コンクリート診断シリーズ
RP-Ⅰ

関連検査器・測定器
深いところまで探査できるアナログ型。
メータ指針を見ながら鉄筋方向を迅速に探査。
かぶり厚の測定は HIGH・LOW のレンジ切替。

鉄筋探査機

探査方式

パルス誘導方式

探査深さ

φ16 鉄筋を深さ 140mm 隔てて探知

超音波式膜厚計 ULT- 5000
コンクリート素地専用（コンクリート上、ストレー

HIGH : 50〜140mm（φ16 鉄筋による）測定方式

超音波式パルス反射方式

測定方式

電磁・渦電流両用式

測定範囲

0.5〜6.0mm（探触子、測定対象による）

プローブ

FN-325（鉄・非鉄素地自動判別）

表示分解能

0.01mm

測定範囲

鉄 : 0〜3.00mm､ 非鉄 : 0〜2.50mm

測定精度±0.1mm

表示分解能

1μm : 0〜999μm

音速範囲

500〜9999m/sec

接触子

2C15N-DL（標準付属）
単 3 アルカリ乾電池（1.5V×2）

電源

アナログメータ・信号音（ON、OFF 切替）電

単 3 乾電池（1.5V）×4

電源

165（W）×90（H）×120（D）mm、

寸法重量

70（W）
×155（H）
×28（D）mm、約370g

寸法重量

72（W）
×30（H）
×156（D）mm、280g

付属品

カプラント、探触子用グリース、テストピー

付属品

乾電池、収納ケース、標準厚板、源

1.25kg ( サーチヘッド含む )簡単操作を重視して設計された低価格の鉄筋探査機。
指向性に優れたサーチヘッドと、パルス誘導により鉄筋の位置と方向を確実に探査。

: 1.00〜2.50mm（非鉄素地）

ス、アタッシュケース
オプション

モルタル・コンクリート・プラスタの水分を簡単測定。MC（水分比較）モード機能

マイクロプログラム方式

測定方式

直流電気抵抗式 質量水分％検出素子

CCD ラインセンサー

測定範囲

1〜15％（デジタル表示）、1〜100（MC）

探査深さ

最大 100mm（φ16 鉄筋による）

測定範囲

0.05〜2mm（0.05mm 単位）

表示分解能

0.1％、1（MC）

警報方式

アナログメータ・信号音

測定精度

FS5％以下プローブ

小型押し当て式ゴム電極

単 3 乾電池（1.5V）×4

充電式電池（8.4V）内蔵

電源

電

寸法重量

（測定 1 回当たり 5sec として）寸法重量

本体 80（W）
×35（H）
×150（D）mm、320g

寸法重量

70（W）
×100（H）
×25（D）mm、105g

その他

平均値表示機能、上限値アラーム設定

付属品

マーキングシート、先端遮光スポンジ

付属品

バック

本体 : 90（W）×60（H）×172（D）mm、 480g

付 属 品

本体用皮ケース、携帯用収納ケース

単 4アルカリ乾電池（1.5V）×4（オートパワーオフ機能付）

測定 500 回／日として約 3 日間

サーチヘッド : φ100mm、430g

専用充電器、落下防止ストラップ

ピンホール探知器 TO-150C/250C

電磁波レーダー式鉄筋探査機 SIR - EZ
コンクリート構造物の密集配筋・CD 管・
PC 鋼材を見逃さない

コンクリート素地専用。絶縁性皮膜のピンホー
ル検査が電気的に非破壊で可能

デジタルタイプで個人差がなく測定値のチェックが可能。
プリンタ内蔵で各種データを印字。
粉塵の侵入を防ぐブリーザー機能の装備で、長期間の安定精度を保持。

測定方式

直流高電圧放電式

測定方式

電磁波レーダー方式

探知電圧150C : 5〜15kV 250C :10〜25kV

探査対象物

鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等

警報方式

本体のランプ、ブザー

測定深度

4〜 450mm

プローブ

ABS 製伸縮プローブ、コード 5m

測定距離20mm（1 回）

システム

反発硬度法

ハンドル部φ32 ヘッド部φ25

データ保存

SD カード 2GB（4,800m）、8GB まで対応

推定強度範囲10〜70N／mm2

長さ : 最短約 540〜最長 870mm

機能

自動ゲイン、自動深度補正、オートターゲット

衝撃エネルギー

2.207N・m（水平）アンビル基準値

反発度 80±2

付加機能

ブリーザー機能電

単 3 アルカリ乾電池（1.5V）×4

源

103（W）×109（H）×355（L）mm、 1.8kg

付 属 品

砥石、プリンター記録用紙（6 巻）、収納ケース( 特許 3505638)

表示配色変更、スクロール機能

電源

AC100V、50/60Hz、100VA

寸法重量

250（W）
×150（H）
×350（D）mm、11kg

画面表示配色 白黒 3 パターン、カラー 2 パターン

付属品

寸法重量

安全スイッチコード (5m）、

電源

バッテリ駆動（3 時間 : LED 低照度時）

アースコード (5m）、電源コード（5m）、

寸法重量

154(W）
×175（H）
×232（D）mm、約1.5kg

接地用リード線（10m）、平形ブラシ電極

ソフト（オプシヨン） PC用報告書・解析用■ 電磁波レーダ方式の探査機については、お問い合わせ下さい。
営業品目●膜厚計・結露計・ピンホール探知器・検針器・鉄片探知器・水分計・鉄筋探査機・トルクメータ他
PAT.No.●2399730 2399731 2423045 2995383 3105153 3264870 3269276 3269277 3331531 3381210 3416840

