EMF521型電位計シリーズ（4機種）

単レンジ独立式だから実現できた高精度電流（線量率）・電荷（積算線量）を6.5桁測定

EMF521型電位計シリーズ（4機種）01

特長
単レンジ独立式だからできた6.5桁の高精度。
分解能を1桁向上させた7.5桁モードも選択可能。
電荷の測定にコンデンサを使 用しない電流積算方式を採用。
温 度係 数が極めて小さくパルス放射線も正確に測定できます。
トリップ線量を設定でき、2種類のリレーで外部機器を制御できます。
用途に応じて1桁ずつ測定範囲の異なる以下の4機種からお選びください。
EMF520型：低線量率の精度を高めた高感度モデル±0.0001〜±1999.999pA

EMF521型：放射線治療から診断用まで対応する代表的モデル±0.001〜±19999.99pA

EMF522型：陽子線や重粒子線用の高線量率対応モデル±0.01〜±199999.9pA

EMF523型：リニアック出力モニタ用チェンバ対応モデル±0.0001〜±1999.999nA

概要
EMF521型電位計シリーズは人のガン治療で使われるリニアックのモニタ線量計の校正や出力安定性確認、診断用X線装置による被ばく線量の測定などに用いられています。その他にも工業用非破壊検査装置で使われるX線の線量測定や原子力発電における原子炉内の高線量率測定、環境放射線の測定など広範囲の放射線測定に用いられ、既に国内で80台以上（姉妹機種を含む累計出荷台数）使われています。
EMF521型電位計シリーズは右ページに例として示される各種電離箱を放射線検出器として用います。これらの電離箱からは照射されたX線・γ線・電子線・陽子線・重粒子線などの各種放射線の線量率に比例した電流が出力されますので、その電流［pA］を正確に測定すると同時に電荷［nC］も測定します。さらに電流と電荷を線量率［mGy/min］と積算線量［mGy］に換算して測定することもできます。
これまでの電位計は2〜3レンジ切換式が殆どでしたが、EMF521型シリーズはレンジ切換の無い単レンジ独立式です。電流測定上限が±2nA、±20nA、±200nA、±2μAの4機種用意され、いずれも上限の1/200万または1/2000万の分解能で測定できる高性能な製品です。
単レンジ独立式は2〜3レンジ切換式では達成できなかった優れた温度係数（ゼロドリフトと電位計校正定数）や安定性を実現するため採用された究極の方式で、理想的な電位計だと言えます。このため極めて高い精度が要求される線量校正機関で既に9台以上使われています。
EMF521型電位計シリーズは2017年に日本医学物理学会（JSMP）が発表した電位計ガイドラインやIEC60731規格への適合を目指しただけでなく、恒温槽を用いた温度係数検査データ（15℃〜35℃における4℃ピッチのゼロドリフトと上限の1/2の電流の変動）や直線性検査データを全製品に添付するなど、厳格な品質管理を実施しています。
デジタル表示器は7桁または6桁で、上・中・下の3段設けられています。
上段（7桁）：電流 pA および 線 量率 mGy/min
中段（7桁）：電荷 nC および 積算線 量 mGy
下段（6桁）：積算時間 sec および トリップ線 量 mGyを表示し測定値は0.5秒間隔で更新されます。
（ EMF523型以外の表示例）
本器に付属の日本語PC用ソフト（「標準計測法12」準拠）を用いるとPCから本器を操作し測定データを0.5秒間隔で表示・記録できます。
PC画面では線量単位としてR、C/kg、Gy、Sy、Gy・cmを表示できます。
本器とPCとの接続方法は①USB変換器付RS232Cケーブルを用いた有線接続、②イーサネット変換器付RS232Cケーブルを用いた有線接続、③Bluetooth-RS232C変換器を用いた無線接続、の3つからお選びいただけます。
※①は本器の付属品、②と③はオプション

PC画面の例＜標準付属品＞
Panasonic製PC または 同等品（EMF520PC型・EMF521PC型・EMF522PC型のみ）
日本語PC用ソフト
電源ケーブル および USB変換 器 付RS232Cケーブル

