兵庫県環境研究センター紀要第6号[ノート]
パーティクルカウンターによるアスベスト漏えい監視方法の検討
藤原１

亘 １ ，中坪良平 １ ，松村

千里 １ , 平木隆年 １

兵庫県環境研究センター 大気環境科（〒654-0037 神戸市須磨区行平町 3-1-18）

Examination of asbestos leak monitor method
using particle counter
Wataru FUJIWARA1, Ryouhei NAKATSUBO 1
Chisato MATSUMURA 1 and Takatoshi HIRAKI1
1 Atmospheric Environmental Division, Hyogo Prefectural Institute of Environmental Sciences,3-1-18, Yukihira-cho, Suma-ku, Kobe, Hyogo 654-0037, Japan2007年度から2011年度にかけてアスベスト除去工事現場にて調査を行い,集じん機排気口から排出される粒子数をパーティクルカウンターで粒径別に計測し,アスベスト濃度との関係について解析を行った.粒 子数 は 0.3-0.5µmの 粒径 で最 も多 く ,粒径 が 大き くな るに つ れ減 少す る傾 向を 示し た .全調 査 の87.1%においてアスベストはほとんど検出されなかったが,10本/L以上のアスベストが検出された集じん機も4.0%あった.5.0µm以上の粒子数とアスベスト濃度には相関が見られ,5.0µm以上の粒子数を測定することでアスベストの漏えい状況を概ね把握することができると推測された.

Ⅰはじめにの隔離・養生,高性能フィルター(HEPAフィルター)付き集じん排気装置(以下,「集じん機」という.)1996年5月に大気汚染防止法(以下,「大防法」とによる作業場内の負圧化,薬液等による湿潤化等いう.)が改正,翌年4月に施行され,アスベスト除の実施が義務付けられている.これら作業基準の去作業に作業基準が定められた.2005年6月のクボ

主な目的は一般環境中にアスベストを飛散させな

タショックの後,大防法は改正強化され,規制対象いことであるが,近年,アスベスト除去工事におい建築材料・建築物の追加指定,解体等工事の規模要て排気口やセキュリティゾーンの出入口等で,ア件の撤廃などが行われた.

スベストの飛散事例が確認されている 1).

一方,兵庫県は環境の保全と創造に関する条例

そのため,2013年6月に大気汚染防止法の一部を(兵 庫 県 条 例 第 28号 ,以 下 ,「 県 条 例 」 と い う .)改正する法律が公布され,アスベスト除去作業開を 1995年 に 制 定 ,翌 年 1月 に 施 行 し ,建 築 物 等 の始後はすみやかに集じん機排気口において粉じん解体や 改修 に伴 う大気 中 へのア スベ スト 飛散防を測定し,異常が認められた場合は直ちに除去工止規制を国に先駆けて実施してきた .

事を中止することと定められた.粉じんを測定す

大防法及び県条例ではアスベストが使用されてる装置としてデジタル粉じん計やパーティクルカ

いる建築物等の解体等工事の際に作業基準の遵守ウンター等が挙げられるが,機器によって仕様がが義務付けられている.具体的には,作業内容に関異なるため機器ごとに測定値とアスベスト濃度とする掲示,ポリエチレンフィルム等による作業場の関係を把握することが重要である.兵庫県では
8

兵庫県環境研究センター紀要

第6号

法改正に先駆け,以前よりパーティクルカウンターを用いて排気口における粒子数の測定を行ってきた.ここでは,2007年度から2008年度にかけてパーティクルカウンターによる粒径ごとの粒子数とアスベスト濃度について解析を行った前回 2) に引き続き,2009年度から2011年度にかけて行った調査結果を合わせて報告する.

Ⅱ

方法

1 調査期間
解析対象期間は2007年4月から2012年3月までの5年間とした．
Fig. 1 Measurement by particle counter

2 調査地域
調査地域は,兵庫県域のうち神戸市,姫路市,尼ス テ ル 製 メ ン ブ ラ ン フ ィ ル タ ー (Millipore

崎市,西宮市及び明石市を除く地域とした．

AAWP04700) に吸引 流量 10L/minで現場空気を ろ過捕集した.サンプリングは除去作業が行われてい3 調査対象る間に行うことを原則とした.

