多機能電磁式デジタル膜厚計
ＣＴＲ－２０００Ⅴ
取 扱 説 明 書

注 意
● お使いになる前に、この説明書をよくお読みいただき
正しくお使いください。
● 取扱説明書は必ず大切に保管し、常に参照してください。

２０２０年２月

目 次
ご 使 用 の 前 に
安全上の注意･････････････････････････････････････････････････１
お守りください･･･････････････････････････････････････････････３
お確かめください･････････････････････････････････････････････４
特長･････････････････････････････････････････････････････････５
用途･････････････････････････････････････････････････････････５
主な仕様･････････････････････････････････････････････････････５
各部の名称・機能 ････････････････････････････････････････････６
はじめに（本器の測定値管理について）･････････････････････････９

基 本 操 作
ご購入後、初めてお使いになるとき（ブロックテーブル設定）･･･１０
測定（テスト測定モード）･･･････････････････････････････････１２測定（メモリー測定モード）･････････････････････････････････１３
検量線テーブルの設定･･･････････････････････････････････････１４
ブロック、検量線が設定済の状態からお使いになるとき･････････１７プリンターを使用する･･･････････････････････････････････････１８
終了処理（電源ＯＦＦ）･････････････････････････････････････１９広 範 な 活 用
データ処理・プリントアウト･････････････････････････････････２０
データ処理・参照･･･････････････････････････････････････････２３
データ処理・送信･･･････････････････････････････････････････２４
リアルタイム送信･･･････････････････････････････････････････２５
データ処理・消去･･･････････････････････････････････････････２５
初期設定･･･････････････････････････････････････････････････２８
キーロックモードの設定･････････････････････････････････････２９
リセット（CTR-2000Ⅴの初期化）･････････････････････････････２９
バックライト照明･･･････････････････････････････････････････２９

測定精度向上のためにプローブの持ち方･･･････････････････････････････････････････３０
プローブの押し当て方･･･････････････････････････････････････３０ゼロ板の選び方･････････････････････････････････････････････３１

メ ン テ ナ ン ス
プリンター用紙の交換･･･････････････････････････････････････３１乾電池の交換･･･････････････････････････････････････････････３２
こんなときは（故障かな？と思ったら）･･･････････････････････３２
免責について･･･････････････････････････････････････････････３３安全上の注意 （安全に正しくお使いいただくために）お使いになる人や他人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、ご使用の前に必ずこの「安全上の注意」をお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになったあと、いつでも取り出せる所に保管してください。

警告
禁止● 本器を水中に入れたり、濡らしたりしないでください。 故障の原因になります。
万一本器内に水が入った場合には、点検・修理に出してください。

禁止● 本器の内部に金属や異物を入れないでください。 故障の原因になります。
万一本器内に金属や異物が入った場合には、点検・修理に出してください。
● コネクタにねじ回しや棒を差し込まないでください。 故障の原因になります。

禁止

禁止● 投げたり、ぶつけたり、落としたりしないでください。 怪我や破損、故障の原因に
なります。

禁止

● 絶対に分解したり、改造したりしないでください。 異常動作や故障の原因に
なります。

禁止

● 本器に使用する AC アダプタは必ず付属のものをご使用ください。
また、指定電圧以外では使用しないでください。ショート、感電、火災の原因になります。

禁止● AC アダプタの端子部に金属のピンやゴミを付着させないでください。
ショート、感電、火災の原因になります。

禁止● 濡れた手で AC アダプタの抜き差しはしないでください。
感電の原因になります。

禁止● AC アダプタを傷つけたり、加工したりしないでください。
またコードに重いものを乗せたり、挟み込んだり、引っ張ったりしないでください。
コードの破損・断線や、ショート、感電、火災の原因になります。

－１－

安全上の注意 （安全に正しくお使いいただくために）警告！

● 長期間ご使用にならないときは、必ず本器から電池を取出してください。
必ず実施
電池の液漏れなどにより、異常動作や故障の原因になります。
！

● 電池の交換は、必ず本書の 「電池の交換」 の項をお読みください。

必ず実施

！

● 電池は子供やペットの手の届かない所に保管してください。
必ず実施
万一、飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
！

● 電池を火中や水中に投棄しないでください。 保管する場合は、火気、高温、湿気をさけ
必ず実施
暗く涼しい、乾燥した場所に保管してください。
！

● 電池に衝撃を与えたり、傷つけたりしないでください。
必ず実施
また、分解、ハンダ付け等の加工をしないでください。
！

● 電池をショートさせたり、充電したりしないでください。
必ず実施
また電池をペンチ等の金属製のもので持たないでください。
！

● 交換する電池は、指定の新しい電池（使用期限に注意）をご使用ください。

必ず実施

！

● 電池を入れるときは、極性 （＋、－） に注意して正しく入れてください。

必ず実施

！

● 電池が液漏れした場合は、電池室、電池金具の清掃を行い、新品電池に交換してください。
必ず実施
また、漏れた液には直接触れないよう注意してください。 皮膚や衣服に付着した場合は流水でよく洗い流してください。
！

● 電池の廃棄は、地域の条例や法律に従ってください。

必ず実施

！

● AC アダプタのプラグは、確実にコンセントに差し込んでください。
必ず実施
また、カバーが破損しているコンセントや、取付けねじ等が緩んでいるコンセントは使用しないでください。感電や、火災の原因になります。
！

● 本器の点検・お手入れは、必ず電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜いて必ず実施
作業してください。感電や怪我の原因になります。

－２－

安全上の注意 （安全に正しくお使いいただくために）注意
禁止● ベンジン、シンナーなどで拭いたり、殺虫剤などを噴きかけたりしないでください。
ひび割れ、故障の原因になります。

禁止● 炎天下の自動車内や暖房器具の近くなど、温度が高くなるところに保管しないでください。
本器に悪影響を与え、故障の原因になります。

禁止● 本器の上に乗ったり、踏みつけたり、物を置いたりしないでください。
破損や、怪我の原因になります。

禁止● ゴム製品やビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。
付着してはがれなくなることがあります。

お守りください● ご使用になる前に必ず本書をよく読み、正しい操作をしてください。
● 本器は精密機器です。 乱暴な取り扱いはしないでください。 故障の原因になります。
● プローブケーブルを引っ張ったり、折り曲げたり、本器に巻きつけたりしないでください。
ケーブルの断線や破損の原因になります。
● プローブの先端で物を叩いたり、引っかいたりしないでください。
正しい測定が出来なくなり、故障の原因になります。
● プローブの先端は、いつも清潔な状態にしてください。
ほこり、ゴミなどが付いていると精度の高い測定ができません。
● ご使用後は汚れを落とし、湿気や、ちり、ほこりのない場所に保管してください。
● 測定の精度を保つために、定期的に点検をおこなってください。
● 電気的なノイズが発生する場所や、強い磁気がある場所での使用は避けてください。
異常動作や故障の原因になることがあります。
● 大切な測定データはプリントアウトを行うかパソコンなどにデータ送信を行い、バックアップを取ることをお勧めします。
● 測定中は、結露、水濡れ、ほこり、高熱、振動を避けてください。
－３－お確かめください■ 本体と付属品、添付品

