SWT－9000／9100（SWT-9000F・SWT-9000N・SWT-9000FＮ）

東京・大阪・仙台・名古屋・福岡・川崎

2020年8月

目次

ページ

安全上の注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １
お守り下さい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３
準備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４・同梱品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４
・各部の名称‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５・本器に電池を入れる‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６・プローブの接続、取り外し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７・プローブの持ち方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８・プローブの押し当て方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８
操作方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９（１）電源の入れ方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９（２）電源の切り方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９（３）ゼロ調整‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10（４）標準調整（CAL）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12（５）ゼロ調整－特殊な調整方法 －‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14（６）「ゼロ調整」が困難な場合の２点調整‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17（７）検量線の消去‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
測定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
機能設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24（１）連続測定モードの設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24（２）分解能の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26（３）オートパワーオフ機能の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27（４）FN － 325 プローブ使用時の素地対応モードの設定‥ ‥‥‥ 29（５）バックライトの設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30
データを送る（SWT － 9100）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
測定精度向上のための注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
こんな時は（故障かな？と思ったら）仕様◆本体‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36◆プローブ（オプション）

参考資料（測定の原理）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

安全上の注意（安全に正しくお使いいただくために）お使いになる人や他人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、ご使用の前に必ずこの「安全上の注意」をお読みになり、正しくお使い下さい。
また、お読みになったあと、いつでも取り出せる所に保管して下さい。

警告
禁止

禁止

●本
 器を水中に入れたり、濡らしたりしないで下さい。故障の原因になります。
万一本器内に水が入った場合には、点検・修理に出して下さい。
● 本器の内部に金属や異物を入れないで下さい。故障の原因になります。
万一本器内に金属や異物が入った場合には、点検・修理に出して下さい。
● コネクタにねじ回しや棒を差し込まないで下さい。故障の原因になります。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

●投
 げたり、ぶつけたり、落としたりしないで下さい。怪我や破損、故障の原因になります。
● 絶対に分解したり、改造したりしないで下さい。異常動作や故障の原因になり
ます。
 器
●本
（SWT-9100）に使用するACアダプタは必ず付属のものをご使用下さい。
また、指定電圧以外では使用しないで下さい。ショート、感電、火災の原因になります。
● AC アダプタの端子部に金属のピンやゴミを付着させないで下さい。
ショート、感電、火災の原因になります。
● 濡れた手でACアダプタの抜き差しはしないで下さい。
感電の原因になります。
 Cアダプタを傷つけたり、●A加工したりしないで下さい。
またコードに重いものを乗せたり、挟み込んだり、引っ張ったりしないで下さい。
コードの破損・断線や、ショート、感電、火災の原因になります。

1

安全上の注意（安全に正しくお使いいただくために）警告● 長期間ご使用にならないときは、必ず本器から電池を取り出して下さい。
電 池が古くなり電解液が流れ出すと、異常動作や故障の原因になります。

必ず実施● 電池の交換は、必ず本書の「本器に電池を入れる」の項をお読み下さい。
必ず実施●電 池は子供やペットの手の届かない所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師に相談して下さい。

必ず実施

●電
 池を火中や水中に入れないで下さい。保管する場合は、火気、高温、湿気をさけ暗く涼しい、乾燥した場所に保管して下さい。

必ず実施

 池に衝撃を与えたり、傷つけたりしないで下さい。また、分解、ハンダ付け等●電の加工をしないで下さい。

必ず実施

 池をショートさせたり、充電したりしないで下さい。また電池をペンチ等の金●電属製のもので持たないで下さい。

必ず実施● 交換する電池は、指定の新しい電池（使用期限に注意）を使って下さい。
必ず実施● 電池を入れるときは、極性（＋、－）に注意して正しく入れて下さい。
必ず実施●電 池が液漏れした場合は、漏れた液を布等で良くふき取り、新しい電池に交換して下さい。
ま た、漏れた液には直接触れないで下さい。皮膚や衣服に付いてしまった場合は水でよく洗って下さい。

必ず実施● 電池の廃棄は、地域の法律や条例に従って下さい。
必ず実施● ACアダプタのプラグは、
確実にコンセントに差し込んで下さい。
ま た、カバーが破損しているコンセントや、取付けねじ等が緩んでいるコンセン
トは使用しないで下さい。感電や、火災の原因になります。

必ず実施

●本
 器の点検・お手入れは、必ず電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜いて作業して下さい。感電や怪我の原因になります。

必ず実施

2

安全上の注意（安全に正しくお使いいただくために）
注意
禁止

禁止

禁止

禁止

● ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤等を噴きかけたりしないで下さい。
ひび割れ、故障の原因になります。
●炎 天下の自動車内や暖房器具の近くなど、温度が高くなるところに保管しないで下さい。本器に悪影響を与え、故障の原因になります。
 器の上に乗ったり、踏みつけたり、物を置いたりしないで下さい。
●本
破損や、怪我の原因になります。
● ゴム製品やビニール製品を長時間接触させたままにしないで下さい。
付着してはがれなくなることがあります。

お守り下さい● ご使用になるまえに必ず本書をよく読み、正しい操作をして下さい。
● 本器は精密機器です。乱暴な取り扱いはしないで下さい。故障の原因になります。
 ローブケーブルを引っ張ったり、折り曲げたり、本器に巻きつけたりしないで下さ●プい。ケーブルの断線や破損の原因になります。
● プローブの先端で物を叩いたり、引っかいたりしないで下さい。
正しい測定が出来なくなり、故障する原因になります。
● プローブの先端は、いつも清潔な状態にして下さい。
ほこり、ゴミ等が付いていると精度の高い測定が出来ません。
● ご使用後は汚れを落とし、湿気や、ちり、ほこりのない場所に保管して下さい。
● 測定の精度を保つために、定期的に点検をおこなって下さい。
 気的なノイズが発生する場所や、強い磁気がある場所での使用は避けて下さい。
●電
誤動作や、故障の原因になることがあります。