大防法に基づく特定粉じん排出等作業実施届のアスベストの計数は原則としてマニュアルに示あった工事を調査対象とした.

された位相差顕微鏡法に従った.プレパラートはアセトン-トリアセチン法で作成し,約50℃のホッ

4 粒子数の測定

トプレート上で5～10分加熱した後,位相差顕微鏡粒子数を測定するためのパーティクルカウンタ(Nikon OPTIPHOT または OPTIPHOT2)を用いて計数

ーはHach Ultra Analytics社製Met One モデル227Bした.観察倍率は400倍(接眼10倍,対物40倍),観察を使用し,2.83L/分で吸引した.本機は0.3µm以上

領域は視野全体,観察視野数は50視野で行った.の粒径と0.5,1.0,3.0,及び5.0µm以上の粒径を2チャンネル並行して測定できる.それぞれ10秒間のⅢ

結果および考察測定を5回繰り返し(計50秒),平均カウント数を算出した(Table 1).測定は,排気口付近でのフィルタ

1 粒径分布の特徴ーによるアスベストサンプリングの間に実施し,Table 2に,集じん機排気口で採取した371件の外気の影響を小さくするため,パーティクルカウ

粒径別の粒子数(カウント/L)の平均値,最大値,最ンターの吸引プローブを排気ダクトの中に差し込小値及び標準偏差を示す.粒径別の粒子数は,例えみ測定した(Fig. 1).

ば0.3-0.5µmの粒子数なら0.3µm以上の粒子数からTable 1 Measurement condition of0.5µmの粒子数を差し引いて算出し,0.3-0.5µm,particle counter

0.5-1.0µm,1.0-3.0µm,3.0-5.0µm,5.0µm以上の5つ

No.
1.Ch
2.ChTime(min)repeat count1≦0.3μ m≦0.5μ m1052≦0.3μ m≦1.0μ m1053
≦0.3μ m≦3.0μ m105の粒径別に示した.測定時間が異なるため最小値

4≦0.3μ m≦5.0μ m105が負の値を示す場合があり,その場合は0とした.
粒子数の平均値は0.3-0.5µmの粒径が最も多く,粒径が大きくなるにつれ粒子数が減少する傾向を示

5 サンプリング及びアスベストの計数方法

Table 2 Size distribution of particles

排気口におけるアスベストのサンプリング方法（unit：count/L，n=371）

は,原則として環境省が定めるアスベストモニタ3)

リングマニュアル （以下「マニュアル」という）に示された方法に従った.47mmφのセルロースエ
9Particle size

0.3-0.5μ m

0.5-1.0μ m

1.0-3.0μ m

3.0-5.0μ m

Average249.0

101.984.87.3≧5.0μ m
2.7Max11663.97850.2

10795.3

914.6

147.3

Min00000

Standard deviation

906.5

513.1

662.6

51.712.4

兵庫県環境研究センター紀要

第6号

した.一般的な大気環境における粒子の個数濃度の出 現頻 度 及び 累積 パ ー セン トを 粒 径別 に示 すの粒径分布は0.01µm付近にピークを持つ単峰型分（Fig. 2）.0.1は粒子数が0から0.1カウント/L未布を示し,粒径が大きくなるに従い個数濃度が著満の検出回数,10は粒子数が9カウント/L以上10カしく減少することが知ら れている 4).本調査でもウント/L未満の検出回数を示している.0.3-0.5µm

概ね同様の結果が得られたが ,最大値を見るとの粒 径で は 10カ ウン ト /L以上 検出 さ れた 割合 が1.0-3.0µmの区分が0.5-1.0µmよりも大きな値とな

62.5%あり,100カウント/L以上は29.6%,1000カウっており,工事によっては単峰型分布を示さない

ント /L以上も7.0%あった.一方,1カウント/L以下事例も見受けられた.また,標準偏差は平均値と比の割合が10%,0.1カウント/L以下も4.3%あり,検出較して大きく,調査によって粒子数のばらつきがされる範囲が非常に広く調査によるばらつきが大大きいと考えられた.