3505638 4011820 4321999 4523636 5411428 959679 959680 974548

アナログタイプ

ＴＢシリーズ 鉄筋探査機用テストブロック●ご使用の前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。

国産の異形鉄筋を使用
JIS 規格品の異形鉄筋をブロックに使用。

機器の精度確認に4種類のテストブロックで、径の違いによる機器の精度・動作確認が可能。

簡単な測定チェック

安全上の
ご 注 意

●記載製品は、一般工業用機器として設計・製造したものです。

お問い合わせは・・・・・・

テストブロックには鉄筋の中心位置を容易に確認出来るよう各測定部位は
Ｖ字スリット入り。
型名

鉄筋

測定かぶり厚さ (mm)

TB -10 ※D10

20、30、40、50

TB -13D1320、30、40、50

TB -16D1620、30、40、50

TB -22D22

20、30、40、50

TB-16L

D16

45、70、95※JASS 5 T-608適合品

モデル TH/SH/BH/B「住宅瑕疵担保責任保険」の現場検査に最適
日本建築学会：建築工事標準仕様書 JASS 5 T-608の検査に最適
国土交通省 : 配筋状態及びかぶり測定要項（案）
適合品

モルタル水分計 PM -101

コンクリート、金属などのひび割れ幅を測定しデジタル表示。日本建築仕上学会認定品

電源331 series2

テスト用ゼロ板

制御方式

源

鉄筋探査機

（電磁誘導方式）

薄膜（0.5〜2.0mm）用探触子

クラックゲージ クラックアイ

世界初の複合機

単 3乾電池（1.5V）×2

パルス誘導方式

探査方式

コンクリートテストハンマー デジタルタイプ

0.01: 1.00〜3.00mm（鉄素地）

警報方式
寸法重量

鉄筋探査機

両用プローブにより素地金属を自動で判別し、皮膜の厚さを測定

ト板上、木材上の皮膜厚の3測定モード）

探査レンジ LOW : 10〜80mm（φ16 鉄筋による）

AP-1000

デュアルタイプ膜厚計 SWT-9000+FN-325

ハーフセル接続＊鉄筋の位置と方向を探査＊迅速に鉄筋径を推定＊鉄筋上のかぶり厚を測定＊ハーフセルで鉄筋の腐食度合を検査＊PCによるデータ作成可能●このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
13035S

東京・大阪・名古屋・福岡・川崎

2

鉄筋探査機 331 series

耐震診断・補強工事に応えるべき探査能力は、国際規格にも適合したインテリジェントモデル。
●コンクリート構造物、プレキャスト製品の配筋確認および、かぶり厚の非破壊検査●施工管理要項・耐震診断に対応●コンクリートのコア抜き位置および、アンカーの位置決め●戸建て基礎やブロック塀の鉄筋有無確認検査●独自のパ
ルスインダクション技術の採用で、高電圧線の近くでも磁界の影響を受けずに使用可能■文字スクリーン■オプションハーフセル電位測定時

かぶり厚測定時●ハーフセル電極（除くモデル B）
ハーフセル（自然電位法）: コンクリート内部の鉄筋の電位を測定することにより、腐食の有無、および度合を判定する。
※銅／硫酸銅電極のほか、銀／塩化銀電極もあります。

●屋内外での温度変化の影響もほとんど受けません●ハーフセル電位測定技術の基本■特長

日本語文字表示による
簡単操作
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能

設定鉄筋径

かぶり厚
推定かぶり厚推定鉄筋径

各国際規格にも適合

ACI 318、 BS1881:204、BS 8110、
CP 110、DIN 1045、 EC2、
SIA 162、 ASTM C876、他

鉄筋サイジング (大型)
鉄筋サイジング (標準)
鉄筋サイジング (ナロー)

210
200

オルソゴナルサイズ測定 (直角測定法）
により正確に鉄筋径を測定（PAT.）

180

±5mm

170

±4mm

±3mm

かぶり厚 /mm

140

測定原理

電磁誘導方式（パルスインダクション渦電流伝導率併用）

表示方式

LCD デジタル（バックライト付）

測定範囲※

標準ヘッド : かぶり厚 7〜116mm
大型ヘッド : かぶり厚 18〜222mm（深部探査用／オプション）
ナローピッチヘッド : かぶり厚 1〜87mm（狭間隔用／オプション）※鉄筋径により異なる。
ハーフセル電極 : 範囲−999〜＋999mV
精度 ±5mV（TH、SH、BH 用／オプション）

120
110
100
90

±4mm
±3mm

80

±2mm

標 準 ヘ ッド

70

±3mm
±2mm

60
50

±2mm

20
10
0
10

15

20

25

30

35

40

45

■探査範囲

鉄筋の直径 /mm

鉄筋径表示（φ）

6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57、の16 種

電源

リチウムイオン電池、電池残量表示機能付、連続使
用時間 32 時間（バックライト点灯時 20 時間）
充電時間 : フル充電で 4 時間、
スペアバッテリ（オプション）

