循環恒温槽・チラー 総合カタログ

高性能温度制御システム研究室・パイロットプラント・生産現場など、さまざまな用途に

英弘精機では、ドイツ・HUBER（フーバー）社製の高性能温度制御装置を販売しております。
－120℃～＋425℃の広範な温度範囲をカバーする、さまざまなモデルを取り揃えております。
ヒーター容量は、1kW～96kW
冷却能力は0.2kW～130kWまで、幅広く取り揃えております。

環境保護の観点から、地球温暖化係数の小さな
ノン・フロン タイプの冷凍機も各種取り揃えております。

主なアプリケーション
製薬・化学
合成反応装置の温調蒸留装置、分離装置の温調
ミニプラント、キロラボ、パイロットプラントの温調
オートクレーブの温調

アプリケーションの特徴
化学物質の合成反応、蒸留、分離には、正確な温度管理が求められます。僅かな温度の違
いにより異なる物質が生成される可能性もあるため、精密な温度制御が必須です。
新しい薬品の合成においては、試作段階から生産段階に至るまでに、スケールアップが行われます。容易にスケールアップできるような装置である必要があります。
タクトタイムを短縮し、生産効率を上げることが望まれます。高速温度制御が極めて重要です。

推奨される装置
Unistat ：+/- 0.01Kの温度精度と高速温調の機能を持つ
シールド式循環恒温槽。
小型ラボ機から大型生産機に至るまで、幅広い商品群を
揃える。

自動車
テストチャンバーの温調
ラジエター、エンジン、ギア等機構部品のテスト
ストレステスト、材料試験
曇化試験（フォギング・テスト）

アプリケーションの特徴
多くの自動車アプリケーションでは、熱媒体としてエチレングリコール不凍液（ＬＬＣ）の使用が求められます。エチレングリコール不凍液の特徴として、低温域では動粘度が急激に増加し、循環が困難になります。粘度の高い熱媒体を循環するためには、強力な循環ポンプが求められます。
また、部品の機能試験などでは、熱媒体の流量を変化させることにより、性能を評価する事もあります。この場合、正確な流量制御が求められます。
自動車内装部品のISO規格試験には、フォギングテスターが必要です。

推奨される装置

Unimotive ：強力な循環ポンプを搭載し、-40℃の
LLCを循環できます。

フォギングテスター ：ISO 6452/2000, DIN 75201 完全準拠

半導体製造装置
プラズマCVDステージの温調
チップの温度サイクル試験
エッチング、CMPの温調
コーター、デベロッパーの温調アプリケーションの特徴
クリーンルームでの使用が多いため、空気の巻き上げが無い水冷式のチラーが好まれます。
熱媒体として、不燃性のフッ素系液体を使用することが多いので、比重の重いフッ素系熱媒体を循環できる強力な循環ポンプが求められます。
ウエハを乗せるステージの温調などでは、超高温・超低温が求められる場合があります。
半導体製造装置の冷却のため、強力な除熱能力を持ったチラーが求められる場合があります。

推奨される装置

Unistat ：幅広い温度制御範囲と、高速温調が特徴です。

Unichiller ：コンパクトなボディーで強力な冷却能力を備えます。

HTS ：1次冷却水を利用し、クリーンな2次冷却水で冷却します。
ラジエターで空冷するモデルもあります。

航空・宇宙真空チャンバーの温調
材料の温度ストレス・サイクル試験
環境温度の構築

アプリケーションの特徴
宇宙空間の環境を再現するため、極めて幅広い温度制御範囲が求められます。
多くの場合、真空チャンバー内に置かれた恒温板に熱媒体を循環させ、恒温板に乗せられた対象物を温調します。
-90℃～+250℃の温度制御範囲を持つUnistatが良く使用されます。
-120℃まで冷却可能な装置も使われる場合があります。

推奨される装置

Unistat ：幅広い温度制御範囲と、高速温調が特徴です。

プラントエンジニアリング
合成反応装置の温調製造装置の温調
金型温調・冷却冷却水、ブラインの供給

アプリケーションの特徴
量産サイズの合成反応装置の温調や、大型生産設備の冷却など、一般的に大きな冷却能力
や、ヒーター容量を持った装置が選択されます。
冷却用途では、ブラインの冷却用に使用されるほか、加熱用途では、ボイラーの代わりに電気ヒーターとして使用されるケースもあります。

推奨される装置
Unistat ：最大96kwのヒーター容量と130kWの冷却能力を持ちます。

Unichiller ：
強力な冷却能力と循環ポンプを備えます。

分析装置の温調
粘度計、レオメーターの温調
各種分析装置の温調
熱分析装置の冷却
ディテクター、センサーの温調
高感度CCDの冷却

アプリケーションの特徴
多くの分析作業は、温度条件に大きく左右されます。そのため、精密な温度コントロールが求められます。
分析装置の温調の場合、循環恒温槽は作業台の上に分析装置と並べて置いたり、作業台の下に置かれるため、なるべくコンパクトであることが望まれます。
分析作業において温度依存性を見る場合、幅広い温度域をコントロールすることが求められます。

推奨される装置

クーリングサーキュレーター：+/- 0.02Kの精密温度制御機能と、高温から低温まで幅広い温度制
御範囲を持ちます。

コンパクトチラー：コンパクトなボディーながら、強力な冷却能力を持ちます。

投げ込みクーラー：-100℃の超低温域まで冷却可能なモデルもあります。

シールド式循環恒温槽（高低温タイプ）
シールド式循環恒温槽は内部に水槽を持たず、配管途上のヒー
ターユニットと冷凍ﾕﾆｯﾄで熱媒体の温度制御を行い、外部の循環先に液送します。
高温・低温の熱媒体は外気に触れませんので、蒸発や結露の心配が無く、熱媒体は長持ちします。
また、昇温・冷却を高速で行うことが可能で、極めて精密に温度制御できるという特徴があります。

