高濃度タンパク質除去用

Agilent Human 14
マルチプルアフィニティ除去システムカラム
説明書

一般事項
はじめに
Agilent Human 14 マルチプルアフィニティ除去システムは、アフィニティ相互作用に基づくマルチプ
ルアフィニティ除去システムカラムと、サンプル注入、洗浄、溶出、に最適化されたバッファで構成され、血漿、血清、脳脊髄液 (CSF) などのヒト生体試料から、高濃度に含まれる 14 種のタンパク質を分画するように特別に設計されています。この技術により、1 回の分析でアルブミン、IgG、アンチトリプシン、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、フィブリノゲン、α2- マクログロブリン、α1- 酸性糖タ
ンパク質、IgM、アポリポプロテイン AI、アポリポ
プロテイン AII、補体タンパク C3、トランスサイレチンなどの除去が可能です。未処理の生体サンプルをカラムに通すことで、サンプル中に多量に含まれるこれらのタンパク質を同時に除去します。選択的な immunodepletion により、プロテオーム解析に有効な、低濃度タンパク質を提供します。
高濃度に含まれる 14 種のタンパク質を選択的に除去することにより、ヒト血清中の総タンパク質量のおよそ 94% が除かれ、カラム素通り画分 (flow-throughフラクション ) 中の低濃度タンパク質について研究することができます。つまり、高濃度で含まれるタンパク質を除去することにより、一次元電気泳動(1DGE)、二次元電気泳動 (2DGE)、液体クロマトグラ
フィー/ 質量分析装置 (LC/MS) での低濃度タンパク質の分解能およびダイナミックレンジを改善するこ

説明書

2

とが可能です。収集した素通り画分は、アプリケーションに応じて脱塩・濃縮する必要がある場合があります。

説明書

3

Human 14 マルチプルアフィニティ除去システム
Agilent Human 14 マルチプルアフィニティ除去シ
ステムは血清、血漿といった生体試料中に大量に含まれるタンパク質とその他の低濃度タンパク質とを分画し、その両方のフラクションを分析することが可能です ( 図 1 参照 )。

図1

説明書

マルチプルアフィニティ除去システム

4

製品説明表1Human 14 マルチプルアフィニティ除去シス
テムカラムおよびスタータ試薬キット

製品番号

品名

5188-6557

4.6 x 50 mm、5188-6558

5188-6559

5185-5987

5185-5988
5185-5990

5185-5991

5185-5989

説明書

製品説明

ヒトアルブミン、IgG、アンチトリプシン、IgA、トランスフェリン、ハプ
トグロビン、フィブリノ
ゲン、α2- マクログロブ
リン、α1- 酸性糖タンパ
ク質、IgM、アポリポプ
ロテイン AI、アポリポプ
ロテイン AII、補体タン
パク C3、トランスサイ
レチンなどを除去
バッファ A、1 L サンプル注入、洗浄、カラム平衡化用バッファ( 調製済 )バッファ B、1 L 溶出用バッファ ( 調製済 )スピンフィル
注入前のサンプルクリー
タ、孔径ンアップ用
0.22 µm、25 個
スピンコンセン 素通り画分 (flow-through)の濃縮用
トレータ、
5 kDa、MWCO、25 個
ヒト血清アルブ カラムキャパシティ確認
ミン (HSA)用スタンダード

アフィニティ
カラム
4.6 x 100 mm、
アフィニティ
カラム
10 x 100 mm、
アフィニティ
カラム

5

製品番号

品名5185-5995

エンドフィッ 交換用カラムエンド
ティング、
フィッティング
4.6 mm カラム
用、フリット付
き、1 個
エンドフィッ 交換用カラムエンド
ティング、フィッティング
10 mm カラム
用、フリット付
き、1 個
HPLC カラム用スタータ試薬キット*
バッファ A: 2 x 1 L
バッファ B: 1 L
スピンフィルタ、孔径 0.22 µm:25 個入 x 2パック
スピンコンセントレータ : 25 個入 x 1 パック