3

準備
◆同梱品

同梱品を確認して下さい。

・ 本体
SWT － 9000 または SWT － 9100
◇ SWT － 9000F の場合 ： Fe － 2.5（電磁式）プローブが付属します。
◇ SWT － 9000N の場合 ： NFe － 2.0（渦電流式）プローブが付属します。
◇S（電磁式・渦電流式両用）
プローブが付属します。
 WT － 9000FN の場合： F N－325
・ 単 3 型アルカリ乾電池（2 本）・ 取扱説明書（本書）・ 検査合格書（保証書）兼ユーザー登録用紙
・ ハンドストラップコード
・ 本体収納ケース（SWT － 9000 に付属）
・ 本体収納樹脂ケース（SWT － 9100 に付属）・ AC アダプタ（SWT － 9100 に付属）・ USB ケーブル（SWT － 9100 に付属）・ USB ドライバ CD（SWT － 9100 に付属）

● オプションのプローブがある場合
・ゼロ板：電磁誘導式の動作チェック用（SWT － 9000F、9000FN に付属）
・ゼロ板：渦電流式の動作チェック用（SWT － 9000N､ 9000FN に付属）
・標準厚板（フィルム：2 枚、ベークライト：1 枚）・ゼロ板・標準厚板収納ケース4

◆各部の名称● プローブ接続端子
別売品の SWT 専用プローブを接続します。
 系素材上の塗装やメッキ、ライニング層等の膜厚測定には「Fe」プローブ（１） 鉄を接続します。
（２） ア ルミニューム等、非鉄系金属素材上の塗装やライニング層等の膜厚測定には「NFe」プローブを接続します。
（３） 鉄・非鉄両金属素材上の皮膜測定には「FN － 325」プローブを接続します。
● 表示部
測定値、操作ガイド、障害状態等を表示します。バックライト機能付。
● 操作キー（１） 電源キー
本器の電源を ON、OFF します。
（２）「ZERO」キー
測定前に素材のゼロ点を設定します。
「▼」キー（３）「▲ 」キー、
バックライトの ON/OFF、標準調整時の数値設定をおこないます。
（４）「CAL/DELETE」キー
CAL： 標準調整の起動及び、終了をします。
DELETE ： 調整時に取込んだ異常値を取消します。
		（「ゼロ調整」、「標準調整」操作の場合のみ「▼」キーとの組合せで有効）※電源キー・操作キーは、他のキーとの組合せ使用で各種機能の設定をおこないます。
● 電池格納部
単 3 型アルカリ乾電池を 2 本格納します。
● ハンドストラップ
落下防止用ストラップです。必ず手首に通して下さい。
● AC アダプタ接続コネクタ（SWT － 9100）
付属の専用 AC アダプタを接続します。
● USB コネクタ（SWT － 9100）
データ転送時に USB ケーブルを接続します。
5

◆本器に電池を入れる① 本器裏面の電池蓋をはずします。
電池蓋の上部「 ▽ 」部分を押しながら、下方にずらします。
② 電池を入れます。
必ず⊕、⊖の表示を確認して、表示のとおり電池を入れます。
③ 電池蓋を閉じます。
※ 電池交換時に電源 ON になることがありますが故障ではありません。

注意●電 池は同梱品、または、指定のタイプの新品電池（使用期限に注意）を使用して下さい。
 池の誤った使い方は液漏れや破裂の原因になります。新しい電池と古い電池●電を混ぜての使用や、種類の違う電池を混ぜて使用しないで下さい。
● 長期間ご使用にならない場合には本器から電池を取り出して下さい。
液漏れにより故障することがあります。
● 電池を保管するときはお子様やペットの手の届かないところに保管して下さい。
● 電池を廃棄するときは地域の条例や法律にしたがって下さい。
◎表示部に関して本器に電池を入れたとき、表示部に次のようなメッセージと、警告が表示される場合があります。
これは故障ではありません。この場合はブザーが鳴って表示が消えるまでお待ち下さい。

本器の表示部に下記のような BAT マークが表示される場合には電池が消耗しています。
新しい電池に交換して下さい。

（自動）【接続プローブが FN － 325 の場合】
自動判別モードにおいて、電源 ON 直後は（自動）を、
素地対応モードで鉄素地専用または非鉄素地専用に設定したときは 鉄材

BAT

非鉄材 を表示します。

なお、単用の鉄用プローブ（Fe）を接続の場合には（鉄材）を、非鉄用プローブ（NFe）を接続の場合には（非鉄材）を表示します。

6◆プローブの接続、取り外し◆本器に別売の SWT 専用プローブを接続します。
用途に適したプローブを選んで下さい。
◇【 SWT-9000F には鉄用プローブの Fe-2.5 が付属します。
】◇【 SWT-9000N には非鉄用プローブの NFe-2.0 が付属します。
】◇【 SWT-9000FN には鉄 ･ 非鉄両用プローブの FN-325 が付属します。
】
プローブ接続端子を、本体のプローブ接続端子に挿入します。
差込コネクタの向きを合わせ、留め金が「カチッ」と固定されるまで押し込んで下さい。

留め金

プローブコネクタ部

プローブ接続端子

本体側プロープ接続端子◆プローブを取り外します。
プローブコネクタ部の両側にある留め金を内側に押し込み、静かに引き抜きます。
※無理に力を入れて引き抜かないで下さい。故障の原因になります。

注意
プローブの接続や取り外しは、本器の電源が OFF の状態でおこなって下さい。
電源が入っているときに、接続または取り外しをおこなうと、本器やプローブが故障する恐れがあります。
7◆プローブの持ち方

プローブの樹脂製リング上部を図のように持ち、測定対象物表面に垂直に、素早く、静かに押し当てて下さい。
「ピッ」と音がして測定値が表示部に表示されます。
音がしない場合、5 ～ 7cm 位離してから再度測定して下さい。

◆プローブの押し当て方

・測定操作以外のときは、プローブを金属製品から５cm 以上離して下さい。
・測定するときは、測定する対象物に垂直に押し当てて下さい。
※傾いていると大きな誤差を生ずる場合があります。
・プローブは素早く（「スッ」という感じで）測定する対象物に押し当てて下さい。
※押し当てるスピードが遅いと測定値に大きな誤差を生ずる場合があります。