モデル名

温度範囲

最大流量
最大圧力

配管口径

ヒーター容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

開放/密閉

冷媒

Petite Fleur
Petite Fleur w-40～+200℃

25L/min
0.9bar

M16x1.0

1.5kW

0.48kW (20℃)
0.27kW (-20℃）

260x450x504mm

単相110～120V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

外部密閉
循環専用

ノン・フロン

Petite Fleur EO-40～+200℃

25L/min
0.9bar

M16x1.0

1.5kW

0.48kW (20℃)
0.27kW (-20℃）

260x450x504mm

単相110～120V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

外部開放
循環専用

ノン・フロン

Grande Fleur
Grande Fleur w-40～+200℃

47L/min
0.9bar

M24x1.5

1.5kW

0.60kW (20℃)
0.35kW (-20℃）

295x530x570
mm

単相110～120V-60Hz
単相208～240V-50/60Hz

外部密閉
循環専用

ノン・フロン

Grande Fleur EO-40～+200℃

47L/min
0.9bar

M24x1.5

1.5kW

0.60kW (20℃)
0.35kW (-20℃）

295x530x570
mm

単相110～120V-60Hz
単相208～240V-50/60Hz

外部開放
循環専用

ノン・フロン

Unistat Tango
Unistat Tango w-45～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.5

3kW

0.7kW (20℃)
0.4kW (-20℃）

426x327x631
mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

外部密閉
開放兼用

ノン・フロン

Unistat 405-45～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.5

3kW

1kW (20℃)
0.6kW (-20℃）

426x327x631
mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

外部密閉
開放兼用

ノン・フロン

Unistat 405w

-45～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.5

3kW

1.3kW (20℃)
0.7kW (-20℃）

426x327x631
mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

外部密閉
開放兼用

ノン・フロン

Unistat 410-45～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.5

3kW

2.5kW (20℃)
0.8kW (-20℃）

460x554x
1201mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 410w

-45～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.5

1.5kW

2.5kW (20℃)
0.8kW (-20℃）

426x360x631
mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

外部密閉
開放兼用

フロン

Unistat 425
Unistat 425w

-40～+250℃

91L/min
1.5bar

M30x1.5

2kW

2.8kW (20℃)
1.9kW (-20℃）

460x554x
1657mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 430
Unistat 430w

