーロックモードの切替

１０8．データのプリンタへの出力

１１9．乾電池の交換

１２10．保守･点検

１２

11．測定精度向上のための注意事項

１３

お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
本書はお読みになった後も大切に保存し、常に参照して下さい。
電流計

１．測定原理高周波電界によって金属表面に誘起される渦電流の大きさと、表面皮膜の厚さとの電気的相関性を利用して、非鉄金属素地に表面処理された絶縁性皮膜の厚さを非破壊で測定します。
高周波発振器から供給される高周波電流をコイルに流し、金属を近づけると強く流れ、離すと弱く流れます。この原理を利用して非鉄金属素地上の絶縁性皮膜の膜厚（Ｄ）を測定します。

２．用

高周
波
電源

コイル

D
非 鉄 金 属途

鉄以外の金属（アルミ、アルミ合金、銅など）やオーステナイト系ステンレス（磁性のないステンレス）に表面処理された絶縁性皮膜（アルマイト、塗装、ライニングなど）の膜厚を非破壊で測定。
国内外の各種規格にも適合します。
●

陽極酸化皮膜

●

各種塗装

●

ライニング

●

樹脂フィルムアルミサッシ、台所用品、家電製品などに施されたアルマイト皮膜の厚さ測定。
アルミ、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなどに施工された塗装皮膜の厚さ測定。
各種機器、部品、化学プラントなどに施工されたライニング皮膜の厚さ測定。
アルミ板をベースにフィルム、紙などの厚さ測定。

1

３．仕様
・名・測・測・測・表・分称 型定 方定 範定 精示 方解式 ： 渦電流式膜厚計 ＥＤＹ−１０００式 ： 渦電流式
囲 ： ０〜１０００μｍ
度 ： 均一面に対して±１μｍ又は指示値の±２％
式 ： 大型ＬＣＤによる数値表示、ホールド機能付
能 ： １μｍ（０〜１０００μｍ）： 但し、キー操作により１００μｍ未満は0.1μｍ表示可能： （標準調整(CAL)時は、１μm単位となります。
）
・ CAL調整範囲 ： １０〜９９９μｍ
・ プ ロ ー ブ ： １点定圧接触式 Ｖカット付 φ１1×５５ｍｍ
・ 付 加 機 能 ： 1)表示分解能切替
2)キー入力ロックの切替
3)オートパワーオフ（約５分）
4)別売専用プリンタ(EDP-1000)への出力（個別データたれ流し式）
源 ： 単４乾電池(1.5V)×４本、オートパワーオフ機能付
・電・ 使 用 温 度 ： ０〜４０℃（結露しないこと）
・ 本 体 寸 法 ： ８０(Ｗ) ×３５(Ｈ) ×１５０(Ｄ)ｍｍ
・ 本 体 重 量 ： 約３００ｇ（本体、乾電池含む）
属品 ： 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース・付※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

2

４．各部名称⑥⑤⑦

SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.

POWER
ELECTRO−MAGNETICCOATING THICKNESS METER①ON②ZERO③OFF

EDY−1000

LOCK④⑧①電源キー②ZEROキー③LOCKキー④ ︽・ キー︾⑤プリンタコネクタ⑥プローブコネクタ⑦LCD表示部⑧ハンドストラップ

電源のON／OFFをするキー
ゼロ点調整をするキー
ON／OFF以外のキー操作を無効にするキー
標準厚板を使用して標準調整をするキー
プリンタを接続するコネクタ
プローブを接続するコネクタ
数値表示部

本器の落下を防ぐため、必ずハンドストラップに手首を通してご使用下さい。
3

５．準

備

５−１．ゼロ板の用意
測定対象物と同じ素地（同種、同厚、同形状）を用意して下さい。
付属している テスト用ゼロ板 ［アルミニウム １０５０］は本器の動作チェック用です。実際の測定対象物と同じ素地を用意して下さい。
・同種
測定対象物の素地と同材質のものを使用して下さい。
・同厚
測定対象物の素地とできるだけ同じ厚さのものを使用して下さい。
・同 形 状
測定対象物の素地と同形状（パイプ径、曲率、幾何学的形状など）のものを使用して下さい。
・大 き さプローブが余裕をもって操作できるものを使用して下さい。
・表面状態
表面はできるだけ平滑で、表面処理（酸化皮膜など）のされていないもの、又、錆や汚れは取り除いて下さい。

