抵抗5kΩ/500kΩ/5MΩ（×1/×100/×1k）（Ω）

導通試験 （度目盛長の±3%

約5Ω〜500Ω以下でブザー）

警告3：DC12Aレンジで誤って電圧を測定しないでください。このレンジで自動車用バッテリーの直接測定（直接＋/−の端子を測定すること）や、家庭内の100V電源を測定しないでください。

レンジ選択のポイント

内部抵抗：直流電圧 20kΩ/V、交流電圧 10kΩ/V※注：DC12Aレンジでの連続測定は30秒間以内。次回測定まで1分間以上の間隔が必要。

KF-33

300
120

3. 安全測定と使用上の注意

12A

3-1. 電気事故の防止

1200 OFF 1200

AC.V3001203030

15×1k3

警0Ω×1600
12A

COM

バッテリー

2. 強電回路測定の禁止

この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると"人が死亡または重傷を負う可能性があること"を示しています。
この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると

300
120

警告：強電回路（大型モーター、配電用トランス、ブスバーなどへの電気容量の大きい工場内外の動力線など）は測定しないでください。強電回路には高サージ電圧が重畳している可能性があり、爆発的短絡の誘因となります。一般的には、交流電圧30V、直流電圧42.4Vを超える電路で、その電路からアースへ流れる電流が0.5mAを超えると感電事故を起こす危険があります。

この記号はIEC規格およびISO規格に定められている記号で"説明書をよく読んでから本器を使ってください"ということを表しています。

3. 弱電の高電圧回路測定についての警告

警告：弱電回路（家電製品や電子機器の回路で電気容量の小さい回路）でも、高電圧回路（100V以上）は危険です。感電の恐れがあるため、活線部分には触れないようご注意ください。

注意 "人が負傷したり物的損害を発生させる可能性があること"を示しています。

4. 弱電の高電圧回路を測定する場合の注意事項

告テスター本体を手に持たない。
● 測定中は、測定回路やテストリードに手や身体が触れないよう充分距離をとる。
● テストリードの先端にワニグチクリップを付ける。
● ワニグチクリップ（テストリード）を測定回路に接続する時は、必ず回路の電源を切る。
● 測定終了後は回路の電源を切り、メーターの指示値がゼロになってからワニグチクリップ（テストリード）を外す。
●

はじめにこのたびはカイセのアナログマルチテスターKF-33をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本器の十分な活用と安全な測定のために取扱説明書はいつも手元に置き、良くお読み頂いた上でご使用ください。

製品包装の中には次のものが入っています。万一不具合や付属品の欠品などがありましたら、販売店または弊社までご連絡ください。

1200 OFF 1200

AC.V
300
1203012A0Ω

黒色ワニグチクリップ

精度

測定項目

測定レンジ

直流電圧（DC.V）

0.3V/3V/15V/30V/120V/300V/1200V

最大目盛値の±3%交流電圧（AC.V）

30V/120V/300V/1200V

最大目盛値の±4%60µA/3mA/30mA/600mA/12A ※注

最大目盛値の±3%

1Bz
1.5V

COM

図-4

図-6

1. DC15Vレンジ目盛（単位：V）

1. レンジスイッチの設定目盛りの数値を直読します。

警告：測定時には、レンジスイッチが正しい位置に設定されているか確認してください。特に電圧測定（DC.V, AC.V）レンジ以外の位置で誤って電圧を測定しないでください。

2. DC/AC目盛：直流/交流電圧、直流電流（単位：V, μA, mA, A）
0〜6、0〜12、0〜30の3通りの目盛から使用レンジに合った数値を選び、一定の倍率を乗じて読みます。
DC 60μAレンジ：0〜6目盛を10倍
例：DC 0.3Vレンジ：0〜30目盛を 1 倍
100
DC 120Vレンジ：0〜12目盛を10倍
DC 600mAレンジ：0〜6目盛を100倍