測定する対象物

測定する対象物注意● プローブで、測定する対象物を叩くような押し当て方はしないで下さい。
プローブの故障の原因になります。また、測定する対象物を傷つける恐れがあります。
 殊な測定操作の場合を除き、プローブで測定する対象物の表面を擦らないで下さい。
●特プローブの先端が削れて故障の原因になります。また、測定する対象物を傷つける恐れがあります。
8

操作方法（１） 電源の入れ方
ON／OFF キーを押します。
コメントが約 3 秒間表示されます。

注意

ブザーが「ピッ」と鳴ります。

この表示中は、プローブを空中に保持し金属を近づけないで下さい。
この間に測定操作をすると、「誤操作」のメッセージが表示され、電源を OFF します。

バックライトが ON の時に点灯します。
（自動）【接続プローブが FN － 325 の場合】
自動判別モードにおいて、電源 ON 直後は（自動）を、
素地対応モードで鉄素地専用または非鉄素地専用に設定したときは 鉄材 非鉄材 を表示します。
なお、単用の鉄用プローブ（Fe）を接続の場合には（鉄材）を、非鉄用プローブ（NFe）を接続の場合には（非鉄材）を表示します。

（２） 電源の切り方
ON／OFF キーを押します。
ブザーが「ピー」と鳴ります。

コメントが約２秒間表示されます。

注意
本器の電源が ON しているときは、絶対に本器からプローブを外さないで下さい。
本器やプローブの故障の原因となります。

ブザーが「ピー」と鳴り
電源OFFします。

9

（３） ゼロ調整

電 源を ON した後、「起動中 プローブを・・・・」のコメントが終了すれば、測定作業や調整操作を始めることができます。
※一 般的に膜厚計は、測定する素材の組成や形状・厚さの違いにより測定誤差を生じます。測定誤差を出来る限り小さくして、精度の高い測定結果を得るために、測定作業の前には必ず【ゼロ調整】と【標準調整】をおこなって下さい。
※実
 際に測定する対象物の母材と、出来るだけ同じ材質で同形状のものを用意します。
（これを「ゼロ板」と呼びます）
ZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ」と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
１データ“削除”の機能に切り替わります。

プローブをゼロ板に押し当てます。
ブザーが「ピッ」と鳴ります。

ゼロ調整操作中であることを示します。
測定対象が鉄系の素材にセットされたことを示します。

測定された平均値です。
“０”より掛け離れた数値を測定した場合、
CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すこと
で直前に測定の１データを削除できます。
全て削除したときには“－”を表示します。
プローブを「ゼロ板」から離します。

●プローブを「ゼロ板」に押し当てる操作を 1 ～20 回繰り返しおこなって下さい。
（プロ－ブを押し当てる度、平均値が表示されます）
任意の回数、または20回終了したらZERO キーを押します。

◆ゼロ板に押し当てる操作を 20 回まで行うとそれ以降はブザーが「ピッ、ピッ」と 2 回鳴り入力を受け付けなくなります。
10

ブザーが
「ピッ」と鳴ります。

CAL／DELETE キーの“削除”機能が停止します。
左上の【ゼロ調整】表示が消えます。
ゼロ調整が終了し、測定作業や調整操作ができるようになります。

●プ
 ローブを複数回、「ゼロ板」に押し当て、測定値が“0”近辺であることを確認して下さい。
値が“0”より大きく離れている場合は、「ゼロ調整」を最初からやり直して下さい。
正しく調整されていない場合があります。
● ゼロ調整時に“LLLL”が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合です。
メッキ等、素地になにも施されていないことを確認し、再度ゼロ調整をおこなって下さい。
“0”が安定して出ることを確認して下さい。
※「FN-325」両用型プローブを使用の場合は、できるだけ『鉄素地による調整』と『非鉄素地による調整』を同時におこなって下さい。
※ゼロ調整をおこなうと、以前の「ゼロ調整値」は消去され、最終の「ゼロ調整値」が格納されます。

11

（４） 標準調整（CAL）●「ゼロ調整」に使用した「ゼロ板」を用意します。
● 測定する皮膜の厚みと同じか、またはやや厚めの「標準厚板」を用意します。
●「標準厚板」を「ゼロ板」の上に乗せます。
● CAL／DELETE キーを押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
１データ“削除”の機能に切り替わります。

標準調整（CAL）を中止する時は、
		
再度 CAL／DELETE キーを押して下さい。

プローブを標準厚板の上からゼロ板に押し当てます。
押し当てる度にブザーが「ピッ」と鳴ります。

標準調整操作中であることを示します。
測定対象が鉄系の素材にセットされたことを示します。

測定された平均値です。
“標準厚板”より掛け離れた数値を測定した場合、 CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すことで直前の測定データを１データ削除できます。データを全て削除したときには“－”を表示します。
●「ゼロ板」上の「標準厚板」の測定操作を 1 ～ 20 回
繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均値が表示されます）●測 定操作を20回まで行うと、それ以降はブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り入力を受け付けなくなります。

またはキーを押して、数値を標準厚板の厚さ（この例では、100μm）に合せます。

▲ または ▼ キーが押されるとCAL／DELETE キーの“削除”の機能が停止します。
▲ キーを押すと数値が大きくなります。
▼ キーを押すと数値が小さくなります。
（キーは押し続けると早送りになります。
）
標準厚板の厚さに合せます。

12

数値を標準厚板の厚さに合せたらCAL／DELETE キーを押します。
プザーが「ピッ」と鳴ります。

左上の【標準調整】表示が消え測定モードに戻ります。

測定モードです。

●プ ローブを複数回「ゼロ板」上の「標準厚板」に押し当て、測定値が「標準厚板」に表示されている厚さ近辺であれば OK です。
●測 定値が「標準厚板」に表示されている数値と大きく離れている場合には「標準調整」
を最初からやり直して下さい。
※「FN-325」両用型プローブを使用の場合は、できるだけ『鉄素地による調整』と『非鉄素地による調整』を同時におこなって下さい。
※標準調整をおこなうと、以前の「標準調整値」は消去され、最終の「標準調整値」が格納されます。