使用温度範囲(モデル TH、SH、BH）

E＞−200−200≧E＞−350−350≧E

腐食確率90％以上の確率で腐食なし
不確定
90％以上の確率で腐食あり●指向性の切替で、下方向と横方向の探査範囲を簡単に切替られます。
●プローブからの指向性の強い磁力線で隣接鉄筋の影
響を受けずに探査したい方向を指定し、密集した鉄筋を認識できます。
●プローブ先端から鉄筋の距離がプローブを上下や回転させることにより確認できます。
●プローブに記された目盛りにより、どの程度の深さに差し込んだかもわかります。
（プローブ差し込み部 : φ16mm L 400mm）

ナローピッチヘ ッド

30

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

±1mm
±1mm

±1mm

40

腐食ランク 自然電位 E（mV）

世界初の特殊プローブ。金属ダクト（鋼線）、ダブル配筋で奥の鉄筋が探査可能になりました。
鉄筋と鉄筋の間隔が非常に狭く、通常の探査機用プローブでは認識不可能な箇所
でも探査可能です。密集箇所の探査やコア抜き作業に有効です。

大 型 ヘ ッド

130

●ASTM C876 腐食判定基準●せん孔プローブ

150

金属ダクト

φ70 に対して約 90mm

鉄筋

約 60mm■ソフトウエア（Cover Master ）R（モデル TH、SH）

別売のハーフセル電極(自然電位測定）による鉄筋の腐食度合をチェック

±6mm

160

■仕様

独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定●測定例
コンクリート表面を湿潤状態にし、ハーフ
セル電極（照合電極）をできる限り鉄筋直上に当て電位を測定し、コンクリートの腐食
度合を検査します。
（ASTM C876）（土木学会 JSCE-E 601-2000）■認識可能鉄筋間隔とかぶり厚■測定範囲と精度

190

軽量でコンパクト、
日常生活防水構造（IP-65）のボディ

ハーフセル電位本機とパソコンを接続し、付属のソフトウエア（Cover Master R ）を使用して、測定条件の設定、探査データの管理、グラフィック解析、数値解析、レポート作成を簡単操作で行うことができ、計測データを集録しプリントアウトが可能。
また、別売の専用プリンタによるデータ印字も可能です。
（モデル TH、モデル SH で可能）

0〜40℃（結露しないこと）●各種プリントアウト例

寸法重量

203（W）
×82（H）
×125（D）mm、1.54kg

付属品

収納ケース、ネックストラップ、イヤホン
PC 接続ケーブル・PC 転送ソフトウエア ( モデル
TH、SH 型のみ）

大型ヘッド（深部探査用）

ナローピッチヘッド（狭間隔用）■モデル別機能一覧
機 能型 式

鉄筋の位置、
日本語表示
方向、かぶり厚

モデル B（ベーシック）●●

モデル BH●●モデル SH●●

モデル TH●●

鉄筋径測定 RS232C 出力 メモリ機能 日付・時計機能

Cover Master
ソフトウエア

R

統計演算

鉄筋腐食
ハーフセル

バッチテンプレート

2

●
●
●

●
●

10,000 点
240,000 点

●
●

●

●
●

●
●

「英国エルコメーター社製」

鉄筋探査機 331

動作確認用テストブロック

バッチ測定値●エクセル※にリンク可能なソフトウエアEDTS+（無償）もダウンロード可能※MS エクセルは米国マイクロソフト社の登録商標です。

（詳しくはお問い合わせ下さい）

スペアバッテリ

プリンタ（除くモデル BH、B）

延長アーム

2

鉄筋探査機 331 series

耐震診断・補強工事に応えるべき探査能力は、国際規格にも適合したインテリジェントモデル。
●コンクリート構造物、プレキャスト製品の配筋確認および、かぶり厚の非破壊検査●施工管理要項・耐震診断に対応●コンクリートのコア抜き位置および、アンカーの位置決め●戸建て基礎やブロック塀の鉄筋有無確認検査●独自のパ
ルスインダクション技術の採用で、高電圧線の近くでも磁界の影響を受けずに使用可能■文字スクリーン■オプションハーフセル電位測定時

かぶり厚測定時●ハーフセル電極（除くモデル B）
ハーフセル（自然電位法）: コンクリート内部の鉄筋の電位を測定することにより、腐食の有無、および度合を判定する。
※銅／硫酸銅電極のほか、銀／塩化銀電極もあります。

●屋内外での温度変化の影響もほとんど受けません●ハーフセル電位測定技術の基本■特長

日本語文字表示による
簡単操作
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能

設定鉄筋径

かぶり厚
推定かぶり厚推定鉄筋径

各国際規格にも適合

ACI 318、 BS1881:204、BS 8110、
CP 110、DIN 1045、 EC2、
SIA 162、 ASTM C876、他

鉄筋サイジング (大型)
鉄筋サイジング (標準)
鉄筋サイジング (ナロー)

210
200

オルソゴナルサイズ測定 (直角測定法）
により正確に鉄筋径を測定（PAT.）

180

±5mm

170

±4mm

±3mm

かぶり厚 /mm

140

測定原理

電磁誘導方式（パルスインダクション渦電流伝導率併用）

表示方式

LCD デジタル（バックライト付）

測定範囲※

標準ヘッド : かぶり厚 7〜116mm
大型ヘッド : かぶり厚 18〜222mm（深部探査用／オプション）
ナローピッチヘッド : かぶり厚 1〜87mm（狭間隔用／オプション）※鉄筋径により異なる。
ハーフセル電極 : 範囲−999〜＋999mV
精度 ±5mV（TH、SH、BH 用／オプション）