5021-8814

5185-5986

製品説明* 通常条件下でのご使用の場合、スタータ試薬キットは
4.6 x 50 mm カラムで約 200 インジェクション、
4.6 x 100 mm カラムで約 100 インジェクションご使用いただけます。
CAU
注TI
意O N

説明書

カラムを有機溶媒 ( アルコール、アセトニトリル等 )、酸化剤、強酸、還元剤、その他のタンパク質変性試薬等にさらさないでください。カラムを LC システムに取り付ける前にシステムをパージし、プロトコルにしたがって全ての LC のライン、ループを洗浄して有機溶媒を除いてください。

6

注

説明書

LC システムでの分析に先立ち、先ずイソプロピルアルコールでパージし、その後、水を使用してさらに約 1 時間パージしてください。パージ後、プロトコルに従って分析を開始してください。

7

4.6 x 50 mm カラムの取り扱い説明書( カラムキャパシティ : 20 µL ヒト血清 / 血漿* )1 バッファ A と B のみを、移動相としてセットしてください。

2 バッファ A と B それぞれで、1 mL/min の流量にて 10 分間、ラインをパージしてください。
3 LC のタイムテーブル ( 表 2 に詳細があります ) を設定し、カラムを繋がないで、バッファ A 100 µLを試料として、2 回、LC のプログラムを実行してください。
注

オートサンプラのサンプルループを適切なものにしてください。

* キャパシティをカラムに付属の性能確認書で確認してください。
サンプルの由来により、いくつかの高含有タンパク質の含有量に幅が見られることがありますので、サンプルの注入量を調整する必要のある場合があります。α1- アンチトリプシン、ハプトグロビン、フィブリノゲン、IgG や ·1- 酸性糖タンパク質など、血漿中に含まれる幾つかのタンパク質は、ストレス、感染症、炎症、細胞の壊死などの際の含有量が数倍になり、それらは急性期反応として知られています ( H e n r y, J . B . 1 9 9 6 - C l i n i c a l D i a g n o s i s a n dMnagement by Laboratory Methods)。
キャパシティ確認は、Rockland Immunochemicals 社の標
準血漿 (D519-04) で行っています。

説明書

8表24.6 x 50 mm カラム用 LC メソッド

溶媒 A: バッファ A
溶媒 B: バッファ B

圧力上限 : 60 bar

LC タイムテーブル
時間%B

流量

最高圧力

10.00

0.00

0.125

60

2

9.50

0.00

0.125

60

3

9.51

0.00

1.000

60

411.500.00

1.00060

511.51100.001.000

60616.00100.00

1.000

60

7

16.01

0.00

1.000

60

825.00

0.00

1.000

60

4 カラムを接続し、室温で、流量 1 mL/min にてバッファ A を 4 分間通液し、カラムを平衡化します。

説明書

95 ヒト血清/血漿*を 4 倍希釈し (例: 20 µL のヒト血清に対し、バッファ A† を 60 µL 加える )。
6 不活性の微粒子を、0.22 µm のフィルタを用い、1600 G、1 分間の遠心分離で除いてください。
7 バッファ A の流量を 0.125 mL/min にして、希釈されたヒト血清 / 血漿 80 µL を注入してください( 注入量は、カラムキャパシティに応じ変更してください )。
8 素通り画分 ( 図 2 では 5.0 ～ 7.5 分の間 ) を集め、すぐに分析しない場合は -20 ℃で保存してください。

図2

4.6 x 50 mm カラムでのクロマトグラム* この希釈倍率は、CSF のような、ヒト以外の生体試料にも適用可能です。

† サンプルに添加するバッファ A にタンパク質活性阻害剤を添加しておくことで、タンパク質の酵素消化を抑制できます。

説明書

10

9 カラムに結合したタンパク質は、バッファ B ( 溶出バッファ ) で、流量 1 mL/min、5.5 分間通液して洗い流します。

10 バッファ A を、流量 1 mL/min で 9 分間通液し、カラムを再平衡化します。

11 バッファ A で平衡化したカラムを、2 ～ 8 ℃で保存します。そのとき、絶対に凍らせないでください。

12 分析。素通り画分を分析します。1 次元 SDS 電気泳動で分析する場合は、素通り画分をそのまま供することができます。等電点電気泳動、2 次元電気泳動、質量分析器で分析する場合は、適したバッファへのバッファ交換や脱塩を行う必要があります。5KDa の限外ろ過スピンカートリッジ(PN 5185-5991) は、バッファ交換や濃縮に使え
ま す。ま た、A g i l e n t m R P- C 1 8 カ ラ ム ( P N5188-5231) を使うことで、バッファ交換や濃縮を自動的に行うことができます ( 参考資料 : アジレント発行のアプリケーションノート5989-2506EN)

