村上電子上皿天びん

ＬＦ型
取扱説明書

LF-600/LF-6000(ver 5.F)0103

安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください）警告
誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●不安定な場所で使用しないでください。
落ちた場合けがの原因になります。
●引火しやすいものは計量しないでください。
また引火しやすいものの側での計量作業はしないでください。
爆発する危険があります。

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
感電やけがをする恐れがあります。

●天びんを改造したり、修理、部品交換をしないでください。
火災、感電やけがの原因となります。

9911080103

LF-600/LF-6000

3注意
誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

●湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。
この天びんは非防水です。火災、感電の原因となります。

●交流１００Ｖ以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になります。
●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
火災や感電の原因になります。
●電源プラグは確実に最後までコンセントに差し込んでください。
ショートや発火の恐れがあります。
●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電やショート、発火の恐れがあります。
●電源プラグに金属片やゴミ、水分を付着させないでください。
感電やショート、発火の恐れがあります。
●異常を感じたときは、使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、修理を依頼してください。
感電や発火の恐れがあります。

●長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
●電源プラグを抜くときは電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショート、発火の恐れがあります。

LF-600/LF-6000

49911080103目次

安全上のご注意 ............................................................................................................ ３１ 仕様 ............................................................................................................................ ６２ 各部の名称 ................................................................................................................... ７３ 測定準備 ...................................................................................................................... ８４ 測定方法 ...................................................................................................................... ９５ 計数はかりとしての使用方法 .......................................................................................... １０６ パーセント機能の使用方法 ............................................................................................ １２７ 上下限設定機能の使用方法 .......................................................................................... １３８ キャリブレーションの方法 ............................................................................................... １５９ 測定プログラムメニュー ................................................................................................. １６１０ 吊り下げ計量装置の使用方法（下皿式天びんとしての使用方法） ......................................... １８１１ オプション ................................................................................................................... １９１２ ＲＳ２３２Ｃインターフェイス ＲＳ－２Ａ（６００）［オプション］ ..................................................... ２０
１３ 故障かな？と思ったら ................................................................................................... ２５
製品保証について ....................................................................................................... ２６9911080103

LF-600/LF-6000

5１ 仕様型名

LF-600

LF-6000

ひょう量

600g

6000g

目量（最小表示）

0.1g

1g

最大風袋量

600g

6000g

φ160mm170x170mm

皿寸法
皿材質

非磁性18-8ステンレススチール製

表示方式

蛍光表示（FLD），字高15mm

電源AC100V,50/60Hz,5.5VA

使用温度範囲-5℃～35℃

概略外形寸法185(W)x230(D)x63(H)mm

重量約1.7kg（本仕様は改良のため予告なく変更することがあります）

LF-600/LF-6000

69911080103

２ 各部の名称

(1)

(2)
(3)

(3)

(4)

(5)

図１ 外観図
(4)
(7)
(8)
(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

図２ 操作パネル（図はＬＦ－６００）

(1)

皿(2)
(3)

電源スイッチ
水平調節脚

(4)
(5)

表示窓
水平器

(6)

安定ランプ

(7)

(8)
(9)

ゼロ点ランプ風袋ランプ(10)（風袋）キー(11)（ゼロ）キー（プリント）キー

9911080103

LF-600/LF-6000

7３ 測定準備梱包の内容を確認してください。
天びん本体
取扱説明書

１
１（本書）

保証登録はがき１（ユーザーサポートに必要ですので必ずご返送ください）

本器は電子式高精度天びんですから、温度変化、湿気、振動、風などの影響が少ない場所で水平に設置してお使いください。また外来電源ノイズや強力な電波、磁気などにもご注意ください。

（３－１）
梱包箱から本体を取り出し図３の要領で梱包用段ボールを抜き取ってください。

図３ 梱包用段ボールの取り外し（３－２）
水平器(5)の気泡が中央にくるように左右の水平調節脚(3)を回して本体を水平に設置してください。

(5)(3)
水平器気泡位置
図４ 水平の調整●不安定な場所で使用しないでください。
●湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。

LF-600/LF-6000

89911080103

４ 測定方法（４－１）

【注意】 本器はひょう量内風袋引き方式ですか

電源プラグをコンセントに差し込んでください。
皿(1)の上に何も載せずに電源スイッチ(2)を入れまら、風袋引きを使用されますと、その分だ
けひょう量は少なくなります。