-40～+250℃

91L/min
1.5bar

M30x1.5

4kW

3.5kW (20℃)
2.2kW (-20℃）

460x554x
1657mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 510-50～+250℃

112L/min1.5bar

M30x1.5

6kW

5.3kW (100℃)
2.8kW (-20℃）

1100x755x
1370mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 510w

-50～+250℃

112L/min1.5bar

M30x1.5

6kW

5.3kW (100℃)
2.8kW (-20℃）

460x554x
1657mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 515w

-50～+250℃

112L/min1.5bar

M30x1.5

6kW

7kW (100℃)
2.8kW (-20℃）

460x554x
1657mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 520w

-55～+250℃

79L/min
1.5bar

M30x1.5

6kW

6kW (100℃)
4.2kW (-20℃）

540x604x
1569mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 525-55～+250℃

79L/min
1.5bar

M30x1.5

6kW

10kW (100℃)
4.2kW (-20℃）

1290x795x
1377mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 525w

-55～+250℃

79L/min
1.5bar

M30x1.5

6kW

10kW (100℃)
4.2kW (-20℃）

540x604x
1569mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 527w

-55～+250℃

191L/min2.5bar

M38x1.5

6kW

12kW (100℃)
6kW (-20℃）

730x860x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 530w

-55～+250℃

191L/min2.5bar

M38x1.5

12kW

21kW (100℃)
9kW (-20℃）

730x860x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 540w

-55～+250℃

200L/min2.5bar

M38x1.5

24kW

30kW (100℃)
16kW (-20℃）

730x860x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

末尾にwが付いているモデルは水冷モデルです。

その他ご希望の電源電圧仕様についてはお問い合わせください。

モデル名

温度範囲

最大流量
最大圧力

配管口径

ヒーター容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

Unistat 610-60～+200℃

82L/min
1.5bar

M30x1.5

Unistat 610w

-60～+200℃

82L/min
1.5barUnistat 615-60～+200℃

Unistat 615w

電源仕様

6kW

7kW (20℃)
6.4kW (-20℃）

1290x735x
1596mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

M30x1.5

6kW

7kW (20℃)
6.4kW (-20℃）

630x704x
1805mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

60L/min
1.5bar

M30x1.5

12kW

9.5kW (20℃)
8kW (-20℃）

1290x735x
1596mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

-60～+200℃

82L/min
1.5bar

M30x1.5

12kW

9.5kW (20℃)
8kW (-20℃）

630x704x
1805mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 620w

-60～+200℃

200L/min2.5bar

M30x1.5

12kW

12kW (20℃)
12kW (-20℃）

730x804x
1520mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 625w

-60～+200℃

200L/min2.5bar

M30x1.5

12kW

16kW (20℃)
15kW (-20℃）

730x804x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 630w

-60～+200℃

210L/min2.5bar

M38x1.5

24kW

22kW (20℃)
20kW (-20℃）

950x1005x
1650mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 635w

-60～+200℃

210L/min2.5bar

M38x1.5

24kW

27kW (20℃)
25kW (-20℃）

950x1005x
1650mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 640w

-60～+200℃

210L/min2.5bar

M38x1.530kW32kW (20℃)
30kW (-20℃）

950x1005x
1650mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 645w

-60～+200℃

130L/min
4bar

DN32
フランジ

36kW

45kW (20℃)
42kW (-20℃）

1800x1200x
1830mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 650w

-60～+200℃

343L/min
4bar

DN32
フランジ

48kW

65kW (20℃)
56kW (-20℃）

1800x1200x
1830mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 680w

-60～+200℃

130L/min
4bar

DN50
フランジ

96kW

130kW (20℃)
80kW (-20℃）

4500x2160x
2250mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

モデル名

温度範囲

最大流量
最大圧力

配管口径

ヒーター容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

Unistat 705-75～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.5

1.5kW

0.65kW (20℃)
0.6kW (-40℃）

425x400x
720mm

3相208V-60Hz
3相230V-50Hz

外部密閉
開放兼用

フロン

Unistat 705w

-75～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.5

1.5kW

0.65kW (20℃)
0.6kW (-40℃）

425x400x
720mm

3相208V-60Hz
3相230V-50Hz

外部密閉
開放兼用

ノン・フロン

Unistat 815
Unistat 815w

-85～+250℃

40L/min
0.9bar

M30x1.5

2kW

1.5kW (20℃)
1.4kW (-40℃）

460x604x
1665mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 825-85～+250℃

40L/min
0.9bar

M30x1.5

3kW

2.2kW (20℃)
2.0kW (-40℃）

460x604x
1665mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 825w

-85～+250℃

40L/min
0.9bar

M30x1.5

3kW

2.4kW (20℃)
2.4kW (-40℃）

460x604x
1665mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 905-90～+250℃

40L/min
0.9bar

M30x1.5

6kW

3.8kW (20℃)
3.5kW (-40℃）

540x654x1735mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 905w

-90～+250℃

40L/min
0.9bar

M30x1.5

6kW

4.5kW (20℃)
4kW (-40℃）

540x654x1735mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 912w
Unistat 912w-NR-90～+250℃

110L/min1.5bar

M30x1.5

6kW

7kW (20℃)
6kW (-40℃）

630x704x
1849mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン
ノンフロン

Unistat 915w
Unistat 915w-NR-90～+250℃

110L/min1.5bar

M30x1.5

6kW

11kW (20℃)
8kW (-40℃）

630x704x
1849mm

3相208V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン
ノンフロン

Unistat 920w

-90～+200℃

90L/min
2.5bar

M38x1.5

12kW

11kW (20℃)
10kW (-40℃）

950x1205x
1650mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 925w

-90～+200℃

168L/min2.5bar

M38x1.5

12kW

16kW (20℃)
15kW (-40℃）

950x1205x
1650mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 930w

-90～+200℃

168L/min2.5bar

M38x1.5

24kW

19kW (20℃)
20kW (-40℃）

950x1205x
1650mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 950-90～+200℃

240L/min
4bar

DN40
フランジ

36kW

30kW (20℃)
30kW (-40℃）

3315x1485x
3040mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 950w

-90～+200℃

240L/min
4bar

DN40
フランジ

36kW

36kW (20℃)
36kW (-40℃）

2630x1300x
1980mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 1005w

-120～
+100℃

30L/min
0.9bar

M30x1.5

2kW

1.5kW (20℃)
1.5kW (-40℃）

700x804x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

Unistat 1015w

-120～
+100℃

44L/min
1.5bar

M30x1.5

4kW

2.5kW (20℃)
2.5kW (-40℃）

950x1205x
1650mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉
循環専用

フロン

電源仕様

開放/密閉

開放/密閉

冷媒

冷媒

シールド式循環恒温槽（高温タイプ）
シールド式循環恒温槽は内部に水槽を持たず、配管途上のヒー
ターユニットと冷凍ﾕﾆｯﾄで熱媒体の温度制御を行い、外部の循環先に液送します。
高温の熱媒体は外気に触れませんので、蒸発の心配が無く、熱媒体は長持ちします。
冷凍機は搭載していませんが、HTモデルはラジエター式の空冷ユニットを、w HTモデルは水冷式熱交換器とラジエター式の空冷ユニットを搭載しており、積極的に冷却することもできます。

モデル名

温度範囲

最大流量
最大圧力

配管口径

ヒーター
容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

開放/密閉

Chili

+65～+300℃

45L/min
0.9bar

M24x1.53kW-

240x427x393mm

単相200～240V-50/60Hz

外部密閉循環専用

Unistat T305 HT+65～+300℃

45L/min
0.9bar

M24x1.5

3kW

3.2kW (300℃)
0.6kW (100℃）

425x250x631mm

3相208V-60Hz
単相200～240V-50/60Hz

外部密閉開放兼用

Unistat T305w HT(+15)～+300℃

45L/min
0.9bar

M24x1.5

3kW

10kW (300℃)
10kW (100℃）

425x250x631mm

3相208V-60Hz
単相200～240V-50/60Hz

外部密閉開放兼用

Unistat T320w HT(+15)～+300℃

96L/min
3.5bar

M30x1.5

12kW

10kW (300℃)
10kW (100℃）

540x484x719mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T330 HT+65～+300℃

84L/min
3.5bar

M30x1.5

24kW

30kW (300℃)

600x704x1330mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T330w HT(+15)～+300℃

84L/min
3.5bar

M30x1.5

24kW

18kW (300℃)
10kW (100℃）

600x704x1330mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T340 HT+65～+300℃

90L/min
5.5bar

M38x1.5

48kW

30kW (300℃)

800x1060x1600
mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T340w HT(+15)～+300℃

90L/min
5.5bar

M38x1.5

48kW

20kW (300℃)
12kW (100℃）

800x1060x1600
mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T345 HT+65～+300℃

90L/min
5.5bar

M38x1.5

72kW

30kW (300℃)

800x1060x1600
mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T345w HT(+15)～+300℃

90L/min
5.5bar

M38x1.5

72kW

40kW (300℃)
24kW (100℃）

800x1060x1600
mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T350 HT+65～+300℃

90L/min
5.5bar

M38x1.5

96kW

30kW (300℃)

800x1060x1600
mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T350w HT(+15)～+300℃

90L/min
5.5bar

M38x1.5

96kW

60kW (300℃)
30kW (100℃）

800x1060x1600
mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat T402

+80～+400℃

45L/min
0.9bar

M24x1.56kW-

505x400x765mm

3相 N付460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

Unistat TR401w HT(+15)～+400℃

26L/min
0.8bar

M24x1.5

3kW

10kW (300℃)
10kW (100℃）

288x379x890mm
330x240x188mm

3相 208V-60Hz
単相230V-50/60Hz

外部密閉循環専用

Unistat TR402+80～+425℃

31L/min1bar

M24x1.56kW-

288x379x890mm
330x240x188mm

3相 208V-60Hz
単相230V-50/60Hz

外部密閉循環専用

自動車アプリケーション用シールド式循環恒温槽（Unimotive）
UnimotiveはUnistatをベースに、自動車アプリケーションに特化した専用の循環恒温槽です。
強力な専用循環ポンプを搭載しており、熱媒体としてエチレング
リコール不凍液（LLC）を-40℃まで冷やして循環することができます。
オプションのフローコントロール・キューブを追加しますと、流量の制御も可能になります。

