平成 25 年 10 月（№89）

三菱カラーネガフィルム用処理剤「ＭＦＣ－１２」市場導入のご案内

この度、三菱製紙株式会社は三菱カラーネガフィルム用処理剤として、新たに「ＭＦＣ－１２」処理剤を市場導入することとなりましたので、ご案内いたします。
１．名称
新タイプ名称「ＭＦＣ－１２」（現行タイプは「ＭＦＣ－１１」）

２．特長
・現行品（MFC-11）のタンク液に対し、新タイプ（MFC-12）の補充液を追い継ぎして切り換えることが可能です。
・発色現像スターター（MFC-12 N-1S）のキット容量をボトル1本単位に変更しました。
３．ケミカル仕様3-1 )製品構成とキット容量表中の下線部分が変更となりました。
種類

製品名称

構

成

キット容量

容器形状

発色現像補充剤

MFC-12 Ｎ－１Ｒ

A 液、B 液C液10 L 用×4 個

ポリボトル

発色現像スターター

MFC-12 Ｎ－１Ｓ

1液500mL×1 個 *注

ポリボトル

漂白補充剤

MFC-12 Ｎ－２Ｒ

1液5 L 用×2 個

ポリボトル

定着補充剤

MFC-12 Ｎ－３Ｒ

1液10 L 用×4 個

ポリボトル

安定補充剤

MFC-12 Ｎ－４Ｒ

1液10 L 用×10 個

ポリボトル

*注：

N-1S のみ内容量を表記
N-1S 500mL（ボトル 1 本）から、20L の発色現像タンク液（母液）が調液可能です。
手順につきましては、MFC-12 調液シート（本資料に添付）をご参照ください。

3-2 ) 包材
W x D x H mm

製品名称

基調色

MFC-12 Ｎ－１Ｒ

黒314 x 266 x 190

4MFC-12 Ｎ－１Ｓ

黒－ *注

－

MPC-12 Ｎ－２Ｒ

緑

267 x 207 x 320

2MPC-12 Ｎ－３Ｒ

茶323 x 197 x 294

3MPC-12 Ｎ－４Ｒ

青250 x 106 x 111

7*注：

外箱サイズ

段積数MFC-12 N-1S に製品としての外箱はありません。
（配送用梱包あり）

・外箱意匠：基調色を含む外観上のデザインに変更はありません。

・Lot№：９桁の数字にて表示。

４．基本処理条件
処理工程

略称

処理温度

処理時間

発色現像

ＣＤ

37.8±0.3℃

漂白

ＢＬ

定着ml/m

基本補充量135F

120/220240（APS）

3 分 15 秒

18.0

40.9

10.5

38±3℃

50 秒

4.55

8.10

3.20

ＦＩＸ

38±3℃

1 分 40 秒

30.0

54.2

20.5

安定ＳＴＢ

38±3℃

1 分 10 秒

36.4

65.6

36.4

乾燥Ｄｒｙ

50～70℃－－５．調液方法
5-1 ) 補充液の調液方法
液名調液手順仕上がり量①水 8.8L を補充タンクに入れます。
②N-1R の A 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。
③N-1R の B 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。
④N-1R の C 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。

10 L

漂白補充液
N-2R

①N-2R 剤を補充タンクに 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。

5L

定着補充液
N-3R

①水 7.5 L を補充タンクに入れます。
②N-3R 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。

10 L

安定補充液
N-4R

①水 9.9 L を補充タンクに入れます。
②N-4R 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。

10 L

発色現像補充液N-1R

5-2 )

タンク液の調液方法
液名調液手順

仕上がり量

発色現像タンク液
N-1①N-1R 調液済み補充液 7.5 L を調液タンクに入れます。
②水 2.25 L を入れ、1 分ほど攪拌します。
③N-1S 剤 250 mL を計量して入れ、1 分ほど攪拌します。

10 L①水 2.5 L を調液タンクに入れます。
②N-2R 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。

7.5 L

漂白タンク液N-2
定着タンク液N-3
安定タンク液N-4①水 7.5 L を調液タンクに入れます。
②N-3R 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。

10 L*補充液とタンク液は同じ液となります。

①水 9.9 L を調液タンクに入れます。
②N-4R 剤を 1 本入れ、1 分ほど攪拌します。

10 L*補充液とタンク液は同じ液となります。

ご注意：補充剤とスターターは、同名称製品による組み合わせでの使用が基本となります。
異なる製品の組み合わせでは使用しないでください。
（例：MFC-12 N-1R は、MFC-12 N-1S と組み合わせ）６．処理剤の切り換え方法
6-1 )