120
110
100
90

±4mm
±3mm

80

±2mm

標 準 ヘ ッド

70

±3mm
±2mm

60
50

±2mm

20
10
0
10

15

20

25

30

35

40

45

■探査範囲

鉄筋の直径 /mm

鉄筋径表示（φ）

6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57、の16 種

電源

リチウムイオン電池、電池残量表示機能付、連続使
用時間 32 時間（バックライト点灯時 20 時間）
充電時間 : フル充電で 4 時間、
スペアバッテリ（オプション）

使用温度範囲(モデル TH、SH、BH）

E＞−200−200≧E＞−350−350≧E

腐食確率90％以上の確率で腐食なし
不確定
90％以上の確率で腐食あり●指向性の切替で、下方向と横方向の探査範囲を簡単に切替られます。
●プローブからの指向性の強い磁力線で隣接鉄筋の影
響を受けずに探査したい方向を指定し、密集した鉄筋を認識できます。
●プローブ先端から鉄筋の距離がプローブを上下や回転させることにより確認できます。
●プローブに記された目盛りにより、どの程度の深さに差し込んだかもわかります。
（プローブ差し込み部 : φ16mm L 400mm）

ナローピッチヘ ッド

30

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

±1mm
±1mm

±1mm

40

腐食ランク 自然電位 E（mV）

世界初の特殊プローブ。金属ダクト（鋼線）、ダブル配筋で奥の鉄筋が探査可能になりました。
鉄筋と鉄筋の間隔が非常に狭く、通常の探査機用プローブでは認識不可能な箇所
でも探査可能です。密集箇所の探査やコア抜き作業に有効です。

大 型 ヘ ッド

130

●ASTM C876 腐食判定基準●せん孔プローブ

150

金属ダクト

φ70 に対して約 90mm

鉄筋

約 60mm■ソフトウエア（Cover Master ）R（モデル TH、SH）

別売のハーフセル電極(自然電位測定）による鉄筋の腐食度合をチェック

±6mm

160

■仕様

独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定●測定例
コンクリート表面を湿潤状態にし、ハーフ
セル電極（照合電極）をできる限り鉄筋直上に当て電位を測定し、コンクリートの腐食
度合を検査します。
（ASTM C876）（土木学会 JSCE-E 601-2000）■認識可能鉄筋間隔とかぶり厚■測定範囲と精度

190

軽量でコンパクト、
日常生活防水構造（IP-65）のボディ

ハーフセル電位本機とパソコンを接続し、付属のソフトウエア（Cover Master R ）を使用して、測定条件の設定、探査データの管理、グラフィック解析、数値解析、レポート作成を簡単操作で行うことができ、計測データを集録しプリントアウトが可能。
また、別売の専用プリンタによるデータ印字も可能です。
（モデル TH、モデル SH で可能）

0〜40℃（結露しないこと）●各種プリントアウト例

寸法重量

203（W）
×82（H）
×125（D）mm、1.54kg

付属品

収納ケース、ネックストラップ、イヤホン
PC 接続ケーブル・PC 転送ソフトウエア ( モデル
TH、SH 型のみ）

大型ヘッド（深部探査用）

ナローピッチヘッド（狭間隔用）■モデル別機能一覧
機 能型 式

鉄筋の位置、
日本語表示
方向、かぶり厚

モデル B（ベーシック）●●

モデル BH●●モデル SH●●

モデル TH●●

鉄筋径測定 RS232C 出力 メモリ機能 日付・時計機能

Cover Master
ソフトウエア

R

統計演算

鉄筋腐食
ハーフセル

バッチテンプレート

2

●
●
●

●
●

10,000 点
240,000 点

●
●

●

●
●

●
●

「英国エルコメーター社製」

鉄筋探査機 331

動作確認用テストブロック

バッチ測定値●エクセル※にリンク可能なソフトウエアEDTS+（無償）もダウンロード可能※MS エクセルは米国マイクロソフト社の登録商標です。

（詳しくはお問い合わせ下さい）

スペアバッテリ

プリンタ（除くモデル BH、B）

延長アーム

2

鉄筋探査機 331 series

耐震診断・補強工事に応えるべき探査能力は、国際規格にも適合したインテリジェントモデル。
●コンクリート構造物、プレキャスト製品の配筋確認および、かぶり厚の非破壊検査●施工管理要項・耐震診断に対応●コンクリートのコア抜き位置および、アンカーの位置決め●戸建て基礎やブロック塀の鉄筋有無確認検査●独自のパ
ルスインダクション技術の採用で、高電圧線の近くでも磁界の影響を受けずに使用可能■文字スクリーン■オプションハーフセル電位測定時

かぶり厚測定時●ハーフセル電極（除くモデル B）
ハーフセル（自然電位法）: コンクリート内部の鉄筋の電位を測定することにより、腐食の有無、および度合を判定する。
※銅／硫酸銅電極のほか、銀／塩化銀電極もあります。

