OSNET 1ch ４ゲージひずみデータ集録装置

型式 NetLG-104

仕 様 書Rev.1.3

2019 年 5 月

株式会社 オサシ・テクノス
OSASI TECHNOS INC.

目次
1. 概要・特長

・・・ 1

2. 各部の名称

・・・ 2

3. 機器構成例

・・・ 2

4. データ最大蓄積日数・・・ 3

5. リチウム電池による動作日数

・・・ 3

6. 仕様

・・・ 4

7. 外観および寸法・・・ 5

May.2019

NetLG-104 1ch ４ゲージひずみデータ集録装置 仕様書 Rev.1.3

1. 概要・特長
本機は、４ゲージ法 350Ωひずみゲージ式センサ（ひずみゲージ式変換器）を１つ接続して、そのデータを指定した記録インターバルごとに測定し、内部メモリに記録するデータ集録装置です。
データ集録に必要な機能を集約し、シンプルかつ軽量コンパクトな外観を実現しました。
主な特長は以下のとおりです。
■物理量によるデータ集録
接続する 4 ゲージセンサ固有の初期不平衡値・校正係数や単位・プレヒート時間を指定可能で、ひずみデータを物理量に変換して表示および記録できます。
さらに傾斜計を接続する場合には、計測間距離を設定することで傾斜角度[°]を区間変位量[mm]に換算する演算機能を持っています。
物理量に対してオフセット値を設定することも可能です｡■記録インターバル
記録インターバルは 1 秒から 1 日まで様々な間隔を設定することができます｡また、1 日 1 回のサンプリング時などにオフセット時刻を入力することで、任意の時刻での測定記録が可能です｡記録インターバ
ル 1 日の場合の測定時刻はデフォルトで深夜 0 時になっていますが、この機能によって測定時刻を午前 9時や正午に指定することが可能となります｡■低消費電力回路の徹底的な低消費電力化により、リチウム電池（CR123A）または外部電源（ソーラーバッテリー等）で長期間動作可能です。
リチウム電池にはメイン電池とサブ電池を設けてあり、メイン電池の電池切れや交換忘れがあった場合でも、自動的にサブ電池に切り替わって動作します。
また、外部電源を使用した場合は、メイン・サブ電池は外部電源のバックアップとして機能します。
■長期データ集録
本機の記録データは機器内部のフラッシュメモリに蓄積されています。
蓄積されたデータは、OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用して CF カードへ回収することができます。回収したデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行なうことができます。（※データ回収を行うには、NetCT-1 のプログラムバージョンが Ver.3.0 以上である必要があります）
内部メモリには１時間インターバルで５年以上のデータを蓄積できます。
■OSNET 対応
OSNET 仕様のネットワークに対応し、半自動でのデータ回収から全自動でのデータ回収へ容易に移行できます。
■警報出力機能
物理量に対して、上限警報・下限警報・経時変動警報（過去 1 分～30 日可変の変動量を演算して警報出力）のいずれかを最大４つまで設定することができます。
また、測定値のふらつきによる繰返し警報を防ぐためのヒステリシスも入力できます。
記録インターバルごとにこれらの警報判定を行い、警報値を超えた場合に OSNET ネットワークに警報パケットを送出すると同時に、内蔵の無電圧接点リレーによって警報を出力できます。
■高精度
本機の測定範囲は±15000μストレインであり、測定精度はそれに対して±0.04％です。この測定精度には-20℃～55℃の範囲での温度ドリフトも含みます。従って過酷な温度環境下でも高精度なデータ集録が可能です。
■データ平滑機能
変動の大きなデータを安定して集録するために、データを平均化することができます。
■耐環境性
外部からのサージ侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や誘導雷サージに強い構造となっています。また、信頼性を追求した設計と部品選定により、-20℃～55℃までの広温度範囲で安定動作が可能です。
※OSNET とはOSNET はオサシ・テクノス独自ネットワークの総称です。
1

