プローブ一体型
サマッ膜厚計ク

SAMAC-F ［鉄素地専用型］
SAMAC-FN ［デュアルタイプ単機能型］
SAMAC-Pro ［デュアルタイプ高機能型］
高性能で多機能を ギュッ と凝縮。
手のひらサイズのSAMACシリーズ。

東 京・大 阪・仙 台・名 古 屋・福 岡・川 崎

プローブ 一体型膜厚計に新たな発展性。

SAMAC-F
SAMAC-FN
SAMAC-Pro

SAMAC-F
SAMAC-FN

SAMAC-Pro

手のひらサイズのボディに高性能を凝縮搭載したプローブ一体型膜厚計SAMAC。
F型（鉄素地専用）、FN型（デュアルタイプ単機能）と、Pro型（デュアルタイプ高機能）の3器種。
LCD表示部はバックライト機能付で周囲の環境が暗く、数値が読みづらい場所で効果を発揮し、ストレスなく測定に集中、消費電力が少ないので長時間での使用も可能。
FN型、Pro型は、塗装、ライニング、アルマイトなどの絶縁性皮膜を、素地を気にせずに測定。
素地の選択は自動判別の他、鉄・非鉄をそれぞれ任意に切替可能。

わかりやすいガイド表示画面
LCD画面上にメッセージを表示。
操作手順をカンタン・わかりやすくガイダンスします。

【ゼロ調整】
素地を数回測定。
終わったら、 ZERO を押して下さい。

（表示例：ゼロ調整時）

コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減
プローブ一体型なので、ボディがすっきりスリム。
本体重量約125gの軽量、長時間の測定でも疲労低減。

暗所での測定も可能
バックライト機能付
LCD表示部はバックライト機能付なので測定箇所が暗い場所でもLCDの数値が読みやすく測定作業に集中できます。

クロス V カット付
測定部 φ28mm
プローブ部 約φ10mm

落下防止用のストラップ付

測定物が小さく本体があてづらい場合、安定脚を外して測定ができます。

SAMAC-Pro デュアルタイプ 高機能型
パソコンへのデータ転送

USBケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。
測定の都度にリアルタイムで転送。
また、メモリしておいたデータの一括転送も可能。
● 専 用デ ータ転 送シート

デ ータ転 送シートによりリアルタイムで、またはメモリ測 定デ ータを、表 計 算ソフト
M i c r o s o f t E x c e l ※ へ 転 送 が 可 能です。（転送にはPCへUSB転送ドライバのインストールが必要です。）

データ転送シートは、Microsoft Excel 2010/2013/2016のいずれかが動作する環境（Windows※ 7/8/8.1/10）が必要です。
USBドライバ及びデータ転送シートは弊社のホームページからダウンロードできます。
URL http://www.sanko-denshi.co.jp●上記の組み合わせでの動作を保証するものではありません。 ●本ソフトは無償配布ソフトとなり、一切のサポート、カスタマイズはできません。
※Microsoft Excel、Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。

統計機能内蔵

上限値／下限値リミット機能

検量線登録機能

全メモリデータやグループ、ブロック、セクション単位のデータは、LCD画面上で統計が可能。

登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値／下限値の 範 囲を外 れた場 合には、設 定 限 界 値 の点滅および警報で知らせます。工場の生産過程などで、皮膜が管理基準で定められた範囲内か否かを迅速に判定する際などに役立ちます。

検 量 線 の 登 録 数は1 0 本（ S A M A C - P r o ）。
測 定 前 に は 必 ず「 ゼ ロ 調 整 」と「 標 準 調整 」の 2 点 調 整をします 。この 2 点 調 整 の組 み 合 わ せ を 検 量 線（ 素 地 特 性 ）とい い
ま す 。検 量 線 は 金 属 素 地 の 材 質・形 状・厚みなどによって変化しますが、その特性に 合 致した 検 量 線 を 登 録・選 択して すぐに測 定 作 業 が 開 始できます。

メモリ内全データ

統計：
データ数：
平 均 値：
中 央 値：
最 大 値：
最 小 値：
標準偏差：247776.1
47.5
2170.024.81180.3（統計画面表示例）統計数値はμm 単位

大容量の測定値メモリ機能
1 日 に 数 千 点 も の 膜 厚 検 査 を 行う多 点
測定もデータメモリ機能により、測定・記録
作 業 が 1 人 で O K 。検 査 作 業 の 省 力 化とコ スト ダ ウ ン が 図 れ ま す 。メ モ リ 数 は20,000点。残りメモリを気にすることなく作業ができます。測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。