Unimotive
モデル名

温度範囲

最大流量
最大圧力

配管口径

ヒーター容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

開放/密閉

冷媒

Unimotive
08w-40～+95℃

200L/min5bar

M38x1.5

12kW

14kW (20℃)
5kW (-20℃）

730x860x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

フロン

Unimotive
19w-40～+95℃

200L/min5bar

M38x1.5

12kW

18kW (20℃)
8.5kW (-20℃）

730x860x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

フロン

Unimotive
26w-40～+95℃

200L/min5bar

M38x1.5

24kW

28kW (20℃)
14.5kW (-20℃）

730x860x
1520mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部密閉循環専用

フロン

流量計測範囲配管口径

フローコントロール・キューブ
モデル名

使用温度範囲使用可能熱媒体

電源仕様

Flow Control
Cube TURB-90～+200℃（-30～+95℃はキャリブレーション済）

最小 0.9L/min
最大 95L/min

M30x1.5エチレングリコール不凍液
シリコンオイル

単相90～240V-50/60Hz

Flow Control
Cube MID-40～+130℃

200L/min5bar

M38x1.5エチレングリコール不凍液

単相90～240V-50/60Hz

曇化試験機（フォギングテスター）
モデル名

温度範囲

サンプル
ビーカー数

ヒーター
容量

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

備考

FT-280+45～+200℃

8本

2kW

770x340x450mm

単相200V-50/60Hz

別途クーリングサーキュレーターが必要です。

FT-320+45～+300℃

2本

3kW

395x382x433mm

単相200V-50/60Hz

別途クーリングサーキュレーターが必要です。

FT-280

FT-320バス型循環恒温槽（高低温タイプ）
バス型恒温槽は、装置内に水槽を持っており、水槽に入れた熱媒体をヒーターと冷凍機で温度制御します。
水槽の中に温調対象物を漬け込んで温めたり冷やしたりすることができる他、熱媒体を外部に循環させて循環先の温調対象物
を温めたり冷やしたりすることができます。
CCコントローラーを搭載したモデルと、KISSコントローラーを搭載したモデルの２タイプが用意されています。
CCコントローラーは+/-0.02Kの精密な温度制御機能と、強力な回転数可変式循環ポンプを持ち、直感的に操作できる日本語
液晶カラータッチパネルを備えております。
KISSコントローラーは+/-0.05Kの温度精度を持ち、シンプルな操作系と有機ELディスプレイで簡単に操作できます。

モデル名

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

ヒーター
容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

バス容量
開口部

冷媒

KISS-K6

-25～
+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0

1kW
2kW

0.2kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

210x400x546mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

4,5L
14x12x15cm

ノン・フロン

CC-K6

-25～
+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1kW
2kW

0.2kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

210x400x546mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

4,5L
14x12x15cm

ノン・フロン

KISS-K6s

-25～
+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.01kW
2kW

0.26kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

210x400x546mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

4,5L
14x12x15cm

ノン・フロン

CC-K6s-25～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.01kW
2kW

0.26kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

210x400x546mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

4,5L
14x12x15cm

ノン・フロン

KISS-K12

-20～
+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.25kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

350x560x430mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

12L
29x15x15cm

ノン・フロン

CC-K12-20～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.25kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

350x560x430mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

12L
29x15x15cm

ノン・フロン

KISS-K15

-20～
+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.25kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

350x560x430mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

15L
29x15x20cm

ノン・フロン

CC-K15-20～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.25kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

350x560x430mm

単相100V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

15L
29x15x20cm

ノン・フロン

KISS-K20

-20～
+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.4kW (20℃)
0.16kW (-20℃）

350x555x615mm

単相110～120V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

20L
29x33x15cm

ノン・フロン

CC-K20-20～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.4kW (20℃)
0.16kW (-20℃）

350x555x615mm

単相110～120V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

20L
29x33x15cm

ノン・フロン

KISS-K25

-20～
+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.4kW (20℃)
0.16kW (-20℃）