警告：測定仕様に記載されている、各測定レンジの最大値を超えた測定をしないでください。

3. 抵抗目盛（単位：Ω）

3. テストリードの取り外し

目盛の数値に測定レンジの倍率を乗じて読みます。
×1レンジは1倍（直読）、×100レンジは100倍、×1kレンジは1000倍します。

警告：測定中にレンジスイッチを回す時や電池およびヒューズ交換時にリアケースを外す時は、必ずテストリードを測定回路から外してください。

4. 電池チェック目盛（単位：V）

3-3. 取り扱い上の注意

目盛りの数値を直読します。

警告1：電気測定の知識と経験のない人および子供には使用させないでください。

4-3. 簡易ミラー（メーター指示値の見方）
メーター指針とミラーに映った指針が重なり、一本に見える位置でメーター指示値を読みます（この位置が指針の真上です）。
メーター指示値は指針を真上から見て読み取りますが、指針とスケール板に間隔があるため視点が横にずれると読み取り誤差が生じます。
簡易ミラーにより、誤差の発生を防ぎ正確な値を読み取ることができます。

アルコールなど溶剤で拭かないでください。
注意2：本器をこすったり、ベンジン、

3015×1k3×1000.360μA

×1DC. 3 30mA /A60012A

注意3：本器を長期間使用しない時は電池を取り外してください。消耗した電池

Ω

図-1Bz
1.5V

COM

やむを得ず活線（電圧のかかっている回路）を測定する場合は、以下の注意事項を厳守して下さい。
テスター本体を手に持たない。
測定回路やテストリードに手や身体が触れないよう充分距離をとる。
● 黒色テストリード：ワニグチクリップを付け測定回路の−（アース）側に接続する。
● 赤色テストリード： 測定回路の＋（高電位）側に当てる。

4-4. ゼロ調整ネジを内蔵したまま放置すると、電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

電圧、電流測定時に使用します。測定する前に、メーター指針がゼロ（スケール板上左端の目盛線上）を指示しているか確認してください。ゼロから外れている場合は、ゼロ調整ネジを回してゼロ調整をして下さい。ゼロ調整がされていないと、メーターの指示値に誤差が生じます。

4. 各部の名称と説明

品 質 保 証 書

簡易ミラー
メーター指針赤色
DC.V3001201200 OFF 1200

AC.V300120301512A黒色60012A300120Ω

図-2Bz
1.5V

COM

5. 直流（DC）12A測定についての警告

1200 OFF 1200

30012012A×100×160012A

Ω−COM端子Bz
1.5VCOM

テストリード

警告2：DC12Aレンジはヒューズで保護されていません。誤って12A以上の電流を測定すると内部回路を焼損し、人体への感電事故を起こす危険があります。

図-53年月日から１カ年

販売代理店および所在地

0Ω調整ツマミ(本体側面)＋端子×1k

30.360μA

DC. 3 30mA /A0Ω3015

警告1：直流12Aを測定する時には、必ずレンジスイッチを600/12Aの位置に合わせ、赤色テストリードを12A端子に差し込んでください（黒色テストリードは−COM端子に差し込む）。

2AC.V30

レンジスイッチ
12A端子

Serial No.

品質保証期間 購入日
DC.V×100×1

MODEL KF-33

ゼロ調整ネジ×1k30.360μA

DC. 3 30
mA /A

0Ω

スケール板

30共通

電池チェック目盛（DC.V）

3-2. テスターの故障防止

キリトリ

2-2. 測定仕様（23℃±5℃、80％RH以下、ただし結露のないこと）

600
12A

場所での使用および保管は避けてください。

赤色●

2-1. 一般仕様

DC. 3 30
mA /A

DC/AC目盛
直流電圧（DC.V）
交流電圧（AC.V）
直流電流（DC.mA/A）

Ω

注意1：本器の構造は精密です。強い振動や衝撃を与えず、車中など高温多湿な●

1. 表示：アナログメーター（ピボット式 42μA）
2. メーター保護：ダイオードによる過負荷保護
3. 回路保護： 商用電源AC250Vまでの過電圧に対し、0.75A/250VヒューズにてmAレンジ、抵抗レンジを保護
4. レンジ切換：マニュアルレンジ
5. 電源：1.5V R6P（単3）電池 1本
6. ヒューズ：0.75A/250V（5.2φ×20mm）1本
7. 寸法・重量：136（H）×90（W）×30（D）mm, 約215g
8. 付属品：100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P（単3）電池1本、F15スペアヒューズ（0.75A/250V）1本（内蔵）、取扱説明書
9. 別売付属品：100-41テストリードキット、100-62テストリードセット、793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ

×100×1

赤色

黒色×1k

3

0.3
60μA

ご注意ください。

300120

2. 仕様

1512A

DC15Vレンジ目盛（DC.V）

0Ω30

警告3：テストリードの先端は尖っており大変危険です。目などに刺さらないよう

DC.V

1本
1枚

300
12030

警告2：裸足や上半身裸での電気測定は危険です。感電事故の危険があります。

1. 包装内容の確認
4. 電池（1.5V R6P, 単3）
5. 取扱説明書

1200 OFF 1200

AC.V

2. 最大許容入力値の厳守

警告：感電防止のため、以下の注意事項を厳守してください。

強電回路は非常に危険ですので測定しないでください。強電電路（回路）にはしばしば高いサージ電圧が重畳しており、これが爆発的短絡の誘因となります。
このテスターは弱電回路測定用です。弱電回路でも高電圧の測定には十分注意してください。

直流電流（DC.mA/A）

抵抗目盛（Ω）
DC.V

感電事故を防止して安全な測定をするために、説明書をよく読んでから本器をお使いください。特に本体および説明書の中の記号のついている所は重要です。

1台
1組
1個

4-2. スケール板（目盛の読み方）

警告：測定前に本体ケースの割れや濡れがないか点検のうえ、常にきれいにして乾いた状態でご使用ください。テストリードに断線や絶縁不良がないか充分に確認してください。

安全な測定をするために!!

1. アナログマルチテスター
2. テストリード（100-64）
3. キャリングケース（1020）

図-3コンセント1. テスター本体とテストリードのチェック

警

測定時には、レンジスイッチが正しい位置に設定されているか確認してください。電圧測定（DC.V, AC.V）レンジ以外の位置で誤って電圧を測定すると内部回路が焼損する恐れがあります。
● 電気事故や本器の焼損防止のため、レンジスイッチを切り換える時は、必ずテストリードを測定回路から外してください。

ΩBz
1.5V

告●×1000.360μA

DC. 3 30mA /A

人体への感電事故防止とテスターの焼損防止のため、次の事項を良く理解し厳守して安全な測定をしてください。

警告

メーター指針が目盛の中央より右側（中央目盛と最大目盛の間）を指すようにレンジを選ぶ。

赤色

黒色
DC.V

取 扱 説 明 書4-1. レンジスイッチ
このスイッチを回して必要なレンジに合わせ、測定します。測定する電圧または電流の値が不明な場合は、まず高いレンジに合わせておおよその値を測定し、その後適切なレンジに切り換えて測定してください。

0.9V〜1.6V：負荷電流50mA(1.5V時)

電池チェック

アナログマルチテスター

精測定レンジ

測定項目

印※品質保証期間中に正常な使用状態で、万一故障などが生じた場合は、裏面記載の品質保証規定により無償で修理いたします。
製品にこの品質保証書を添えて、上記販売代理店、または直接カイセ株式会社 製造サービス課へご送付ください。
※購入年月日は販売代理店が記入します。販売代理店名およびその押印なき品質保証書は無効となりますので、購入時に確認してください。

〒386-0156 長野県上田市林之郷422 電話 0268-35-1600（代表）4

4-5. 0Ω調整ツマミ

抵抗測定でのゼロオーム調整に使用します。詳細は「5-5. 抵抗測定（Ω）」をご参照ください。

6. スケール板のDC/AC目盛で指示値を読みます。
※読み方は「4-2.スケール板（目盛の読み方）」をご参照ください。
7. 測定回路の電源を切り、回路内のコンデンサーを放電してからテストリードを外します。
8. 測定終了後はレンジスイッチをOFFに合わせます。