本体

写真の他に
● 取扱説明書（本書）● 検査合格書（保証書）兼ユーザー登録用紙● 乾電池● ロール紙用シャフトが付属します。

－４－

特長● 20,000 点の大容量メモリー････････メモリー機能で測定、記録作業が１人でＯＫ。
● 0～2,000μｍレンジ･･････････････ 塗装からライニングまで幅広く対応。
● ブロック名登録 ･････････････････ 20 のブロックにはそれぞれ英数 10 文字までの名前をつけて登録できます。
● 検量線登録数 10 本･･･････････････ 鉄素地の材質・形状・厚みなどによって変化する検量線(素地特性カーブ)を
10 種まで登録可能。
● 上下限値設定機能････････････････ 膜厚の基準を上下限値（上限値、下限値のいずれか一方でも可）で設定して(アラーム機能)合否を判定。アラーム音と過不足値の表示で知らせます。

● 特殊磁極プローブ ･･･････････････ Ｖカット付の１点定圧式のプローブで曲面、丸棒、小物も安定した測定が可能。従来のＣＶＤ処理よりさらに測定精度が高まりました。
● 統計計算機能････････････････････ 測定回数、平均値、最大値、最小値、標準偏差の統計計算結果のプリントアウトが可能です。
● プリンター内蔵･･････････････････ 各種データのプリントアウトが可能な 24 桁プリンターを内蔵。
● RS-232C 出力････････････････････ 測定データは内蔵の RS-232C インターフェイスによりパソコンへの送信が
可能です。

用途
鉄素地※上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚の非破壊測定に。
（※ 鋼・フェライト系ステンレスを含む）● 塗装（橋梁・船舶・鋼管・自動車などの鉄鋼構造物、家電製品［冷蔵庫、洗濯機］、スチール家具、機器類など）● ライニング（樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど）● メッキ（クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキ《電解ニッケルメッキを除く》）● メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など● 樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定（鉄を基板として測定）

主な仕様
鉄心入りコイルの先端に鉄を近づけると、その距離のわずかな測定原理

変化に応じてコイルのインダクタンスが変化します。この変化を利用して鉄素地上の非磁性皮膜の膜厚(Ｄ)を測定します。

測定範囲
表示分解能

0～2000μm （0～78 mil 表示可能）
0 ～ 200μm ： 0.1μm または 1μm（切替可）
200 ～ 1000μm ： 1μm
1000 ～

：10μm

測定精度

均一面に対して±1μm または指示値の±2％

表示方式

LCD、18 字×5 行、英数、カナ、記号、バックライト付

プローブ

1 点定圧接触式、 Ｖカット付き、 φ15×47mm
磁極：特殊処理磁極

統計機能

測定回数、平均値、最大値、最小値、標準偏差

プリンター

感熱式 24 桁、紙幅：58mm

電源

DC 単 3 乾電池×8 本（プリンター未使用時は 4 本）
、オートパワーオフ機能（約 5 分）
AC100-240V（AC アダプタ：DC9V1.3A）

寸法・重量

103(W)×41(H)×228(D)mm、約 720ｇ（電池重量を含む）－５－

各部の名称・機能－６－

各部の名称・機能① 電源キー

電源をＯＮ／ＯＦＦします。
キーロック状態を設定します。
最初に［０］を押し、続けて［電源キー］を押し続けると、検量線・ブロック・測定値のすべてがリセットされ、初期状態に戻ります。

② バックライトキー

暗い場所での視認性を高めるためのバックライトの［ＯＮ］［ＯＦＦ］
ボタンです。電池容量を大量に消費するため点灯時間に注意してください。

③ ペーパーフィードキー

プリンター用紙を１行空送りします。
押し続けると空送りを続けます。

④ プリンターキー［メモリー測定］［テスト測定］時の同時プリントの［ＯＮ］［ＯＦＦ］を選択します。

⑤ 検量線キー［検量線テーブル］画面を呼び出します。

⑥ ブロックキー［ブロックテーブル］画面を呼び出します。

⑦ メニュー（停止）キー

メインメニューに戻るとき、プリンター動作中の印字停止に使用します。

⑧ カーソル▲キー［検量線リスト］［ブロックリスト］の選択や入力画面内でのカーソル移動、参照モードでの測定値サーチに使用します。

⑨ もどるキー

各画面の１つ前の処理に戻ります⑩ カーソル▼キー［検量線リスト］［ブロックリスト］の選択や入力画面内でのカーソル移動、参照モードでの測定値サーチに使用します。

⑪ ＯＫキー

各キー入力項目の確定や［ＯＫ？］に対する実行キーとして使用します。

⑫ 基準値キー

検量線設定中の、プローブからの入力信号（検量線の基準値）を取込みます。

⑬ クリアキー

測定時のデータクリア、簡易修正（ゼロ、フルスケール修正）、検量線・
ブロック名入力、入力文字列の変更、修正などに使用します。

⑭ ゼロ・フルスケールキー

テスト測定モード時の、検量線簡易修正（ゼロ・フルスケール修正）に使用します⑮ 数字･アルファベットキー

画面右上に［Ｎ］表示のあるときに数字キーとして働きます。
画面右上に［Ａ］表示のあるときにアルファベットキーとして働きます。
同一キーを押す毎にＡ→Ｂ→Ｃ→Ａ→Ｂ･･･と表示が変わります。
同じキー内の文字を続けて入力するときは、［］［］キーを使用します。

⑯ 英数文字切替キー

名称入力画面で数字入力とアルファベット入力を切り替えます。
キーを押すたびに画面右上の［Ａ］［Ｎ］表示が変わります。

⑰ カーソルキー

名称の入力／訂正画面でカーソルを左に移動させるのに使用します。

⑱ カーソルキー

名称の入力／訂正画面でカーソルを右に移動させるのに使用します。

⑲ ＬＣＤ表示部

各種情報を表示します。

⑳ プリンターカバー

プリンター用紙を交換するとき、プリンターカバーの矢印部分を軽く押しながら上方向に押し開きます。

㉑ ストラップ取付け金具

付属のネックストラップなどを取付けます。

－７－

各部の名称・機能

ＡＣアダプタプラグ

ＲＳ－２３２Ｃプラグ

プローブプラグ

奥まで差し込んでください。

矢印を下側にして奥まで差し込んでください。

AC アダプタプラグの接続は必ず本器の電源を OFF にした状態で行ってください。

パソコンとの接続は必ず本器の電源を OFF にした状態で行ってください。

差し 幅の広い突起を上側にしてカチッと込 音がするまで差し込みます。
み本器の通信機能は双方向ではありません。
よって本器側からパソコンなどを制御することはできません。
本器から送り出されたデータの保存、加工など
は、お客様ご自身がパソ
コンなど受信側で処理してください。

－８－

引
金属部分 Ａ を手前に引き、き
そのまま静かに引き抜きます。
抜※コードを引っ張らないでくださきい。
プローブプラグの接続は必ず本器の電源を OFF にした状態で行ってください。