350x555x615mm

単相110～120V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

20L
29x33x20cm

ノン・フロン

CC-K25-20～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0
オプション

1kW
2kW

0.4kW (20℃)
0.16kW (-20℃）

350x555x615mm

単相110～120V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

20L
29x33x20cm

ノン・フロン

Ministat 125
Ministat125w

-25～
+150℃

22L/min / 16L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.01kW

0.3kW (20℃)
0.05kW (-20℃）

225x370x429
mm

単相100V-50Hz 115V-60Hz

2.75L
18x8x12cm

ノン・フロン

単相220～240V-50/60Hz

Ministat 230
Ministat 230w

-40～
+200℃

22L/min / 16L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.5kW
2kW

0.42kW (20℃)
0.25kW (-20℃）

255x450x476mm

単相110～120V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

3.2L
17x8x13cm

ノン・フロン

Ministat 240
Ministat 240w

-45～
+200℃

22L/min / 16L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.6kW
2kW

0.6kW (20℃)
0.35kW (-20℃）

300x465x516mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

4.9L
20x8x16cm

ノン・フロン

CC-405CC-405w

-40～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.6kW
1.5kW

0.7kW (20℃)
0.45kW (-20℃）

370x460x679
mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

5L
12x11x15cm

フロン

CC-410CC-410wl

-45～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

2.4kW
3kW

0.8kW (20℃)
0.5kW (-20℃）

420x565x719mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

22L
28x28x20cm

フロン

CC-415CC-415wl

-40～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.6kW
1.5kW

1.2kW (20℃)
0.6kW (-20℃）

410x480764
mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

5L
12x11x15cm

フロン多機能で直感的に操作できる
カラータッチパネル式CCコントローラー（日本語対応）

モデル名

明るく見やすい簡単操
作のKISSコントロー
ラー

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

ヒーター
容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

バス容量
開口部

CC-505CC-505wl

-50～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.6kW
1.5kW

1.2kW (20℃)
0.6kW (-20℃）

410x480764
mm

単相208V-60Hz
単相220～240V-50/60Hz

5L
12x11x15cm

フロン

CC-508CC-508w

-55～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.02.45kW
3kW

1.5kW (20℃)
1kW (-20℃）

410x480764
mm

単相208V-60Hz
単相230V-50Hz

5L
12x11x15cm

ノン・フロン

CC-510-50～+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.6kW
3kW

2.1kW (20℃)
1kW (-20℃）

605x706x
1136mm単相208V-60Hz
3相N付400V-50Hz

26L
26x26x20cm

フロン

CC-510w

-50～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.6kW
3kW

2.4kW (20℃)
1kW (-20℃）

455x515x1014mm単相208-V60Hz
3相N付400V-50Hz

18L
27x15x20cm

フロン

CC-515-55～+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.5kW
3kW

3.3kW (20℃)
1.6kW (-20℃）

605x706x
1136mm単相208V-60Hz
3相N付400V-50Hz

26L
26x26x20cm

フロン

CC-515w

-55～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

3.6kW
3kW

3.3kW (20℃)
1.6kW (-20℃）

455x515x1014mm単相208V60Hz
3相N付400V-50Hz

18L
27x15x20cm

フロン

CC-520w

-55～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

3.6kW
3kW

5kW (20℃)
3kW (-20℃）

539x629x
1102mm

3相460V-60Hz
3相N付400V-50Hz

17L
27x15x20cm

フロン

CC-525w

-55～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

3.6kW
3kW

7kW (20℃)
3kW (-20℃）

539x629x
1102mm

3相460V-60Hz
3相N付400V-50Hz

17L
27x15x20cm

フロン

CC-805-80～+100℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.2kW
1.5kW

0.5kW (20℃)
0.3kW (-60℃）

410x480x764mm

単相208V-50/60Hz
単相220～240V-50/60Hz

5L
12x11x15cm

フロン

CC-820CC-820w

-80～
+100℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.2kW
3kW

0.5kW (20℃)
0.3kW (-60℃）

539x629x
1102mm単相208V-50/60Hz
3相400V-50Hz

17L
27x15x20cm

フロン

CC-902-90～+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1.2kW
1.5kW

1.2kW (20℃)
0.6kW (-60℃）

410x480x
1136mm単相208V-60Hz
単相230V-50Hz

5L
12x11x15cm

フロン

CC-905CC-905w

-90～
+200℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

3kW
3kW

2kW (20℃)
1kW (-60℃）

600x706x764mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

26L
26x26x20cm

フロン

末尾にwが付いているモデルは水冷モデルです。
末尾にwlが付いているモデルは空冷・水冷兼用モデルです。
その他、ご希望の電源電圧仕様についてはお問い合わせください。

冷媒バス型循環恒温槽（高温タイプ）
バス型恒温槽は、装置内に水槽を持っており、水槽に入れた熱媒体をヒーターで温度制御します。
水槽の中に温調対象物を漬け込んで温めることができる他、熱媒体を外部に循環させて循環先の温調対象物をることができます。
バス内に液浸している蛇管に水を流せば、水温付近まで冷却することも可能です。
CCコントローラーを搭載したモデルと、KISSコントローラーを搭載したモデルの２タイプが用意されています。
CCコントローラーは+/-0.02Kの精密な温度制御機能と、強力な回転数可変式循環ポンプを持ち、直感的に操作できる日本語
液晶カラータッチパネルを備えております。
KISSコントローラーは+/-0.05Kの温度精度を持ち、シンプルな操作系と有機ELディスプレイで簡単に操作できます。

モデル名

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

ヒーター
容量

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

バス容量
開口部（幅x奥行x深さ）

KISS-104A

室温+10～+100℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.01kW2kW147x234x329mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

4L
外部密閉循環専用

CC-104A

室温+10～+100℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.01kW2kW147x234x329mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

4L
外部密閉循環専用

KISS-202C+45～+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.01kW2kW

178x260x355mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

2L
外部密閉循環専用

CC-202C+45～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.01kW2kW

178x260x355mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

2L
外部密閉循環専用

KISS-205B+45～+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0

1kW
2kW

178x337x355mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

5L
105 x 90 x 150mm

CC-205B+45～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0

1kW
2kW

178x337x355mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

5L
105 x 90 x 150mm

CC-304B+45～+300℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.01kW3kW

210x335x392mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

5L
105 x 90 x 155mm

CC-308B+45～+300℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.01kW
3kW242x404x392mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

8.5L
105 x 90 x 155mm

CC-315B+45～+300℃

25L/min / 18.5L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.03kW335x382x433mm