●屋内外での温度変化の影響もほとんど受けません●ハーフセル電位測定技術の基本■特長

日本語文字表示による
簡単操作
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能

設定鉄筋径

かぶり厚
推定かぶり厚推定鉄筋径

各国際規格にも適合

ACI 318、 BS1881:204、BS 8110、
CP 110、DIN 1045、 EC2、
SIA 162、 ASTM C876、他

鉄筋サイジング (大型)
鉄筋サイジング (標準)
鉄筋サイジング (ナロー)

210
200

オルソゴナルサイズ測定 (直角測定法）
により正確に鉄筋径を測定（PAT.）

180

±5mm

170

±4mm

±3mm

かぶり厚 /mm

140

測定原理

電磁誘導方式（パルスインダクション渦電流伝導率併用）

表示方式

LCD デジタル（バックライト付）

測定範囲※

標準ヘッド : かぶり厚 7〜116mm
大型ヘッド : かぶり厚 18〜222mm（深部探査用／オプション）
ナローピッチヘッド : かぶり厚 1〜87mm（狭間隔用／オプション）※鉄筋径により異なる。
ハーフセル電極 : 範囲−999〜＋999mV
精度 ±5mV（TH、SH、BH 用／オプション）

120
110
100
90

±4mm
±3mm

80

±2mm

標 準 ヘ ッド

70

±3mm
±2mm

60
50

±2mm

20
10
0
10

15

20

25

30

35

40

45

■探査範囲

鉄筋の直径 /mm

鉄筋径表示（φ）

6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57、の16 種

電源

リチウムイオン電池、電池残量表示機能付、連続使
用時間 32 時間（バックライト点灯時 20 時間）
充電時間 : フル充電で 4 時間、
スペアバッテリ（オプション）

使用温度範囲(モデル TH、SH、BH）

E＞−200−200≧E＞−350−350≧E

腐食確率90％以上の確率で腐食なし
不確定
90％以上の確率で腐食あり●指向性の切替で、下方向と横方向の探査範囲を簡単に切替られます。
●プローブからの指向性の強い磁力線で隣接鉄筋の影
響を受けずに探査したい方向を指定し、密集した鉄筋を認識できます。
●プローブ先端から鉄筋の距離がプローブを上下や回転させることにより確認できます。
●プローブに記された目盛りにより、どの程度の深さに差し込んだかもわかります。
（プローブ差し込み部 : φ16mm L 400mm）

ナローピッチヘ ッド

30

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

±1mm
±1mm

±1mm

40

腐食ランク 自然電位 E（mV）

世界初の特殊プローブ。金属ダクト（鋼線）、ダブル配筋で奥の鉄筋が探査可能になりました。
鉄筋と鉄筋の間隔が非常に狭く、通常の探査機用プローブでは認識不可能な箇所
でも探査可能です。密集箇所の探査やコア抜き作業に有効です。

大 型 ヘ ッド

130

●ASTM C876 腐食判定基準●せん孔プローブ

150

金属ダクト

φ70 に対して約 90mm

鉄筋

約 60mm■ソフトウエア（Cover Master ）R（モデル TH、SH）

別売のハーフセル電極(自然電位測定）による鉄筋の腐食度合をチェック

±6mm

160

■仕様

独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定●測定例
コンクリート表面を湿潤状態にし、ハーフ
セル電極（照合電極）をできる限り鉄筋直上に当て電位を測定し、コンクリートの腐食
度合を検査します。
（ASTM C876）（土木学会 JSCE-E 601-2000）■認識可能鉄筋間隔とかぶり厚■測定範囲と精度

190

軽量でコンパクト、
日常生活防水構造（IP-65）のボディ

ハーフセル電位本機とパソコンを接続し、付属のソフトウエア（Cover Master R ）を使用して、測定条件の設定、探査データの管理、グラフィック解析、数値解析、レポート作成を簡単操作で行うことができ、計測データを集録しプリントアウトが可能。
また、別売の専用プリンタによるデータ印字も可能です。
（モデル TH、モデル SH で可能）