■ 測定例
プロー

素ブ

電磁式モード時（磁性金属上の非磁性皮膜）

渦電流式モード時（非磁性金属上の絶縁性皮膜）

地

鉄・鋼・フェライト系ステンレス

アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス

塗 装 ……………………

塗 装 ……………………

● 機器 ● 自動車 ● 船舶 ● 橋梁
● 鉄鋼構造物

測定皮膜ライニング ………………など

メッキ ……………………

（電解ニッケルメッキを除く）● 機械 ● タンク● 樹脂 ● タールエポキシ ● ゴム
● ホーロー ● シート● アルミ製品 ● ステンレス製の内外装建材

陽極酸化皮膜など● 亜鉛 ● 銅 ● クローム ● スズ

メタリコン、パーカライジング、酸化膜、溶射膜 など…………

（アルマイト）など

ライニング ………………など● アルミ製品 ● アルミサッシ ● 台所用品
● 家電製品など● 各種機器 ● 部品 ● 化学プラントなど

■ 仕様型

SAMAC-F［鉄素地専用型］

式

測定

方式

表示

方式

測定

範囲

SAMAC-FN［デュアルタイプ単機能型］

電磁誘導式

グラフィック LCD（データ・メッセージ）、バックライト機能付
鉄素地：0～2.5mm

鉄素地：0～2. 5mm、非鉄金属素地：0～2. 0mm
2 点校正式

検 量 線 校 正（CAL

SAMAC-Pro［デュアルタイプ高機能型］

電磁誘導式・渦電流式両用（鉄・非鉄素地自動判別））

ゼロ点：素地を使用する校正
標準調整点：素地と標準厚板を使用する校正

1μm：0～999μm（鉄・非鉄共通）
0.1μm：0～400μm、（ 鉄・非鉄共通）
切替により0.5μm：400～500μm、（ 鉄・非鉄共通）
0.01mm：1.00～2.50mm、（ 鉄素地） 0.01mm：1.00～2.00mm、（ 非鉄素地）表 示 分 解 能

（ 平 滑 面 に 対して ）0～100μm：1μm（鉄・非鉄共通）または指示値の ±2％以内
101μm～2.5mm ：±2％以内（鉄素地） 101μm～2. 0mm：±2％以内（非鉄素地）

プローブ（本体内蔵）

1 点定圧接触式、クロス V カット付、測定部φ28mm（プローブ部約φ10mm）

測定精度①測定モードの切替（ホールド／連続）②オートパワーオフ（約 3 分）の有効、無効を設定 ③バックライト機能付付加メ機

モ能̶

検量線 1 本リ
ON/OFF

キ ー の 種 類
電使源用付温属ZERO▲④表示分解能の切替⑤画面切替機能（メイン／サブ ）⑥検量線・校正値の一括消去⑦検量線の設定可能数：最大 1 0 本⑧上／下限値設定、警報（各検量 線 毎に設 定 ）⑨統計処理、表示 ⑩USB 接続
検量線 10 本▼

ZERO

TRANSMIT

MEM.CLEARCAL No.

CAL/DELETE

3V DC（単 4 アルカリ乾電池 ×2 本） 連続使用約 25 時間

測定値： 2 0 ,0 0 0 点

ON/OFFH/L▲

STATISTICS▼MEM.SEL

CAL/DELETEDATA ERASE

COM.ENABLE
CANCEL※使用方法により連続使用時間が変わることがあります。

度

0～40℃（結露しないこと）

品

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用、非鉄用：除く F 型）、乾電池、収納ケース、SMAC-Pro：USB ケーブル、
ドライバ・取 説（ C D）

外形

寸

法

63（W）
×84（H）
×30（D ）mm

本体

重量

約 125g（乾電池含む）■ SAMACシリーズの選択
〈素 地〉

磁性金属

〈タイプ〉

鉄専用

〈機 能〉

単機能

（ 磁 性、非磁 性）デュアル 型

高機能

単機能（メモリ、統計 、etc）

SAMAC-F

形 式

両方

非磁性金属

SAMAC-Pro（鉄専用単機能）SAMAC-FN（デュアル 高 機 能 ）（デュアル 単 機 能 ）

営業品目● 膜 厚 計 ・ 結 露 計 ・ピンホー ル 探 知 器 ・ 検針器・鉄片探知器・水分計・鉄筋探査機・トルクメータ他
PAT.No.●2399730 2423045 3269277 3331531 3505638 4011820 4321999 4523636 5411428 6257471

SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.
■ 東京営業所〒101-0047
東京都千代田区内神田 2-6-4 柴田ビル2F■ 福岡営業所〒812-0023
福岡市博多区奈良屋町 11-11■ 大阪営業所〒530-0046
大阪市北区菅原町 2-3 小西ビル

■ 営業統括部〒101-0047
東京都千代田区内神田 2-6-4 柴田ビル7F■ 仙台営業所〒983-0868
仙台市宮城野区鉄砲町中 2-5 ボヌール・エスト1F■本社〒213-0026
川崎市高津区久末 1677

■ 名古屋営業所〒462-0847
名古屋市北区金城 3-11-27 名北ビル

■ 生産技術センター …………… 川崎市

TEL
（03）
3254-5031

TEL（06）6362-7805

TEL（022）292-7030

TEL（052）915-2650

FAX（03）
3254-5038

FAX（06）
6365-7381

FAX（022）292-7033

FAX（052）915-7238

URL http://www.sanko-denshi.co.jp

TEL
（092）
282-6801

TEL（03）
3254-5033

TEL（044）751-7121

安全上のご注意●ご使用の前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。
●記載製品は、一般工業用機器として設計・製造したものです。

お問 い 合わせは… …

FAX
（092）
282-6803

FAX（03）
3254-5055

FAX
（044）
755-3212◎ショールーム（各営業所内に設置）
詳しくは、ホームページをご覧下さい。

●このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

E-mail info@sanko-denshi.co.jp
SP19035S