単相200～240V-50/60Hz

15L
270 x 145 x 200mm

HB45+45～+250℃

55L/min
0.9bar

M24x1.53kW
4.5kW

185x440x405mm

単相208V-60Hz
3相N付400V-50/60Hz

外部開放循環専用

HB60+45～+250℃

90L/min
2.5bar

M30x1.56kW

323x451x498mm

3相N付400V-50/60Hz

外部開放循環専用

HB120+45～+250℃

100L/min2.5bar

M30x1.512kW

323x451x498mm

3相N付400V-50/60Hz

外部開放循環専用

HB240+45～+250℃

100L/min3.5bar

M30x1.524kW

450x900x990mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部開放循環専用

HB480+45～+250℃

200L/min5.5bar

M38x1.548kW

800x1060x1598mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部開放循環専用

HB720+45～+250℃

200L/min5.5bar

M38x1.572kW

800x1060x1598mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部開放循環専用

HB960+45～+250℃

200L/min5.5bar

M38x1.596kW

800x1060x1598mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

外部開放循環専用

モデル名

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

ヒーター
容量

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

バス容量
開口部（幅x奥行x深さ）

KISS-106A

室温+10～+100℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

147x307x330mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

6L
130x110x150mm

CC-106A

室温+10～+100℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

147x307x330mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

6L
130x110x150mm

KISS-108A

室温+10～+100℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

147x407x330mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

8L
130x210x150mm

CC-108A

室温+10～+100℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

147x407x330mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

8L
130x210x150mm

KISS-110A

室温+10～+100℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

147x507x330mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

10L
130x310x150mm

CC-110A

室温+10～+100℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

147x507x330mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

10L
130x310x150mm

KISS-112A

室温+10～+100℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

333x360x335mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

12L
275x161x150mm

CC-112A

室温+10～+100℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

333x360x335mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

12L
275x161x150mm

KISS-118A

室温+10～+100℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

333x520x335mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

18L
275 x 321 x 150mm

CC-118A

室温+10～+100℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

333x520x335mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

18L
275 x 321 x 150mm

KISS-208B

室温+15℃～+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

290x350x375mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

8.5L
230x127x150mm

CC-208B

室温+15℃～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

290x350x375mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

8.5L
230x127x150mm

KISS-212B

室温+15℃～+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x375x375mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

12L
290x152x150mm

CC-212B

室温+15℃～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x375x375mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

12L
290x152x150mm

KISS-215B

室温+15℃～+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x375x425mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

15L
290x152x200mm

CC-215B

室温+15℃～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x375x425mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

15L
290x152x200mm

KISS-220B

室温+15℃～+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x555x375mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

20L
290x329x150mm

CC-220B

室温+15℃～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x555x375mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

20L
290x329x150mm

KISS-225B

室温+15℃～+200℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x555x425mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

25L
290x329x200mm

CC-225B

室温+15℃～+200℃

27L/min / 22L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.0(ｵﾌﾟｼｮﾝ)1kW
2kW

350x555x425mm

単相100～115V-50/60Hz
単相200～240V-50/60Hz

25L
290x329x200mm

チラー (Minichiller, Unichiller)
チラーは除熱を目的とした温調装置で、強力な循環ポンプと冷却能力を持った装置です。
ヒーターオプションを付けると、100℃までの昇温も可能になります。
CCコントローラーを搭載したモデルと、OLEコントローラーを搭載したモデルの２タイプが用意されています。
CCコントローラーは直感的に操作できる日本語液晶カラータッ
チパネルを備えており、OLEコントローラーはシンプルな操作
系と有機ELディスプレイで簡単に操作できます。
環境に優しいノン・フロンタイプの装置も揃えております。

モデル名

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

電源仕様

冷媒

Minichiller280 OLE-20～+40℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.0-

0.28kW (15℃)
0.2kW (0℃）

225x360x380mm

単相100V-50/60Hz
単相220～230V-50/60Hz

ノンフロン

Minichiller300 OLE
Minichiller300-H OLE-20～+40℃-20～+100℃

14L/min / 10.5L/min
0.25bar / 0.17bar

M16x1.01kW

0.3kW (15℃)
0.14kW (-10℃）

225x360x380mm

単相100V-50/60Hz
単相220～230V-50/60Hz

ノンフロン

Minichiller600 OLE
Minichiller600-H OLE-20～+40℃-20～+100℃

24L/min / 18L/min
0.7bar / 0.4bar

M16x1.02kW

0.6kW (15℃)
0.35kW (-10℃）

280x490x424mm

単相208～240V-50/60Hz

ノンフロン

Minichiller900w OLE-25～+40℃

24L/min / 18L/min
0.9bar / 0.4bar

M16x1.0-

0.9kW (15℃)
0.4kW (-10℃）

280x490x424mm

単相208～240V-50/60Hz

ノンフロン

Unichiller007 OLE
Unichiller007w OLE
Unichiller007-H OLE
Unichiller007w-H OLE-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

29L/min
1bar

G3/4”

2kW
2kW

0.7kW (15℃)
0.4kW (-10℃）

350x496x622mm

単相208～240V-50/60Hz

ノンフロン

Unichiller010 OLE
Unichiller010w OLE
Unichiller010-H OLE
Unichiller010w-H OLE-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

29L/min
1bar

G3/4”

2kW
2kW

1kW (15℃)
0.5kW (-10℃）

350x496x622mm

単相220～240V-50/60Hz

ノンフロン

Unichiller P012 OLE
Unichiller P012w OLE
Unichiller P012-H OLE-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

25L/min
2.5bar

G3/4”

2kW
2kW

1.2kW (15℃)
0.7kW (-10℃）

420x487x579mm
350x496x622mm
420x487x579mm
350x496x622mm

単相220～240V-50/60Hz

フロン-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

25L/min
2.5bar

G3/4”

2kW
2kW

1.5kW (15℃)
0.7kW (-10℃）

420x487x579mm
350x496x622mm
420x487x579mm
350x496x622mm

単相220～240V-50/60Hz

フロン-10～+100℃

25L/min
2.5bar

G3/4"

2kW

2.2kW (15℃)
1kW (-10℃)

460x590x743mm
420x487x579mm

単相220～240V-50/60Hz

ノンフロン-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

25L/min
2.5bar

G3/4”

2kW
2kW

2.2kW (15℃)
1kW (-10℃）

460x590x743mm
420x487x579mm
460x590x743mm
420x487x579mm

単相220～240V-50/60Hz

フロン

25L/min
2.5bar

G3/4”

2kW
2kW

2.5kW (15℃)
1.2kW (-10℃）

460x590x743mm
420x487x579mm
460x590x743mm
420x487x579mm

単相220～240V-50/60Hz

フロン

Unichiller P025w-H OLE-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

Unichiller050
Unichiller050w
Unichiller050-H
Unichiller050w-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

48L/min
3.4barG1*1/4”2kW
2kW

5kW (15℃)
3kW (-10℃）

740x1160x1050mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

Unichiller075
Unichiller075w
Unichiller075-H
Unichiller075w-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

48L/min
3.4barG1*1/4”2kW
2kW

7.5kW (15℃)
4kW (-10℃）

740x1160x1050mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

Unichiller100
Unichiller100w
Unichiller100-H
Unichiller100w-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