説明書

114.6 x 100 mm カラムの取り扱い説明書( カラムキャパシティ : 40 µL ヒト血清 / 血漿* )1 バッファ A と B のみを、移動相としてセットしてください。

2 バッファ A と B それぞれで、1 mL/min の流量にて 10 分間、ラインをパージしてください。
3 LC のタイムテーブルを設定 ( 表 3 に詳細があります ) を設定し、カラムを繋がないで、バッファA 200 µL を試料として、2 回、LC のプログラムを実行してください。
注

オートサンプラのサンプルループを適切なものにしてください。

* キャパシティをカラムに付属の性能確認書で確認してください。
サンプルの由来により、いくつかの高含有タンパク質の含有量に幅が見られることがありますので、サンプルの注入量を調整する必要のある場合があります。α1- アンチトリ
プシン、ハプトグロビン、フィブリノゲン、IgG や ·1- 酸性糖タンパク質など、血漿中に含まれる幾つかのタンパク質は、ストレス、感染症、炎症、細胞の壊死などの際の含有量が数倍になり、それらは急性期反応として知られています ( H e n r y, J . B . 1 9 9 6 - C l i n i c a l D i a g n o s i s a n d
Mnagement by Laboratory Methods)。
キャパシティ確認は、Rockland Immunochemicals 社の標
準血漿 (D519-04) で行っています。

説明書

12

表3

4.6 x 100 mm カラム用 LC メソッド

溶媒 A: バッファ A
溶媒 B: バッファ B

圧力上限 : 60 bar

LC タイムテーブル
時間%B

流量

最高圧力

10.00

0.00

0.125

60

218.00

0.00

0.125

60

318.01

0.00

1.000

60

420.00

0.00

1.000

60

520.01100.001.000

60627.00100.001.000

60727.010.001.00060838.00

0.00

1.00060

4 カラムを接続し、室温で、1 mL/min にてバッファA を 4 分間通液し、カラムを平衡化します。

説明書

13

5 ヒト血清/血漿*を 4 倍に希釈し (例: 40 µL のヒト血清に対し、バッファ A† を 120 µL 加える )。
6 不溶性の微粒子を、0.22 µm のフィルタを用い、16000 G、1 分間の遠心分離で除いてください。
7 バッファ A の流量を 0.125 mL/min にして、希釈されたヒト血清 / 血漿 160 µL を注入してください ( 注入量は、カラムキャパシティに応じ変更してください )。
8 素通り画分 ( 図 3 では 11 ～ 15 分の間 ) を集め、すぐに分析しない場合は -20 ℃で保存してください。

図3

4.6 x 100 mm カラムでのクロマトグラム* この希釈倍率は、CSF のような、ヒト以外の生体試料にも適用可能です。

† サンプルに添加するバッファ A にタンパク質活性阻害剤を添加しておくことで、タンパク質の酵素消化を抑制できます。

説明書

14

9 カラムに結合したタンパク質は、バッファ B ( 溶出バッファ ) で、流量 1 mL/min で 7.0 分間通液して洗い流します。

10 バッファ A を、流量 1 mL/min、11.0 分間通液し、カラムを再平衡化します。

11 バッファ A で平衡化したカラムを、2 ～ 8 ℃で保存します。そのとき、絶対に凍らせないでください。

12 分析。素通り画分を分析します。1 次元 SDS 電気泳動で分析する場合は、素通り画分をそのまま供することができます。等電点電気泳動、2 次元電気泳動、質量分析器で分析する場合は、適したバッファへのバッファ交換や脱塩を行う必要があります。5KDa の限外ろ過スピンカートリッジ(PN 5185-5991) は、バッファ交換や濃縮に使え
ま す。ま た、A g i l e n t m R P- C 1 8 カ ラ ム ( P N5188-5231) を使うことで、バッファ交換や濃縮を自動的に行うことができます ( 参考資料 : アジレント発行のアプリケーションノート5989-2506EN)