はじめに（本器の測定値管理について）■ ＣＴＲ-２０００Ⅴは、測定値の保存をブロック／セクション／ポイントという構造で管理しています。
● ブロック設定を行わないと測定に入れません。
● ブロック／セクション／ポイントは以下の関係になっています。
ブロックは No.01 から No.20 まで
計 20 ブロックあり、それぞれがブロック設定テーブルを持ちます。

セクションは設定ポイント数が終わる毎に自動的に次のセクションに移ります。セクション数は 1 ブロック
当たり 1000 点の範囲内で増えます。

ポイント数は１から１００の間でブロック毎に設定できます。

● ブロック／セクション／ポイントを説明します。
ポイント● １回の測定が１ポイントです。
● 何回の測定で１セクションとするか、ブロック毎に１ポイントから１００ポイントまで自由に設定できます。
● ポイント設定は、ブロックテーブルの変更／新規画面で行います。
B>B：
：N
ﾋﾂﾞｹ：
ﾘﾐｯﾄ： 0-2000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 01
ｱｷﾒﾓﾘ：1000

１～１００でポイントを入力

セクション ● ポイントの集まりがセクションです。３ポイント設定なら、測定３回で１セクション、５ポイント設定なら、測定５回で１セクションです。
● ５ポイント設定の例を示します。
M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
ﾎﾟｲﾝﾄ： 5/ 5
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
μm

ブロック

測定が５点終了時のものです。次の測定でセクションが自動的に１繰り上がり、2 になります。

● ポイント／セクションからできている測定値の大きなグループです。
● ０１～２０までの２０個のブロック設定用テーブルがあります。
● 各ブロックに英数字１０文字までの名前を登録でき、測定場所、部分などによってメモリーを分類できます。
● プリンター出力時は、１セクションの測定が終わるごとに平均値が計算され、プリンターに出力されます。
B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ>01：12345*
02：ABCDEFGHIJ *
03：
04：

－９－

ご購入後、初めてお使いになるとき■ 電源の投入 と ブロックテーブル設定
操作、使用するキースイッチ
プローブを接続します
電源を ON にします

画 面 状 態

プローブを空中に保持し電源キーを押して
ください

を押します

ｷﾄﾞｳﾁｭｳ
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ ｦ ｸｳﾁｭｳ ﾍ<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>測定を選択します

又は
押します

備 考

を

ブロック設定を行います

1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ

M>
ﾌﾞﾛｯｸ ｦ ｻｸｾｲ
ｼﾃｸﾀﾞｻｲ※プローブが接続されていない場合や故障状態など、信号が認識されない状態で電源をON にした場合は 『プローブ ジョウタイ
イジョウ』と表示され電源が OFF になります

数秒後に画面が切替りメインメニュー画面が表示されますを押したときは前画面に戻ってください

を押し

数秒後にブロックリスト画面が表示されます

ブロック番号を選択します又はで
番号 01～20 を選びを押します

新規作成を行います

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ
>01：
02：
03：
04：

B>B：
OK：ｾﾝﾀｸ ｻﾝｼｮｳ
1：ｼﾝｷｻｸｾｲ ｳﾜｶﾞｷ

を押すと『コノブロック ハ ミセッテ
イ デス』と表示され左画面に戻ります

を押します
ブロック名設定を行います～を使用しブロック名を入力
します

B>B：_
：A
ﾋﾂﾞｹ：
ﾘﾐｯﾄ： 0-2000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 01
ｱｷﾒﾓﾘ：1000～
を使用し日付を入力します
を押します

下限リミット設定を行います～を使用し下限値を入力します
を押します

ブロック名は英数字 10 文字まで入力できます

日付設定に移ります

を押します
日付設定を行います

最上行にカーソルが表示されます。

B>B：ABCDEFGHIJ
：N
ﾋﾂﾞｹ：
_
ﾘﾐｯﾄ： 0-2000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 01
ｱｷﾒﾓﾘ：1000

カーソルが日付行に移動します

B>B：ABCDEFGHIJ：N
ﾋﾂﾞｹ：200101
ﾘﾐｯﾄ： 0-2000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 01
ｱｷﾒﾓﾘ：1000

カーソルが下限値の 0 に移動します－１０－

数字は 6 桁まで入力できます

リミット設定の下限値設定に移ります

値は上限値未満まで入力できます

リミット設定の上限値設定に移ります操作、使用するキースイッチ
上限リミット設定を行います～
を使用し上限値を入力します
を押します

ポイント設定を行います～
を使用しポイント数を入力し
ます
を押します

ブロック設定の終了

画 面 状 態備 考

B>B：ABCDEFGHIJ：N
ﾋﾂﾞｹ：200101
ﾘﾐｯﾄ： 100-2000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 01
ｱｷﾒﾓﾘ：1000

カーソルが上限値の 0 に移動します

B>B：ABCDEFGHIJ：N
ﾋﾂﾞｹ：200101
ﾘﾐｯﾄ： 100-1500μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 01
ｱｷﾒﾓﾘ：1000

カーソルがポイントの 1 に移動します

B>B：ABCDEFGHIJ
ﾋﾂﾞｹ：200101
ﾘﾐｯﾄ： 100-1500μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 01
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?
を押します

M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

－１１－

値は最大 2000 まで入力できます

ポイント設定に移ります

ポイントは 100 まで入力できます

確認画面が表示されます

ブロック設定が終了し、テスト測定モード
画面が表示されます

画面は、当社出荷時に格納されている検量線№0（FS2000μm）が呼び出されています■ 測定（テスト測定モード）
ゼロ板と任意の標準板をご用意ください。
操作、使用するキースイッチ
選択された検量線のゼロ
値の簡易修正を行います

を押します
2 秒以内にゼロ板にプローブを押し当てます

画 面 状 態
M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?
M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

再度ゼロ板にプローブを押し当てると修正された
0 が表示されます

選択された検量線のフル
スケール値の簡易修正を
行います

を押します
2 秒以内にゼロ板に 2000
μm を乗せ、その上からプローブを押し当てます

M>ﾃｽﾄ：
0μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

再度ゼロ板に 2000μmを乗せ、その上からプローブを押し当てると修正された数値が表示されますM>ﾃｽﾄ： 2000μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

ゼロ板、標準板を測定し修正値を確認します

M>ﾃｽﾄ：
0μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

を押します

テスト測定モードです
画面は、当社出荷時に格納されている検量線№0（FS2000μm）が呼び出されています
この場合の簡易調整は 0μm と 2000μm で行うことになります『ピッ』と鳴り、最初 0μm が表示され続けて『ピッ』と鳴り 0 が消えます

M>ﾃｽﾄ：
0μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

ゼロ値、フルスケール値の確認をします備 考

M>ﾃｽﾄ： 2000μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ：1000
OK?

