HiPer VR

HiPer VR

SPECIFICATIONS

標準構成品
製品名HiPer VR

タイプ

GGT

GGBT

GGTM

国土地理院 測量機種登録
チャンネル数

226ch
●

●

●

●

●

GLONASS

●

●

●

●

●

●

QZSS

●

●

●

●

●

●

BeiDou △はオプション

△

●

△

●

△

●

SBAS

●

●

●

●

●

●

LongLink 無線

●

●

●

●

●

●

ー●

●

●

●

ー※1

（D: 測定距離）

L1 C/A、L1C、L2C, L5

BeiDou

B1,B2

SBAS

WAAS/MSAS/EGNOS
水平：(3 mm + 0.4 ppm x D) m.s.e.

スタティック／短縮スタティック

垂直：(5 mm + 0.5 ppm x D) m.s.e.

RTK ／ NRTK
（L1 ＋ L2）

垂直：(10 mm + 0.8 ppm x D) m.s.e.

水平：(5 mm + 0.5 ppm x D) m.s.e.

DGPS

水平：0.25m / 垂直：0.5m

SBAS

水平：1m / 垂直：1.5m

データ更新間隔

10Hz( 標準 )、20Hz( オプション )RTK データフォーマット※ 2

TPS、RTCM SC104 v 2.x、3.x、CMR/CMR+NMEA 出力フォーマットNMEA 0183 バージョン 2.x、3.x、4.x

メモリー

シリアルUSB

Micro USB

オプショナル・アクセサリー

ーーー

CDMA/4G/LTE

IP67（JIS C 0920:2003）

湿度100%MIL-STD 810G -514.6 - Cat24 適合
MIL-STD 810G 516.6 適合-20 〜 50℃ ( 非充電中 )0 〜 45℃ ( 充電中 )149(W) x 149(D) x 55(H) mm
LongLink モデル :1.0kg( バッテリー含む )デジタル簡易無線 ( セルラー含む ) 内蔵モデル :1.1kg( バッテリー含む )内蔵バッテリー ( ランチャージ機能あり )約 15 時間（デジタル簡易無線モデムオフ時）
約 12 時間（デジタル簡易無線モデム受信モード）
約 9 時間（デジタル簡易無線モデム送信モード 500mW）※ 平均 20 衛星、1Hz 送信、室温
DC 9 〜 27V

振動
使用温度範囲
寸法
質量
バッテリー
使用時間
外部電源入力※1※2

性能値は、マルチパスの変動、干渉、大気状態の影響、衛星の配置状況により影響を受けます。
CMR/CMR+ は、サードパーティーの独自形式です。この形式の使用は推奨されず性能は保証されません。
最適な性能を得るためは、常に業界標準の RTCM3.x の使用をおすすめします。									● Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

ー 建設の未来がここにある ー注意https://www.topconsokkia.co.jp
アウラ

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

東京オフィス

0120-54-1199（フリーダイヤル）

大阪オフィス・226ch、Vanguard TechnologyTM 搭載

・LongLink データコミュニケーション
・デジタル簡易無線内蔵（Ｍタイプ）

・堅牢なボディー 優れた耐環境性能の保護等級 IP67

受付時間9:00〜17:00（土・日・祝日・弊社休業日は除く）

名古屋オフィス

3次元マシンコントロールシステム3D-MC・複数の衛星と周波数に対応（GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/SBAS）

・長時間観測対応内蔵バッテリー

3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

登録番号：KT-170034-VE

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
仙台オフィスマルチＧＮＳＳに対応し安定した測位機能を実現！
コンパクトな一体型ＧＮＳＳ受信機

・4G セルラー通信モジュール内蔵（Ｃタイプ）

ご用命は

本社 スマートインフラ事業管理部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654
ホームページ https://www.topcon.co.jp

札幌オフィス

セルラー
通信Class1ー

防塵・防水性能・4G LTE アンテナ
・PG-F1 アンテナ
・G5-A1 アンテナ・GNSS アンテナケーブル 2m（セルラーモデル使用不可）
・GNSS アンテナ延長ケーブル 10m（セルラーモデル使用不可）
・二又小型ワニ口ケーブル
・デジタル無線アンテナ EA0237
・整準台 TR-102
・プリズムアダプター 3WP 型
・BeiDou オプション
・20Hz オプション

デジタル無線

ホスト / デバイス / 仮想シリアル

Bluetooth
セルラーLongLink
通信

8GB 内蔵RS232C シリアルポート、USB2.0 MicroUSB、電源、
外部 GNSS アンテナ ( セルラーモデルはセルラーアンテナ )1 ポート : ODU(RS232)