５−２．プローブの装（脱）着本体からの装（脱）着は、下記の要領で行って下さい。

電源は、必ずＯＦＦにして下さい。
プローブには互換性がありません。本体No.とプローブNo.が同じであることを確認して下さい。
装本体側

PRINTER

着

幅の広い切り込みを右にして差し込み、Ａを時計回りに締めます。

脱Ａを反時計回りに緩めそのまま静かに引き抜きます。

PROBE

プローブ側
A

着コードを引っ張らないで下さい。
断線の原因になります。

※本体にプローブを接続していない場合、或いは、接続していても故障している場合には電源ＯＮ後、表示は下記のように変化します。また,電源ONの状態でプローブを外しても、［ＰＥ］と表示され、電源は自動的にOFFします。
（［ＰＥ］は、Probe Errorの略。
）−−−μm
Non-Fe↓PE→

Non-Fe「ピー」とブザーが鳴ります。

Non-Fe4電源は自動的にOFFします。

６．操作方法
６−１．電源ＯＮプローブを接続した後、「ON/OFF」キー①を押します。
[LCD⑦の表示が下記のように変化します]
↓−−−

μm

膜厚計内部の初期化を実行中です。

Non-Fe↓−−この間はプローブを中空に向けておいて下さい。
誤作動の原因になる場合があります。

μm
Non-Fe↓56← ブザーが「ピッ」と鳴り、膜厚計は測定可能状態になります。

μm
Non-Fe・電源ONで前回の計測作業の最終測定値が表示されます。
・最初の電源ON時や、測定データがない場合には［−］が表示されます。

６−２．電源ＯＦＦ「ON/OFF」キー①を押します。
［LCD⑦の表示が下記のように変化します］↓← ブザーが「ピー」と鳴ります。

−μm
Non-Fe← ブザーが「ピッ」と鳴り、電源は自動的にOFFします。

↓μm
Non-Fe5６−３．ゼロ調整
調整用素地板（ゼロ板）にプローブを接します。
［LCD⑦の表示が下記のように変化します。
］↓← ブザーが「ピッ」と鳴ります。

XXμm

Non-FeLCD⑦上に測定値［ＸＸ］が表示されます。

ゼロ板↓「ZERO」キー②を押します。
（この時、プローブはゼロ板に接した状態でも、離した状態でも可能です。
）↓← ブザーが「ピーッ」と鳴ります。

CAL
LCD⑦の左上に［CAL］が表示され、［０］が表示されます。

0
Non-Fe↓← ブザーが「ピッ」と鳴ります。

0μm
Non-Feプローブを複数回、ゼロ板に接して、LCD⑦上の表示が［０］近辺であれば良好です。
［０］より離れている場合には、上記の操作を数回繰り返して下さい。
※ゼロ調整時に［ＬＬＬ］が表示された時は、調整点が大きくずれている場合ですので、素地になにも施工されていないことを確認し、２〜４回はゼロ調整を繰り返し行い、［０］が安定して出ることを確認して下さい。

6６−４．標準調整（CAL）
ゼロ板上に標準厚板を乗せ、プローブを接します。
標準厚板は、測定したい膜厚より少し厚めの物を選びます。
［LCD⑦上の表示が下記のように変化します。
］↓

2 9 5 μm

← ブザーが「ピッ」と鳴ります。
(例：300μｍの標準厚板）

標準厚板
ゼロ板

Non-Fe↓「 ︽ 」・「 ︾ 」キー④を押してLCD⑦上の表示値を標準厚板の厚さに合わせます。
（この操作は、プローブを標準厚板に接した状態でも、離した状態でも可能です。
）↓︽←「 」・「 ︾ 」キー④を押すとブザーが「ピッ」と 鳴り、LCD⑦の左上に［CAL］が表示され、CAL左図の ［ＹＹＹ］の表示が変化します。
μm「 ︽ 」・「 ︾ 」キー④は押し続けると、数値が早送りになります。

YYY

Non-Fe↓3 0 0 μm← 表示が標準厚板の厚さに合った時点で「 ︽ 」・「 ︾」キー④の操作を止めます。

Non-Fe↓
膜厚計は測定可能状態になります。
プローブを複数回、ゼロ板上の標準厚板に接して、LCD⑦の表示が標準厚板の厚さ近辺であれば良好です。標準厚板の厚さより離れている場合には、上記の操作を数回繰り返して下さい。
【注意】●測定精度をより高めるため、電源をONにして10〜15分※ほど待ってから調整して下さい。
※オートパワーオフ機能により約5分で電源OFFになります。この場合、電源キー①を再度ONして充分にウォーミングアップをして下さい。
●「ゼロ調整」及び、「標準調整」は測定の途中でも精度確認のため行って下さい。
●「ゼロ調整」及び、「標準調整」とも、新しい調整値が設定されると、以前の素地特性（検量線）は消去され、新しい素地特性（検量線）がメモリされます。
●調整終了後は「7-2.キーロックモードの切替」を参考にして、誤操作をしないよう注意して下さい。