き か っ た .0.5-1.0µm,1.0-3.0µm に つ い て も0.3-0.5µmと同様に広い範囲で検出されたが,10カ2 粒子数の粒径別頻度

ウント/L以上検出された割合がそれぞれ39.4%及パーティクルカウンターにより計測した粒子数
Frequency

粒径が大きくなるにつれ粒子数が減少する傾向が
100%

75%

10050%

5025%

02000%
100%

75%

5025%

0200

0%
100%
75%

れたのはそれぞれ1.6%及び0.9%だった.集じん機
粒子を99.97%以上捕集できる仕様となっており,今回調査を行った粒径では通常ほとんど検出されないと推測される.事実,0.3µm以上の粒径で粒子数が0となった事例がいくつか見られた.しかしな
がら,0.3-0.5µm程度の微小な粒子はHEPAフィルターのささいな不具合で容易に漏えいし,そのため
広 い 範 囲 で 検 出 さ れ た と 考 え ら れ た . 一 方 ,3.
0-5.0µm,5.0µm以上の粒子は50%以上が0.1カウン

Accumulation

50%150の割合が50%以上あり,100カウント/L以上検出さに装着されるHEPAフィルターは粒径0.3µm以上の100

1.0-3.0µm

向がさらに顕著で,両粒径とも0.1カウント/L以下

Accumulation

0.5-1.0µm

150見られた.3.0-5.0µm,5.0µm以上の粒径ではその傾Accumulation

0.3-0.5µm150

ト/L以下となっており,その要因として0.3-0.5µm

10050%

5025%

02000%
100%

いことが考えられた.

75%

3 集じん機排気口のアスベスト濃度

50%

5025%

02000%
100%≧5.0µm75%0%

調査期間中に集じん機排気口で測定したアスベスト濃度の測定結果を,検出濃度別に分けてTable3に示す.全体の87.1%でアスベスト濃度が1本/L未満となり,アスベスト濃度が高くなるにつれて出現数が減少した.アスベストの計数については,5.0µm以上のものについて行うようマニュアルに定められており,そのため通常の使用方法ではTable 3 Number of surveys by asbestos
concentration at dust collector

10000

01000

25%

100501050%

0.1

100て粒径が大きいためHEPAフィルターを通過しにく

Accumulation

100150の微小な粒子に比べて発生量が少ないこと,加えAccumulation

3.0-5.0µm

1501Frequency

Frequency

Frequency

Frequency

200

Frequency

び28.6%,100カウント/L以上は12.9%及び7.2%と,Accumulation

C<1Particle number (count/L)

323(87.1)

Fig.2 Frequency of particle number by size
and accumulation percentage

Asbestos concentration C (Fiber/L)
1≦C<10 10≦C<100 100≦C
33(8.9)12(3.2)3(0.8)Total
371( )：Percentage

10兵庫県環境研究センター紀要

第6号

集じん機排気口からアスベストは検出されないといと考えられ,こういった事例を取り除くことで考えられる.しかしながら,本調査では全体のさらに精度の高い相関係数を得ることができると12.9%から1本/L以上のアスベストが検出され,さ推測された.2012年度は0.3µm以上及び5.0µm以上

らに全体の4.0％から10本/L以上のアスベストがの2粒径についてのみ測定を行っているため本調検出された.HEPAフィルターは傷がつきやすく,目査の解析対象期間から除いたが,集じん機排気口視で傷を見つけることが困難なため,このようなの詳細な情報が比較的多く記録されていた .その場合はアスベストが漏えいする可能性があると考ため,2012年度に行った調査のうち,集じん機排気えられた.実際に漏えいがあった現場で原因を調口から排出された空気を正確に測定した可能性の査したところ,HEPAフィルターの傷による漏えい高い検体(n=72)を選び,相関係数を算出した.そのの他に,集じん機の歪みによる隙間,HEPAフィルタ結果,相関 係 数は 0.78と なり,アス ベ スト 濃度 とーと本体の間のパッキンの劣化,HEPAフィルター5.0µmの粒子数の間に高い相関が得られた.以上ののはめ込みがきちんとできていなかったなど ,集ことから,集じん機排気口から排出された5.0µm以じん機を正常に使用できていないケースがほとん上の粒子を正確に測定することで,アスベストのどであった.

