S-WAVE プリント モデル HD
S-WAVE プリント キャスト
S-WAVE プリント トレ－
S-WAVE プリント サージカルガイド HTS-WAVE プリント スプリント
操作マニュアル2022 10 Ver.1

はじめに
この度は、
「S-WAVE プリント モデル HD／S-WAVE プリント キャスト／S-WAVE プリント ト
レー／S-WAVE プリント サージカルガイド HT／S-WAVE プリント スプリント」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。この操作マニュアルは、「S-WAVE プリント モデル HD／SWAVE プリント キャスト／S-WAVE プリント トレー／S-WAVE プリント サージカルガイド HT／
S-WAVE プリント スプリント」の使用用途、特長、正しい取り扱い方について説明しています。
本材をご使用になる前には本書をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。尚、本書はお読みになった後も、いつでも見られる所に大切に保管してください。

1
2022 10 Ver.1

おねがい●本書の内容を無断で転載することを固くお断りします。
●製品の改良などにより、本書の内容に一部、製品と合致しない個所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
●本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
●本製品の画面デザインは、将来予告なしに変更することがあります。あらかじめ了承ください。
●万全を期して本書を作成しておりますが、内容に関して、万一間違いやお気付きの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
●本材に関連するトラブルについては、保証の範囲に準じた対応をさせていただきますが、副次的なトラブルについてはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

2
2022 10 Ver.1

もくじはじめに............................................................................................. 1
おねがい............................................................................................. 2
もくじ ............................................................................................... 3
使用用途............................................................................................. 4
表示について ....................................................................................... 5
安全にお使いいただくために ................................................................... 6使用方法............................................................................................. 71

モデルデータ（STL ファイル）の設計 .................................................. 82スライスデータの作成 .................................................................... 10342.1

スライサーソフトを起動する ..................................................... 102.2マシンの選択 ......................................................................... 102.3

モデルデータの読み込み ........................................................... 102.4

モデルデータの配置 ................................................................ 112.5

サポート作成 ......................................................................... 152.6

スライスを行う ...................................................................... 173D プリンターによる造形 ............................................................... 183.1

材料のセッティング ................................................................ 183.2

ビルドプレートの準備 ............................................................. 193.3

スライスデータの移行 ............................................................. 193.4

造形 .................................................................................... 19取り出し ..................................................................................... 204.1

ビルドプレートの取り外し ........................................................ 204.2

造形物の取り外し ................................................................... 204.3 『Exposure Light for Cleaning』の実施 ................................... 205洗浄........................................................................................... 215.1

一次洗浄 .............................................................................. 215.2二次洗浄 .............................................................................. 215.3乾燥 .................................................................................... 216サポート除去 ............................................................................... 227後重合 ........................................................................................ 238仕上げ研磨 .................................................................................. 249製作完了後の使用について .............................................................. 25

32022 10 Ver.1

使用用途
本材と 3D プリンター「S-WAVE 3D プリンター IMD-S」、歯科技工用重合装置「ソリディライト
LED」を併用することで、目的に応じた歯科医療機器を製作することができます。
対象材料

製作物品

S-WAVE プリント モデル HD

歯科用模型

S-WAVE プリント キャスト

インレー、クラウン等歯科鋳造用パターン

S-WAVE プリント トレー

個人トレー、ベースプレート

S-WAVE プリント サージカルガイド HT

歯科用インプラント手術器具

S-WAVE プリント スプリント

使用期間が 30 日を超えない歯科咬合スプリント

42022 10 Ver.1

表示について本製品を安全にお使いいただくために、以下の事項を必ず守ってください。
本書では、安全に関する重要な注意事項を「警告」、「注意」に分類して説明しています。必ず各内容をよくお読みいただき、厳守してください。 各警告表示の内容は次のように定義されています。
この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを表しています。
この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性があることを表しています。

「警告」や「注意」以外の表示については、下記のとおりです。
この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、臨床使用性が低下する場合がございます。
この表示は、作業を円滑に進めるためのテクニックを示しています。

この表示は、ご覧いただきたい参照先を表しています。

52022 10 Ver.1

安全にお使いいただくために●未重合状態の本材（液体状態、造形物表面に残存している未重合層など）を取り扱う際は、保護手袋（ニトリル手袋推奨）・保護眼鏡・マスク等の個人用保護具を着用し、目・気道・皮膚を必ず保護してください。
●本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けてください。
● 万一本材が目に入ったり皮膚に付着したりした場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、医師の診察を受けてください。
● 本材は引火性があるため、火気の近くで使用しないでください。
● 本材の劣化を防ぐため、ボトルの表示に従って適切な温度環境で保管してください。