－１２－

テスト測定モードです
画面は、当社出荷時に格納されている検量線№0（FS2000μm）が呼び出されています『ピッ』と鳴り、最初 2000μm が表示され、続けて『ピッ』と鳴り 2000μmが消えます

画面は、当社出荷時に格納されている検量線№0（FS2000μm）が呼び出されています

メモリー測定画面が表示されます

■ 測定（メモリー測定モード）
ゼロ板と任意の標準板をご用意ください。
操作、使用するキースイッチ
メモリー測定モードで本測定（メモリー測定）を行います

プローブを測定対象物に押し当てます任意の厚みを測定します

任意の厚みを測定します

メモリー測定モードで本測定（メモリー測定）を行い次セクションへ移動
します

任意の厚みを 10 ポイン
ト測定します11 ポイント目を測定します

画 面 状 態備 考

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
ﾎﾟｲﾝﾄ： 0/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ：1000μm

メモリー測定モードです（バッテリーアイコンが表示されます）
上行から ブロック名、電池残量
現在のセクション№
現在のポイント数/設定ポイント数
メモリー残量単位が表示されています

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
ﾎﾟｲﾝﾄ： 1/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 999
0μm - 100

ゼロ板を測定した例です

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
ﾎﾟｲﾝﾄ： 2/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 998299μm

300μm を測定した例です

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
ﾎﾟｲﾝﾄ： 3/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 997
1995μm + 495

2000μm を測定した例です

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
ﾎﾟｲﾝﾄ： 10/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 990
1995μm + 495

10 回測定した例です

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 2
ﾎﾟｲﾝﾄ： 1/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
328μm

セクションが 2 となりポイント行が 1／10 に
戻ります

－１３－

1 回測定したのでポイントが 1 となり
アキメモリが 999 となっています
下限値を 100μm と設定しているので 測定
値 0μm との差－100 が表示されています

2 回測定したのでポイントが 2 となりアキメモリが 998 となっています
測定値の 299μm が表示されますが設定した
上下限の範囲なので差は表示されません

3 回測定したのでポイントが 3 となり
アキメモリが 997 となっています
上限値を 1500μm と設定しているので 測定
値1995μm との差＋495 が表示されています

10 回測定したのでポイントが 10 となり
アキメモリが 990 となっています
上限値を 1500μm と設定しているので 測定
値1995μm との差＋495 が表示されています

アキメモリは11回測定したので989となっています
上下限範囲内なので測定値のみ表示されています■ 検量線テーブルの設定
本器には当社標準の検量線（素地特性カーブ）が組込まれており ブロックテーブルの設定のみで測定可能ですが 素材の特性による誤差を最小にするために検量線を設定することをお勧めします。
検量線は 9 本まで設定、登録でき、測定毎に呼び出して使用することができます。
※ 当社標準の検量線（№0）にも上書き設定が可能です。
ご使用になるゼロ板と標準板をご用意ください。
操作、使用するキースイッチ
電源を ON にします

画 面 状 態<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲを押します
検量線番号を選択します

又はで番
号 0～9 を選択しを押します

新規作成を行います

K>ｹﾝﾘｮｳｾﾝﾘｽﾄ
>0：
*
：
：

を押します

～
を使
用し検量線名を入力しますメインメニュー画面です

検量線リスト画面が表示されます

行右に表示される『＊』は検量線が設定されていることを示しています

K>K：
OK：ｾﾝﾀｸ ｻﾝｼｮｳ
1：ｼﾝｷｻｸｾｲ ｳﾜｶﾞｷ

検量線名の設定をします

備 考を押すと『コノケンリョウセン ハ
ミセッテイ デス』と表示され左画面に戻ります
検量線情報入力画面が表示されます
最上行にカーソルが表示されます

3:
4:

：A
μm
0
0

K>K：12345678
ZERO：
1: 49 3:
2:
0 4:

:N
μm
0
0

基準値は小さい（薄い）値から設定します

K>K：12345678
ZERO：
1: 49 3:
2: 298 4:

:N
μm
0
0

2：0 にカーソルが移動します

K>K：12345678
:N
ZERO：
μm
1: 49 3: 1000
2: 298 4:0

3：0 にカーソルが移動します

K>K：12345678
:N
ZERO：
μm
1: 49 3: 1000
2: 298 4: 1800

4：0 にカーソルが移動します

K>K：
ZERO：
1:
0
2:
0

検量線名は英数字 8 文字が入力できますを押します
基準値 1 設定を行います～
を使用し基準値 1 を設定します

1：0 にカーソルが移動します※基準値 1 の最小設定値は 5μm です

を押します
基準値 2 設定を行います～
を使用し基準値 2 を設定します
を押します

基準値 3 設定を行います～
を使用し基準値 3 を設定します
を押します

基準値 4 設定を行います～
を使用し基準値 4 を設定します※基準値と次の基準値との厚みの間隔は100μm までは 10μm 以上を100μm 以上からは 100μm 以上の間隔をとってください各基準値の最大設定値は 2000μm です
例として基準値3 に2000μm を設定しました
この場合基準値 4 は設定できません※基準値 1 は必ず設定する必要があります
他の基準値は省略可能です※基準値 n を省略した場合、その直前の基準値がフルスケールとなります

を押します

－１４－

操作、使用するキースイッチ
ゼロ値を入力します

プローブをゼロ板に押し当てます
OK が表示されたらプローブを押し当てた状態です

K>K：12345678
ZERO：μm
1: 49 3: 1000
2: 298 4: 1800

備 考
基準値入力画面です
ZERO：の後ろにカーソルが表示されて
います

を押しま

プローブを離し押します
基準値 1 を入力します

画 面 状 態

ZERO：の後ろに『＊』が表示されZERO が設定されます（次画面）をゼロ板に基準値 1 の標準板を乗せその上からプローブを押し当てます

K>K：12345678
ZERO：*
μm
1: 49 3: 1000
2: 298 4: 1800

基準値 1 の後ろにカーソルが移動します（この例では“49”の後ろです）

OK が表示されたらプローブを押し当てた
状態で
す

を押しま

プローブを離し押します
基準値 2 を入力します

カーソルの位置に『＊』が表示され基準値 1 が設定されます（次画面）をゼロ板に基準値 2 の標準板を乗せその上からプローブを押し当てます

K>K：12345678
ZERO：*
μm
1: 49* 3: 1000
2: 298_ 4: 1800

基準値 2 の後ろにカーソルが移動します（この例では“298”の後ろです）

OK が表示されたらプローブを押し当てた
状態で
す

を押しま

プローブを離し押します
基準値 3 を入力します

カーソルの位置に『＊』が表示され基準値 2 が設定されます（次画面）をゼロ板に基準値 3 の標準板を乗せその上からプローブを押し当てます

K>K：12345678
ZERO：*
μm
1: 49* 3: 1000_
2: 298* 4: 1800

基準値 3 の後ろにカーソルが移動します（この例では“1000”の後ろです）

OK が表示されたらプローブを押し当てた
状態で
す

を押しま

プローブを離し押します
基準値 4 を入力します

カーソルの位置に『＊』が表示され基準値 3 が設定されます（次画面）をゼロ板に基準値 4 の標準板を乗せその上からプローブを押し当てます

K>K：12345678
ZERO：*
μm
1: 49* 3: 1000*
2: 298* 4: 1800_

基準値 4 の後ろにカーソルが移動します（この例では“1800”の後ろです）

OK が表示されたらプローブを押し当てた
状態で
す

を押しま

プローブを離し押しますを

K>K：12345678
ZERO：*
μm
1: 49* 3: 1000*
2: 298* 4: 1800*
OK?