説明書

15

10 x 100 mm カラムの取り扱い説明書( カラムキャパシティ : 250 µL ヒト血清 / 血漿* )1 バッファ A と B のみを、移動相としてセットしてください。

2 バッファ A と B それぞれで、1 mL/min の流量にて 10 分間、ラインをパージしてください。
3 LC のタイムテーブルを設定 ( 表 4 に詳細があります ) を設定し、カラムを繋がないで、バッファA 200 µL を試料として、2 回、LC のプログラムを実行してください。
注

オートサンプラのサンプルループを適切なものにしてください。

* キャパシティをカラムに付属の性能確認書で確認してください。
サンプルの由来により、いくつかの高含有タンパク質の含有量に幅が見られることがありますので、サンプルの注入量を調整する必要のある場合があります。α1- アンチトリプシン、ハプトグロビン、フィブリノゲン、IgG や ·1- 酸性糖タンパク質など、血漿中に含まれる幾つかのタンパク質は、ストレス、感染症、炎症、細胞の壊死などの際の含有量が数倍になり、それらは急性期反応として知られています ( H e n r y, J . B . 1 9 9 6 - C l i n i c a l D i a g n o s i s a n d
Mnagement by Laboratory Methods)。
キャパシティ確認は、Rockland Immunochemicals 社の標
準血漿 (D519-04) で行っています。

説明書

16

表4

10 x 100 mm カラム用 LC メソッド

溶媒 A: バッファ A
溶媒 B: バッファ B

圧力上限 : 160 bar

LC タイムテーブル
時間%B流量

最高圧力10.00

0.00

0.50

160

220.00

0.00

0.50

160

320.01

0.00

1.000

160

422.50

0.00

1.000

160

522.51100.003.000160

630.00100.003.000160

730.01

0.00

3.000

160

840.000.00

3.000160

4 カラムを接続し、室温で、1 mL/min にてバッファA を 4 分間通液し、カラムを平衡化します。

説明書

17

5 ヒト血清 / 血漿*を 4 倍希釈し ( 例 : 200 µL のヒト血清に対し、バッファ A† を 600 µL 加える )。
6 不溶性の微粒子を、0.22 µm のフィルタを用い、16000 G、1 分間の遠心分離で除いてください。
7 バッファ A の流量を 0.5 mL/min にして、希釈されたヒト血清 / 血漿 800 µL を注入してください( 注入量は、カラムキャパシティに応じ変更してください )。
8 素通り画分 ( 図 4 では 10.5 ～ 14.5 分の間 ) を集め、すぐに分析しない場合は -20 ℃で保存してください。

図4

10 x 100 mm カラムでのクロマトグラム* この希釈倍率は、CSF のような、ヒト以外の生体試料にも適用可能です。

† サンプルに添加するバッファ A にタンパク質活性阻害剤を添加しておくことで、タンパク質の酵素消化を抑制できます。

説明書

18

9 カラムに結合したタンパク質は、バッファ B ( 溶出バッファ ) で、流量 3 mL/min、7.5 分間通液して洗い流します。

10 バッファ A を、流量 3 mL/min、10.0 分間通液し、カラムを再平衡化します。

11 バッファ A で平衡化したカラムを、2 ～ 8 ℃で保存します。そのとき、絶対に凍らせないでください。

12 分析。素通り画分を分析します。1 次元 SDS 電気泳動で分析する場合は、素通り画分をそのまま供することができます。等電点電気泳動、2 次元電気泳動、質量分析器で分析する場合は、適したバッファへのバッファ交換や脱塩を行う必要があります。5KDa の限外ろ過スピンカートリッジ(PN 5185-5991) は、バッファ交換や濃縮に使え
ま す。ま た、A g i l e n t m R P- C 1 8 カ ラ ム ( P N5188-5231) を使うことで、バッファ交換や濃縮を自動的に行うことができます ( 参考資料 : アジレント発行のアプリケーションノート5989-2506EN)。