入出力ポートインターフェース

GNSS 受信機

L1 C/A、L1P、L2 C/A、L2P

QZSS

精度

HiPer VR

L1 C/A,L1C,L1P(Y),L2P(Y),L2C, L5

GLONASS
受信信号

・アンテナ高計測プレート
・プラグ M ユニット
・格納ケース・背負いベルト・安全上のご注意／標準構成品一覧
・HiPer VR クイックリファレンス
・保証書
・輸出規制カードGGBTM-C●GPS（デジタル簡易無線内蔵モデルのみ）
・4G LTE アンテナ（セルラー内蔵モデルのみ）
・100mm スペーサー（セルラー内蔵モデルのみ）

GGTM-C

GPS

デジタル簡易無線

・HiPer VR 本体
・AC アダプター（12V5A）
・AC ケーブル
・電源 3 ピン－ 2 ピン変換アダプター
・受信機用電源ケーブル
・MicroUSB ケーブル・シリアルケーブル・デジタル無線アンテナ EA0237

GGBTM

1 級 GNSS 測量機

福岡オフィス©2021

Printed in Japan 2021 11-50 P-267-3

リモートコントロールシステムを用いた効率的測量システム
登録番号：KT-100028-VE

見た目以上の高性能！

HiPer VR

現場でわかる圧倒的なパフォーマンス。

卓越したユーザーインターフェース
LED 表示パネルおよび電源ポート

データポートと電源ポート
デジタル簡易無線アンテナ

マルチGNSS対応

電源ボタン

バッテリー

ステータス

無線記録

セルラー
Bluetooth

GNSS アンテナ

内蔵 8GB メモリ

SIM カードスロット

デジタル簡易無線内蔵（M タイプ）

マルチ GNSS 対応

GPS

GLONASS

Galileo

BeiDou

QZSS

L5

送受信可能なデジタル簡易無線を内蔵。
一般的な RTK 測量に最適な通信手段であり、外付け無線のわずらわしさが無く身軽な装備で観測を行えます。

SBAS

GLONASS

QZSS

BeiDouL5

シリアルマイクロ USB
外部 GNSS アンテナ
（セルラーモデルは外部セルラー用アンテナ）

Bluetooth Class1

内蔵バッテリー

4G セルラー通信モジュール内蔵（Ｃタイプ）
マイクロ SIM カードを入れることで、スマートフォンなどによるテザリングを利用することなくネットワーク型 RTK 観測が行えます。

※ セルラーのご利用には、MAGNET Field が必要です。

衛星測位システムは GPS、GLONASS、GalileoQZSS、BeiDou、SBASに対応しています。また、チャンネルへフレキシブルに受信信号を割り当てるユニバーサルトラッキング技術により、多衛星の受信にも余裕で対応します。

GPS

電源

LongLink
データコミュニケーション

免許不要でランニングコストのかからないBluetooth 無線を内蔵。観測範囲は約300m をカバーして RTK 観測が行えます。固定局 1 局につき移動局 3 局までの利用が可能です。

SBAS

GPS + GLONASS+ QZSS+ BeiDou 飛来図

防塵防水性能 IP67 に準拠
マグネシウム合金の堅牢なボディーにより、過酷な現場においても安心して作業を行えます。

データコレクタ FC-600/ フィールドコントローラー FC-6000A 用アプリケーションソフト（オプション）
FC-600/FC-6000A●監督さん 3D プロFC-6000A（7 インチ）Android 仕様の データコレクタ FC-600/ フィールドコントローラー FC-6000A に対応。路線に応じた中心杭離れ /測設誘導 / 横断観測 / 丁張設置などがマップ画面上でリアルタイムに把握でき、土木測量の大幅な効率化を実現します。

FC-500受信衛星数の増加は GNSS 測量のすべてにプラス
GPS + GLONASS+QZSS 飛来図GPS 飛来図

GNSS 測量において受信衛星数が大きく増えると、初期化時間の短縮、環境変化における精度安定性の向上、長時間にわたる安定測位能力の向上等、全ての面で測位にプラス効果を発揮します。従来諦めていた環境での測位が可能となるとともに、悪条件下で初期化待ちなどのストレスからも解放され作業の生産性が向上します。

● MAGNET Field GNSS 標準パッケージ／ GNSS 路線パッケージ

FC-600（4.3 インチ）

公共測量作業規程に準拠した測量業務に加え、路線設計等の土木施工に対応した機能も搭載し、幅広い分野で運用が可能です。

● GNSS 統合観測、 RTK 移動局観測

GNSS 統合観測は、
スタティック、RTK 含むすべての観測設定が行えます。ネットワーク型 RTK のみご利用のお客様には、RTK 移動局観測が最適です。

● Pocket-3D

土木分野に特化したシンプルな操作性のソフトウェアです。マシンコントロールを行う重機とのデータ共有に最適です。

FC-500