検 査成 績書 および 取扱説明書
アルミケース
電位計本体と電源ケーブルの他、チェンバ、チェンバ用延長ケーブル、左記PC
およびUSB変換器付RS232Cケーブルなどを収納できます。
＜オプション＞

Bluetooth -RS232C変換 器
イーサネット変換 器 付RS232Cケーブル
各種イオンチェンバ（次ページ参照）
チェンバ用延長ケーブル（3・6・10・15・20mから選択可能）
リレーケーブル

EMF1205型アクリルファントム（C TDI測定用直径12㎝）
EMF10 05型アクリルファントム（C TDI測定用直径10 ㎝）
点検 調整および当社 X 線照射施 設による照射テスト
JQA（日本品質保証機構）によるJCSS校正（X線、Cs137）

EMF3225型アクリルファントム（C TDI測定用直径32㎝）

医用原子力技術研究振興財団によるJCSS校正（Co60）

EMF1625型アクリルファントム（C TDI測定用直径16 ㎝）

ポニー工業株式会社によるJCSS校 正（Cs137）

EMF521型電位計シリーズ（4機種）

02

電位計（6.5桁モード）との組み合わせによる範囲を表します。
適合イオンチェンバと線量率・積算線量測定範囲の例（イオン収集効率による範囲の制約については別途ご確認ください。
）

TN30013型0.6㎤ ファーマーチェンバ

放射線治療用の標準チェンバですが診断用X線領域でも良好なエネルギー特性を示します。
線量率
EMF520：0.01〜5500.00mGy/min
EMF521：0.1〜55000.0mGy/min
EMF522：1〜550000mGy/min
積算線量
EMF520：0.001〜199999.9mGy
EMF521：0.01〜1999999mGy
EMF522：0.1〜1999999mGy

TN23342型0.02㎤ 軟X線用チェンバ8〜35keVの低エネルギーX線の測定に適したチェンバで、空間分解能が優れています。

TN31013型0.3㎤ 指頭形チェンバ

空間分解能が良く、放射線に対する耐久性に優れたイオンチェンバです。
線量率
EMF520：0.01〜10000.00mGy/min
EMF521：0.1〜100000.0mGy/min
EMF522：1〜1000000mGy/min
積算線量
EMF520：0.001〜199999.9mGy
EMF521：0.01〜1999999mGy
EMF522：0.1〜1999999mGy

DC300型3㎤ 指頭形チェンバ日本 放 射 線 技 術学 会 が診 断 領 域 線 量標準センターで用いている標準的なチェンバです。

線量率
EMF520：0.1〜150000.0mGy/min
EMF521：1〜1500000mGy/min

線量率
EMF520：0.001〜1000.000mGy/min
EMF521：0.01〜10000.00mGy/min

積算線量
EMF520：0.01〜1999999mGy
EMF521：0.1〜1999999mGy

積算線量
EMF520：0.0001〜19999.99mGy
EMF521：0.001〜199999.9mGy

TN23344 型 0.2 ㎤ 軟X 線用チェンバ8〜35keVの低エネルギーX線の測定に適したチェンバで、マンモグラフィの精密測定に用いられます。

TN30009型3.14㎤ CT用チェンバ

アクリルファントム（直径32㎝、16㎝、12㎝、10㎝）に挿入して用い、DLPを測定できます。

線量率
EMF520：0.01〜15000.00mGy/min
EMF521：0.1〜150000.0mGy/min

線量率
EMF520：0.01〜10000.00mGy・cm/min
EMF521：0.1〜100000.0mGy・cm/min

積算線量
EMF520：0.001〜199999.9mGy
EMF521：0.01〜1999999mGy

積算線量
EMF520：0.001〜199999.9mGy・cm
EMF521：0.01〜1999999mGy・cm

TN34069型6㎤ 平行平板形チェンバ

X 線 透 視で写りにくい電極 厚さの薄い平 行
平 板 形チェンバ で 、マンモグラフィの 測 定にも用いられます。

TN23361型30㎤ 円筒形チェンバ

低 線 量率 の直 接 線または 散 乱 線 の 測 定に適したチェンバ です 。

線量率
EMF520：0.001〜550.000mGy/min
EMF521：0.01〜5500.00mGy/min

線量率
EMF520：0.0001〜100.0000mGy/min
EMF521：0.001〜1000.000mGy/min

積算線量
EMF520：0.0001〜19999.99mGy
EMF521：0.001〜199999.9mGy

積算線量
EMF520：0.00001〜1999.999mGy
EMF521：0.0001〜19999.99mGy

TN34014型86㎤ 平行平板形チェンバ
リニアックや粒子線加速器の出口に設置する出力モニタ用チェンバです。
出力電流が200nAを超える場合があるため、EMF523型に接続してお使いください。