62022 10 Ver.1

使用方法

72022 10 Ver.1

1 モデルデータ（STL ファイル）の設計
対象材料のモデルデータを設計します。下記表に示す材料は、注記に従って設計してください。※S-WAVE プリント キャストの注記はございません。
対象材料

使用用途
矯正用模型
(サーモフォームで

S-WAVE プ リ ン トモデル HD内部を中空に設計しないでください。

使用する場合)
上記以外の歯科用模型

加圧成型時の破折・変形を回避するため、模型厚さは、材料強度を保証するために 1.5mm 以上で設計してください。



模型内部を中空に設計する場合（厚さを設定する場合）は底面をメッシュ状にしてください。

厚さは、材料強度を保証するために 1.0～7.0mmで設計してください。

S-WAVE プ リ ン ト

個人トレー、トレー

ベースプレート

印象材との接着性を考慮し、個人トレーに穴をあけることを推奨しています。モデルデータ上、あるいは、作製した造形物に手作業で穴をあけてください。

厚さは、材料強度を保証するために 1.0～7.0mmで設計してください。

歯列に固定できる

歯列への適合性が良くなるため、歯/模型のサージカルガイド

オ フ セ ッ ト を 0.065 ～ 0.085mm で 設 計 し て(アンカーピンがください。

不要な場合)



スリーブの適合性が良くなるため、スリーブからのオフセットを 0.085～0.105mm で設計してS-WAVE プ リ ン トください。

サージカルガイド

HT

厚さは、材料強度を保証するために 1.0～7.0mmで設計してください。

歯列に固定できない 

歯列への適合性が良くなるため、歯/模型のサージカルガイド

オフセットを 0.065～0.085mm で設計して(アンカーピンがください。

必要な場合)



スリーブやアンカーピンの適合性が良くなるため、スリーブからのオフセットを 0.145～0.150mmで設計してください。

82022 10 Ver.1

対象材料

使用用途
S-WAVE プ リ ン ト歯科咬合

スプリント

スプリント

厚さは、材料強度を保証するために 1.5～7.0mmで設計してください。



歯列への適合性が良くなるため、歯/模型のオフセットを 0.070～0.085mm で設計してください。

92022 10 Ver.1

2 スライスデータの作成「2 スライスデータの作成」を実施する前に、必ず「カリマスライサーV2ユーザーマニュアル」をお読みください。

2.1 スライサーソフトを起動するアイコンをダブルクリックすると、起動画面が表示されます。

2.2 マシンの選択「マシン」から対象材料の条件を選択し、適用をクリックします。

2.3 モデルデータの読み込み
画面左中段のツールベルトにあるをクリックし、デザインしたモデルデータを読み込みます。

102022 10 Ver.1

2.4 モデルデータの配置

モデルデータの回転・移動に関する詳細は、「カリマスライサーV2 ユーザーマニュアル_2.7. ガムボール」、「カリマスライサーV2 ユーザーマニュアル_3.3.
造形データの配置」をご参照ください。

視点に関する詳細は、「カリマスライサーV2 ユーザーマニュアル_2.3. ツールバー」をご参照ください。

1) 対象材料毎に次表に従って、読み込んだモデルデータを回転させ、造形エリア内に配置します。※表中の画像は造形角度をわかりやすくするためサポート付きで表示していますが、サポートの付与は後の工程「2.5 サポート作成」で行ってください。

モデルデータ上に表示されるガムボールを使うと回転・移動が行いやすいです。

角度指定のある材料はツールベルト上の「2.4 モデルデータの配置」は作業を進めやすい視点に適宜変更しながら行ってから、角度を指定してください。

ください。視点の変更は、ツールバー上の『視点』から随時変更できます。

112022 10 Ver.1

対象材料

使用用途
矯正用模型(サーモフォームで底面がビルドプレート側になるように モデルデータを回転させてください。

使用する場合)適合性が良くなるため、モデルデータの歯列がビルドプレートに対して水平となるように配置

S-WAVE プ リ ン トすること（造形角度：0 度）を推奨します。

モデル HD
上記以外の歯科用模型

【前面図】

【上面図】



モデルデータが中空の場合は、必ずサポートを付与してください。



歯や粘膜面にフィットする部分にサポートが立たないよう、モデルデータを回転させてください。
パーシャル
デンチャーの場合【上面図】

S-WAVE プ リ ン ト【前面図】

歯にフィットする部分にサポートが立たないよう、モデルデータを回転させてください。

キャスト



モデルデータがクラウン形状の場合は、内冠の適合性が良くなるため、外冠の頭頂部分がビルドクラウン・インレープレートに対して水平となるように配置することの場合（造形角度：0 度）を推奨します。

