LED ストロボスコープ・ハンディ型
ハンドタイプ

AS SERIES

白色LED

ハンディAC
電源静音

高輝度

長寿命

外部トリガー
同期発光可

発光時間可変可高輝度・長寿命な白色 LED 光源の閃光を使って、高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能です。

共通特長
据● ランプには高輝度・長寿命の白色 LED を採用。高速回転体の視認性を置向上させました。

型● 特殊光学設計により従来機種以上の高輝度・高照度を実現。
● 発光部の長寿命化により、メンテナンスが軽減されます。
● つまみ 1 つで回転数範囲をフルカバー。使い方も簡単です。
● 発光音がないので動作中も静かです。
● 最大 100,000rpm の機種もあります。高速回転体など、高い繰返し短閃光時間型

発光周期が必要なときにも最適です。

● ストロボ発光の明るさを可変できます。発光時間幅を最小〜約 4 倍間で調整できるので作業者の視認性が大幅に向上します。

● 発光色は、赤色・緑色・青色での製作も承ります。

回転数測定範囲25 ～ 2,500rpm● 低速域専用です。最短発光時間は 66µs の高輝点光源・ショートアーク型

AS-25度発光。低速の回転体や移動体の観察・計測に適しています。

回転数測定範囲

50 ～ 5,000rpm
度発光。低速の回転体や移動体の観察・計測に適しています。

回転数測定範囲

100 ～ 10,000rpm

印

10,000rpm まで広範囲の回転数を正確に計測できます。

刷用

回転数測定範囲

100 ～ 15,000rpm
は最短 11µs。シャープでクリアな静止像で観察できます。

回転数測定範囲

100 ～ 30,000rpm

ファイバー型※は最短 5.5µs。シャープでクリアな静止像で観察できます。

回転数測定範囲

100 ～ 60,000rpm

AS-600
オプション品
諸資料／型式索引

6す。発光時間は最短 2.7µs。シャープでクリアな静止像での観察が可能です。

回転数測定範囲

1,000 ～ 100,000rpm

AS-1000※33µs ～ 120µs

外 部 入 力 同 期0 ～ 100Hz

発光時間幅調整範囲

16µs ～ 60µs

外 部 入 力 同 期

0 ～ 170Hz

発光時間幅調整範囲

11µs ～ 40µs

外 部 入 力 同 期

0 ～ 250Hz

発光時間幅調整範囲

5.5µs ～ 20µs

外 部 入 力 同 期

0 ～ 500Hz

高速域用● 低速域から 6 万 rpm の高速域まで計測できま※

発光時間幅調整範囲

中・高速域用● 低速域から高速域まで計測できます。発光時間

AS-3000 ～ 40Hz

中速域用● 低速域から中速域まで計測できます。発光時間

AS-15066µs ～ 240µs

外 部 入 力 同 期

標準タイプ● 標準的な回転数帯をカバーします。低速域から

AS-100発光時間幅調整範囲

低速域用● 低速域専用です。最短発光時間は 33µs の高輝

AS-50

全機種共通

低速域用

● 低速域から 10 万 rpm の高速域まで計測できます。発光時間は最短 1.6µs。シャープでクリアな静止像での観察が可能です。

発光時間幅調整範囲

2.7µs ～ 10µs

外 部 入 力 同 期

0 ～ 1kHz

高速域用
発光時間幅調整範囲

1.6µs ～ 6µs

外 部 入 力 同 期

0 ～ 1.7kHz◇ AC110V、120V、220V、240V 仕様の製品も承ります。 ◇ 表示単位を Hzにした製品も承ります（ご注文時指定）。

※ AS-300/600/1000 について
上記 3 機種は発光周期調整ボリュームを 2 つ用意しています。本体背面にある粗調整ボリュームで大きく可変、上面にある微調整ボリュームで細かく設定ができます。
（微調整ボリュームでの調整範囲は表示値の約±7% ～です。調整範囲は表示値により異なります）