説明書

19

トラブルシューティング
サンプルの由来により、いくつかの高含有タンパク質の含有量に幅が見られることがありますので、サンプルの注入量を調整する必要のある場合もあります。α1- アンチトリプシン、ハプトグロビン、フィブリノゲン、IgG や ·1- 酸性糖タンパク質など、血漿中に含まれる幾つかのタンパク質は、ストレス、感染症、炎症、細胞の壊死などの際の含有量が数倍になり、それらは急性期反応として知られています(Henry,J.B. 1996 - Clinical Diagnosis and Mnagement
by Laboratory Methods)。
トラブルシューティングには、以下の情報を参照してください。

圧力が高い
注入口フリットが詰まっていると高い圧力、ピーク形状の悪化、カラム寿命の短縮を生じる恐れがあります。これらの問題を防止するためには、スピンフィルタを用いて、サンプルから粒子状物質を除去します。詰まりが発生した場合、詰まった注入口フリット ( 部品番号 : 内径 4.6 mm カラム用は 5185-5995、内径 10 mm カラム用は 5021-8814) を交換します。

結合フラクションピークがない結合タンパク質はバッファ B によってのみ除去することが可能です。結合タンパク質を完全に除去するためには、LC タイムテーブルを確認して、カラムがバッファ B に十分に暴露する時間を確保します。

説明書

20異常なピーク高
血清 / 血漿タンパク質の約 94% が結合フラクションとして除去されます。結合フラクションのピーク高さは、素通り画分の高さより非常に高いと予想されます。この順序が逆になる場合、以下の 2 つの可能性を確認します。

a カラムが前回の分析から十分に再生されていない可能性があり、キャパシティの損失を生じている可能性があります。これを修正するには、バッファ B を用いて、さらに 3 分間、結合タンパク質を溶出させ、バッファ A を用いてカラムを再び平衡化させます。

b バッファ A 容器の中に生体成長の徴候がないか確認します。最適なカラム性能を得るために、新しいバッファ A に交換します。

素通り画分中への高含有タンパク質の素通り
対象タンパク質の大部分 (95 ～ 99%) はサンプルから除去する必要があります。素通り画分に 14 種類の除去タンパク質が高濃度で含まれる場合、以下の 2つの可能性を確認します。

a カラムキャパシティを超えてしまっている可能性があります。注入あたりのサンプル量を減らします。

b 対象タンパク質の血清 / 血漿濃度が異常に高い可能性があります。

説明書

21

カラム仕様表5カラムの説明
パラメータ

説明

部品番号 5188-6557

4.6 mm x 50 mm(0.83 mL)

部品番号 5188-6558

4.6 mm x 100 mm(1.66 mL)

カラム本体材質

ポリエーテルエーテル
ケトン (PEEK)

部品番号 5188-6559

10 mm x 100 mm(7.85 mL)

カラム本体材質

ステンレスに PEEK
エンドキャップ

エンドフィッティング
材質

2 µm フリット付き PEEK

カラムキャパシティ*

0.83 mL カラム : 20 µL
ヒト血漿1.66 mL カラム : 40 µL
ヒト血漿7.85 mL カラム : 250 µL
ヒト血漿
最高圧力

説明書

60 または 160 bar

22表5カラムの説明
パラメータ

説明

使用温度

18 ～ 25 ℃

カラム充てん材

アフィニティ樹脂

固定化リガンド

アルブミン、IgG、アン
チトリプシン、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、フィブリノゲン、α2- マクログロブリン、α1- 酸性糖タンパク質、IgM、アポリポプロ
テイン AI、アポリポプロ
テイン AII、補体タンパ
ク C3、トランスサイレチンなどに対する親和性
リガンド

流量範囲

0.125 ～ 3.0 mL/min

輸送用溶液バッファ A と 0.02%未満のアジ化ナトリウム

輸送温度

2 ～ 8 °C (35 ～ 46 °F)