0〜40℃（結露しないこと）●各種プリントアウト例

寸法重量

203（W）
×82（H）
×125（D）mm、1.54kg

付属品

収納ケース、ネックストラップ、イヤホン
PC 接続ケーブル・PC 転送ソフトウエア ( モデル
TH、SH 型のみ）

大型ヘッド（深部探査用）

ナローピッチヘッド（狭間隔用）■モデル別機能一覧
機 能型 式

鉄筋の位置、
日本語表示
方向、かぶり厚

モデル B（ベーシック）●●

モデル BH●●モデル SH●●

モデル TH●●

鉄筋径測定 RS232C 出力 メモリ機能 日付・時計機能

Cover Master
ソフトウエア

R

統計演算

鉄筋腐食
ハーフセル

バッチテンプレート

2

●
●
●

●
●

10,000 点
240,000 点

●
●

●

●
●

●
●

「英国エルコメーター社製」

鉄筋探査機 331

動作確認用テストブロック

バッチ測定値●エクセル※にリンク可能なソフトウエアEDTS+（無償）もダウンロード可能※MS エクセルは米国マイクロソフト社の登録商標です。

（詳しくはお問い合わせ下さい）

スペアバッテリ

プリンタ（除くモデル BH、B）

延長アーム

コンクリート診断シリーズ
RP-Ⅰ

関連検査器・測定器
深いところまで探査できるアナログ型。
メータ指針を見ながら鉄筋方向を迅速に探査。
かぶり厚の測定は HIGH・LOW のレンジ切替。

鉄筋探査機

探査方式

パルス誘導方式

探査深さ

φ16 鉄筋を深さ 140mm 隔てて探知

超音波式膜厚計 ULT- 5000
コンクリート素地専用（コンクリート上、ストレー

HIGH : 50〜140mm（φ16 鉄筋による）測定方式

超音波式パルス反射方式

測定方式

電磁・渦電流両用式

測定範囲

0.5〜6.0mm（探触子、測定対象による）

プローブ

FN-325（鉄・非鉄素地自動判別）

表示分解能

0.01mm

測定範囲

鉄 : 0〜3.00mm､ 非鉄 : 0〜2.50mm

測定精度±0.1mm

表示分解能

1μm : 0〜999μm

音速範囲

500〜9999m/sec

接触子

2C15N-DL（標準付属）
単 3 アルカリ乾電池（1.5V×2）

電源

アナログメータ・信号音（ON、OFF 切替）電

単 3 乾電池（1.5V）×4

電源

165（W）×90（H）×120（D）mm、

寸法重量

70（W）
×155（H）
×28（D）mm、約370g

寸法重量

72（W）
×30（H）
×156（D）mm、280g

付属品

カプラント、探触子用グリース、テストピー

付属品

乾電池、収納ケース、標準厚板、源

1.25kg ( サーチヘッド含む )簡単操作を重視して設計された低価格の鉄筋探査機。
指向性に優れたサーチヘッドと、パルス誘導により鉄筋の位置と方向を確実に探査。

: 1.00〜2.50mm（非鉄素地）

ス、アタッシュケース
オプション

モルタル・コンクリート・プラスタの水分を簡単測定。MC（水分比較）モード機能

マイクロプログラム方式

測定方式

直流電気抵抗式 質量水分％検出素子

CCD ラインセンサー

測定範囲

1〜15％（デジタル表示）、1〜100（MC）

探査深さ

最大 100mm（φ16 鉄筋による）

測定範囲

0.05〜2mm（0.05mm 単位）

表示分解能

0.1％、1（MC）

警報方式

アナログメータ・信号音

測定精度

FS5％以下プローブ

小型押し当て式ゴム電極

単 3 乾電池（1.5V）×4

充電式電池（8.4V）内蔵

電源

電

寸法重量

（測定 1 回当たり 5sec として）寸法重量

本体 80（W）
×35（H）
×150（D）mm、320g

寸法重量

70（W）
×100（H）
×25（D）mm、105g

その他

平均値表示機能、上限値アラーム設定

付属品

マーキングシート、先端遮光スポンジ

付属品

バック

本体 : 90（W）×60（H）×172（D）mm、 480g

付 属 品

本体用皮ケース、携帯用収納ケース

単 4アルカリ乾電池（1.5V）×4（オートパワーオフ機能付）

測定 500 回／日として約 3 日間

サーチヘッド : φ100mm、430g

専用充電器、落下防止ストラップ

ピンホール探知器 TO-150C/250C

電磁波レーダー式鉄筋探査機 SIR - EZ
コンクリート構造物の密集配筋・CD 管・
PC 鋼材を見逃さない

コンクリート素地専用。絶縁性皮膜のピンホー
ル検査が電気的に非破壊で可能

デジタルタイプで個人差がなく測定値のチェックが可能。
プリンタ内蔵で各種データを印字。
粉塵の侵入を防ぐブリーザー機能の装備で、長期間の安定精度を保持。

測定方式

直流高電圧放電式

測定方式

電磁波レーダー方式

探知電圧150C : 5〜15kV 250C :10〜25kV

探査対象物

鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等

警報方式

本体のランプ、ブザー

測定深度

4〜 450mm

プローブ

ABS 製伸縮プローブ、コード 5m

測定距離20mm（1 回）

システム

反発硬度法

ハンドル部φ32 ヘッド部φ25

データ保存

SD カード 2GB（4,800m）、8GB まで対応

推定強度範囲10〜70N／mm2

長さ : 最短約 540〜最長 870mm

機能

自動ゲイン、自動深度補正、オートターゲット

衝撃エネルギー

2.207N・m（水平）アンビル基準値

反発度 80±2

付加機能

ブリーザー機能電

単 3 アルカリ乾電池（1.5V）×4

源

103（W）×109（H）×355（L）mm、 1.8kg

付 属 品

砥石、プリンター記録用紙（6 巻）、収納ケース( 特許 3505638)

表示配色変更、スクロール機能

電源

AC100V、50/60Hz、100VA

寸法重量

250（W）
×150（H）
×350（D）mm、11kg

画面表示配色 白黒 3 パターン、カラー 2 パターン

付属品

寸法重量

安全スイッチコード (5m）、

電源

バッテリ駆動（3 時間 : LED 低照度時）

アースコード (5m）、電源コード（5m）、

寸法重量

154(W）
×175（H）
×232（D）mm、約1.5kg

接地用リード線（10m）、平形ブラシ電極

ソフト（オプシヨン） PC用報告書・解析用■ 電磁波レーダ方式の探査機については、お問い合わせ下さい。
営業品目●膜厚計・結露計・ピンホール探知器・検針器・鉄片探知器・水分計・鉄筋探査機・トルクメータ他
PAT.No.●2399730 2399731 2423045 2995383 3105153 3264870 3269276 3269277 3331531 3381210 3416840