す。
（４－５）
（４－２）
表示窓(4)に  が表れ、ランプ全部が風袋引きの解除は、風袋を皿(1)の上から取り除きキー(10)を押してください。風袋引きが解除さ一時点灯します。しばらくして表示値は、ゼロとなり、ｇの位置の安定ランプ(6)とゼロ点ランプ(8)だけれ風袋ランプ(9)が消灯します。
が点灯します。
正しい計量をするには、この状態で１５分以上放上記の操作で風袋ランプ(9)が消灯しない場合はゼロ点が変化しています。

置した後、測定をするようにしてください。
もう一度皿(1)の上に何も載っていないか確認し（４－３）
被測定物を皿(1)に静かに載せて安定ランプ(6)がて、キー(11)を押しゼロ点の再設定をしてくだ点灯したときの表示値が被測定物の重量を表します。被測定物の重量がひょう量※1を超えると、測定

さい。ゼロ点ランプ(8)が点灯すればキー(10)で風袋引きの解除ができるようになります。
できないことを表す  が表示されます。
【説明】 ※1 ひょう量
（４－４）
容器などの風袋※２を用いて計量するときは、風袋計量することのできる最大量※2 風袋
被測定物の容器、包装等のことを皿(1)に載せ、表示が安定してからキー(10)を押してください。表示がゼロになると同時に風袋ランプ(9)が点灯して、風袋引きされていることを示します。

●引火しやすいものは計量しないでください。
また引火しやすいものの側での計量作業はしないでください。
●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
●交流１００Ｖ以外では使用しないでください。
●電源プラグは確実に最後までコンセントに差し込んでください。
●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
9911080103

LF-600/LF-6000

9５ 計数はかりとしての使用方法
b*（５－１）

サンプルの重量が軽すぎると 表示となり測定できません。この場合、皿上のサンプルを取り除く

容器などの風袋を使う場合は、皿(1)に載せと自動的に  に戻ります。
キー(10)を押して風袋引きをし、表示窓(4)の表示をゼロにします。
Ｅ）電子天びんの表示に従ってサンプルの数を増（５－２）
やした後キー(11)を押します。

表示のゼロを確認してから、図５を参考に次の手順で操作してください。（表示例はＬＦ－６００です。）【注意】 表示がゼロからずれていると、設定誤差Ｆ）  表示が一瞬出た後、皿上のサンプルの個数が表示されます。の原因となります。
【注意】 サンプルの数を増やさずに手順Ｅ）の操作を行った場合  表示のＡ）

キー(11)とキー(10)を同時に押して後、重量測定モードに戻ります。

ファンクションモードを呼び出します。
（９「測定プログラムメニュー」参照）

以上で設定は終わりました。個数の計測をしてください。個数単位では、安定ランプ(6)はｐｃｓ．の位置で点灯します。なお、設定値は電子天びんの電Ｂ）源を切ると消えてしまいます。

キー(10)を押すと、表示は となり計数設定の準備状態となります。

（５－３）
重量測定モードに戻るには、一旦電子天びんの電源を切って入れ直すか、Ｃ）皿(1)に１０個のサンプルを載せてキー(11)とキー(11)キー(10)を同時に押して再びファンクションモードを押します。
を呼び出してから、Ｄ）電子天びんがサンプルの重量を判断することにより必要なサンプル数が表示されます。
例えば  なら２０個のサンプルが必要です。
a*キー(11)を押して表示が，，...，から通常表示になるまで切り換えていきます。
なお、この場合でも設定値は消えてしまいます。

サンプルの重量が充分に重ければ、手順Ｄ）、手順Ｅ）は自動的に省略されます。

LF-600/LF-6000

109911080103

A) B)  C)D)      F)

        E)a*b*

   

図５ 個数設定の手順【参考】サンプル１個当たりの重量に対する必要サンプル数の目安
LF-600

LF-6000

必要サンプル数

1.0g以上

10g以上

10個0.5g～1.0g

5g～10g

20個

0.2g～0.5g

2g～5g

50個

0.1g～0.2g

1g～2g

100個

0.1g未満1g未満

測定不可

9911080103

LF-600/LF-6000

11６ パーセント機能の使用方法

パーセント機能では、基準になる品物の重量を１００％として設定します。以後、測定する品物の重量が基準になる品物の重量に対して何％に相当するかを演算処理して表示します。

（６－１）
Ｃ）皿(1)に基準（１００％）の品物を載せて基準（１００％）になる品物を用意してください。
キー(11)を押します。
（６－２）
容器などの風袋を使う場合は、皿(1)に載せＤ）  表示が一瞬出た後、 と表示されます。