カタログ記載の記号などの説明は P.39 をご参照ください。

背面❼❾⓯❽回転）⓮ 発光周期粗調整ボリューム（240°❿⓯ 発光周期微調整ボリューム（10 回転）⓮⓫❼ 〜 ⓫ の説明は P.7 をご参照ください。

最小値〜最大値まで大きく可変できます。

表示値の±7%以上の範囲で細かく設定できます。
（調整範囲は表示値により異なります）

LED STROBOSCOPE HANDY TYPE
ハンドタイプ

共通仕様
発光

測定精度（内部発振）

電源

AC100V±10％ 50/60Hz

0.01％±（0 または 1）rpm

消費電力

MAX 10W

形

寸法

W102× H92× D170mm

外質

ゲ ー ト 時 間

1 秒繰り返し付

表

7 セグメント LED 数字 最小単位 1rpm
AS-25、AS-50 は 4 ケタ表示
AS-100 ～ 1000 は 5 ケタ表示となります示

外 部 発 光 同 期

TTLレベル立下がりエッジ（信号幅 100µs 以上）
表示は Hz 単位に自動切替

属量

約 1.2kg品

3.5φミニピンジャック（外部発光同期信号入力用）
EW-24A型

1rpm
10 回転ポテンショボリュームによる手動調整

置

最小計測単位（内部発振）
回 転 数 調 整据

超高輝度白色 LED ※

体交換用LEDユニット型式◇ AC110V、120V、220V、240V 仕様の製品も承ります。
◇ ご指定により表示単位を Hzにした製品も承ります。
◇ 外部同期信号はオープンコレクタ仕様も承ります。
◇ その他、仕様変更のご希望はお気軽にお問い合わせください。
※ 発光色は、赤色・緑色・青色での製作も承ります。

短閃光時間型

各部位説明
正面

背面

❷❼

❾

❽

❿

❶

❹
⓭

❻

印

❺

点光源・ショートアーク型❸刷❶ つまみは 1 つ※

❷ 高精度

❾ 調光ボリューム（発光時間幅調整）❺ 明るい

光源には省電力・長寿命の超高輝度パワーLED を採用。特殊光学フィルム併用の光学設計により十分な明るさで観察できます。
LED ユニットの交換も簡単です（型式 EW24A）。

❸ 見やすい❹ 軽い

質量は 1.2kg。扱いやすい小型・軽量設計です。

❿ 電源スイッチ⓫ AC コードを収納

手になじむ皮製把手。持ち運びや手持ち計測に便利です。

❼ ランプスイッチ

AC 電源専用タイプ
AC100Vのほか海外各国向けも用意しています。

⓬ プラスチック足

底面に 4 個取付。

❽ 外部同期信号に対応

TTL 立下がり信号入力での同期発光が可能（注文時指定でオープンコレクタ信号仕様も可）です。
周波数カウンターとしても使用できます。

⓭ ケース固定用タップ

側面と底面に M3 タップが各 4ヶ所あります。

オプション品

表示は見やすい LED デジタル表示。rpmが直読できます。
（Hz 表示も承ります）

ストロボ発光の明るさを可変できます。SHARP側でシャープな静止像に、BRIGHT 側で明るく観察しやすくなります。

ACコード（約1.8m）はケース内に収納できます。

水晶制御で精度は±0.01%+（0または1） ❻ 把手付rpm。抜群の安定度を誇ります。

⓬ファイバー型

回転数調整は 10 回転ポテンショボリュームを採用。つまみ 1 個の操作で、最低から最高回転数までスムーズでスピーディに計測できます。
（※ AS-300/600/1000 は除く）

⓭用⓫オプション製品
ポッド

EH-10

SP-3

表示部と発光部を分離して使用することができます。
EH-10：
W102×H92×D85mm ／質量 450g

セパレートランプハウス EH-10 に取付けられます。
照明角度は自由に設定できます。机上スタンドとしても利用可。

● 標準コード長 2 ｍ（5 ｍまで延長可：オプション）● 高さ調整範囲：78 ～ 250mm

カタログ記載の記号などの説明は P.39 をご参照ください。

諸資料／型式索引

セパレートランプハウス7