【上面図】



【前面図】

粘膜面にサポートが立たないよう、モデルデータを回転させてください。



造形不良を回避するため、プリンター奥側から造形が始まるようにモデルデータを配置して

S-WAVE プ リ ン ト
トレー

個人トレー、ください。

造形の進行方向
手前側

ベースプレート

【上面図】

奥側

【左面図】

122022 10 Ver.1

対象材料

使用用途


歯や粘膜面にフィットする部分にサポートが立たないよう、モデルデータを回転させてください。



歯及びスリーブへの適合性が良くなるため、下記の造形方法を推奨します。


モデルデータの歯列がビルドプレートに対して水平となるように配置する場合を歯列に固定できる造形角度 0 度とし、モデルデータのサージカルガイド前歯部分を軸として造形角度が 0～25 度に(アンカーピンがなるように設定してください。

不要な場合)



モデルデータの前歯部分をビルドプレートの近傍かつプリンター奥側になるように配置してください。
造形の進行方向

【左面図】

【上面図】

手前側

奥側

0～25 度S-WAVE プ リ ン ト0度

サージカルガイド

HT25 度歯や粘膜面にフィットする部分にサポートが立たないよう、モデルデータを回転させてください。



歯及びスリーブ・アンカーピンへの適合性が良くなるため、下記の造形方法を推奨します。


モデルデータの歯列がビルドプレートに対して水平となるように配置する場合を歯列に固定できない造形角度 0 度とし、モデルデータのサージカルガイド前歯部分を軸として造形角度が 30～40 度(アンカーピンがになるように設定してください。

必要な場合)



モデルデータの前歯部分をビルドプレートの近傍かつプリンター奥側になるように配置してください。

【上面図】

【左面図】

造形の進行方向

手前側

奥側

30～40 度

30 度

40 度

132022 10 Ver.1

対象材料

使用用途


歯や粘膜面にフィットする部分にサポートが立たないよう、モデルデータを回転させてください。

歯への適合性が良くなるため、下記の造形方法を推奨します。


モデルデータの歯列がビルドプレートに対して水平となるように配置する場合を造形角度 0 度とし、モデルデータの前歯部分を軸として造形角度が 0～60 度になるように設定してください。

モデルデータの前歯部分をビルドプレートの近傍かつプリンター奥側になるように配S-WAVE プリント
スプリント置してください。

歯科咬合スプリント

【上面図】

60 度

0度
【左面図】

造形の進行方向
手前側

O60 度

奥側

0～60 度

0度

60 度\【前面図】

複数のモデルデータを配置する場合、少なくとも造形エリアの方眼 1 マス以上の間隔を空けて配置してください。
2) S-WAVE プリント モデル HD のうち、矯正用模型のようなモデルデータ（中空に設計しておらず、底面が平らなデータ）を造形する場合は、ツールベルト上のをクリックし、モデルデータをビルドプレートに接地させます。
→2）に該当する場合は、「2.5 サポート作成」は飛ばして「2.6 スライスを行う」に進んでください。
14
2022 10 Ver.1

2.5 サポート作成
1) ツールベルト上のをクリックします。

2) 『Standard』条件のサポートを自動生成します。

S-WAVE プリント キャストは形状毎に 2 種類の条件（パーシャルデンチャー用／インレー・クラウン用）があるので注意してください。

・Standard for Cast plate :パーシャルデンチャー用・Standard for Crown:インレー・クラウン用

3) 必要に応じてサポートの追加・削除を行います。
S-WAVE プリント キャストでパーシャルデンチャーを作製する場合、クラスプ部分や厚さの薄い部分にはサポートを追加することを推奨します。

152022 10 Ver.1

サポートを追加する場合をクリックし、追加が必要な箇所にカーソルを合わせてクリックすると、シングルサポートが追加されます。

クリック

シングルサポート追加



下面視点でサポートを追加する場合、ベースプレート分だけスライスを進めた状態で画面表示しておく（スライスバーで調整できます）と、作業がしやすいです。

をクリックすると、サポート先端部のみが黒色ポイントで表示されるモードに切り替わります。サポート数が多いデータの場合は、こちらのモードにしておくとモデルデータ表面が見やすくなり、追加作業がしやすいです。