株式会社オサシ・テクノス

May.2019

NetLG-104 1ch ４ゲージひずみデータ集録装置 仕様書 Rev.1.3

2. 各部の名称
本機について、各部の名称を下図に示すとともに、これらの機能および注意点を説明します。
電池ホルダ
ベースプレート

外部電源端子センサ接続端子OSNET 通信ポート警報接点出力端子

3. 機器構成例
本機の機器構成例を以下に示します。
本機の設定操作やデータ回収を行なうためには、OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1（Ver3.0 以上）
もしくは、RS232C 変換器 NetGW-1 を介して接続されたパソコンが必要です。
NetCT-1 で回収されたデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行なうことができます。
基本的な運用方法
NetLG-104 と各種４ゲージ法
350Ωひずみゲージ式センサ

OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用して、測定条件の設定や CF カードへのデータ回収を行います。
回収したデータをパソコンに保存し、表計算ソフトなどでデータ処理を行います。
OSNET 通信ポート使用
設定・データ回収時に接続

NetLG-104
警報接点出力NetCT-1

CF カードパソコン

電源警報ユニット AL-TypeB

RS232C 変換器 NetGW-1 を使用し、ハイパーターミナル等のターミナルソフトを用いてデータ回収を行います。
また、測定条件の設定やデータ確認も行うことができます。

NetGW-1
パソコンとの接続にはクロスのRS232C ケーブルを使用します｡

パソコン

ターミナルソフトを用いてデータ回収。その後、Excel 等で作図・作表を行います｡

荷重計，地盤傾斜計など

各種 OSNET 機器と接続して運用する方法
・複数台の NetLG-104 をハブ NetHB-1 で接続すれば集中管理が可能となり、個々の設置場所に出向かなくてもデータ回収ができます｡
・警報値を設定し、警報出力装置 NetAL-1 に接続することで、外部に警報を知らせることができます｡
・また、NetAL-1 を使用すれば OSNET ネットワークの監視を行い、障害発生時には通報することができます｡

2

株式会社オサシ・テクノス

May.2019

NetLG-104 1ch ４ゲージひずみデータ集録装置 仕様書 Rev.1.3

4. データ最大蓄積日数
本機のデータ最大蓄積日数は右表のとおりです。
データ最大蓄積日数とは、機器の内部メモリに蓄積されている（または記録することのできる）データの日数をいいます。このデータは電源を切っても、データ回収を行っても消えることはありません。

記録インターバル
1 秒
2 秒
5 秒
10 秒
15 秒
20 秒
30 秒
1 分
2 分
5 分
10 分
15 分
20 分
30 分
1 時間
2 時間
3 時間
6 時間
12 時間
1 日

データ最大蓄積日数
0.5 日
14.1 時
1.1 日
28.2 時
2.9 日
70.5 時
5.8 日 141.1 時
8.8 日 211.6 時
11.7 日 282.2 時
17.6 日0.5 月
35.2 日1.1 月
70.5 日2.2 月
176.3 日5.6 月
352.7 日0.9 年
529.1 日1.4 年
705.5 日1.9 年
1058.3 日
2.8 年
2116.6 日
5.7 年
4233.3 日
11.5 年6350 日17.3 年
12700 日34.7 年
25400 日69.5 年
50800 日 139.1 年

5. リチウム電池による動作日数
本機において、リチウム電池 1 個のときの記録インターバルごとの動作日数を下表に示します。
動作日数はセンサプレヒート時間およびデータ平均化処理時間の設定によっても変動するため、下表にはそれらの合計値と動作日数の関係も、いくつか実例を示してあります。
サブ電池との合計では、動作日数は約 1.9 倍になります｡
なお、下表はリチウム電池に 0.7 の環境係数を掛けた値で計算されています｡したがって周囲温度が比較的高い場合、下表の日数より動作日数が増えることが予想されます。

記録インターバル
1 秒
2 秒
5 秒
10 秒
15 秒
20 秒
30 秒
1 分
2 分
5 分
10 分
15 分
20 分
30 分
1 時間
2 時間
3 時間
6 時間
12 時間
1 日

リチウム電池による動作日数
センサプレヒート＋データ平均化処理時間
1 秒（工場出荷時）
5秒
10 秒
1.5 日
1.5 日
1.5 日1.5 日
1.5 日
1.5 日
1.5 日
1.5 日
1.5 日
3.0 日
1.7 日
1.5 日
4.5 日
2.5 日
1.6 日
6.0 日
3.4 日
2.2 日
8.9 日
5.0 日
3.2 日
17.4 日
9.9 日
6.4 日
33.3 日19.3 日12.6 日73.6 日44.8 日30.0 日123.3 日80.1 日55.7 日159.1 日108.6 日77.8 日186.1 日132.2 日97.1 日224.1 日168.9 日129.1 日281.7 日233.7 日192.6 日323.3 日289.2 日255.5 日340.0 日314.0 日286.6 日358.5 日343.5 日326.5 日368.5 日360.5 日350.9 日373.8 日369.6 日364.5 日