赤色

4-6. 入力端子・テストリード

黒色−COM端子に黒、＋端子または12A端子に赤のテストリードを差し込みます。
注：DC12A測定時は12A端子、その他の測定では＋端子に差し込んでください。

DC.V300120

1200 OFF 1200

300120×1k

3×100×1

DC. 3 30mA /A

5. 測定方法
5-1. 測定準備

0Ω600
12A

1.5V

5-5. 抵抗測定（Ω）

バッテリー

ΩBz

図-7COM

告強電回路の測定はしないでください。
各レンジの最大値を超えた測定はしないでください。
● 測定前にレンジスイッチが正しく設定されているか確認してください。
● 感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定してください。
●
●

2. 電池

測定前に「6-1. 電池およびヒューズの交換」を参照して1.5V R6P（単3）電池 1本を入れてください。電池が消耗した時も、同様の方法で電池を交換してください。

3. ヒューズ

電流（30/600mAレンジ）、抵抗（×1Ωレンジ）は0.75A/250Vヒューズで保護されています。交換方法は、「6-1. 電池およびヒューズの交換」をご参照ください。

1. −COM端子に黒、＋端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. レンジスイッチをAC.Vの測定レンジに合わせます。
注： 測定電圧が不明な場合は、まず1200Vレンジでおおよその値を測定し、その後適切なレンジに切り換えて正確な値を測定してください。レンジスイッチを切り換える時は、必ずテストリードを測定回路から外してください。
3. 測定する回路の−（アース側）に黒、＋（高電位側）に赤のテストリードを接続します。
注：電圧測定では、本器を回路（電源）と並列に接続します。
注：危険性のある回路では、安全のためテストリード先端にワニグチクリップ（別売）を付けて測定してください。
4. スケール板のDC/AC目盛で指示値を読みます。
※読み方は「4-2. スケール板（目盛の読み方）」をご参照ください。
5. 測定終了後はレンジスイッチをOFFに合わせます。

4. 測定時の注意
正確な測定をするために、以下の事項に注意してください。
● メーターのゼロ調整がされているか確認する。
●「4-1. レンジスイッチ」を参照し、適切なレンジを選択する。
● メーター指示値は、メーター指針とミラーに映った指針が重なり、一本に見える位置（指針の真上）で読む。
（視点が横にずれると読み取り誤差が生じる）※「4-3. 簡易ミラー（メーター指示値の見方）」参照● 強磁界や鉄板の上などで測定しない。
（指示値に誤差が出たり、メーター感度が狂う可能性がある）

5-2. 直流電圧測定（DC.V）

測定前にレンジスイッチが正しく設定されているか確認してください。
抵抗測定レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
● 回路内の抵抗器を測定する時は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
● 感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定してください。
1. −COM端子に黒、＋端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. レンジスイッチをΩ測定レンジに合わせます。
コンデンサーを放電します。
3. 回路内の抵抗器を測定する時は、回路の電源を切り、4. ゼロオーム調整を行います。
赤・黒テストリードの先端をショート（短絡）させ、0Ω調整ツマミを回してメーター指針が抵抗（Ω）目盛の「0」を指すように調整してください。ゼロオーム調整はレンジを切り換えるたびに行ってください。
注：内蔵電池が消耗すると、0Ω調整ツマミを回してもゼロオーム調整が出来ません。
電池を交換したうえで、ゼロオーム調整を行ってください。
5. 測定する抵抗器の片側を回路から外し、両端にテストリードを接続します。
6. スケール板の抵抗（Ω）目盛で指示値を読みます。
※読み方は「4-2. スケール板（目盛の読み方）」をご参照ください。
7. 測定終了後はレンジスイッチをOFFに合わせます。

黒色●

DC.V300120

●

12A

30×1k

3×1600
12A

黒色

ΩBz
1.5V

COM

ネジ

スペア
ヒューズ

×100×1600
12A

Ω

図-9Bz
1.5V

COM

図-8告

強電回路の測定はしないでください。
各レンジの最大値を超えた測定はしないでください。
（30/600mAレンジは0.75A/250Vヒューズで保護されていますが、60μA/3mA/12Aレンジは保護されていません。）● 測定前にレンジスイッチが正しく設定されているか確認してください。
● 電流測定レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
● 感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定してください。
●●DC12A測定時の警告
レンジスイッチは600/12Aの位置に合わせ、赤色テストリードは12A端子に差し込んでください。
● DC12Aレンジはヒューズで保護されていません。12A以上の電流を測定すると内部回路の焼損や感電事故の危険があります。
● DC12Aレンジでの連続測定時間は30秒間です。次の測定までは1分間以上の時間（間隔）をあけてください。
● DC12Aレンジで電圧を測定しないでください。自動車用バッテリーの直接測定（直接＋/−の端子を測定すること）
や、家庭内の100V電源を測定しないでください。
●日リアケース