13

（５） ゼロ調整 - 特殊な調整方法 -◎右下図のように素材の表面に幾層も重ねて塗装をした場合、それぞれの塗装膜の厚さを測る場合があります。
例えば、図の第 4 層のみの膜厚を測る場合には、3 層の上面を「ゼロ点」と仮定して前項（3）（4）と同様に「ゼロ調整」「標準調整」をおこないます。
この第３層の面を「ゼロ点」として第４層のみの膜厚を測定。

◆ 特殊な調整方法の解除
再 び素材の表面を「ゼロ点」として「ゼロ調整」をする場合で、1 層から 3 層までの塗装
膜の厚さが約 50 μ m 以上ある場合には、次の方法で「ゼロ調整」をおこなって下さい。
5 0 μ m 未満の場合は、通常の手順で「ゼロ調整」をおこない解除して下さい。
実際に測定する対象物の母材と、出来るだけ同じ材質で同形状のものを用意します。
（これを「ゼロ板」とします）●

ZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ」と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
１データ“削除”の機能に切り替わります。

プローブをゼロ板に押し当てます。
ブザーが「ピッ、ピッ、ピッ」と３回鳴ります。

14

ZERO キーを１回押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。
もう１度 ZERO キーを押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

プローブをゼロ板に押し当てます。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

ゼロ調整操作中であることを示します。

プローブを
「ゼロ板」
から離します。
任意の回数、または20回終了したらZERO キーを押します。

測定された平均値です。
“０”より掛け離れた数値を測定した場合は、
CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すことで直前の測定データを 1 データ削除できます。
データを全て削除したときには“－”を表示します。
●プローブを「ゼロ板」に押し当てる操作を 1 ～ 20
回繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均値が表示されます）◆ゼロ板に押し当てる操作を 20 回まで行うとそれ以降はブザーが「ピッ、ピッ」と 2 回鳴り入力を受け付けなくなります。

15

CAL／DELETE キーの“削除”の機能が停止します。

ブザーが「ピッ」と鳴ります。

左上の【ゼロ調整】が消えます。
ゼロ調整が終了し、測定作業や調整操作ができるようになります。

● プローブを複数回「ゼロ板」に押し当て、測定値が “0” 近辺であれば OK です。
値が“0”より大きく離れている場合は、「ゼロ調整」を最初からやり直して下さい。
正しく調整されていない場合があります。
● ゼロ調整時に“ＬＬＬＬ”が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合です。
メッキ等、素地になにも施されていないことを確認し、再度ゼロ調整をおこなって下さい。
“0”が安定して出ることを確認して下さい。
※ゼロ調整をおこなうと、以前の「ゼロ調整値」は消去され、最終の「ゼロ調整値」が格納されます。

16

（６）「ゼロ調整」が困難な場合の２点調整

ブラスト鋼板のように表面が荒れており通常の「ゼロ調整」が困難な場合の校正方法として測定対象の皮膜の厚さを挟んだ『厚さの異なる 2 枚の標準厚板』を使う校正方法が「JIS K5600」に定められています。
この 2 点調整機能は、同規定に準拠します。

注意
この調整と、通常の「ゼロ調整」や「標準調整」とを混合して使用することはできません。
万一、混合して調整を行うと調整結果が大きく狂います。
●測 定対象の素地と同一のブラスト鋼板と、測定皮膜の厚さを挟んだ、厚さの異なる 2 枚の標準厚板を用意して下さい。
2 枚の標準厚板の厚さの間隔は下表を参考に適切なものを選んで下さい。
測定する皮膜の厚さ（予想する厚さ）～ 49.9 μｍ
50.0 ～ 99.9 μｍ
100.0 ～ 499.9 μｍ
500 ～ 999 μｍ
1.0 ～ 2.5mm（非鉄は 2.0mm まで）

2 枚の標準厚板の厚さの間隔
10 μｍ 以上
25 μｍ 以上
50 μｍ 以上
199 μｍ 以上
0.5 ｍｍ 以上

ZERO キーを３秒間押し続けます。
ブザーが「ピッ」と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
1データ “ 削除 ” の機能に切り替わります。

薄い方の「標準厚板」を素地に重ね、プローブを押し当てます。

押し当てるたびにブザーが「ピッ」と鳴ります。

特殊調整操作中であることを示します。

測定対象が鉄系の素材にセットされたことを示します。
測定された平均値です。
“標準厚板”と掛け離れた値を測定した場合は CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押す
ことで直前の測定データを 1 データ削除しその前までの平均値を表示します。
全て削除したときには“－”を表示します。

17

●薄 い方の「標準厚板」の測定操作
を 1 ～ 20 回繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均値が表示されます）任意の回数、または20回終了したらZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

◆測定操作を 20 回まで行うと、それ以降はブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴り入力を受け付けなくなります。

▲ または ▼ キーを押すとブザーが「ピッ」と鳴り
最後の測定までの平均値が表示されます。

平均値です。

▲ または ▼ キーを押して数値を標準厚板の厚さ（この例では、25μm）に合せます。

▲ キーを押すと数値が大きくなります。
▼ キーを押すと数値が小さくなります。
（キーは押し続けると早送りになります）
標準厚板の厚さに合せます。

数値を標準厚板の厚さに合せたらZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ」と鳴ります。

18

厚い方の「標準厚板」を素地に重ねプローブを押し当てます。

押し当てるたびにブザーが「ピッ」と鳴ります。

測定された平均値です。
“標準厚板”と掛け離れた値を測定した場

任意の回数、または20回終了したらZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴ります。

合は CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すことで直前の測定データを 1 データ削除しその前までの平均値を表示します。
全て削除したときには“－”を表示します。

 ローブで厚い方の「標準厚板」の測●プ定操作を 1 ～ 20 回繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均値が
表示されます） 定操作を 20 回まで行うとそれ以降◆測
はブザーが「ピッ、ピッ」と 2 回鳴り
入力を受け付けなくなります。
▲ または ▼ キーを押すとブザーが「ピッ」と鳴り
最後の測定までの平均値が表示されます。

19

平均値です。

▲ または ▼ キーを押して数値を標準厚板の厚さ（この例では、200μm）に合せます。

▲ キーを押すと数値が大きくなります。
▼ キーを押すと数値が小さくなります。
（キーは押し続けると早送りになります）
標準厚板の厚さに合せます。
数値を標準厚板の厚さに合せたらZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ、
ピッ、ピッ」と3回鳴ります。