48L/min
3.4barG1*1/4”2kW
2kW

10kW (15℃)
6kW (-10℃）

740x1160x1050mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

Unichiller P012w-H OLE

Unichiller P015 OLE
Unichiller P015w OLE
Unichiller P015-H OLE
Unichiller P015w-H OLE

Unichiller P022-H OLE
-NR

ヒーター
容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

Unichiller P022w-H
OLE-NR

Unichiller P022 OLE
Unichiller P022w OLE
Unichiller P022-H OLE
Unichiller P022w-H OLE

Unichiller P025 OLE
Unichiller P025w OLE
Unichiller P025-H OLE

モデル名

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

ヒーター
容量

Unichiller017T
Unichiller017Tw
Unichiller017T-H
Unichiller017Tw-H

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

25L/min
3bar

G3/4”

2kW
2kW

1.7kW (15℃)
0.4kW (-10℃）

450x510x1230mm

Unichiller020T
Unichiller020Tw
Unichiller020T-H
Unichiller020Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

25L/min
3bar

2kW
2kW

2kW (15℃)
1.5kW (-10℃）

Unichiller025T
Unichiller025Tw
Unichiller025T-H
Unichiller025Tw-H-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

25L/min
3bar

2kW
2kW

2.5kW (15℃)
0.6kW (-10℃）

Unichiller025T-NR-10～+40℃

25L/min
3bar

G3/4”

-

2.5kW (15℃)
0.6kW (-10℃)

Unichiller030T
Unichiller030Tw
Unichiller030T-H
Unichiller030Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

26L/min
3bar

G3/4”

2kW
2kW

3kW (15℃)
2kW (-10℃）

Unichiller040T
Unichiller040Tw
Unichiller040T-H
Unichiller040Tw-H-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

26L/min
3bar

2kW
2kW

4kW (15℃)
1.5kW (-10℃）

Unichiller045T
Unichiller045Tw
Unichiller045T-H
Unichiller045Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

26L/min
3bar

2kW
2kW

4.5kW (15℃)
2.7kW (-10℃）

Unichiller055T
Unichiller055Tw
Unichiller055T-H
Unichiller055Tw-H-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

57L/min
5.6bar2kW
2kW

5.5kW (15℃)
0.8kW (-10℃）

Unichiller055T-NR
TP35 WO-10～+40℃

57L/min
5.6barG1*1/4”-

5.5kW (15℃)
0.8kW (-10℃）

Unichiller060T
Unichiller060Tw
Unichiller060T-H
Unichiller060Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

80L/min
5.6barG1*1/4”2kW
2kW

6kW (15℃)
2.8kW (-10℃）

Unichiller070T
Unichiller070Tw
Unichiller070T-H
Unichiller070Tw-H-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

84L/min
5.6bar

2kW
2kW

7kW (15℃)
2.3kW (-10℃）

Unichiller100T
Unichiller100Tw
Unichiller100T-H
Unichiller100Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

96L/min
5.6bar

2kW
2kW

10kW (15℃)
6.5kW (-10℃）

Unichiller110T
Unichiller110Tw
Unichiller110T-H
Unichiller110Tw-H-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

90L/min
5.6bar

2kW
2kW

11kW (15℃)
2.7kW (-10℃）

Unichiller130T
Unichiller130Tw
Unichiller130T-H
Unichiller130Tw-H-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

96L/min
5.6bar

2kW
2kW

13kW (15℃)
4.5kW (-10℃）

Unichiller160T
Unichiller160Tw
Unichiller160T-H
Unichiller160Tw-H-10～+40℃-10～+40℃-10～+100℃-10～+100℃

96L/min
5.6bar

2kW
2kW

16kW (15℃)
4kW (-10℃）

Unichiller180T
Unichiller180Tw
Unichiller180T-H
Unichiller180Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7bar

2kW
2kW

18kW (15℃)
11kW (-10℃）

Unichiller200T
Unichiller200Tw
Unichiller200T-H
Unichiller200Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7bar

2kW
2kW

20kW (15℃)
5kW (-10℃）

Unichiller210T
Unichiller210Tw
Unichiller210T-H
Unichiller210Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7bar

2kW
2kW

21kW (15℃)
13.5kW (-10℃）

G3/4”

G3/4”

G3/4”

G3/4”

G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”電源仕様

冷媒

単相208V-60Hz
単相230V-50Hz

フロン

単相208V-60Hz
単相230V-50Hz

フロン

単相208V-60Hz
単相230V-50Hz

フロン

450x510x1230mm

単相230V-50Hz

ノンフロン

500x552x1451mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

760x790x1985mm

3相400V-50Hz

ノンフロン

600x692x1613mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

(w)
400x440x1230mm
450x510x1230mm(w)
400x440x1230mm
450x510x1230mm(w)
400x440x1230mm(w)
400x440x1230mm
500x552x1451mm(w)
400x440x1230mm
500x552x1451mm(w)
400x440x1230mm
600x692x1613mm(w)
500x552x1261mm(w)
500x552x1261mm
600x790x1614mm(w)
500x552x1261mm
600x790x1614mm(w)
500x552x1261mm
600x790x1614mm(w)
600x600x1450mm
904x1582x1837mm(w)
600x600x1450mm
904x1582x1902mm(w)
600x600x1450mm
904x1582x1902mm(w)
760x800x1615mm
904x1582x1902mm(w)
760x800x1615mm
904x2172x1882mm(w)
760x800x1615mm

モデル名

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

ヒーター
容量

Unichiller220Tw-H12
CO2-20～+100℃

57L/min
5.6barG1*1/4”

Unichiller250T
Unichiller250Tw
Unichiller250T-H
Unichiller250Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7barG1*1/4”

Unichiller250T
Unichiller250Tw
Unichiller250T-H
Unichiller250Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7barUnichiller260T
Unichiller260Tw
Unichiller260T-H
Unichiller260Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7barUnichiller300T
Unichiller300Tw
Unichiller300T-H
Unichiller300Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7barUnichiller350T
Unichiller350Tw
Unichiller350T-H
Unichiller350Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7barUnichiller500Tw
Unichiller500Tw-H-20～+40℃-20～+40℃-20～+100℃-20～+100℃