0.75A/250V
ヒューズ

注：本器を長期間使用しない場合は電池を取り外してください。消耗した電池を内蔵したまま放置すると電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

0Ω

300
120×1000.360μA

1.5V R6P（単3）電池 1本×1k

30.360μA

DC. 3 30mA /A

赤色

警

キリトリ

53012A0Ω）

警

5-4. 直流電流測定（DC.μA/mA/A）

記

月

3001201. 測定を終了し、テストリードを入力端子から外します。
レンジスイッチはOFFにします。
2. リアケースのネジをゆるめてメーター部側のリアケースを少し開き、上にスライドさせるようにして外します。
3. 使用済み電池を取り外し、極性に注意して新しい1.5V R6P電池を入れます。
4. ヒューズを交換する時は、切れたヒューズをヒューズホルダーから外し、指定定格の新しいヒューズを取り付けます。
5. リアケースを下側を合わせてから上側を合わせて取り付け、しっかりとネジを締めます。

図-10305-6. 導通試験（

品質保証期間中に説明書に則った正しい使用状態において、万一故障が生じた場合には、無償で修理いたします。ただし、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。

年

AC.V

15

DC. 3 30mA /A

品質保証規定故障の症状
故障の原因（わかったら）1200 OFF 1200

電池：消耗するとゼロオーム調整ができなくなります。
ヒューズ：切れると電流、抵抗などのレンジが測定できなくなります。
これらの状態になったら、次の手順で電池またはヒューズを交換してください。

赤色

AC.V

15300
120

1. −COM端子に黒、＋端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. レンジスイッチをDC.Vの測定レンジに合わせます。
まず1200Vレンジでおおよその値を測定し、その後
注： 測定電圧が不明な場合は、適切なレンジに切り換えて正確な値を測定してください。
レンジスイッチを切り換える時は、必ずテストリードを測定回路から外してください。
3. 測定する回路の−（アース側）に黒、＋（高電位側）に赤のテストリードを接続します。
逆に接続するとメーター指針が−の方向に振れます。
注：電圧測定では、本器を回路（電源）と並列に接続します。
注：危険性のある回路では、安全のためテストリード先端にワニグチクリップ（別売）を付けて測定してください。
（読み方は「4-2. スケール板（目盛の4. スケール板のDC/AC目盛で指示値を読みます。
読み方）」をご参照ください。）
5. 測定終了後はレンジスイッチをOFFに合わせます。

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、または使用による故障。
2. カイセ特約サービス代理店、または当社サービス部門以外でなされた修理または改造に起因する故障。
3. お買い上げ後の輸送または落下等によって生じた故障。
4. 火災、水害、地震等天災地変によって生じた故障・破損。
5. 消耗部品（電池等）の補充または取り換え。
6. 品質保証書の提出がない場合。
7. その他、当社の責任とみなされない故障。
8. 本証明書は日本国内においてのみ有効です。

1200 OFF 1200

30DC.V

ヒューズ定格：0.75A/250V（φ5.2×20mm）基板

告強電回路の測定はしないでください。
各レンジの最大値を超えた測定はしないでください。
● 測定前にレンジスイッチが正しく設定されているか確認してください。
● 感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定してください。

告抵抗器コンセント

警

修理依頼

告

●

警

本器の測定仕様と機能を充分理解し、「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで安全な測定をしてください。

警●

5-3. 交流電圧測定（AC.V）

1. 取扱説明書の精読

警

感電事故防止のため、測定を終了してから電池・ヒューズを交換してください。
● テストリードは測定回路および本器の入力端子から外し、レンジスイッチは必ずOFFにしてください。
● ヒューズは必ず指定のものを使用してください。
ヒューズホルダーを短絡しての使用は絶対にしないでください。
●