漏え い状 況 を概 ね把 握 で きる 可能 性 が示 唆さ れた.

4 アスベスト濃度と粒子数の関係

Ⅳ

Table 4に粒径別の粒子数とアスベスト濃度と結論の相関係数を示す.なお,この結果は特異な事例,
例えばパーティクルカウンターによる粒子数の測2007年度から2011年度にかけてアスベスト除去定時間が,フィルターによるサンプリングの時間

工事現場に立入調査を行い,集じん機排気口から帯の状況を反映していないと明確になった事例な排出される粒子数をパーティクルカウンターで粒どを除いた364件の結果である.

径別に計測し,以下の結果を得た.

相関係数を見ると,0.3-0.5µm,0.5-1.0µm,1.0-①集じん機排気口の粒子数は0.3-0.5µmの粒径で3.0µmといった小さな粒径ではアスベスト濃度と最も高く,粒径が大きくなるにつれ減少する傾向の間に相関はほとんど見られなかった.本調査にを示した.

おいて位相差顕微鏡で計測したアスベスト繊維と,②粒子数の出現頻度は0.3-0.5µmの微小な粒子に校正粒子の光散乱径を基準に粒径別の粒子数を計

ついては広い濃度範囲で検出され,ばらつきも大数するパーティクルカウンターでは,計数の対象

きかったが,粒径が大きくなるにつれ濃度範囲がとなる粒子は同一でないと考えられる. さらに,狭くなり,ほとんど検出されない割合も50%を超え

アスベスト濃度は30分のサンプリングに対し,パた.

ーティクルカウンターはわずか1～5分のサンプリ③全調査の87.1%においてアスベストはほとんどングであり,サンプリング時間が大きく異なって検出されなかったが,10本/L以上のアスベストがいることも原因と考えられる.しかしながら,本調検出された集じん機も4.0%あり,そのほとんどは査ではアスベスト濃度と5.0µm以上の粒子の間に集じん機を正常に使用できていいないことが原因一定の相関（相関係数：0.53）が見られ,パーティであった.

クルカウンターで計数される5.0µm以上の粒子は,④粒径別の粒子数とアスベスト濃度の相関係数をアスベスト繊維の状況をある程度反映していると算出したところ,5.0µm以上の粒径で相関が見られ考えられた.また,現場によってはパーティクルカた.

ウンターの吸引プローブを排気ダクトの中に差し⑤5.0µm以上の粒子数を正確に測定することで,ア込むことができず,外気の影響を受けていると思

スベストの漏えい状況を概ね把握することが可能われる事例があった.このようなケースでは集じであると推測された.

ん機から排出された空気を正確に測定できていな
Table 4 Correlation coefficient of asbestos
n＝364
concentration and particle number
0.3-0.5μ m
0.5-1.0μ m
1.0-3.0μ m
3.0-5.0μ m≧5.0μ mFig.2
Frequencyofparticle
numberbysize
0.11
0.16
0.140.44
0.53(0.78)( ) ： 2012 date (n=72)
classified and Accumulation Percentage＊：p <0.0511兵庫県環境研究センター紀要文献

1) 環境省：大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について（2014）2) 中坪良平, 坂本美徳, 藤原拓洋, 平木隆年：
デジタル粉じん計によるアスベスト漏えい監視方法の検討,環境技術,39(9),45～51(2010)3) 環境省：アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)(2010)4)Whitby,K.T.：The physical characteristics ofsulfur aerosols. Atmospheric Environment, 12,135-159(1978)

Abstract
We conducted on-site inspections at asbestos
removal construction sites from 2007 to 2011,
measured particle number by size classified atdust collector, and analyzed the relationshipbetween asbestos concentration and particle
number. The number of 0.3-0.5µm particle was
the biggest, and particle number decreased asparticle size became big. On dust collector,
there was few asbestos at 87.1% of removal
construction sites, but more than 10f/L
asbestos were detected at 4% of the sites. We
found that there is a correlation between
particle number of more than 5.0µm and asbestos
concentration. It is presumed that we can grasp
asbestos leakage by measuring particle numberof more than 5.0µm.

12第6号