3505638 4011820 4321999 4523636 5411428 959679 959680 974548

アナログタイプ

ＴＢシリーズ 鉄筋探査機用テストブロック●ご使用の前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。

国産の異形鉄筋を使用
JIS 規格品の異形鉄筋をブロックに使用。

機器の精度確認に4種類のテストブロックで、径の違いによる機器の精度・動作確認が可能。

簡単な測定チェック

安全上の
ご 注 意

●記載製品は、一般工業用機器として設計・製造したものです。

お問い合わせは・・・・・・

テストブロックには鉄筋の中心位置を容易に確認出来るよう各測定部位は
Ｖ字スリット入り。
型名

鉄筋

測定かぶり厚さ (mm)

TB -10 ※D10

20、30、40、50

TB -13D1320、30、40、50

TB -16D1620、30、40、50

TB -22D22

20、30、40、50

TB-16L

D16

45、70、95※JASS 5 T-608適合品

モデル TH/SH/BH/B「住宅瑕疵担保責任保険」の現場検査に最適
日本建築学会：建築工事標準仕様書 JASS 5 T-608の検査に最適
国土交通省 : 配筋状態及びかぶり測定要項（案）
適合品

モルタル水分計 PM -101

コンクリート、金属などのひび割れ幅を測定しデジタル表示。日本建築仕上学会認定品

電源331 series2

テスト用ゼロ板

制御方式

源

鉄筋探査機

（電磁誘導方式）

薄膜（0.5〜2.0mm）用探触子

クラックゲージ クラックアイ

世界初の複合機

単 3乾電池（1.5V）×2

パルス誘導方式

探査方式

コンクリートテストハンマー デジタルタイプ

0.01: 1.00〜3.00mm（鉄素地）

警報方式
寸法重量

鉄筋探査機

両用プローブにより素地金属を自動で判別し、皮膜の厚さを測定

ト板上、木材上の皮膜厚の3測定モード）

探査レンジ LOW : 10〜80mm（φ16 鉄筋による）

AP-1000

デュアルタイプ膜厚計 SWT-9000+FN-325

ハーフセル接続＊鉄筋の位置と方向を探査＊迅速に鉄筋径を推定＊鉄筋上のかぶり厚を測定＊ハーフセルで鉄筋の腐食度合を検査＊PCによるデータ作成可能●このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
13035S

東京・大阪・名古屋・福岡・川崎

コンクリート診断シリーズ
RP-Ⅰ

関連検査器・測定器
深いところまで探査できるアナログ型。
メータ指針を見ながら鉄筋方向を迅速に探査。
かぶり厚の測定は HIGH・LOW のレンジ切替。

鉄筋探査機

探査方式

パルス誘導方式

探査深さ

φ16 鉄筋を深さ 140mm 隔てて探知

超音波式膜厚計 ULT- 5000
コンクリート素地専用（コンクリート上、ストレー

HIGH : 50〜140mm（φ16 鉄筋による）測定方式

超音波式パルス反射方式

測定方式

電磁・渦電流両用式

測定範囲

0.5〜6.0mm（探触子、測定対象による）

プローブ

FN-325（鉄・非鉄素地自動判別）

表示分解能

0.01mm

測定範囲

鉄 : 0〜3.00mm､ 非鉄 : 0〜2.50mm

測定精度±0.1mm

表示分解能

1μm : 0〜999μm

音速範囲

500〜9999m/sec

接触子

2C15N-DL（標準付属）
単 3 アルカリ乾電池（1.5V×2）

電源

アナログメータ・信号音（ON、OFF 切替）電

単 3 乾電池（1.5V）×4

電源

165（W）×90（H）×120（D）mm、

寸法重量

70（W）
×155（H）
×28（D）mm、約370g

寸法重量

72（W）
×30（H）
×156（D）mm、280g

付属品

カプラント、探触子用グリース、テストピー

付属品

乾電池、収納ケース、標準厚板、源

1.25kg ( サーチヘッド含む )簡単操作を重視して設計された低価格の鉄筋探査機。
指向性に優れたサーチヘッドと、パルス誘導により鉄筋の位置と方向を確実に探査。