カーソルの位置に『＊』が表示され基準値 4 が設定されます

メインメニュー画面が表示されます

を押します

－１５－

操作、使用するキースイッチ

画 面 状 態

検量線設定の確認

備 考<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>

又は
押します

を

1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ
M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.1：12345678
FS.：1800μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?

検量線の確認と呼び出し<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ
を押します

又は
を押
し検量線 0：を選択します

テスト測定モード画面が表示されます

検量線が『№1、名称 12345678』に、フルス
ケール値が 1800μm になっていることを確認してくださいメインメニュー画面です

検量線リスト画面が表示されます

K>ｹﾝﾘｮｳｾﾝﾘｽﾄ>1： 12345678*
2：
3：

現在の検量線 1 には検量線名『12345678』が設定され検量線名の後ろに『＊』が表示されていることを確認してください

K>ｹﾝﾘｮｳｾﾝﾘｽﾄ
>0：
*
：
：

検量線 0 が選択状態になります

を押します

K>K：
OK：ｾﾝﾀｸ ｻﾝｼｮｳ
1：ｼﾝｷｻｸｾｲ ｳﾜｶﾞｷ
検量線情報画面が表示されます

を押します

K>K：
ZERO：*
1: 2000* 3:
2:
0 4:

μm
0
0
メインメニュー画面が表示されます

を押します<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ
又は
押します

を

M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.0：
FS.：2000μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?

－１６－

テスト測定モード画面が表示されます

検量線が『№0』に代わり FS 値が 2000μmになっていることを確認してくださいブロック、検量線が設定済の状態からお使いになるとき
操作、使用するキースイッチ

画 面 状 態

電源を ON にします<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲを押します

ブロックを選択します

又はで保存先ブロックを選択し
を押します

備 考
メインメニュー画面です

ブロックリスト画面が表示されます

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ
01：>02：ABCDEFGHIJ *03：
04：『＊』が表示されていないブロックを選択した場合は『コノ ブロック ハ ミセッテイ
デス』と表示され下画面に戻ります

B>B：ABCDEFGHIJ
OK：ｾﾝﾀｸ ｻﾝｼｮｳ
1：ｼﾝｷｻｸｾｲ ｳﾜｶﾞｷ

を押して上画面に戻り『＊』が表示されているブロックを選択してください

ブロック情報画面が表示されます

を押します

B>B：ABCDEFGHIJ
ﾋﾂﾞｹ：020101
ﾘﾐｯﾄ： 100-1500μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?
を押します
検量線を選択しますメインメニュー画面が表示されます<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ

を押します

又は
で
『＊』が表示されている
検量線 No.を選択します

検量線リスト画面が表示されます

K>ｹﾝﾘｮｳｾﾝﾘｽﾄ
>0：
*
：
：

『＊』が表示されていない検量線を選択した
場合は『コノ ケンリョウセン ハ ミセッテイ
デス』と表示され下画面に戻ります

K>K：12345678
OK：ｾﾝﾀｸ ｻﾝｼｮｳ
1：ｼﾝｷｻｸｾｲ ｳﾜｶﾞｷ

を押して上画面に戻り 『＊』が表示されている検量線を選択してください

を押します

検量線情報画面が表示されます

を押します

K>K：12345678
ZERO：*
μm
1: 49* 3: 1000*
2: 298* 4: 1800*
メインメニュー画面が表示されます

を押します
測定を選択します<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>

又は
押します

を

1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ－１７－操作、使用するキースイッチ

画 面 状 態

テスト測定モードの起動

備 考

M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.1：12345678
FS.：1800μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?

テスト測定モードです

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 2
ﾎﾟｲﾝﾄ： 1/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
328μm

メモリー測定モードです

必要によりゼロ、フルスケールの簡易調整を行ってくださいを押します
メモリー測定モードの起動※ 新たなブロック、検量線を選択しない場合は『メインメニュー』画面から『１：ソクテイ』を選択することで直ちに『テスト測定モード』－『メモリー測定モード』へ進むことが可能です。

■ プリンターを使用する
操作、使用するキースイッチ

画 面 状 態

備 考

電源を ON にします<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>測定を選択します

1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ

又は
押します

テスト測定モードの起動

プリンターを ON にしま
す

を押します

を押します
メモリー測定モードの起動

プリンターを OFF にし
ます

を押します

を

メインメニュー画面です

M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.1：12345678
FS.：1800μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?

テスト測定モードです

M>ﾃｽﾄ：μm P
KNO.1：12345678
FS.：1800μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?

画面右上に『P』が表示され、1 測定毎にプリントされます

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 2
ﾎﾟｲﾝﾄ： 1/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
328μm

メモリー測定モードです

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 2
ﾎﾟｲﾝﾄ： 1/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
328μm

－１８－

P

プリントアウトはテスト測定モードでも有効です

1 測定毎にプリントされます

画面右上の『P』が消へプリンターは停止
します■ 終了処理（電源ＯＦＦ）
操作、使用するキースイッチ
電源を OFF にします

画 面 状 態

備 考

ｼｭｳﾘｮｳ ｼｮﾘ ﾁｭｳ『シュウリョウ ショリ チュウ』と表示され数秒後に電源が OFF になります

を押します※ 本器は終了処理を行うことで EEPROM へのデータ書き込みが行われます。正常な終了処理が行われない場合、次回起動時に誤動作やデータが保存されていないなどの現象が発生することがあります。
※ 終了処理を行わない状態でプローブの抜き差し、乾電池の交換等はお避けください。
※ 本器の電源の乾電池は、膜厚計ユニット用とプリンターユニット用とに分かれています。
膜厚計ユニットはプリンター用乾電池の有無に係わらず使用可能です。
※ ご購入時の初期設定では約５分で電源が切れる設定になっています（オートパワーオフ機能）。
※ 測定終了後はプローブ、ＡＣアダプターを取り外し専用ケースで保管してください。
長期間使用しない場合は乾電池も取外すことをお勧めします。

－１９－広範な活用

データ処理、初期設定、キーロックモード、バックライト機能、初期化■ データ処理・プリントアウト（保存データをプリントアウトします）
操作、使用するキースイッチ
電源を ON にします

画 面 状 態

備 考<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ

データ処理を選択します

データ処理画面が表示されます

を押します
プリントアウトを選択します

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ
2:ｻﾝｼｮｳ
3:ｿｳｼﾝ
4:ｼｮｳｷｮ

リスト選択画面が表示されます

を押します
測定値を選択します

L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

『ブロック センタク シテクダサイ』と表示されブロックリスト画面が表示されます

を押します
ブロックを選択します

又はでプリントアウトする
ブロックを選択します
を押します

ブロックを確定します

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ
01：>02：ABCDEFGHIJ *03：
04：

ブロック情報画面が表示されます

B>B：ABCDEFGHIJ
ﾋﾂﾞｹ：020101
ﾘﾐｯﾄ： 100-1500μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?
を押します