210L/min4.7barG1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”G1*1/4”

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

冷媒

12kW

22kW (15℃)
12kW (-10℃)

760x985x1566mm

3相400V-50Hz

ノンフロン

2kW
2kW

25kW (15℃)
11kW (-10℃）

905x2172x1944mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

2kW
2kW

25kW (15℃)
11kW (-10℃）

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

2kW
2kW

26kW (15℃)
16kW (-10℃）

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

2kW
2kW

30kW (15℃)
11kW (-10℃）

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

2kW
2kW

35kW (15℃)
14kW (-10℃）

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

2kW
2kW

50kW (15℃)

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

フロン

(w)
760x800x1615mm
905x2172x1944mm(w)
760x800x1615mm
905x2172x1944mm(w)
760x800x1615mm
905x2172x1944mm(w)
760x800x1615mm
905x2172x1944mm(w)
760x800x1615mm
760x800x1615mm

熱交換式チラー (HTS: Heat Transfer System)
熱交換式チラーは、冷凍機を搭載していませんが、冷却対象物
を通って熱くなった熱媒体を、ラジエター又は熱交換器に通して冷却する装置です。
ラジエターに空気を当てて冷やす空冷式と、熱交換器に一次冷却水を通して冷やす水冷式の２タイプがあります。
モデル名

温度範囲

最大流量(吐出/吸引)
最大圧力(吐出/吸引)

配管口径

ヒーター
容量

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

冷却方式

HTS 1

室温～80℃

8L/min0.2bar

M16x1.0-0.8kW
室温20℃・温度差20℃の場合

280x398x387mm

単相200～240V-50/60Hz

空冷式

HTS 3

冷却水温～
95℃

33L/min
0.7bar

M16x1.0-3kW
冷却水温20℃

280x491x414mm

単相200～240V-50/60Hz

水冷式

HTS 5

冷却水温～
95℃

25L/min
2.5bar

G3/4”

-

5kW
冷却水温20℃

280x491x414mm

単相200～240V-50/60Hz

水冷式

HTS 6

冷却水温～
95℃

25L/min
2.5bar

G3/4”

-

6kW
冷却水温20℃

400x491x529mm

単相200～240V-50/60Hz

水冷式

HTS 15

冷却水温～
95℃

25L/min
2.5bar

G3/4”

-

15kW
冷却水温20℃

400x491x529mm

単相200～240V-50/60Hz

水冷式

HTS 30

冷却水温～
90℃

240L/min4.7barG1*1/4”-30kW
冷却水温20℃

940x1050x1130mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

水冷式

HTS 50

冷却水温～
90℃

240L/min4.7barG1*1/4”-50kW
冷却水温20℃

940x1050x1130mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

水冷式

HTS 75

冷却水温～
90℃

240L/min4.7barG1*1/4”-75kW
冷却水温20℃

940x1050x1130mm

3相460V-60Hz
3相400V-50Hz

水冷式

投げ込みクーラー
投げ込みクーラーは、冷却プローブを水槽、または冷却対象物に接触させて冷やすタイプのチラーです。
冷却プローブの形状は、ソリッドなコイル式と、フレキシブル
タイプの２種類があり、特注形状も承っております。
温度センサーを併用することによって温度制御が可能なEタイ
プと、単純に冷却するタイプがあります。

モデル名

温度範囲

冷却プローブ

温調機能

冷却能力

サイズ
幅x奥行x高さ

電源仕様

冷却方式

冷媒

TC45

-45～
+100℃

Φ48 x 105mm コイル無し

0.24kW (0℃)
0.18kW (-20℃)

190x295x360mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC45E

-45～
+100℃

Φ48 x 105mm コイル

有り

0.24kW (0℃)
0.18kW (-20℃)

190x295x360mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC45-F-45～+100℃

Φ13 x 600mm
フレキシブル無し

0.24kW (0℃)
0.18kW (-20℃)

190x295x360mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC45E-F

-45～
+100℃

Φ13 x 600mm
フレキシブル有り

0.24kW (0℃)
0.18kW (-20℃)

190x295x360mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC50

-50～+50℃

Φ48 x 155mm コイル

無し

0.3kW (0℃)
0.26kW (-20℃)

260x330x415mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC50E

-50～+50℃

Φ48 x 155mm コイル

有り

0.3kW (0℃)
0.26kW (-20℃)

260x330x415mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC50-F-50～+50℃

Φ13 x 900mm
フレキシブル

無し

0.3kW (0℃)
0.26kW (-20℃)

260x330x415mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC50E-F-50～+50℃

Φ13 x 900mm
フレキシブル有り

0.3kW (0℃)
0.26kW (-20℃)

260x330x415mm

単相110～120V-50/60Hz
単相208～240V-50/60Hz

空冷式

ノンフロン

TC100

-100～
+40℃

Φ48 x 155mm コイル無し

0.16kW (0℃)
0.15kW (-20℃)

295x500x570mm

単相220～240V-50/60Hz

空冷式

フロン

TC100E-100～+40℃

Φ48 x 155mm コイル

有り

0.16kW (0℃)
0.15kW (-20℃)

295x500x570mm

単相220～240V-50/60Hz

空冷式

フロン

TC100-F

-100～
+40℃

Φ13 x 900mm
フレキシブル無し

0.16kW (0℃)
0.15kW (-20℃)

295x500x570mm

単相220～240V-50/60Hz

空冷式

フロン

TC100E-F

-100～
+40℃

Φ13 x 900mm
フレキシブル有り

0.16kW (0℃)
0.15kW (-20℃)

295x500x570mm

単相220～240V-50/60Hz

空冷式

フロン

(販売代理店)151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8
英弘精機株式会社
物性・分析機器事業部
TEL: 03-3469-6715
Mail: info@eko.co.jp

532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31
英弘精機株式会社
関西営業所
TEL: 06-6307-3830