: 1.00〜2.50mm（非鉄素地）

ス、アタッシュケース
オプション

モルタル・コンクリート・プラスタの水分を簡単測定。MC（水分比較）モード機能

マイクロプログラム方式

測定方式

直流電気抵抗式 質量水分％検出素子

CCD ラインセンサー

測定範囲

1〜15％（デジタル表示）、1〜100（MC）

探査深さ

最大 100mm（φ16 鉄筋による）

測定範囲

0.05〜2mm（0.05mm 単位）

表示分解能

0.1％、1（MC）

警報方式

アナログメータ・信号音

測定精度

FS5％以下プローブ

小型押し当て式ゴム電極

単 3 乾電池（1.5V）×4

充電式電池（8.4V）内蔵

電源

電

寸法重量

（測定 1 回当たり 5sec として）寸法重量

本体 80（W）
×35（H）
×150（D）mm、320g

寸法重量

70（W）
×100（H）
×25（D）mm、105g

その他

平均値表示機能、上限値アラーム設定

付属品

マーキングシート、先端遮光スポンジ

付属品

バック

本体 : 90（W）×60（H）×172（D）mm、 480g

付 属 品

本体用皮ケース、携帯用収納ケース

単 4アルカリ乾電池（1.5V）×4（オートパワーオフ機能付）

測定 500 回／日として約 3 日間

サーチヘッド : φ100mm、430g

専用充電器、落下防止ストラップ

ピンホール探知器 TO-150C/250C

電磁波レーダー式鉄筋探査機 SIR - EZ
コンクリート構造物の密集配筋・CD 管・
PC 鋼材を見逃さない

コンクリート素地専用。絶縁性皮膜のピンホー
ル検査が電気的に非破壊で可能

デジタルタイプで個人差がなく測定値のチェックが可能。
プリンタ内蔵で各種データを印字。
粉塵の侵入を防ぐブリーザー機能の装備で、長期間の安定精度を保持。

測定方式

直流高電圧放電式

測定方式

電磁波レーダー方式

探知電圧150C : 5〜15kV 250C :10〜25kV

探査対象物

鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等

警報方式

本体のランプ、ブザー

測定深度

4〜 450mm

プローブ

ABS 製伸縮プローブ、コード 5m

測定距離20mm（1 回）

システム

反発硬度法

ハンドル部φ32 ヘッド部φ25

データ保存

SD カード 2GB（4,800m）、8GB まで対応

推定強度範囲10〜70N／mm2

長さ : 最短約 540〜最長 870mm

機能

自動ゲイン、自動深度補正、オートターゲット

衝撃エネルギー

2.207N・m（水平）アンビル基準値

反発度 80±2

付加機能

ブリーザー機能電

単 3 アルカリ乾電池（1.5V）×4

源

103（W）×109（H）×355（L）mm、 1.8kg

付 属 品

砥石、プリンター記録用紙（6 巻）、収納ケース( 特許 3505638)

表示配色変更、スクロール機能

電源

AC100V、50/60Hz、100VA

寸法重量

250（W）
×150（H）
×350（D）mm、11kg

画面表示配色 白黒 3 パターン、カラー 2 パターン

付属品

寸法重量

安全スイッチコード (5m）、

電源

バッテリ駆動（3 時間 : LED 低照度時）

アースコード (5m）、電源コード（5m）、

寸法重量

154(W）
×175（H）
×232（D）mm、約1.5kg

接地用リード線（10m）、平形ブラシ電極

ソフト（オプシヨン） PC用報告書・解析用■ 電磁波レーダ方式の探査機については、お問い合わせ下さい。
営業品目●膜厚計・結露計・ピンホール探知器・検針器・鉄片探知器・水分計・鉄筋探査機・トルクメータ他
PAT.No.●2399730 2399731 2423045 2995383 3105153 3264870 3269276 3269277 3331531 3381210 3416840

3505638 4011820 4321999 4523636 5411428 959679 959680 974548

アナログタイプ

ＴＢシリーズ 鉄筋探査機用テストブロック●ご使用の前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。

国産の異形鉄筋を使用
JIS 規格品の異形鉄筋をブロックに使用。

機器の精度確認に4種類のテストブロックで、径の違いによる機器の精度・動作確認が可能。

簡単な測定チェック

安全上の
ご 注 意

●記載製品は、一般工業用機器として設計・製造したものです。

お問い合わせは・・・・・・

テストブロックには鉄筋の中心位置を容易に確認出来るよう各測定部位は
Ｖ字スリット入り。
型名

鉄筋

測定かぶり厚さ (mm)

TB -10 ※D10

20、30、40、50

TB -13D1320、30、40、50

TB -16D1620、30、40、50

TB -22D22

20、30、40、50

TB-16L

D16

45、70、95※JASS 5 T-608適合品

モデル TH/SH/BH/B「住宅瑕疵担保責任保険」の現場検査に最適
日本建築学会：建築工事標準仕様書 JASS 5 T-608の検査に最適
国土交通省 : 配筋状態及びかぶり測定要項（案）
適合品

モルタル水分計 PM -101

コンクリート、金属などのひび割れ幅を測定しデジタル表示。日本建築仕上学会認定品

電源331 series2

テスト用ゼロ板

制御方式

源

鉄筋探査機

（電磁誘導方式）

薄膜（0.5〜2.0mm）用探触子

クラックゲージ クラックアイ

世界初の複合機

単 3乾電池（1.5V）×2

パルス誘導方式

探査方式

コンクリートテストハンマー デジタルタイプ

0.01: 1.00〜3.00mm（鉄素地）

警報方式
寸法重量

鉄筋探査機

両用プローブにより素地金属を自動で判別し、皮膜の厚さを測定

ト板上、木材上の皮膜厚の3測定モード）

探査レンジ LOW : 10〜80mm（φ16 鉄筋による）

AP-1000

デュアルタイプ膜厚計 SWT-9000+FN-325

ハーフセル接続＊鉄筋の位置と方向を探査＊迅速に鉄筋径を推定＊鉄筋上のかぶり厚を測定＊ハーフセルで鉄筋の腐食度合を検査＊PCによるデータ作成可能●このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
13035S

東京・大阪・名古屋・福岡・川崎