7

６−５．検量線のリセット
乾電池の交換後や表示がロックしたままになったり、測定やゼロ調整、標準調整（CAL)が不可能になった時は、下記の方法でリセット操作を行って下さい。
膜厚計は電源ONの状態。

3 0 0 μm
Non-Fe↓←「ZERO」キー②を押したままで「 ︾ 」キー④を連続して５回押します。

CAL0
Non-Fe

LCD⑦の左上に［CAL］が表示され、［０］は点滅表示。
「 ︾ 」キー④を押す毎にブザーが「ピー」と鳴ります。

↓← ブザーが「ピー・ピー」と鳴ります。

CAL

−E−

［−Ｅ−］は３秒間表示します。

Non-Fe↓−μm← 測定可能状態へ戻ります。
必要に応じて再度「ゼロ調整」、「標準調整」を行って下さい。

Non-Fe【注意】●標準調整（CAL）が可能な範囲は、10μm〜999μｍまでです。調整範囲から外れると［ ＬＬＬ ］又は、［ ＨＨＨ ］と表示されます。
「0.1μm」分解能時でも、標準調整(CAL)は「1μm」単位で切り替わります。
表示がロックされた状態の時は、「6-5.検量線のリセット」を行って下さい。

8

６−６．測 定

本器の落下を防ぐため、必ずハンドストラップ⑧に手首を通してご使用下さい。
前記のゼロ調整、標準調整が終了すれば測定が可能です。
プローブの中央部分を左図のように持って、測定対象物表面に垂直に・素早く・静かに押し当てて下さい。
「ピッ」と音がして測定値がLCD⑦上に表示されます。
音がしない場合、5〜10cm位離してから再度測定して下さい。
※測定中は誤操作を防ぐため、キーロックモード機能をご利用下さい。
◆電源ON後、測定しない状態が約5分以上続くと、オートパワーオフ機能が働き、電源OFFになります。次の電源ONでリジューム機能が働き、前回使用時の状態のまま復帰します。

正しい使い方プローブの中央部を持って対象物の表面に垂直に静かに押し当てて下さい。
「ピッ」と音がして測定値が表示されます。音がしない場合、5〜10㎝離してから再度測定して下さい。

誤った使い方斜めに押し当てないで下さい。
正確に測定できません。

9

押し当てたまま、横方向にずらさないで下さい。
プローブと、測定物の両方に傷がつきます。

あまりゆっくり押し当てないで下さい。
測定誤差を大きくする原因になります。

７．付加機能７−１．表示分解能の切替＜電源OFFの状態から＞↓「LOCK」キー③を押しながら「電源」キー①を押します。
↓「LOCK」キー③を押したまま、「電源」キー①を先に離します。
↓
ブザーが「ピー・ピー」と鳴り、その後に「LOCK」キー③を離します。
「１μｍ分解能」であれば「0.1μｍ分解能」へ移行します。
「0.1μｍ分解能」であれば「１μｍ分解能」へ移行します。

７−２．キーロックモードの切替
電源がONの状態で、「LOCK」キー③を押します。
↓
ブザーが「ピー・ピー・ピー」と鳴ります。
「電源」キー①を除いた他の全てのキー操作が無効になり、誤操作を防ぎます。
↓キーロックモードを解除するには、一旦電源をOFFにし、再度、電源をONにします。

10

８．データのプリンタへの出力
本器には専用プリンタ (EDP-1000、別売）を接続する事ができます。
プリンタへは、測定の都度データ出力します。
プリンタ（EDP-1000）には以下の２通りの印字方法があります。
１）ノーマルモードでのプリンタ出力
上限値、下限値を設定しない場合（プリンタ側の操作）
・「MODE」スイッチを「NORMAL」側にセットします。
・「POWER」スイッチをＯＮします。
・「START」キーを押します。
２）リミットモードでのプリンタ出力
上限値、下限値を設定する場合（プリンタ側の操作）
・「MODE」スイッチを「LIMIT」側にセットします。※
・「POWER」スイッチをＯＮします。
・「START」キーを押します。
・上下限値を膜厚計より入力
はじめに上限値とする厚さを膜厚計で測定・入力し、プリンタ用紙の上限値の欄「U.LT」に印字させます。
次に下限値とする厚さを膜厚計で測定・入力しプリンタ用紙の下限値の欄「L.LT」に印字させます。この後は通常に測定を行います。
※上限値、下限値を設定する場合には、プリンタのMODEを「LIMIT」側に設定します。
「NORMAL」側の設定だと上下限値が、通常の測定データとして印字処理されてしまいます。
■注意：①プリンタとの接続・取り外しは、必ず電源OFFの時に行って下さい。
②プリンタのデータ処理能力は最大 1,000データ迄です。従って、1,001データ以上の場合には、２回に分けてプリンタ出力します。