約 0.5 秒画面が表示されます。

ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

測定モードです。

20

● 調整をおこなった素地上に「標準厚板」を重ね、プローブを複数回押し当てて下さい。
表示値が「標準厚板」に表示されている厚さの近辺であれば OK です。
2 枚の「標準厚板」それぞれに対しておこなって下さい。
● 測定値が「標準厚板」に表示されている値と大きく離れている場合には「特殊調整」
を最初からやり直して下さい。
※特殊調整作業をおこなうと以前の全ての「調整値」は消去され、最終の「特殊調整値」が格納されます。

21

（７） 検量線の消去

電池交換後などで、画面表示が変わらなくなった時や、測定や「ゼロ調整」
、
「標準調整
（CAL）
」ができなくなった時は、下記の方法で検量線の消去をおこなって下さい。
※この操作は SWT の動作不良時におこないます。通常は、古い調整データが入っている状態のまま調整をおこなって下さい。自動的に古いデータを消去し工場出荷時の調整
データが格納されます。
ZERO キーを押したまま、▼ キーを押します。
ブザーが「ピー、ピー」と２回鳴ります。

※検量線の消去を中止する場合は電源を OFF して下さい。

▼ キーを押します。
ブザーが「ピー、ピー」と２回鳴ります。

検量線の消去が終わり、ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

（鉄材）

22

最後に測定した測定値、素地情報が表示されます。
測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。
検量線の消去終了後、測定前には必ず「ゼロ調整」、「標準調整」をおこなって
下さい。

測定
本器の落下を防ぐため、必ずハンドストラップに手首を通してご使用下さい。

電源ONの状態で、測定対象物にプローブを押し当てるとブザーが「ピッ」と鳴ります。

測定対象が鉄系の素材にセットされたことを示します。

測定した結果が表示されます。

対象物にプローブを押し当てる度、ブザーが「ピッ」と鳴り、測定値が表示されます。
◆「FN‑325」
プローブ使用時の素地自動判別モードでの測定（１）素地材料が鉄材…………………………………鉄材モードで皮膜厚を測定します。
（２）素地材料が非鉄材………………………………非鉄材モードで皮膜厚を測定します。
（３）皮膜と非鉄材素地の間に、鉄材がある場合…鉄材の厚さに係わらず鉄材モードで皮膜厚を測定します。

（４）皮膜と鉄材素地の間に、非鉄材がある場合（４ １）
非鉄材と皮膜を合わせた厚みが約3mm以下※ … 非鉄材と皮膜を合わせた厚さを鉄材モードで測定します。
（４ ２）
非鉄材と皮膜を合わせた厚みが約3.5mm以上※ … 皮膜の厚さを、非鉄材モードで測定します。

3mm以下

3.5mm以上

注意●中間帯や自動判別不能な特殊金属の場合は“HHHH”を表示します。
●鉄素地での「標準厚板による調整」には、BeCu 等の非鉄金属製の標準厚板が使用できます。
●自動判別モードで素地判別ができない時は『素地対応モード』（P29）で専用モードに切替えて下さい。
例：（4︲1）で皮膜の厚さのみを測定する場合は、非鉄材専用モードに切替えて下さい。
※素材の組成や特性、厚さにより変動する場合があります。

23

機能設定
（１） 連続測定モードの設定
右図の様に、塗装面などを連続して測定する場合に使用するモードです。
プローブを押し当てている間、連続して測定値を取り込み表示します。

通常測定モードでは、プローブを押し当てたときの１測定値が保持（表示）されますが、連続測定モードではプロー
ブを押し当てている間、約 0.5 秒毎に測定値を取り込み表示します。
ZERO キーを押したまま、▲ キーを押します。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

本器は「連続測定モード」になります。
データは約0.5秒間隔で連続的に測定され、「ピッ」音と共に表示されます。

↑
厚さの読み取り可能距離に達すると、その時点の距離＝厚さを表示します。

ῼᏽೋࠈ⾪♟ࡡ≟Ἓ㸝⣑⛂䛚䛮䛱ῼᏽೋ䜘㏻⤾Ⓩ䛱⾪♟㸞■この機能は電源を OFF にしても解除されません。
元に戻すには、次ページの“元の状態に戻す”操作をおこなって下さい。

24注意「連続測定モード」でのプローブを移動させながらの測定は磁極を摩耗させ、プロー
ブや測定面を傷つける恐れがあります。この測定方法は必要最小限に留めて下さい。

ࠒ㏳ᖏῼᏽ࣓࣭ࢺ࡞ᡘࡌࠓ
「連続測定モード」を「通常測定モード」に戻すには、設定時と同じ操作をします。
ZERO キーを押したまま、▲ キーを押します。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

本器の「連続測定モード」は解除され、「通常測定モード」に戻ります。

測定した値は、次の測定まで保持されます。

25

（２） 分解能の設定
500μmまでの表示値は分解能切替えが可能です。
0〜400μm間は0.1μm単位で、また400〜500μm間は0.5μm単位で読み取ることが出来ます。
● 本器の電源が入っている場合、一旦電源を切ります。
CAL/DELETE キーを押したまま、ON/OFF キーをブザーが２回鳴るまで３秒以上押し続けます。
ブザーが「ピー、ピー」と２回鳴ります。

０～400μｍ間は0.1μｍ単位で、400μｍ～500μｍ間は0.5μｍ単位で表示されます。

※この機能は電源を OFF にしても解除されません。
元に戻すには、以降の 元の状態に戻す

操作をおこなって下さい。

「0.1μm、0.5μm」表示分解能を元の状態に戻すには、上記と同じ操作をします。
● 本器の電源が入っている場合、一旦電源を切ります。
CAL/DELETE キーを押したまま、ON/OFF キーをブザーが２回鳴るまで３秒以上押し続けます。
ブザーが「ピー、ピー」と２回鳴ります。

少数点以下は表示されません。
（小数点以下は四捨五入されます。
）

26

（３） オートパワーオフ機能の設定

キー操作や、測定作業をしない状態が約 3 分以上続くと、本器の電源は自動的に OFF になります。この機能は下記の操作で解除することが出来ます。
何もしない状態が約３分続くとブザーが「ピー」と鳴ります。