キー(10)を押して風袋引きをし、表示窓(4)の表示【注意】 基準の品物の重量が軽すぎるとをゼロにします。

（６－３）
表示のゼロ点を確認してから、次の手順で操作してください。
【注意】 表示がゼロからずれていると、設定誤差の原因となります。

 表示の後、重量測定モードに戻ります。

以上で設定は終わりました。％の測定をしてください。％単位では、安定ランプ(6)は％の位置で点灯します。なお、設定値は電子天びんの電源を切ると消えてしまいます。

Ａ）

キー(11)とキー(10)を同時に押して（６－４）
重量測定モードに戻るには、一旦電子天びんのファンクションモードを呼び出します。
（９「測定プログラムメニュー」参照）
電源を切って入れ直すか、キー(11)とキー(10)を同時に押して再びファンクションモードＢ）キー(10)を２回押すと、表示はを呼び出してから、キー(11)を押して表示が となり％設定の準備状態となりま，，...，から通常表示になるまで切り換えていきます。

す。

なお、この場合でも設定値は消えてしまいます。
【参考】基準になる品物の重量の目安

LF-600

LF-6000

％設定

15g以上

150g以上

設定可能

15g未満

150g未満設定不可

LF-600/LF-6000

129911080103

７ 上下限設定機能の使用方法被測定物の上下限値を設定することができます。上下限の間（許容範囲）に入るとブザーが鳴りますので『重量チェック』として利用されると便利です。（ｇ単位のみ設定できます。）（７－１）上下限値の設定Ｄ）表示が下限の設定値（１９５ｇ）になるまで分銅、以下に例として上限２０５ｇ、下限１９５ｇに設定する場合の方法を示します。（表示例はＬＦ－６００でまたは被測定物を載せます。
【注意】 設定は実際の重量ではなく表示値で設す。）

Ａ）

定されます。

キー(11)とキー(10)を同時に押してファンクションモードを呼び出します。
（９「測定プログラムメニュー」参照）

Ｅ）表示が安定してからキー(10)を押して下限値を設定します。下限値が設定されると表示は  となり、続いて上限設定状態となります。

Ｂ）

キー(11)を押して表示を，，，と切り換えていきます。
 が上下限設定の準備状態です。
【注意】 ここで表示が  となった場合は、上下限値が既に設定されています。

【注意】 表示が安定しない間にキー(10)を押すと、下限値が設定されずに表示は のまま変わりません。この場合、表示が安定するのを待って、再度キー(10)を押してください。

新たに設定するときにはキー(10)を押して表示を  にしてください。

Ｆ）表示が上限の設定値（２０５ｇ）になるまで分銅、または被測定物を載せます。
【注意】 設定は実際の重量ではなく表示値で設定されます。

Ｃ）

キー(10)を押すと表示は  となり下限設定状態になります。
【注意】 表示が  となっていなければ、ゼロ点がずれていますのでキー(11)を押してゼロ点を設定してください。

9911080103

LF-600/LF-6000

13

（７－２）上下限値の設定解除
Ｇ）表示が安定してからキー(10)を押して上限Ａ）キー(11)とキー(10)を同時に押して値を設定します。上限値が設定されると表示は となり、設定が終了したことを示します。

ファンクションモードを呼び出します。

【注意】 表示が安定しない間にＢ）

キー(10)を押すと、下限値が設定されずに表示は のまま変わりません。このキー(11)を押して表示を，，と切り換えて、  を表示させます。

場合、表示が安定するのを待って、再度Ｃ）

キー(10)を押して表示を  にキー(10)を押してください。
します。

Ｈ）

キー(11)を押して表示を（），と切キー(11)を押して表示を（），と切り換えていきます。

り換えていきます。

Ｉ）表示が  の状態からＤ）

キー(10)

Ｅ）表示が  の状態からキー(10)

を押すと上下限設定値を記憶して通常表示に戻を押すと記憶されている上下限設定値を解除してり、通常表示に戻り、キー(11)を押すと電源を切るまで上下限設定をした状態で（電源を切ると消えてしまいます）通常表示に戻ります。

キー(11)を押すと電源を切るまでは上下限設定値を解除した状態で通常表示に戻ります。

以上で設定は終わりました。上下限値が設定されている間は、範囲外では表示が点滅し、範囲内に入ると表示の点滅は止まり、ブザーが鳴ります。

LF-600/LF-6000

149911080103

８ キャリブレーションの方法

使用地域の重力加速度の違いにより、指示値にわずかの違いが出る場合があります。正確な計量をするには、校正用分銅（精密１級精度）を用いてキャリブレーションをしてください。ひょう量に近い分銅の方が、より正確な調整ができます。（校正用分銅は、弊社にてオプションで用意しております。）
型名