プリンタ接続後、電源ＯＮします。
↓XXX

μm

［ＸＸＸ］は電源OFF時の最終測定値を表示。

Prt

Non-Fe↓100← プリンタが接続されると LCD⑦上に［Prt］が表示されます。

μm

Prt

専用プリンタ（EDP-1000）の使用方法は、プリンタに付属の取扱説明書をよくお読み下さい。
膜厚計に測定値が表示されると、測定値がプリンタに印字されます。
（例：100μｍを測定）

Non-Fe11

９．乾電池の交換
乾電池が消耗して使用限界に近づくとLCD⑦の左下側にXXX「LOBAT」と表示されます。
この場合には、誤作動の要因にもなりますので早めに乾電池を交換して下さい。
乾電池の交換は必ず電源をOFFにした後に行って下さい。
電源をOFFにせずに交換作業を行うと、本体の故障の原因になります。
乾電池は４本共全て新しいものと交換して下さい。
（使用乾電池は、単４乾電池(1.5V)が４本です。
）

LOBAT

μm
Non-Fe（乾電池の電圧低下表示）

１０．保守・点検● 使用温度範囲は０〜４０℃、測定中は結露、水ぬれ、ホコリ、高熱、振動などは避けて下さい。
● プローブの先端を傷つけないよう、ていねいに操作して下さい。
● 保管は高温多湿を避け、ホコリのない場所にして下さい。
● １ヶ月以上使用しない場合は、乾電池をはずして保管して下さい。
● 測定精度を保つために、１年に１度は定期点検をお勧めします。

12

１１．測定精度向上のための注意事項①ゼロ板

ゼロ調整・標準調整(ＣＡＬ)で使用するゼロ板は、測定対象物の素地と同種、同厚、同形状のものを用意して下さい。異なったゼロ板で調整すると正確に測定できません。
※付属している テスト用ゼロ板 〔渦電流用：アルミニウム 1050 〕
は本器の動作チェック用です。実際の測定対象物の素地を用意して下さい。

②標準厚板

測定対象の塗膜など皮膜厚より少し厚めの標準厚板で標準調整(ＣＡＬ)をして下さい。
※かけ離れた標準厚板を使用すると誤差の原因になります。標準厚板が傷んだり、曲がったりした場合は新しいものと交換して下さい。
付属以外の標準厚板をご希望の際は、最寄りの営業所にお申し付け下さい。
（１５μｍ以上）③皮膜の性質

皮膜成分に金属物が含まれている場合、正確に測定できません。
弾性皮膜の場合、30〜50μｍ程度の標準厚板をのせてから測定し、測定値からその厚さを差引くと、凹みによる影響を防ぐ事ができます。

④端・角などの影響

測定対象物の端・角およびその付近は電界の状態が不均一になります。
一般に端から15mm〜20mm以上中心に寄った部分を測定して下さい。突起部、湾曲部、その他急激な変形部分の付近も同様な注意が必要です。

⑤表面粗さの影響

素地の表面粗さ、測定面の表面粗さは、ともに測定値に影響を与えます。その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求めて下さい。

⑥圧延の影響素地に圧延ムラが存在している場合があります。そのため部位により測定値に誤差が生じることがあります。その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求めて下さい。

⑦温度の影響使用温度範囲は０〜４０℃以内です、特に本体とプローブとの温度差が大きいと誤差の原因になります。

13

営業品目●膜厚計、ピンホール探知器、水分計、検針器、鉄片探知器、鉄筋探知器、結露計、粘度計

東 京 営 業 所：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル２階
TEL 03-3254-5031 FAX 03-3254-5038

大 阪 営 業 所：〒530-0046 大阪市北区菅原町2-3 小西ビルTEL 06-6362-7805 FAX 06-6365-7381

名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL 052-915-2650 FAX 052-915-7238

福 岡 営 業 所：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL 092-282-6801 FAX 092-282-6803

本社：〒213-0026 川崎市高津区久末1677
TEL 044-751-7121 FAX 044-755-3212

URL http://www.sanko-denshi.co.jp E-mail info@sanko-denshi.co.jp
C 500