TN32002型1000㎤ 球形チェンバ

低線量率の散乱線や漏洩X線の測定に適したチェンバです。
線量率
EMF520：0.00001〜3.40000mGy/min
EMF521：0.0001〜34.0000mGy/min
積算線量
EMF520：0.00001〜199.9999mGy
EMF521：0.00001〜1999.999mGy

CT用アクリルファントム
右から
EMF3225型C T用アクリルファントム（C TDI測定用直径32㎝）
EMF1625型C T用アクリルファントム（C TDI測定用直径16㎝）
EMF1202型C T用アクリルファントム（C TDI測定用直径12㎝）
EMF1005型C T用アクリルファントム（C TDI測定用直径10㎝）
TN30009型3.14㎤C T用チェンバを穴に差し込んでDLP（mGy・㎝）を測定できます。

EMF521型電位計シリーズ（4機種）03

仕様 ＜7〜15についてはJSMP電位計ガイドライン（2017年発表）に準じた表示。＞
No. 型名（PC付モデル型名）

EMF520型（EMF520PC型）

EMF521型（EMF521PC型）

EMF522型（EMF522PC型）

EMF523型

低線量率測定用

放射線治療用およびX線診断

高線量率測定用

大電流測定用

1

用途

2

測定方式

24ビット高精度AD変換器を用いた高速電流積算による電流・電荷同時測定方式

3

測定単位

空気カーマ・水吸収線量 mGy および それらの率 mGy/min ・電荷 nC 電流 pA

Gy・Gy/min・μC・nA

4表示器

上段：7桁（電流 pA および 線量率 mGy/min）

上段：7桁（nA および Gy/min）（緑色7セグメントLED）

中段：7桁（電荷 nC および 積算線量 mGy）

中段：7桁（μC および Gy）

下段：6桁（積算時間 sec および トリップ線量 mGy ）56

測定レンジ（6.5桁モード）

表示分解能

下段：6桁（sec および Gy ）電流：±1999.999pA（時定数：約0.1秒）

電流：±19999.99pA（時定数：約0.1秒）

電流：±199999.9pA（時定数：約0.1秒）

電流：±1999.999nA（時定数：約0.1秒）

電荷：±19.99999nC、±199.9999nC、

電荷：±199.9999nC、±1999.999nC、

電荷：±1999.999nC、±19999.99nC、

電荷：±19.99999μC、±199.9999μC、±1999.999nCの3レンジ自動切換±19999.99nCの3レンジ自動切換±199999.9nCの3レンジ自動切換±1999.999μCの3レンジ自動切換

6.5桁モード

電流：0.001pA

電荷：0.00001nC

電流：0.01pA

電荷：0.0001nC

電流：0.1pA

電荷：0.001nC

電流：0.001nA

電荷：0.00001μC

7.5桁モード

電流：0.0001pA

電荷：0.00001nC

電流：0.001pA

電荷：0.00001nC

電流：0.01pA

電荷：0.0001nC

電流：0.0001nA

電荷：0.00001μC±2pA〜±2nA※注1±20pA〜±20nA±200pA〜±200nA±2nA〜±2μA±0.0025％/℃ 以内（10nA測定時）±0.0025％/℃ 以内（100nA測定時）±0.0025％/℃ 以内（1000nA測定時）