校正用分銅

LF-600

500g

200g

100g

LF-6000

5kg

2kg

1kg

（８－１）

（８－２）

電源プラグをコンセントに差し込み、皿(1)の上に下の表示例を参照しながら、次の手順で操作してください。（表示例はＬＦ－６００です。）

何ものせずにキー(11)を押したまま電源スイッＡ）

チ(2)を入れます。
不特定な数字が表示されますので、はかりの動作キー(11)を押してゼロ点を設定します。

Ｂ）用意した校正用分銅を皿(1)にのせます。

状態が安定するまで１５分以上放置してください。
Ｃ）

キー(10)を押します。

Ｄ）表示が校正用分銅の重量を示します。

以上でキャリブレーションが完了しました。通常通りお使いください。なお、調整の結果は本体内部に記憶されますので、電源を切っても再度調整する必要はありません。
正確な測定をするために定期的な点検をお勧めします。

図６ キャリブレーション※A)↓B)

５００ｇの場合


２００ｇの場合C)↓

↓↓





※D)

１００ｇの場合※※※の表示は例であり実際には異なる表示になる場合もあります。

9911080103

LF-600/LF-6000

15９ 測定プログラムメニュー

本器はお客様の使用目的に幅広くご利用いただけるよう、多数の機能を持っています。充分にご活用ください。

（９－１）ファンクションの呼び出し方法
各機能の設定をするには、まずファンクションの呼び出しをしてください。
キー(11)とキー(10)を同時に押し （，，...）を変えるには と表示させます。以後ファンクションの種類キー(11)を、ファンクションの内容を変えるにはキー(10)を押します。

（９－２）ファンクションの種類（工場出荷時は※の位置に設定されています）


※ 

表示単位の選択
ｇ単位で測定します。




個数単位で測定します。
％単位で測定します。


ゼロトラッキングのＯＮ／ＯＦＦ
ゼロトラッキングとは、水滴、ゴミなどの皿への付着または内部要因によりゼロ点が微少変動した場合にもゼロ点を正確に自動補正する機能です。
通常、ゼロトラッキングはＯＮの状態で使用してください。ただし、微少荷重を徐々に加えて測定する場合は誤差を生ずる場合がありますので、このような測定をするときには、ゼロトラッキングをＯＦＦにしてご使用ください。

※ ゼロトラッキングＯＮ

ゼロトラッキングＯＦＦ





測定モードの選択
高速モード※ 早い応答速度の必要な液体等のはかり込みに使用します。
標準モード





通常の測定に最適な条件に設定されています。
動物モード
応答速度が遅くなり、動物など不安定な被測定物でも安定した表示が得られます。

LF-600/LF-6000

169911080103

※ 


上下限設定機能
上下限設定ＯＦＦ
上下限設定ＯＮのファンクションはＬＦ－６００Ｒ／ＬＦ－６０００Ｒでのみ表示されます。

※ 

データ出力の選択
データ出力ＯＦＦキー(7)を押すとデータが出力されますが、通常はデータを出力しません。



安定時データ出力（ゼロ点近傍及びマイナス表示値を除く）
表示値が安定する度に一度だけデータを出力します。
表示値が安定し続けている状態ではデータは出力されません。
データが出力されるのは、表示値が変化して再び安定した時です。



連続データ出力
表示値の安定、不安定にかかわらず連続してデータを出力します。

ファンクションモードの終了

左記の表示の状態よりキー(10)を押すと、上記メニューで設定された内容を記憶して測定モードに移ります。（個数単位、％単位の設定値は記憶できません。）
キー(11)を押すと、設定を記憶せずに測定モードに戻ります。
この場合電子天びんの電源を切るまでは上記設定が有効となります。

9911080103

LF-600/LF-6000

17

１０ 吊り下げ計量装置の使用方法（下皿式天びんとしての使用方法）（１０－１）（１０－２）

本体底面のゴムキャップを取り外し、内蔵された吊りさげ計量用フックに吊り棒あるいは吊り皿のような吊り棒あるいは吊り皿を使用したとき、これらの重量は、風袋引きにより表示をゼロに設定してお使ものを掛けてお使いください。（吊り棒、吊り皿は弊社でもオプションとして用意しております。）

いください。

吊り下げ計量用フック

吊り皿

ゴムキャップ

図７ ゴムキャップの取り外し

図８ 吊り下げ計量装置使用例●不安定な場所で使用しないでください。
●湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。

