仕様書

回転式直達日射計MS-90

1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
2-1 . 製 品の 主な 機 能

3. 仕様

23343-1 . 本 体仕 様43-2 . ケー ブル仕 様

53-3 . 寸 法

64. 標準付属品・オプション品
5. 付録

785-1 . 保 証と 責 任 につ いて

85-2 . 環 境情 報に つい て

85-4 . CE 宣 言書9© 2018 英弘精機株式会社 この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2018/03/08 発行)

英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 2

2. 製品概要
簡易直達日射計 MS-90 は、従来の回転式日照計 MS-093 の日照計としての機能に加え、簡易な直達日射計としての機能を付加した製品です。MS-093 は日照時間を高精度に計測する世界でも類を見ない高性能品です。そして、それは気象庁のアメダスの日照計として 10 年以上の間、全国約 800 箇所の測候所で使用されています。
MS-90 は太陽エネルギー監視システムや気象ネットワークシステムに用の測定器として非常に適したセンサーです。
太陽追尾装置を必要とせず、安価で高精度な直達日射強度を補正なしで測定可能になります。
特別に設計された回転する反射鏡で太陽光を反射させ、分光感度が平坦な焦電センサーに導き、アナログ信号出力により直達日射強度、またパルス信号出力により日照時間を計測することが可能です。
全天日射計と組み合わせることにより、法線面直達日射（DNI）と水平面全天日射（GHI）を測定し、計算により水平面全天散乱日射（GHI）を計算することが可能になります。

2- 1. 製 品の 主な機 能
1. 直達日射強度の測定
MS-90 は太陽追尾装置を使用しないで、高精度な直達日射強度の測定が可能です。

2. 忠実な日照時間の測定
本器では熱型センサーの一種である焦電型センサーを使用しており、その出力を時間についての微係数として取り出すことにより散乱光の影響を低減し、しきい値(120W/m2)以上で日照あり出力を無電圧接点パルスとして出力します。また、焦電素子は分光特性が一様な特性であるため、天候による太陽の分光分布の変化にも対応しています。

3. 反射鏡センサヘッド内の反射鏡は、パルスモータにより 240 回転/時で回転しており、15 秒に 1 回の割合で直達太陽光を焦電素子を用いた受光素子に反射しています。また、この反射鏡は赤緯方向にのみ散乱特性を有するため、赤緯変化による出力信号に影響を及ぼしません。この特殊な反射鏡により赤緯の変化(±23.5°)を調整しなくてもセンサーの中心に光を導くことができるので、年間を通じてデータの補正や赤緯の調整をする必要は全くありません。

4. 落雷対策
落雷による誘導雷やサージ対策として、サージプロテクタを使用しプログラムが暴走しないようマイコンは搭載されていません。また、想定以上の落雷サージ*１等によっては、内部回路に使用している IC 内でラッチアップという現象が発生し、ミラーの回転を停止させる事がありますが、本器は試験レベル最大の 15kV までの雷サージ電圧に対しても耐えられるように設計されています。

*1：日本は落雷が多い国です。特に日本海側では冬季雷があり、夏場の太平洋側の雷とは性質が異なり非常に大きなエネルギーの雷が発生します。これは世界中で日本とノルウェーにしかない特異な気象現象です。

英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 3

3. 仕様3- 1. 本 体仕 様
表 3-1. 本体仕様
項目

詳細

波長範囲

300～2,700nm

測定間隔

15 秒

ミラー回転速度

240 回転／時

日照しきい値

直達日射強度 120 W/m2

日照検出誤差日照しきい値に対して±10%以内

直達日射検出誤差±5% （ただし、700W/m2 以上の晴天日において）

直達日射センサー感度

1.785 [mV/W・m-2]