【OFF の場合】【ON の場合】

162022 10 Ver.1

サポートを削除する場合
削除したいサポートにカーソルを合わせてクリックし（選択されると黄色に表示されます）、delete キーで削除します。
削除したいサポートが複数ある場合は、Ctrl キーを押しながら不要なサポートをすべて選択した状態で delete キーを押すと一括除去できます。

Delete キー

Ctrl キーで一括選択

2.6 スライスを行う

1）

2）

3）

1) ツールベルト上のをクリックし、「マシン」の項目が対象材料であることを再度確認します。
2) ファイル名を入力し、保存先を指定します。
ファイル名の末尾は必ず「.slice」としてください。末尾が「.slice」ではない
場合、スライスデータを造形することはできません。

3) 『スライス開始』をクリックし、スライスデータを作成します。
172022 10 Ver.1

3 3D プリンターによる造形「3 3D プリンターによる造形」を実施する前に、必ず「S-WAVE 3D プリンター
IMD-S 取扱説明書」をお読みください。

3.1 材料のセッティング
レジンバットに関する注意事項／固定の詳細は、「S-WAVE 3D プリンター IMD-S
取扱説明書_4.3.バットの準備～4.4.バットの装着」をご参照ください。
1) S-WAVE プリント モデル HD はセッティング前に 1 分以上ボトルを振って混ぜてください。
（※その他材料は振り混ぜる必要はありません）
レジンバットで保管された S-WAVE プリント モデル HD を造形に再利用する場合、十分にかき混ぜてからご使用ください。かき混ぜる際は、レジンバットのフィルムを傷つけないよう、やわらかい素材のもの（ゴムベラ、プラスチックカード等）をご利用ください。

2) 空のレジンバットに対象材料を注ぎます。少なくとも、最低必要量（レジンバット内側に彫り込まれている最外標線に到達する程度；約 130g）以上は注いでください。
フィルムに傷・破損・シワが見られるレジンバットは、造形不良の原因になるため、使用しないでください。

セッティング量は、最外標線～それに隣接する標線の範囲内に収めることをおすすめします。

最低必要量

182022 10 Ver.1

3) 対象材料を入れたレジンバットを S-WAVE 3D プリンター IMD-S（以下、3D プリンター）本体にセットします。カチッと音が鳴るまで、左右のバット固定アームを内側に倒し、レジンバットを固定します。
本材は 3D プリンターの光源だけでなく環境光でも固まるので、「3.1 材料のセッティング」は素早く行ってください。

作業部屋の気温は造形性に影響を与えるため、20～30℃の範囲で設定してください。

3.2 ビルドプレートの準備
ビルドプレートの準備に関する詳細は、「S-WAVE 3D プリンター IMD-S 取扱説明書_4.2.ビルドプレートの準備」をご参照ください。
ビルドプレートを 3D プリンター本体にセットし、取付ねじを締めて固定します。

3.3 スライスデータの移行
3D プリンター本体に USB を挿入し、スライスデータを移行します。

3.4 造形
造形に関する詳細は、「S-WAVE 3D プリンター IMD-S 取扱説明書_5.3.設計したデータを造形する」をご参照ください。
1) 3D プリンターのホーム画面右側の『Print』をタッチします。
2) 対象材料の造形条件を選択し、造形するスライスデータを選択します。
3) 選択に間違いがなければ画面右上の『Print>』をタッチします。
4) 最終確認画面をタッチすると造形が開始されます。

本材は環境光でも固まるため、造形中は 3D プリンターの扉を必ず閉めてください。

192022 10 Ver.1

4 取り出し
4.1 ビルドプレートの取り外し取付ねじを緩めてビルドプレートを取り外します。
造形直後は特に液が垂れやすいです。レジンバット上で余分な液を落としてから「4.2 造形物の取り外し」に進むことを推奨します。

4.2 造形物の取り外し
造形物のベースプレートとビルドプレートの間にヘラを滑り込ませ、造形物を取り外します。


ビルドプレートの破損は造形不良を招きます。ヘラでビルドプレートを傷つけないように注意してください。



造形不良のリスクを避けるため、ビルドプレートは造形毎に清掃します。
ビルドプレート表面に造形物の残存（ベースプレート等）やティッシュくず等が付着していないことをよく確認してください。