コメントが約５秒間表示されます。

ブザーが
「ピー」
と鳴り、本器は電源をOFFします。

《オートパワーオフ機能を無効にする》● 本器の電源が入っている場合、一旦電源を切ります。
▲ キーを押したまま、ON／OFF キーを５秒以上押し続けます。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

約５秒間表示されます。

（自動）測定可能状態にもどります。
ON／OFF キーが押されるまで
電源はOFFしません。

※この機能は電源を OFF にしても解除されません。
有効にする場合は次ページの“オートパワーオフ機能を有効にする”操作をおこなって下さい。
27

《オートパワーオフ機能を有効にする》● 本器の電源が入っている場合、一旦電源を切ります。
▼ キーを押したまま、ON／OFF キーを５秒以上押し続けます。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

約５秒間表示されます。

（自動）測定可能状態にもどります。
オートパワーオフ機能が有効になります。

何もしない状態が約３分続くとブザーが「ピー」と鳴り、本器は電源をOFFします。

※この機能は電源を OFF にしても解除されません。
無 効にする場合は前ページの“オートパワーオフ機能を無効にする”操作をおこなって下さい。
■ SWT︲9100 には AC アダプタが付属しておりますがAC アダプタ使用時においてもオートパワーオフ機能は有効です。

28

（４） FN － 325 プローブ使用時の素地対応モードの設定

本器は「FN-325」両用プローブ使用時に測定対象物の素材を自動で判別しますが自動モードとは別に、『鉄素地専用モード』と『非鉄素地専用モード』を用意しています。
自動判別モードで素地判別ができない場合は、以下の手順でモードを切替え、測定を試みて下さい。
※工場出荷時は「自動モード」に設定されています。
※この機能は「FN-325」プローブ使用時のみ有効です。
※この機能は電源を OFF にしても保持されます。
【工場出荷時の設定】

鉄・非鉄素地 自動判別モードでの表示は
（自動）
（鉄材）
（非鉄材）
の何れかになります。

CAL/DELETE キーを３秒以上押し続けます。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

鉄素地 専用モードに移行し

鉄材

鉄材を表示します。

CAL/DELETE キーを３秒以上押し続けます。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

非鉄素地 専用モードに移行し

非鉄材

非鉄材 を表示します。

CAL/DELETE キーを３秒以上押し続ける事により、
自動 → 鉄材 → 非鉄材 → 自動 → 鉄材 ・・・・ と切り替わります。

29

（５） バックライトの設定

本器の LCD にはバックライト機能があります。
周りの環境が暗く、LCD の数値が読みづらい時にはバックライトを ON 出来ます。

《バックライトの点灯》
キーを３秒以上押し続けます。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴り
バックライトが点灯します。

バックライトが点灯時に表示。
（自動）《バックライトの消灯》
キーを３秒以上押し続けます。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴り
バックライトが消灯します。

マークが消え、バックライトが消灯。
（自動）※この機能は電源を OFF にしても保持されます。

30

データを送る－リアルタイム転送（SWT － 9100）
本器の USB 端子から PC（パーソナル コンピュータ）へデータを送ります。
PC へのドライバインストールは、別添付の資料を参照して下さい。
※本器が「連続測定モード」に設定されていると、データ転送はおこないません。
事前に「通常測定モード」であることをご確認下さい（P25）。

測定したデータを「ピッ」と鳴るごとにPCへ転送します。
● PC側の準備をします。
● USBケーブルでPCと接続します。

● 測定をするたびにブザーが「ピッ」と鳴り
データが転送されます。

USBコネクタです。付属ケーブルを接続し、一端をPCへ接続して下さい。

31

測定精度向上のための注意事項①ゼ ロ 板

ゼロ調整・標準調整（CAL）で使用するゼロ板は、測定対象物の素地と同種、同厚、同形状のものを用意して下さい。
異なったゼロ板で調整すると正確に測定できません。
※オプションのプローブに付属している“テスト用ゼロ板”は動作チェック用です。
実
 際の測定には最適なゼロ板を用意して下さい（10 ページを参照下さい）② 標準厚板

測定対象の皮膜厚より少し厚めの標準厚板で標準調整（CAL）をおこなって下さい。
※かけ離れた標準厚板を使用すると誤差の原因になります。
標 準厚板が傷んだり、曲がったりした場合は新しいものと交換して下さい。
付
 属以外の標準厚板をご希望の際は、最寄りの営業所にお申し付け下さい。
（16 μ m 以上）③ 皮膜の性質

皮膜成分に磁性物が含まれている場合、正確に測定できません。
弾性皮膜の場合、30 ～ 50 μｍ程度の標準厚板をのせてから測定し測定値からその厚さを差し引くと、凹みによる影響を小さくする事ができます。

④ 端・角などの影響

測定対象物の端・角およびその付近は磁束の状態が不均一になります。
一般に端から15mm～20mm以上中心に寄った部分を測定して下さい。
突起部、湾曲部、その他急激な変形部分の付近も同様な注意が必要です。

⑤ 表面粗さの影響

素地の表面粗さ、測定面の表面粗さは、ともに測定値に影響を与えます。その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求めることで影響を小さくできます。

⑥ 圧延の影響

素地に圧延ムラが存在している場合があります。
そのため部位により測定値に誤差が生じることがあります。
その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求めることで影響を小さくできます。

⑦ 温度の影響

使用温度範囲は 0 ～ 40℃以内です。
特に本体とプローブとの温度差が大きいと誤差の原因になります。

⑧残
 留磁気、
迷 走磁界の影響

電磁石式搬送方式などにより、素地に残留磁気がある場合やアーク溶接などからでる強い磁界によって測定値に影響がでる場合があります。
32

こんな時は（故障かな？ と思ったら）修理・サービスをご依頼される前に次の点をお調べ下さい。
こんな時は「ON/OFF」
キーを押したが調べるところ／原因
電池が消耗していないですか？