保管温度

2 ～ 8 °C (35 ～ 46 °F)* 正確なキャパシティはカラム付属の性能確認書で確認してください。

説明書

23

取り扱い上の注意
アジレントマルチプルアフィニティ除去システムカ
ラムを用いて生体試料の前処理をする際は、生体試料を取り扱うための一般的なガイドラインに従って、保護めがね、手袋を着用してください。

推奨事項• 試料の希釈血清 / 血漿を希釈せずに直接マルチプルアフィニティ除去システムカラムに注入することはお勧めできません。血清 / 血漿の希釈の説明に従ってください。試料希釈の際に、バッファ A にプロテアーゼ抑制剤を添加することでタンパク質の分解を防ぐことができます。

• サンプルのクリーンアップ
ヒト血清血漿試料には粒子状物質が含まれている場合があります。この粒子状物質は 0.22 µm ス
ピンフィルタ ( 部品番号 5185-5990) で除去できます。

• カラム性能LC プロトコルに従って、移動相には必ずバッファA とバッファ B を使用してください。決してカラムにバッファ A、バッファ B 以外の溶液を流さないでください。

• カラムの保管カラムを保管する際は、カラム内をバッファ A で平衡にしてから冷蔵庫で 2 ～ 8 ℃ で保管してください。この保管条件を守らないとカラムキャパシティが低下します。
説明書

24

• 分画の凍結乾燥
バッファ A の塩濃度が高いので、凍結乾燥の前に重炭酸アンモニウムなどの揮発性バッファに変更することをお勧めします。

• マルチプルアフィニティ除去システム
アジレントのマルチプルアフィニティ除去システム、スピンカートリッジは低濃度タンパク成分の研究に必要な分画用として開発されました ( 図 1 参照 )。
CAU
注TI意O N警告

カラムに、アルコール、アセトニトリルなどの有機溶媒、強酸化剤、酸、還元剤、タンパク質変性剤を注入しないでください。

この製品は研究用としてのみご使用ください。臨床検査・診断用としては使用しないでください。

保管 : カラムを保管する際は、カラム内をバッファA で平衡にしてから冷蔵庫で 2 ～ 8 ℃で保管してください。この保管条件を守らないとカラム容量が低下します。
ご不明な点は、フリーダイアル 0120-477-111 またはウェブサイト www.agilent.com/chem/jp を参照してください。

説明書

25

関連製品
その他のアジレント関連製品には以下のものがあります。

5188-6560 Agilent マルチプルアフィニティ除去システ
ムスピンカートリッジ Hu-14、ヒト血清 /血漿中の高濃度タンパク質 14 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプ
トグロビン、アンチトリプシン、フィブリノゲン、α2- マクログロブリン、α1- 酸性糖タンパク質、IgM、アポリポプロテイン
AI、アポリポプロテイン AII、補体 C3 タン
パク、トランスサイレチンなど ) を除去。1回に 8 ～ 10µL の血清 / 血漿を処理。
5188-6409 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィ
ニティ除去システムカラム Hu-7HC、4.6 x 50 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 7 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン、フィブリノゲン ) を除去。1回に 30 ～ 35 µL の血清 / 血漿を処理。
5188-6410 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィ
ニティ除去システムカラム Hu-7HC、4.6 x 100 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度
タンパク質 7 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン、フィブリノゲン ) を除去。1回に 60 ～ 70 µL の血清 / 血漿を処理。

説明書

26

5188-6411 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィ
ニティ除去システムカラム Hu-7HC、10 x 100 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度
タンパク質 7 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン、フィブリノゲン ) を除去。1回に 250 ～ 300 µL の血清 / 血漿を処理。
5188-6408 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィ
ニティ除去システムスピンカートリッジ
Hu-7HC、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タン
パク質 7 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン、フィブリノゲン ) を除去。1 回に 12 ～ 14 µL の血清 / 血漿を処理。
5188-5332 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィ
ニティ除去システムカラム Hu-6HC、4.6 x 50 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 6 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン ) を除去。1 回に 30 ～ 40 µLの血清 / 血漿を処理。
5188-5333 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィ
ニティ除去システムカラム Hu-6HC、4.6 x 100 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度
タンパク質 6 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン ) を除去。1 回に 60 ～ 80 µLの血清 / 血漿を処理。