角度特性 （±23.4°）±5%

温度特性 （-20℃~45℃）±5%
緯度： －58°～ +58°

測定可能地域※上記以外の地域では夏至付近で日の出・日の入り付近の時刻において測定ができない場合があります。
高度角： 設置場所の緯度に対して±5 度以内

設置角度許容範囲

方位角： 設置場所の真北に対して±5 度以内※上記範囲から極端にずれて設置された場合、測定できないことがあります。

電源電圧

DC10.5～12.5V

消費電流400mA～470mA

使用温度範囲-20～45℃●直達出力： アナログ電圧出力 0～2.5V （0～1400 W/m2）※データロガーにてデータ収集する場合、50msec 以下のサンプリング速度で、15 秒間の最大値を記録するように設定のこと。

出力●日照出力： 無電圧接点出力

パルス幅：1 秒±0.05 秒、耐圧 60V

日照有り： 接点を 15 秒毎に 1 秒間「閉」（1 パルス／15 秒、240 パルス／1 時間）
日照無し： 接点は「開」のまま
センサーケーブル： 10 m（付属） 防水コネクタ
ケーブル

アース線： 1m（付属）センサーコネクタの 4 つのネジの一つをアース端子として使用する。 グランドループを避けるため、センサーケーブルのシールド線（FG）との導通はありません。センサー単独でアースに接続してください。

重量

本体：2.2kg
ベースプレート：800ｇ（オプション）
筐体： A6063BD

材質

ガラスカバー： ホウ珪酸ガラス（硬質ガラス）
センサーカバー： SUS
英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 4

3- 2. ケ ー ブル仕 様
表 3-2. センサーケーブル仕様
ケーブル

詳細名

センサー
ケーブル

材質：
径：外形：
コネクタ外径：
先端処理：

MVVS
0.5mm2×6 芯
Φ8.0mmΦ20mm
被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理

芯線番号

線色

出力

123456
シールド赤黒黄緑
茶白－+12V
GND
日照パルス出力＋日照パルス出力－直達日射アナログ出力＋
直達日射アナログ出力－FG

図 3-1. センサーケーブル※ グランドループを避けるため、センサーケーブルのシールド線（FG）はセンサー筐体との導通はありません。 センサーは単独でアースに接続してください。

英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 5

3- 3. 寸 法

図 3-2. MS-90 寸法図

英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 6

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
標準付属品個数詳細
センサー本体MS-90本体

1台

支柱（支柱固定ネジ 2本含む）
アース線 １ｍ 付属

センサーケーブル

１本

標準10m

緯度固定用ネジ&六角レンチ

1セット

ネジ:1組、六角レンチ：1本

ベースプレート （オプション品）

1台

検査証

1部

保証書

1部

取扱説明書

1部

ベースプレート固定用ボルト&ナット 各2個
脚座 3個

本体取扱説明書

表 4-2. オプション品一覧
オプション品詳細

ベースプレート
ベースプレート固定用ボルト・ナット

1セット:ボルト&ナット各2個含む

詰め替え用シリカゲル

詰め替え用シリカゲル（乾燥剤）ボトル（500g）

表 4-3. 消耗品リスト
部品名

使用箇所

数量

備考

O リング

KS-16

シリカゲル容器１

材質：シリコン

O リング

G-40

センサーガラスカバー

１材質：シリコン

O リング

G-60

モーターベース

１

材質：シリコン

出力コネクタ１

七星科学

シリカゲル容器

適量

市販：丸型

コネクターパッキン
シリカゲル

NJW-2012RM 用英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 7

5. 付録5- 1. 保 証と 責任 につ いて本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。

取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5- 2. 環 境情 報につい て
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 8

5- 4. CE 宣 言書

英弘精機株式会社 回転式直達日射計 MS-90 仕様書 バージョン番号 2.1

Pg. 9

EKO Japan, Asia, Oceania
英弘精機株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8
P. 03.3469.6711
F. 03.3469.6719
info@eko.co.jp
www.eko.co.jp

EKO North America
111 North Market Street,
Suite 300, San Jose,CA 95113, USA
P. +1-408-977-7751
F. +1-408-977-7741
info@eko-usa.com
www.eko-usa.com

EKO Europe,Middle East, Africa,
South America
Lulofsstraat 55, Unit 28,2521 AL, Den Haag,
The Netherlands
P. +31 (0)70 3050117
F. +31 (0)70 3840607
info@eko-eu.com
www.eko-eu.com