プリントアウトを実行します

メインメニュー画面です

確認画面が表示されます

L>B：ABCDEFGHIJ
ｿｸﾃｲﾁ ｦﾌﾟﾘﾝﾄ ｼﾏｽ
OK?
を押します

プリントアウト中です

L>B：ABCDEFGHIJ

ブロック情報、セクション毎の測定値、平均値が印刷されます

ｿｸﾃｲﾁ ｦﾌﾟﾘﾝﾄ ﾁｭｳ

※印字内容は 22 ページをご覧ください

L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

－２０－

プリントアウト終了後リスト選択画面に戻ります■ データ処理・プリントアウト（統計値をプリントアウトします）
操作、使用するキースイッチ
統計を選択します

画 面 状 態

備 考
リスト選択画面です

L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

『ブロック センタク シテクダサイ』と表示されブロックリスト画面が表示されます

を押します
ブロックを選択します

又はでプリントアウトする
ブロックを選択します
を押します

ブロックを確定します

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ
01：>02：ABCDEFGHIJ *03：
04：

ブロック情報画面が表示されます

B>B：ABCDEFGHIJ
ﾋﾂﾞｹ：020101
ﾘﾐｯﾄ： 100-1500μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?
を押します

プリントアウトを実行
します

確認画面が表示されます

L>B：ABCDEFGHIJ
ﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀ ｦ
ﾌﾟﾘﾝﾄ ｼﾏｽ
OK?
を押します

プリントアウト中です

L>B：ABCDEFGHIJ
ﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀ ｦ
ﾌﾟﾘﾝﾄ ﾁｭｳ

L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

ブロック情報、平均値、最大最小値、偏差が印刷されます※印字内容は 22 ページをご覧ください

プリントアウト終了後リスト選択画面に戻ります■ データ処理・プリントアウト（ブロックリストをプリントアウトします）
操作、使用するキースイッチ
ブロックリストを印刷します

画 面 状 態
L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

備 考
リスト選択画面です

を押します
ブロック情報が印刷されます

プリントアウト中ですﾌﾞﾛｯｸ ﾘｽﾄ
ﾌﾟﾘﾝﾄ ﾁｭｳ

L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

－２１－※印字内容は 22 ページをご覧ください

プリントアウト終了後リスト選択画面に戻ります■ データ処理・プリントアウト（検量線リストをプリントアウトします）
操作、使用するキースイッチ
検量線リストを印刷します

画 面 状 態

備 考
リスト選択画面です

L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ
を押します

検量線リストが印刷されます

プリントアウト中です

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾘｽﾄ
ﾌﾟﾘﾝﾄ ﾁｭｳ

プリントアウト終了後リスト選択画面に戻ります

L>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ2:ﾄｳｹｲ
3:ﾌﾞﾛｯｸ
4:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

● プリントアウトの内容①測定値※印字内容は下記をご覧ください②統計④検量線リスト③ブロックリスト
登録／設定されているブロック№の
テーブル内容がプリントアウトされます。

プリント途中に印刷を取消すときはを押してください。印刷途中の１行を印字後プリンターは停止します。 ※印刷データはメモリーされません。
－２２－

■ データ処理・参照（メモリーされた測定値を表示します）
操作、使用するキースイッチ
データ処理を選択します

画 面 状 態<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲを押します
参照を選択します

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ
2:ｻﾝｼｮｳ
3:ｿｳｼﾝ
4:ｼｮｳｷｮを押します

ブロックを選択します

又はで参照するブロックを選択
します
を押します

ブロックを確定します

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ
01：>02：ABCDEFGHIJ *03：
04：

B>B：ABCDEFGHIJ
ﾋﾂﾞｹ：020101
ﾘﾐｯﾄ： 100-1500μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?
を押します

保存データを参照します

又はで保存データを順に表示
します

又は
で
保存データを順に表示
します

備 考
メインメニュー画面です

データ処理画面が表示されます『ブロック センタク シテクダサイ』と表示されブロックリスト画面が表示されます

ブロック情報画面が表示されます

参照画面が表示されます

S>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
1/ 10: 500μm

S>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 1
2/ 10: 501μmを押し他の保存測定値を表示させた
画面です

でデータ処理選択画面へ戻りますでブロックリスト画面に戻りますでメインメニュー画面に戻ります－２３－

■ データ処理・送信（メモリーされた測定値をパソコンへ RS-232C 送信します）
操作、使用するキースイッチ
データ処理を選択します

画 面 状 態

備 考<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>メインメニュー画面です

1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲを押します
送信を選択します

データ処理画面が表示されます

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ
2:ｻﾝｼｮｳ
3:ｿｳｼﾝ
4:ｼｮｳｷｮ

確認画面が表示されます

を押します
データ送信を実行します

T>ﾃﾞｰﾀ ｿｳｼﾝ
ｽﾍﾞﾃ ﾉ ﾃﾞｰﾀ ｦ
ｿｳｼﾝ ｼﾏｽ
OK?
を押します

送信中です

T>ﾃﾞｰﾀ ｿｳｼﾝ
ｿｳｼﾝﾁｭｳ

送信終了

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ
2:ｻﾝｼｮｳ
3:ｿｳｼﾝ
4:ｼｮｳｷｮ※データ量にもよりますが数秒間『ソウシンチュウ』と表示されます

データ送信終了後データ処理画面に戻ります【プロトコルは無手順（垂れ流し）方式です】
通信速度： 9600
データ長： 8
ストップビット ： 1
パリティ： 無
単位はμｍ固定です。ｍil への変換は行われません。
【データ形式】本器がパソコンに送信する信号は次の順となります。
ブロック名 10 文字 , 日付 6 文字 , 上限値 4 文字 , 下限値 4 文字 , 点数 3 文字 〈CR〉〈LF〉
測定値 6 文字 〈CR〉〈LF〉
・・
測定値 6 文字 CR,LF
ブロック名 10 文字 , 日付 6 文字 , 上限値 4 文字 , 下限値 4 文字 , 点数 3 文字 〈CR〉〈LF〉
測定値 6 文字 〈CR〉〈LF〉
・・
測定値 6 文字 〈CR〉〈LF〉※ ＲＳ－２３２Ｃケーブルによる本器とパソコンとの接続は、必ず本器の電源をＯＦＦにした状態で行ってください。
－２４－

■ リアルタイム送信
初期設定の『リアルタイムソウシン』のフラグを１にセットすることで、メモリー測定毎にリアルタイム RS-232C 送信を実行します。（ｍil 変換対応）【データ形式】
セクション 4 文字 , 点数 3 文字 , 点数 3 文字 , 測定値 6 文字 , 単位 2or3 文字 〈CR〉〈LF〉■ データ処理・消去（メモリーされた測定値を消去します）※ 消去したデータは復元できません。プリントアウト、PC 転送などバックアップを取ることをお勧めします。
● ブロック単位でのデータ消去
操作、使用するキースイッチ
データ処理を選択します