説明書

27

5188-5336 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィ
ニティ除去システムカラム Hu-6HC、10 x 100 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度
タンパク質 6 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン ) を除去。1 回に 300 ～325 µL の血清 / 血漿を処理。
5188-5341 Agilent ハイキャパシティマルチプルアフィニティ除去システムスピンカートリッジ
Hu-6HC、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タン
パク質 6 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン ) を除去。1 回に 14 ～ 16 µL の血清 / 血漿を処理。
5185-5984 マルチプルアフィニティ除去システムカラ
ム Hu-6HC、4.6 x 50 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 6 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン ) を除去。1 回に15 ～ 20 µL の血清 / 血漿を処理。
5185-5985 マルチプルアフィニティ除去システムカラ
ム Hu-6HC、4.6 x 100 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 6 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン ) を除去。1 回に 30 ～ 40 µL の血清 / 血漿を処理。

説明書

28

5188-2714 マルチプルアフィニティ除去システムカラ
ム Hu-6HC、10 x 100 mm、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 6 成分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン ) を除去。1 回に140 ～ 190 µL の血清 / 血漿を処理。
5188-5230 マルチプルアフィニティ除去システムスピ
ンカートリッジ Hu-6、ヒト血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 6 成
分 ( アルブミン、IgG、IgA、トランスフェリン、ハプトグロビン、アンチトリプシン )を除去。1 回に 7 ～ 10 µL の血清 / 血漿を処理。

5188-5217 マルチプルアフィニティ除去システムカラ
ム Ms-3、4.6 x 50 mm、マウス血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 3 成分 ( アルブミン、IgG、トランスフェリン ) を除去。1 回に 37 ～50 µL の血清 / 血漿を処理。
5188-5218 マルチプルアフィニティ除去システムカラ
ム Ms-3、4.6 x 100 mm、マウス血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 3 成分 ( アルブミン、IgG、トランスフェリン ) を除去。1 回に75 ～ 100 µL の血清 / 血漿を処理。
5188-5289 マルチプルアフィニティ除去システムスピ
ンカートリッジ Ms-3、マウス血清 / 血漿中の高濃度タンパク質 3 成分 ( アルブミン、IgG、トランスフェリン ) を除去。1 回に 25 ～30 µL の血清を処理。

説明書

29

5185-5986 マルチプルアフィニティ除去 LC カラム用
スタータ試薬キット、スタータ試薬キットには、マルチプルアフィニティ除去 LC カラムで使用する、バッファ、スピンフィルタ、スピンコンセントレータが含まれています。
5188-5254 スピンカートリッジ用スタータ試薬キット*、バッファ A: 1 L
バッファ B: 1 L
スピンフィルタ 0.22 µm: 25 個入 x 2 パック
プロテインコンセントレータ : 25 個入 x 1パック
ルアーロックアダプタ : 2 個入 x 1 パック
5 mL ルアーロックシリンジ、プラスチック製 : 2 個入 x 1 パック
1.5 mL マイクロチューブ : 100 個入 x 6 パック
スピンカートリッジ用予備キャップとプラグ、各 6 個入 x 1 パック
ルアーロックニードル、テフロン製、10 個入 x 1 パック
5188-5231 mRP-C18 高回収率タンパク質分取 / 脱塩
カラム、詳細はアジレントのウェブサイト
www.agilent.com/chem/jp を参照してください。

* キットは通常の使用で約 200 回使用できます。
詳細情報については、フリーダイアル (0120-477-111)
でお問い合わせいただくか、アジレントのウェブサ
イト www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

説明書30

©Agilent Technologies, Inc. 2007
アジレントは、本資料に誤りが発見された場合、また、本資料の使用により付随的または間接的に生じる損害について一切免責とさせていただきます。
また、本資料掲載の機器類は薬事法に基づく登録を行っておりません。
本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。著作権法で許されている場合を除き、書面による事前の許可なく、本資料を複製、翻案、翻訳することは禁じられています。

Printed in Japan
October 2007
5969-1596JAJP