何の反応もない。

置

電池を２本とも新品と交換して下さい。

電池を２本とも新品と交換して 本器が故障していると「ON/OFF」
キーを押したが処

販売店または最寄りの当社思われます。

営業所に修理をご依頼下さい。

電池が消耗しています。

しばらくの間は使用可能ですが、何の反応もない。

まもなく電池がなくなります。
新しい電池を準備して下さい。

BAT

さらに電池が消耗しており新しい電池に交換して下さい。

すぐに使えなくなります。

BAT

電池消耗
電池を交換
して下さい。

電池が無くなっています。

新しい電池に交換して下さい。

《電源OFF》

誤操作！

プローブを空中に保持して下さい。

「ON/OFF」
キーを押した直後に起動中… を表示中はプローブを

プローブを対象物に押し当てた

測定対象物や金属から離し可能性があります。

空中に保持して下さい。

プローブが接続されていない

プローブを接続している状態で「ON/OFF」
キーがことを確認した後「ON/OFF」

押されました。

キーを押して下さい。

《電源OFF》

誤操作！

プローブを接続
して下さい。
《電源OFF》

33

こんな時は障害！

プローブに障害が発生しています
交換して下さい。

調べるところ／原因処

置

プローブが故障していると販売店または最寄りの当社思われます。

営業所に修理をご依頼下さい。

本体とプローブの両方に販売店または最寄りの当社

障害が発生していると営業所に修理をご依頼下さい。

《電源OFF》

障害！

プローブと本体に異常があります。
修理が必要です。

思われます。

《電源OFF》①USBケーブルの接続不良
又は断線していると思われデータ転送ができない。

ます。
②パソコン側の準備が完了していないと思われます。
①パソコン側に異常が発生

突然データ転送ができなくなった。

した可能性があります。

①USBケーブルを確実に接続して下さい。
② （1）添付のCDよりドライバ
を正しくインストール
して下さい。
（2）
COMポート番号を正しく設定して下さい。
①パソコン側に異常がないか点検して下さい。

②パソコン側に異常がない②販売店または最寄りの当社→本体、ケーブルに異常が営業所に修理をご依頼下さ発生したと思われます。

34

い。

仕様
◆本体
項

目

説

明 （摘 要）品 名 型 式

電磁式／渦電流式両用膜厚計 SWT － 9000、SWT － 9100

表 示 方 式グラフィック LCD（データ・メッセージ）、バックライト機能付

測 定 範 囲接続プローブにより異なる

検 量 線 校 正
（CAL）

２点校正式

ゼロ点： 素地を使用する校正
標準調整点： 素地と標準厚板を使用する校正① 測定モード切替え（ホールド／連続）② オートパワーオフ設定（約 3 分）付 加 機 能③ バックライト機能設定④ 表示分解能切替え⑤ 素地専用モード設定（FN － 325 プローブ接続時のみ）⑥ PC 上専用集計表へのデータ出力（SWT － 9100 のみ）

キ ー の 種 類

ON／OFF 、 ZERO 、 ▲電

3V DC：単 3 アルカリ乾電池× 2 本、連続使用約 50 時間※
専用 AC アダプタ（SWT － 9100）※使用方法により、連続使用時間が変わることがあります。

源、 ▼ 、 CAL／DELETE

使 用 温 度

０～ 40℃ （結露しないこと）

付

アルカリ乾電池、収納ケース、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書【SWT － 9100：AC アダプタ、USB 転送ケーブル、ドライバ CD】