画 面 状 態

備 考<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ

データ処理画面が表示されます

を押します
消去を選択します

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ
2:ｻﾝｼｮｳ
3:ｿｳｼﾝ
4:ｼｮｳｷｮ

メモリー消去画面が表示されます

を押します
測定ブロックデータを選択します

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ
ブロックの消去範囲選択画面が表示されます

を押します
ブロック単位を選択します

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ﾌﾞﾛｯｸ ﾀﾝｲ
2:ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾍﾞﾃ

『ブロック センタク シテクダサイ』と表示されブロックリスト画面が表示されます

を押します
ブロックを選択します

メインメニュー画面です

又はで消去するブロックを選択し
ます
を押します

ブロックを確定します

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ
01：>02：ABCDEFGHIJ *03：
04：

ブロック情報画面が表示されます

B>B：ABCDEFGHIJ
ﾋﾂﾞｹ：020101
ﾘﾐｯﾄ： 100-1500μm
ﾎﾟｲﾝﾄ： 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?
を押します

消去を実行します

C>BNO.02
B:ABCDEFGHIJ
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｽ
OK?
を押します

－２５－

確認画面が表示されます操作、使用するキースイッチ
消去完了

画 面 状 態

備 考
『ショウキョ カンリョウ』と表示されメモリ消去画面に戻ります

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ

● 全ブロック内のデータ消去
操作、使用するキースイッチ
全測定データを消去します

備 考

画 面 状 態

メモリー消去画面です

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ

ブロックの消去範囲選択画面が表示されます

を押します
ブロック全てを選択します

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ﾌﾞﾛｯｸ ﾀﾝｲ
2:ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾍﾞﾃ
確認画面が表示されます

を押します
消去を実行します

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
ｽﾍﾞﾃ ｼｮｳｷｮ ｼﾏｽ
OK?
を押します

消去完了

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ

『ソクテイ ブロック データ スベテ ショ
ウキョ カンリョウ』と表示されメモリ消去
画面に戻ります■ データ処理・消去（検量線データを消去します）※ 消去したデータは復元できません。プリントアウト、PC 転送などバックアップを取ることをお勧めします。
● 検量線単位でのデータ消去
操作、使用するキースイッチ
検量線データを選択します

画 面 状 態
C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ

備 考
メモリー消去画面です

1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ
検量線の消去範囲選択画面が表示されます

を押します
検量線単位を選択します

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾀﾝｲ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ｽﾍﾞﾃ
を押します

－２６－

『ケンリョウセン センタク シテクダサイ』と表示され検量線リスト画面が表示されます操作、使用するキースイッチ
検量線を選択します

又はで検量線を選択します
を押します

検量線を確定します

画 面 状 態
K>ｹﾝﾘｮｳｾﾝﾘｽﾄ>01：12345678
02：
03：
04：

備 考

*

検量線情報画面が表示されます

K>K：12345678
ZERO：*
μm
1: 49* 3: 1000*
2: 298* 4: 1800*
OK?
を押します

消去を実行します

確認画面が表示されます

C>KNO.01:12345678
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｽ
OK?
を押します

消去完了

『ショウキョカンリョウ』と表示されメモリー消去画面に戻ります

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ

● 全検量線のデータ消去
操作、使用するキースイッチ
検量線データを選択します

備 考

画 面 状 態

メモリー消去画面です

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ

検量線の消去範囲選択画面が表示されます

を押します
検量線全てを確定します

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾀﾝｲ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ｽﾍﾞﾃ
確認画面が表示されます

を押します
消去を実行します

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ｽﾍﾞﾃ
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｽ
を押します

消去完了

C>ﾒﾓﾘ ｼｮｳｷｮ
1:ｿｸﾃｲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ

－２７－

OK?
『ケンリョウセン スベテ ショウキョ
カンリョウ』と表示されメモリー消去画面に戻ります■ 初期設定（表示分解能、表示単位、オートパワーオフ機能、リアルタイム送信の設定）
操作、使用するキースイッチ
初期設定を選択します

画 面 状 態<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>備 考
メインメニュー画面です

1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲを押します
各項目に『0』または『1』を設定しますを押し『1』を入力します
設定する各項目をを使用し『0』『1』を入力します設定変更を確定します

I>ｼｮｷｾｯﾃｲ
1 / .1μm/ mil
ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ

:0
:0
:1
:0

I>ｼｮｷｾｯﾃｲ
1 / .1μm/ mil
ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ

:1
:0
:1
:0

I>ｼｮｷｾｯﾃｲ
1 / .1μm/ mil
ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ

:1
:0
:1
:1

I>ｼｮｷｾｯﾃｲ
1 / .1μm/ mil
ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ

:1
:1
:0
:1 OK?

表示分解能を 0.1μm 単位に変更した例です

を押します
設定変更を実行します

を押します
設定変更完了

デフォルトの初期設定画面です●表示分解能は 1μm 単位●表示単位はμｍ●オートパワーオフ機能は有効●リアルタイム送信は無効に設定されています<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>確認画面が表示されます●表示分解能が 0.1μm 単位●表示単位がｍｉｌ●オートパワーオフ機能は無効●リアルタイム送信は有効に設定された状態です
メインメニュー画面に戻ります

1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ

テスト測定モード例です

M>ﾃｽﾄ： 11.7mil
KNO.1：12345678
FS.： 59mil
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?

テスト測定モードです

メモリー測定モード例です

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 2
ﾎﾟｲﾝﾄ： 1/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
11.7mil

メモリー測定モードです－２８－■ キーロックモードの設定
メモリー測定モードにおいて電源スイッチキー以外のキー操作を無効にします。
操作、使用するキースイッチ
キーロックモードを起動します

画 面 状 態

電源が OFF の状態でを押しながらを押し続けます

測定を選択します

と

を離し

ます
又は
押します

を

テスト測定モードの起動例です<<< ｷｰﾛｯｸﾓｰﾄﾞ >>>ｿｸﾃｲﾁｭｳﾊ
ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｷｰ ｲｶﾞｲ ﾉ
ｷｰｶ ﾞ ﾛｯｸ ｻﾚﾃｲﾏｽ

備 考
キーロックモード設定画面です

数秒後にメインメニュー画面が表示されます<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ

M>ﾃｽﾄ：μm
KNO.1：12345678
FS.：1800μm
BNO.02：ABCDEFGHIJ
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
OK?