330 秒
1.5 日
1.5 日
1.5 日
1.5 日
1.5 日
1.5 日
1.5 日
2.7 日
5.3 日
13.0 日25.1 日36.4 日47.1 日66.5 日113.1 日174.3 日212.6 日272.4 日317.0 日345.3 日株式会社オサシ・テクノス

May.2019

NetLG-104 1ch ４ゲージひずみデータ集録装置 仕様書 Rev.1.3

6. 仕様
◆一般仕様
電源

消費電流
外形寸法
重量
使用温度範囲耐雷サージ性能
耐静電気性能◆計測仕様
入力チャンネル数
センサ電源
ゲージ率
適応センサ
入力抵抗
測定範囲
分解能
ひずみ測定精度
設定項目
データ平均時間
記録間隔
記録容量
使用メモリ

外部電源 DC5V～15V
またはリチウム電池 CR123A 1 本×2（メイン・サブ）
待機時：0.1mA 以下（平均）
ひずみ測定時：25mA 以下
OSNET 通信時：35mA 以下
100H×120W×62D（寸法公差±1mm）
約 500g－20℃～＋55℃（結露無きこと）±4kV（1.2/50 コンビネーション波形）
試験規格：IEC61000-4-5 接地条件：D 種接地（旧 3 種接地）
接触放電 ±8kV， 気中放電 ±15kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠

1 チャンネル
定電圧 DC2.00V±0.4％
2.00 固定
ひずみゲージ（４ゲージ４線式、350Ω）
標準 350Ω（150Ω～800Ωの範囲を許容）±15000μストレイン
1μストレイン±0.04％ＦＳ以内 （直線性・再現性・全動作温度範囲による温度ドリフト含む）
初期不平衡，校正係数，物理単位，プレヒート時間，物理量オフセット，平均化処理時間
計測間距離（傾斜計を用いて、角度を変位量に換算する場合）
無し，2～30 秒（1 秒単位） ※移動平均
1 秒，2 秒，5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，1 分，2 分，5 分，10 分，15 分，20 分，30 分，
1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，12 時間，1 日（6 時間以上の記録間隔の場合、測定記録時刻の指定が可能）
50800 個 （これを超えると、一番古いデータを消去し、新しいデータを取り込む）
ただし、機器の設定変更を繰り返すと、減少する可能性が有る
フラッシュメモリ （不揮発性メモリ）

◆警報仕様
警報種類
警報出力形態
警報接点種別警報接点 ON 時間
警報接点容量4 個（上限警報・下限警報・経時変動警報の中からそれぞれ選択）（いずれもヒステリシス設定可）
警報パケットをＯＳＮＥＴネットワークに出力，警報接点出力
無電圧 A 接点もしくは B 接点出力未設定（警報状態に同期）または 1 秒～30 秒
DC30V 500mA（Max）◆OSNET 通信ポート仕様
用途
ポート数通信方式
通信速度
機器間延長距離使用コネクタ適合コネクタOSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用
1 ポート
調歩同期式
76.8Kbps1km（単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアケーブルを使用した場合）
DFK-MSTBVA 2,5/2-G-5,08 （フエニックスコンタクト）
FKC 2,5/2-ST-5,08 （フエニックスコンタクト）

4

株式会社オサシ・テクノス

May.2019

NetLG-104 1ch ４ゲージひずみデータ集録装置 仕様書 Rev.1.3

7. 外観および寸法

名 称
集録装置本体端子台
端子台ネジサイズ
外形寸法
寸法公差
重 量

材 質
色
鉄（メッキ鋼板）
白色
ＰＢＴ
黒色
M4
100H×120W×62D±1mm
約 500ｇ

名 称
リチウム電池カバー
寸法
寸法公差
重量5材 質色

アクリル（底面磁石付）

ブルースモーク

61.5H×42.5W×21.5D
±1mm
約 20g

株式会社オサシ・テクノス