4.3 『Exposure Light for Cleaning』の実施『Exposure Light for Cleaning』の詳細は、「S-WAVE 3D プリンター IMD-S 取扱説明書_5.12.レジンバット内の造形ごみを除去する」をご参照ください。
造形後、レジンバットに残った本材を再利用する場合は、造形が完了する度に 3D プリンターに搭載されている『Exposure Light for Cleaning』を実施してください。
『Exposure Light for Cleaning』が完了した本材は、元のボトルに戻さないでください。

『Exposure Light for Cleaning』が完了した本材をレジンバット内で長期保管する場合は、遮光保管してください。

20
2022 10 Ver.1

5 洗浄
5.1 一次洗浄
造形物全体を洗浄用アルコール(例えばイソプロパノール)中に浸し、超音波洗浄器にて 5 分間洗浄を行います。

5.2 二次洗浄
一次洗浄時よりもきれいな洗浄液を使用し、再度超音波洗浄器にて 5 分間洗浄を行います。


洗浄液が濁っている場合は、洗浄能力が著しく低下します。

洗浄完了後は造形物を速やかに取り出してください。造形物を洗浄液で加熱したり、洗浄液中に長時間放置したりしないでください。

5.3 乾燥
造形物の表面に付着した洗浄液をエア乾燥で吹き飛ばします。造形物表面に液体状態の本材が残存していないことを確認します。
液体状態の本材が残存している場合は、新しい洗浄液を使用し、「5.2 二次洗浄」をもう一度行ってください。

212022 10 Ver.1

6 サポート除去
ニッパー等を用いてサポートを除去します。
パーシャルデンチャーのクラスプ部分や厚さの薄い部分は、破損しやすい繊細なパーツです。ニッパーでサポートをカットする際は、サポート除去時の衝撃が繊細なパーツに伝わらないよう、ベースプレート付近でカットすることをお勧めします。

✕：ベースプレートから離れたエリアにニッパーを入れる〇：ベースプレート付近にニッパーを入れる

22
2022 10 Ver.1

7 後重合下記表に従って歯科技工用重合装置「ソリディライト LED」で対象材料の後重合を行います。
対象材料
S-WAVE プリント モデル HD
S-WAVE プリント キャスト



両面 3 分ずつ後重合を行います。

対応する歯科模型に嵌め込み 90 秒後重合を行います（片面のみ）。

S-WAVE プリント トレー
S-WAVE プリント サージカルガイド HT両面 3 分ずつ後重合を行います。

S-WAVE プリント スプリント

232022 10 Ver.1

8 仕上げ研磨
必要に応じて、造形物表面のサポート痕や積層痕を研磨で滑らかに仕上げます。

仕上げ研磨で過度な熱を発生させないように注意してください。

242022 10 Ver.1

9 製作完了後の使用について製作完了後の使用については、対象材料毎に下記表の注記に従ってください。
※S-WAVE プリント モデル HD の注記はございません。
材料


製作した歯科鋳造用パターンは、経時的な変形を避けるため、埋没を実施するまでの間、遮光保管してください。

S-WAVE プリント キャスト



埋没材としてはリン酸塩系埋没材の使用を推奨します。
本材の焼却残渣をなくすため、850℃以上で 45 分係留することを推奨します。

製作した個人トレーと印象材の接着性を物理的に向上させるため、個人トレーには印象材が篏合する穴を開けることを推奨しています。モデルデータ上で穴を開けていない場合

S-WAVE プリント トレーは、製作した個人トレーに手作業で穴をあけてください。


製作した個人トレー、ベースプレート等を消毒する場合は、アルコール消毒剤またはノンアルコール消毒剤を使用してください。変形につながる可能性があるため、オートクレーブ等の加熱式滅菌処理は避けてください。

製作した歯科用インプラント手術器具を消毒する場合は、アルコール消毒剤またはノンアルコール消毒剤を使用して

S-WAVE プリント サージカル
ガイド HTください。


製作した歯科用インプラント手術器具をオートクレーブ等の加熱式滅菌処理で滅菌する場合は、滅菌温度：134℃、滅菌時間：3 分の条件で実施してください。

S-WAVE プリント スプリント

製作した歯科咬合スプリントを消毒する場合は、アルコール消毒剤またはノンアルコール消毒剤を使用してください。
変形につながる可能性があるため、オートクレーブ等の加熱式滅菌処理は避けてください。

25
2022 10 Ver.1

2022 10 Ver.1