30

15
0.360μA

6-1. 電池およびヒューズの交換

AC.V3012A

6. 保守管理告測定前にレンジスイッチが正しく設定されているか確認してください。
導通試験レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
● 回路内の導通を試験する時は、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
● 感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定してください。
●●

1. −COM端子に黒、＋端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. レンジスイッチを Bz測定レンジに合わせます。
3. 回路内の導通を試験する時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電します。
4. 試験する回路の両端にテストリードを接続します。回路抵抗が約5Ω〜500Ω以下で導通ブザーが鳴ります。
注：電池が消耗すると、ブザー音が小さくなります。
5. 測定終了後はレンジスイッチをOFFに合わせます。

5-7. 1.5V電池チェック（ 1.5V ）警

告感電事故および本器の焼損防止のため、規定の電池以外の電気容量の大きい電池は測定しないでください。
● 自動車用のバッテリーは容量が大きく測定できません。
● このレンジで電圧や電流を測定しないでください。
●

1. −COM端子に黒、＋端子に赤のテストリードを差し込みます。
注：12A測定の時は、12A端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. レンジスイッチをDC.mA/Aの測定レンジに合わせます。
注：12A測定の時は、600/12Aの位置に合わせます。
3. 測定する回路の電源を切り、コンデンサーを放電した後、回路を切断します。
4. 回路の−（アース側）に黒、＋（高電位側）に赤のテストリードを接続します。
注：電流測定では、本器を回路（電源）と直列に接続します。
注：必要に応じてテストリード先端にワニグチクリップ（別売）を付けてください。
5. 測定する回路の電源を入れます。

1. −COM端子に黒、＋端子に赤のテストリードを差し込みます。
2. レンジスイッチを 1.5V 測定レンジに合わせます。
3. 電池の極性を確かめて、−側に黒、＋側に赤のテストリードを接触させます。
4. 指針が青色のGOODゾーン上であれば良好、赤色のREPLACEゾーン上であれば交換となります。
注：測定結果が赤色のREPLACEであっても、消費電流の少ない機器（置時計など）には十分使える場合があります。

67

1.5VのR20P（単1）、R14P（単2）、R6P（単3）、およびR03（単4）の消耗度合が測定できます。

6-2. 定期的点検・校正
安全で正確な測定を維持するためには定期的な点検・校正が必要です。
本器は通常の使用で1年以上許容誤差内の精度を維持できるよう製造されていますが、少なくとも1年に1回は定期的に点検・校正してください。点検・校正は製造元へ依頼されるのが確実な方法です。

6-3. 修理
本器が正常な動作をせず修理を依頼される場合には、事前に次の点検をしてください。
1. 電池が接触不良となっていないか。電池の極性が間違って設置されていないか。
2. 電池が消耗していないか。
または外れていないか。
3. ヒューズが切れていないか、レンジスイッチが正しく設定されているか。
4. 測定にあたり、5. 測定入力が本器の規定レンジ以内であるか。
6. 使用環境内における測定精度であるか。
7. 本器本体及びテストリードにひび、割れ、断線など損傷がないか。
8. 測定対象の電気・電子機器や本器の使用環境に強いノイズが発生していないか。
以上の点検を通して故障であることが確認できましたら、修理を依頼してください。
修理は販売店へ依頼されても結構ですが、弊社の製造サービス課宛へ直送されますと修理期間も短縮されます。
直送される場合、品質保証書に購入年月日、販売代理店名および所在地が記入されているか確認し、または購入時のレシートを添え、「修理依頼」に故障の症状と原因を記入し、切り離して修理品と一緒に送ってください。
この品質保証書の添付がないと、修理はお請けできませんので、ご了承ください。
お送りいただく小包には、「修理品在中」と記し、住所、氏名、電話番号も忘れずに明記してください。
修理完了後に代金引換にて返送いたします。

お問い合わせ・修理品の送付先製造サービス課〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL(0268)35-1602 / FAX(0268)35-5515
Email : service@kaise.com
製品の仕様や外観は改良などのため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

870-1101-KF33-1 1712