現行品（MFC-11）からの切り換えの場合新タイプ品（MFC-12）の補充液を追い継ぎして切り換えることができます。
現在お使いいただいている MFC-11 補充剤（N-1R、N-2R、N-3R、N-4R ）がなくなり、次にミニラボにて新しい補充液を求めるメッセージが表示されましたら、必要とする処理工程のMFC-12 補充剤を補充タンクで調液してください。
補充剤の調液後はその処理工程の補充設定について変更（もしくは見直し）を行ってください。
【少処理時における補充設定の見直しについて】
現在 MFC-11 処理剤にて、少処理対応のために各処理工程の補充量を増量している場合は個々のミニラボの状態に合わせた補充設定の見直しが必要になります。
処理工程

補充量の見直しにおける考え方

CD（N1）

現在の設定が MFC-11 の基本補充量以上の場合は変更しない（現在の設定を継続）

BL（N2）

変更しない（現在の設定を継続）

FIX（N3）

現在の設定が MFC-12 の基本補充量未満の場合 →MFC-12 の基本補充量に変更
MFC-12 の基本補充量以上の値が既に設定されている場合 →変更しない

STB（N4）

現在の設定が MFC-12 の基本補充量未満の場合 →MFC-12 の基本補充量に変更
MFC-12 の基本補充量以上の値が既に設定されている場合 →変更しない

補充量を見直した際は、一定期間コンスト処理を行って経過を確認されることをお勧めします。
詳しい手順につきましては添付資料「MFC-12 処理仕様のマニュアル設定」をご参照ください。
6-2 )初めて MFC-12 処理剤をお使いになる場合（他社処理剤からの切り換え等）
ミニラボの設定（処理仕様）に「MFC-12」の項目はありませんので、現在の処理仕様のまま、手動にて処理温度と補充量の設定を MFC-12 仕様の設定値に変更する必要があります。
詳しい手順につきましては添付資料「MFC-12 処理仕様のマニュアル設定」をご参照ください。

７．導入時期2013 年 11 月以降、順次切り換え致します。
以上三菱カラーネガフィルム用処理剤「MFC-12」調液シート

2013. 10 月

補充液の調液方法

Ｃ Ｄ
補充液

Ｎ-１Ｒ＋

Ｎ-１Ｒ Ｎ-１ＲＡＢ

１０ℓＣ

N-1R（A,B,C 剤）：各１本

水：８.８ ℓ

薬液投入毎に１分程度撹拌

Ｂ Ｌ
補充液

５ℓ

Ｎ-２Ｒ

１分程度撹拌

N-2R：１本
ＦＩＸ
補充液＋

１０ℓ

Ｎ-３Ｒ

１分程度撹拌

N-3R：１本

水：７.５ ℓ
ＳＴＢ
補充液

１０ℓ

Ｎ-４Ｒ＋１分程度撹拌

N-4R：１本

水：９.９ ℓタンク液の調液方法

Ｃ Ｄ
タンク液

調液済み
N-1R
CD 補充液：7. 5 ℓ

Ｂ Ｌ
タンク液＋

１分程度
撹拌水：2. 25 ℓ＋

ＦＩＸ
タンク液＋

ＳＴＢ
タンク液

＋水：９.９ ℓ

１分程度
撹拌１分程度
撹拌

７.５ℓ

１０ℓ

＊補充液とタンク液は､同じ液を使用できます

Ｎ-４Ｒ

１分程度
撹拌N-4R：１本

１０ℓ

N-1S：250mℓ

Ｎ-３Ｒ

N-3R：１本

水：７.５ ℓ１分程度
撹拌Ｎ-２ＲN-2R：１本

水：２.５ ℓ

Ｎ-１Ｓ１０ℓ＊補充液とタンク液は､同じ液を使用できます＊ 調液に使用する水には、１５℃～４０℃の水道水（飲用可能な水質のもの）をご使用ください。
＊ 機種毎の調液方法につきましては Grace ホームページにも記載しておりますのでご活用ください。

（参考）MFC-12 処理仕様のマニュアル設定：

ノーリツ鋼機製 ＱＳＦ-Ｖシリーズの場合発色現像液（表示名：CD、もしくは N1）の処理温度、基本補充量の設定変更手順【温度】 ①

MODE キーを押し、メインメニューの［温度］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します② ［温度設定］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します③ 「CD（N1）」の値が 37.8℃になっていることを確認します④ 値が異なっている場合は＋－ キーにて変更後、YES キーを押して登録します【補充量】⑤ メインメニューに戻り、［補充／補水］にカーソルを合わせ、YES キーを押します⑥ ［補充］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑦ ［基本補充量］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑧ 「CD（N1）」の各フィルムサイズの補充設定が表示されますので、下の表を参考に＋－キーにて値を変更後、YES キーを押して登録します