7

有効範囲

8

温度係数（15〜35℃平均値） ±0.0025％/℃ 以内（1nA測定時）

9ゼロドリフト±0.1％以内

10 ゼロドリフト温度係数±0.015％/℃以内（15〜35℃平均値）
11 応答時間

1秒以内

12 繰返し性

0.1％以内13 非直線性±0.1％以内

14 長期安定性±0.1％/年以内

15 安定化時間±0.02

16 ゼロ調整％以内

17 サンプリングレート

ボタンを押すだけの自動調整（所要時間：50秒 または 200秒を選択可能）

18 測定値表示更新頻度

毎秒1000回

19 移動平均時間（回数）

毎秒2回

20 積算時間

0.5秒（1回）、1秒（2回）、2秒（4回）、4秒（8回）、8秒（16回） ※設定は回数で行います

21 高圧印加電圧 ／ 設定確度

0.5秒間隔で表示。100000〜999999秒は1秒間隔で表示。連続設定 および 1〜999999秒のインターバルタイムを設定可能

22 設定機能

0〜+1000V および 0〜-1000V（1Vステップ）。スイッチ切換で±400V以内に制限することも可能 ／ ±1％以内（±50V以上において）
イオンチェンバ（最大20種類まで）ごとに①型番②容積③製造番号④感度⑤高圧印加電圧

23 適合イオンチェンバ容積

その他、気温・気圧・各種補正係数・インターバルタイム・トリップ線量・高圧極性を設定可能

24 イオンチェンバ用端子

0.02〜1000㎤（電流・電荷測定時は制約がありません）

25 トリップ線量

トライアキシャルBNC（2ラグ）

26 トリップリレー

積算線量にて設定可能

27 トリップリレー出力用端子

A および Bの2個装備。Aは設定値の100％で動作、Bは設定値の50％で動作

28 トリップリレー接点容量

D-Sub 9pinオス、リレーAは2回路（COM、NO、NC）
・リレーBは1回路

29 データ出力用端子形状

AC125V 0.6A、DC110V 0.6A、DC30V 2A

30 データ出力仕様

D-Sub 9pinメス

31 電源 ／ 消費電力

RS232C Baudrate：19200bps（ 8bit, no parity）、Handshake：None

32 使用時の環境

AC100〜240V（-12〜+10％）
・50〜60Hz ／ 最大6VA33 大きさ（約）気温：10〜40℃ ／ 湿度：10〜80%RH（結露がないこと）／ 気圧：600〜1200hPa

34 重量（約）幅：260mm ／ 奥行：230mm ／ 高さ：100mm（高さは折畳み状態のレッグ寸法含む）
2.8kg（本体のみ）

測定範囲

低線量率の精度を高めた高感度モデル

520型（±2nA）

0.0001pA
0.1fA

521型

有効範囲（JSMP電位計ガイドライン）
有効範囲（IEC 60731規格）

1fA
0.001pA

0.4pA ※注120pA

7.5桁モード 6.5桁モード
分解能
分解能

有効範囲（JSMP電位計ガイドライン）
有効範囲（IEC 60731規格）
4pA ※注1

10fA
0.01pA

1fA
0.001pA20nA

陽子線や重粒子線用の高線量率対応モデル

200pA
有効範囲（JSMP電位計ガイドライン）
有効範囲（IEC 60731規格）

7.5桁モード 6.5桁モード
分解能
分解能（±200nA）

0.01pA
0.01pA

523型

2nA

放射線治療から診断用まで対応する代表的モデル（±20nA）

522型

2pA ※注1

7.5桁モード 6.5桁モード
分解能
分解能

40pA

0.1pA
0.1pA

200nA

リニアック出力モニタ用チェンバ対応モデル

2nA（±2μA）

0.1pA
0.01pA
測定電流［pA］

有効範囲（JSMP電位計ガイドライン）
有効範囲（IEC 60731規格）

7.5桁モード 6.5桁モード
分解能
分解能
0.0001

0.001

0.01

0.1

400pA

1pA
0.1pA
1101001,000

2μA
10,000100,000

1,000,000※注1：±20pA未満は±0.1％以内の不確かさで校正できません。
※本器は日本製です。

上記内容の一部は予告なく変更される場合があります。
（2019年9月1日更新）

ＥＭＦジャパン株式会社 http://www.emf-japan.com
TEL：078-331-8584 FAX：078-331-8585
本社 ：〒65 0 - 0 0 34 兵庫県神戸市中央区京町76-2 明海三宮第2ビル
東京営業所 ：〒10 0 - 62 0 8 東 京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内8階
技術研究所 ：〒6 7 1 -12 2 6 兵 庫県姫 路市 網干区高田381