属品

オ プ シ ョ ン

鉄素地用プローブ（Fe タイプ）
、 非鉄金属素地用プローブ（NFe
タイプ）、鉄・非鉄金属素地両用プローブ（FN － 325）

外 形 寸 法72（W） × 32（H） × 156（D）mm

本 体 重 量約 200g（電池含む）
2018 年 6 月

35

◆プローブ（オプション）
型式
測定方式

測定範囲

FN － 325

Fe － 0.6Pen

電磁誘導式・渦電流式両用

電磁誘導式（鉄・非鉄金属素地自動判別）
鉄素地：0 ～ 3.00mm
非鉄金属素地：0 ～ 2.50mm

0 ～ 600 μｍ

１μm：0 ～ 999μm
0.01mm：1.00 ～ 3.00mm（鉄素地）
表示分解能：1.00 ～ 2.50mm（非鉄金属素地）

1μm ： 0 ～ 600μm
切替えにより

切替えにより0.1μm ：0 ～ 400μm

0.1μm：0 ～ 400μm

0.5μm ： 400 ～ 500μm

0.5μm：400 ～ 500μm
0 ～ 100μｍ：±１μｍ
測定精度（平滑面に対して）

0 ～ 100μm ：±1μm

または指示値の±2％以内
101μｍ～ 3.00mm：±2％以内（鉄素地）
101μｍ～ 2.50mm：±2％以内（非鉄金属素地）
１点定圧接触式

プローブ

オプション
付属品

または指示値の±2％以内
101μm ～ 600μm ： 指示値の±2％以内
１点定圧接触式

Ｖカット付

Ｖカット付

φ 15 × 50.9mm

φ5.6×92.2mm

Ｖ型プローブアダプタ※

―

標準厚板、

標準厚板、

テスト用ゼロ板（鉄用・非鉄用）

テスト用ゼロ板（鉄用）

鉄素地：鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ（電解ニッ
測定対象

ケルメッキを除く）など
非鉄金属素地：アルミ、銅など非磁性金属素地
上の絶縁性皮膜など比較的汎用

鉄・鋼などの磁性金属素地上の皮膜、ライ
ニング、溶射膜、メッキ（電解ニッケルメッ
キを除く）など

な測定物用※ Ｖ型プローブアダプタは 3 種類有り（φ 5 以下用、φ 5 ～ 10 用、φ 10 ～ 20 用）

36

2018年６月

◆プローブ（オプション）
型式

Fe － 2.5 ※／ Fe － 2.5 Ｌ

Fe － 2.5LwA

測定方式
0 ～ 2.50 ｍｍ

表示分解能

切替えにより0.01mm付属品

0 ～ 3mm ：±（5μm＋指示値の3％）

または指示値の±2％以内
101μm ～ 2.50mm ： 指示値の±2％以内
１点定圧接触式

１点定圧接触式

Ｖカット付

測定部：約24×27×56mm

2.5：φ15×47mm

全長：約550 ～ 1.540mm

2.5L：18×22×67mm

（伸縮式）

標準厚板、
テスト用ゼロ板（鉄用）―

3.01mm以上 ： 指示値の±3％以内

１点定圧接触式

１点定圧接触式

Ｖカット付

Ｖカット付

φ18×47.1mm

φ35×55mm

―

―

標準厚板、
テスト用ゼロ板（鉄用）

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用）

収納ケース

鉄・鋼などの磁性金属 手の届かない高所・離素地上の皮膜、ライニ れた所の、鉄・鋼など
測定対象

0.1mm
： 5 ～ 20mm

0 ～ 100μm ：±1μm／―

0.01mm： 1 ～ 5mm

： 1 ～ 10mm

0.5μm：400 ～ 500μm

Ｖ型プローブアダプタ※2： 0 ～ 999μm： 0 ～ 999μm

0.1μm：0 ～ 400μm

オプション

0 ～ 20 ｍｍ

1μm

0.01mm：1.00 ～ 2.50mm

プローブ

0 ～ 10 ｍｍ

1μm

1μm：0 ～ 999μm（平滑面に対して）

Fe － 20

電磁誘導式

測定範囲

測定精度

Fe － 10鉄・鋼などの磁性金属素地上のング、溶射膜、メッキ の磁性金 属素地上の（電解ニッケルメッキ 塗装、ライニング、メッを除く）などキなど

比較的厚い塗装、
ライニングなど※1 Fe-2.5プローブは耐熱用（約200℃）です。

厚い塗装、ライニングなど
2018年６月※2 Ｖ型プローブアダプタは3種類有り（φ5以下用、φ5 ～ 10用、φ10 ～ 20用）

37

◆プローブ（オプション）
型式

NFe － 2.0 ※NFe － 0.6

／ NFe － 2.0 Ｌ

測定方式
測定範囲

0 ～ 2.00 ｍｍ

0 ～ 600 μｍ

0 ～ 100μm：±1μm
測定精度

プローブ

オプション

NFe － 80 ～ 5.00 ｍｍ

0 ～ 8.00 ｍｍ

渦電流式

1μm：0 ～ 999μm
1μm ： 0 ～ 600μm
0.01mm
切替えにより：1.00 ～ 2.00mm
表示分解能
切替えにより0.1μm ：0 ～ 400μm
0.1μm： 0 ～ 400μm 0.5μm ： 400 ～ 500μm
0.5μm：400 ～ 500μm（平滑面に対して）

NFe － 51μm
： 0 ～ 999μm

0.01mm0.01mm： 1 ～ 5mm

： 1 ～ 8mm

0 ～ 100μm：±1μm

または指示値の±2％ または指示値の±2％以内

1μm： 0 ～ 999μm

以内

101μm ～ 2.00mm： 101μm ～ 600μm：

0 ～ 3mm：±（5μm＋指示値の3％）3.01mm以上：指示値の±3％以内

指示値の±2％以内

指示値の±2％以内

１点定圧接触式、Ｖカット付

１点定圧接触式

１点定圧接触式

2.0：φ15×47mm

Ｖカット付

Ｖカット付

Ｖカット付

2.0L：18×22×67mm

φ13×45.5mm

φ18×47.1mm

φ35×59mm―――

Ｖ型プローブアダプタ※2／―

付属品

１点定圧接触式

標準厚板、テスト用ゼロ板（非鉄用）

アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など
測定対象

比較的汎用な測定物用

細い丸棒、細管、微少

比較的厚物の片等での高安定性用

測定物用
2018年６月※ 1 NFe-2.0 プローブは耐熱用（約 200℃）です。
※２：V 型プローブアダプタは３種類あり（φ５以下用、φ５～ 10 用、φ 10 ～ 20 用）38

参考資料（測定の原理）● 電磁誘導式（電磁式）
プローブから発生する交流磁界に鉄等の磁性金属が接近すると磁界に影響を与え、磁性金属がプローブに接近するほど磁性金属とプローブは強く引き合い逆に遠ざかるとその力は弱くなります。
これは、プローブから発生する磁気の“通りや すさ＝Reluctance”に関 係します が、この
Reluctanceの 変 化 を 磁 性 金 属 か ら の 距 離 との相関関係として予め明らかにすることで、
Reluctanceの変化を膜厚値に変換することができます。
Reluctanceは直接には観測し難い“磁気量”ですがコイルを用いて電磁誘導の原理で磁気量を電気量に置換え、膜厚値への変換処理をおこないます。

● 渦電流式
プローブから発生する交流磁界に金属が接近すると金属の表面に渦電流が発生します。金属がプローブに接近するほど渦電流は強く、磁場の密度も高くなり逆に遠ざかると渦電流は弱く、磁場の密度も疎になります。
ここで、磁場の疎密度と金属からの距離との相関関係を予め明らかにすることで、磁場の疎密度の変化を膜厚値に変換することができます。
磁場の疎密度は直接には観測し難いのでコイルを用いて電磁誘導の原理で電気量に置換え、膜厚値への変換処理をおこないます。
一般的に渦電流式は、鉄等の高周波電流の通り難い素材ではなく、アルミや銅等の高周波電流を良く通す素材に対して、最適な高周波電流を用いることで実現されます。
39

東京営業所：〒101－0047 東京都千代田区内神田2－6－4 柴田ビル2階
TEL 03－3254－5031 FAX 03－3254－5038
大阪営業所：〒530－0044 大阪市北区東天満1－11－9 和氣ビル2階
TEL 06－6881－1230 FAX 06－6881－1232
仙台営業所：〒983－0868 仙台市宮城野区鉄砲町中2－5 ボヌール・エスト1階TEL 022－292－7030 FAX 022－292－7033
名古屋営業所：〒462－0847 名古屋市北区金城3 －1 1 －27 名 北 ビ ル
TEL 052－915－2650 FAX 052－915－7238
福岡営業所：〒812－0023 福 岡 市 博 多 区 奈 良 屋 町 1 1 － 1 1
TEL 092－282－6801 FAX 092－282－6803
本社：〒213－0026 川 崎 市 高 津 区 久 末 1 6 7 7
TEL 044－751－7121 FAX 044－755－3212
SV20081S