テスト測定モードです

M>B：ABCDEFGHIJ
ｾｸｼｮﾝ： 2
ﾎﾟｲﾝﾄ： 1/ 10
ｱｷﾒﾓﾘ： 989
293μm

メモリー測定モードです

を押します
メモリー測定モードの起動例です

キーロックモードが起動し最上行に『キーアイコン』が表示されます
電源を OFF で解除されます■ リセット（ CTR-2000Ⅴの初期化 ）※ 誤った設定などで本器が動作不良となった場合や、すべての保存測定値、設定データを消去する場合にリセット操作を行います。
※ リセット操作は全てのデータを消去し各種設定も初期状態に戻ります。また消去したデータは復元できません。プリントアウト、PC 転送などバックアップを取ることをお勧めします。
操作、使用するキースイッチ
本器を完全リセットします

画 面 状 態

メモリークリア完了画面です

電源が OFF の状態でを押しながら

備 考

ﾒﾓﾘ ｸﾘｱ ｶﾝﾘｮｳを押し続けます数秒後にメインメニュー画面が表示されます

リセット完了とますを離し<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1： ｿｸﾃｲ2： ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3： ｼｮｷｾｯﾃｲ■ バックライト照明を押すことによりバックライト照明の点灯/消灯ができます。
バックライト照明は電源を OFF にしても解除されません。
－２９－

測定精度向上のために■ プローブの持ち方
ケーブル

この部分を親指と人差し指で持ちます。
樹脂製リング
測定する対象物
磁極 （測定する対象物に押し当てる部分）

プローブの樹脂製リング上部を図のように持ち、測定対象物表面に垂直に、素早く、静かに押し当ててください。
通常 『ピッ』 と音がして測定値が表示されます。
音がしない場合は、5～7cm 程離してから再度測定してください。
■ プローブの押し当て方
測定操作以外のときは、プローブを金属製品から 5cm 以上離してください。
測定するときは、測定する対象物に垂直に押し当ててください。
※ 傾いていると測定値に大きな誤差を生ずる場合があります。
プローブは素早く（「スッ」という感じで）測定する対象物に押し当ててください。
※ 押し当てるスピードが遅いと測定値に大きな誤差を生ずる場合があります。

○

×
プローブ

測定する対象物

測定する対象物

注 意● プローブで、測定する対象物を叩くような押し当て方はしないでください。
プローブの故障の原因になります。また、測定する対象物を傷つける恐れがあります。
● 特殊な測定操作の場合を除き、プローブで測定する対象物の表面を擦らないでください。
プローブの先端が摩耗し故障の原因になります。また、測定対象物を傷つける恐れが
あります。

－３０－

■ ゼロ板の選び方
鉄素地はその材質、厚さ、測定面の形状などにより磁力特性が異なります。
測定精度向上のためのゼロ板の選択基準は次の通りです。
① 皮膜が施された鉄素地とできるだけ同質、同種のものであること。
② 皮膜が施された鉄素地とできるだけ同厚であること。
特に、被測定物の素地の厚さが１㎜未満のときは、厚さの近似性にご留意ください。
③ 皮膜が施された鉄素地とできるだけ同形状であること。
特に、曲面、接合部、折曲部、突起や穴付近、その他の加工のある面は注意してください。
④ ゼロ板サイズは、プローブが余裕をもって操作できるものをお選びください。
⑤ 表面状態が平滑で表面処理（酸化皮膜など）のされていないものを、錆びや汚れを取り除いて使用してください。

メンテナンス■ プリンター用紙の交換● 使用するプリンターロール紙は、当社純正品、シャープ製感熱プリンターロール紙（ＥＡ－１２５０
Ｐ）、又は同等品（感熱プリンターロール紙《５８㎜巾、２２㎜径以内》）を使用してください。
● プリンター用紙を交換するときは、用紙先端をを５～６㎝程ほどき、下図の点線のように切ることでスムースに挿入できます。（ロール紙用シャフトを忘れずに挿入してください。）● プリンターカバーをはずし、ロール紙先端をプリンターのペーパー挿入口から奥まで充分に差し込み
ペーパー出口から紙が３～４㎝出てくるまでキーを押し続けてください。プリンターカバーのペーパースリットにロール紙を通しプリンターカバーをはめ込みます。

－３１－

■ 乾電池の交換
電池は本体裏側に図のように入っています。
● 電池の交換時期
LCD 表示部右上のバッテリアイコンの膜厚計ユニット用

残量が少なくなったら交換してください。

プリンターユニット用

印字スピードが遅くなったり、印字が薄くなってきたら交換時期です。

● 電池交換方法① 電源をＯＦＦにしてください。
② ＡＣアダプタを接続している場合はＡＣアダプタを外してください。
③ ４本全部を新しい電池と交換してください。
（異種､新旧の電池を混合しないでください。
）

こんなときは（故障かな？と思ったら）■ 修理、サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。
症状

確認項目

■本体が動作し●電池が正しく入っていますか？
●膜厚計ユニット部に電池が入って

ない

参考
ページ

症状

確認項目

31

■正しく測定●ブロック設定は終わっています

31

できない

いますか？
※ＡＣアダプタ接続時、正常に動作する場合は、電池の消耗と考えられ

参考
ページ

9、10

か？
●検量線設定は終わっていますか？

13～●検量線基準値は正しく設定されて

13～

いますか？

ます。

●メモリー測定モードになっていま●プローブが抜けていませんか？

10●プローブが故障していませんか？

10

12、13

すか？
●最適な測定範囲の検量線が選択さ

16れていますか？
■キーが反応しない●キーロックモードになっていませ

28

んか？

●最適な素地特性で設定した検量線16が選択されていますか？

■プリンターが●電池が正しく入っていますか？

31●磁極に異物が付いていませんか？

29

動作しない

●プリンターユニット部に電池が入

31●磁極が破損していませんか？

29●プローブが正しく測定面に接触し29っていますか？
●電池残量は十分ですか？

31●〔プリンター〕キーが押されて

18●被測定物が磁性を帯びていません

なっていますか？）●ロール紙は入っていますか？

30●感熱紙を使っていますか？

30●ロール紙がプリンターカバーに

30●電池残量は十分ですか？

か？
●塗料などに金属粉が混ざっていま
せんか？
●本体とプローブのナンバーが一致詰まっていませんか？
■印字が薄い

●測定現場に強い磁力を出すものはありませんか？

いますか？（プリンターがＯＮに■印字されないていますか？

31

していますか？
●前回〔シュウリョウショリ〕を経●ロール紙が劣化していませんか？

て終了しましたか？

－３２－

18

■ 免責について
この製品（内蔵するソフトウェア、データを含む）の使用、または使用不可能により、お客さまに生じたあらゆる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

－３３－

営 業 品 目 ●膜厚計、ピンホール探知器
水分計、鉄筋探査機、結露計
検針器、鉄片探知器、粘度計

東 京 営 業 所：〒 101-0047 東 京 都 千代 田 区 内 神田 2-6-4 柴田 ビ ル 2 階TEL.(03)3254-5031 FAX.(03)-3254-5038
大 阪 営 業 所：〒 530-0046 大 阪 府 大 阪 市 北 区 菅 原 町 2 - 3 小 西 ビ ル
TEL.(06)6362-7805
FAX.(06)6365-7381
仙 台 営 業 所：〒 983-0868 仙 台 市 宮 城 野 区 鉄 砲 町 2-5 ﾎﾞﾇｰﾙ・ ｴｽﾄ 1 階
TEL.(022)292-7030
FAX.(022)292-7033
名古屋営業所：〒 462-0847 愛 知 県 名古 屋 市 北 区 金城 3-11-27 名 北 ビ ル
TEL.(052)915-2650
FAX.(052)915-7238
福 岡 営 業 所：〒 812-0023 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 奈 良 屋 町 1 1 - 1 1
TEL.(092)282-6801
FAX.(092)282-6803
本社：〒 213-0026 神 奈 川 県 川 崎 市 高 津 区 久 末
1677
TEL.(044)751-7121
FAX.(044)755-3212

2002003