お店の区分

補充設定

説明

・他社処理剤からの切換など
初めて MFC-12 処理剤を使用するお店
・MFC-11 を基本補充量にて使用しているお店

135 = 18.0ml
120 = 40.9ml
240 = 10.5ml

MFC-12 の基本補充量にてスタートし、実際のフィルム処理本数やコンスト結果などをみながら、適宜補充量の調節を行ってください。

現在の設定を継続

135 サイズの設定が 19.1ml を超えている場
合は、既に補充量が増量されていますので設定を変更せずそのまま MFC-12 への追い継ぎを行ってください。
その後コンスト処理を実施して経過の確認を行ってください。

・MFC-11 を基本補充量から増量した設定にて使用しているお店（MFC-11 の CD 基本補充量は 135 = 19.1ml）

漂白液（表示名：BL、もしくは N2）の処理温度、基本補充量の設定変更手順【温度】 ①

MODE キーを押し、メインメニューの［温度］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します②［温度設定］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します③「BL（N2）」の値が 38.0℃になっていることを確認します④ 値が異なっている場合は＋－ キーにて変更後、YES キーを押して登録します【補充量】⑤ メインメニューに戻り、［補充／補水］にカーソルを合わせ、YES キーを押します⑥ ［補充］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑦ ［基本補充量］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑧ 「BL（N2）」の各フィルムサイズの補充設定が表示されますので、下の表を参考に＋－ キーにて値を変更後、YES キーを押して登録します

お店の区分

補充設定

説明

・他社処理剤からの切換など
初めて MFC-12 処理剤を使用するお店

135 = 4.55ml
120 = 8.10ml
240 = 3.20ml

MFC-12 の基本補充量にてスタートし、実際のフィルム処理本数やコンスト結果などをみながら、適宜補充量の調節を行ってください。

・MFC-11 を使用しているお店

現在の設定を継続

設定を変更せずそのまま MFC-12 への追い継ぎを行ってください。
その後コンスト処理を実施して経過の確認を行ってください。

定着液（表示名：FIX、もしくは N3）の処理温度、基本補充量の設定変更手順【温度】 ①

MODE キーを押し、メインメニューの［温度］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します②［温度設定］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します③「FIX（N3）」の値が 38.0℃になっていることを確認します④ 値が異なっている場合は＋－ キーにて変更後、YES キーを押して登録します【補充量】⑤ メインメニューに戻り、［補充／補水］にカーソルを合わせ、YES キーを押します⑥ ［補充］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑦ ［基本補充量］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑧ 「FIX（N3）」の各フィルムサイズの補充設定が表示されますので、下の表を参考に＋－ キーにて値を変更後、お店の区分

YES キーを押して登録します

補充設定

説明

・他社処理剤からの切換など
初めて MFC-12 処理剤を
135 = 30.0ml
使用するお店
120 = 54.2ml
・MFC-11 を使用しており
240 = 20.5ml
FIX（N3）の 135 補充設定
が 30.0ml 未満のお店

MFC-12 の基本補充量にてスタートし、実際のフィルム処理本数やコンスト結果などをみながら、適宜補充量の調節を行ってください。

・MFC-11 を使用しており現在の設定をFIX（N3）の 135 補充設定
継続が 30.0ml 以上のお店

135 サイズの FIX 補充設定が 30.0ml より多い場合は、補充設定を変更せずそのまま
MFC-12 への追い継ぎを行ってください。
その後コンスト処理を実施して経過の確認を行ってください。

安定液（表示名：STB、もしくは N4）の処理温度、基本補充量の設定変更手順【温度】 ①

MODE キーを押し、メインメニューの［温度］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します②［温度設定］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します③「STB（N4）」の値が 38.0℃になっていることを確認します④ 値が異なっている場合は＋－ キーにて変更後、YES キーを押して登録します【補充量】⑤ メインメニューに戻り、［補充／補水］にカーソルを合わせ、YES キーを押します⑥ ［補充］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑦ ［基本補充量］にカーソルを合わせ、 YES キーを押します⑧ 「STB（N4）」の各フィルムサイズの補充設定が表示されますので、下の表を参考に＋－ キーにて値を変更後、お店の区分

YES キーを押して登録します

補充設定

説明

・他社処理剤からの切換など
初めて MFC-12 処理剤を135 = 36.4ml使用するお店
120 = 65.6ml
・MFC-11 を使用しており240 = 36.4ml
STB（N4）の 135 補充設定が 36.4ml 未満のお店

MFC-12 の基本補充量にてスタートし、実際のフィルム処理本数やコンスト結果などをみながら、適宜補充量の調節を行ってください。

・MFC-11 を使用しており現在の設定をSTB（N4）の 135 補充設定
継続が 36.4ml 以上のお店

135 サイズの STB 補充設定が 36.4ml より多い場合は、補充設定を変更せずそのままMFC-12 への追い継ぎを行ってください。
その後コンスト処理を実施して経過の確認を行ってください。

＊入力時に「パスワード？」と表示された場合は、＋－＋－YES キーにて解除できます