LF-600/LF-6000

189911080103

１１ オプション（１） ＲＳ２３２Ｃインターフェイス ＲＳ－２Ａ（６００）
ファクトリーオプション
ＬＦ－６００Ｒ、ＬＦ－６０００Ｒに標準装備
次章参照（２） オペレーションプリンター ＣＳＰ－１６Ｍ
次章参照（３） パソコン接続ケーブル ＲＣＢＰ－２．５
次章参照

9911080103

LF-600/LF-6000

19

１２ ＲＳ２３２Ｃインターフェイス
ＲＳ－２Ａ（６００）［オプション］（１２－１）仕様

出力規格

ＥＩＡ ＲＳ２３２Ｃ 準拠

伝送形式
伝送速度

調歩同期式
２４００ｂｐｓ

スタートビット
データビット１
８

ストップビット
パリティビット

２なし

伝送コード

８ｂｉｔ ＡＳＣＩＩ（１２－２）出力データフォーマット

12

3

4

5

678

9

10111213

14

±

D

D

D

D

D

D

D

U

U

S

S

CR

LF

キャラクター １符号

キャラクター ２～ ８（Ｄ）

データ

キャラクター ９～１０
キャラクター１１～１２（Ｕ）
（Ｓ）

単位状態

キャラクター１３
キャラクター１４

LF-600/LF-6000

安定＿Ｓ

不安定
エラー

＿Ｕ＿Ｅ

ＣＲ
ＬＦ

20

9911080103

（１２－３）ピンコネクション

端子番号

入力/出力

Pin1

信号名
未接続

Pin2

出力

Data output (TXD)

Pin3

入力

未使用

Pin4

未接続

Pin5

未接続

Pin6

入力

未使用

Pin7

GND

Pin8

未接続

Pin9

出力

未使用

6 7 8 91 2 3 4 5
図９ ＲＳ２３２Ｃ入出力コネクタ

9911080103

LF-600/LF-6000

21

（１２－４）新光電子㈱製ＣＳＰ－１６Ｍ（弊社でケーブルを改造していますので、ご用命の際には弊社にお問い合わせください。）
電子天びんのＲＳ２３２Ｃ出力を受け、データの印字はもちろん合計、平均、標準偏差等の統計演算、更に上下限設定やヒストグラムまでもの演算能力を持つ電子プリンターです。
【注意】 プリンターの接続にはＲＳ２３２ＣインターフェイスＲＳ－２Ａ（６００）が必要です。

Ａ）電子天びんとの接続
プリンター付属のケーブルで、電子天びん背面のＲＳ２３２Ｃコネクタとプリンターの信号入力ジャックを接続してください。

Ｂ）機器の設定と動作プリンターの動作に応じて以下の設定をしてください。なおプリンターのディップスイッチは電源を切った状態で設定した後に電源を入れ直してください。（電子天びんとプリンターを一括して購入された場合は、▲の位置の設定で工場出荷しています。）

ディップスイッチプリンターの電子天びん側
データ出力の設定

プリンターの▲ ↓

電子天びんの

安定時自動印字（ゼロ点近傍及びマイナス表示値を除く）

動作
キー(7)による手動印字

１２３４５６７８ON

↓１２３４５６７８ON

↓

１２３４５６７８ON

プリンターの DATA キーによる手動印字

安定時自動印字（ゼロ点近傍を含む）【注意】 各々の印字の間にゼロ点を通過する必要があります。

【注意】 ＣＳＰ－１６Ｍを接続して印字を行う際、先にプリンターの電源を入れてから電子天びんの電源を入れると”＊ＩＯ ＥＲＲＯＲ＊”と印字される場合があります。この様なときは、一度双方の電源を切って、先に電子天びんの電源を入れてからプリンターの電源を入れるようにしてください。また同様の理由から、電源を切る場合には、先にプリンターの電源を切ってから電子天びんの電源を切ってください。

LF-600/LF-6000

229911080103

（１２－５）パソコン接続ケーブルＲＣＢＰ－２．５
電子天びんとパ－ソナルコンピュータ（ＰＣ９８シリーズ）を接続し、電子天びんのＲＳ２３２Ｃ出力をコンピュータに伝送するためのケーブルです。
【注意】 パソコンと接続するにはＲＳ２３２ＣインターフェイスＲＳ－２Ａ（６００）が必要です。

（１）Ｎ８８ＢＡＳＩＣによるＲＳ２３２Ｃサンプルプログラム（ＰＣ９８０１用）

Ａ）機器の設定
電子天びんのファンクションを以下のように設定してください。
連続データ出力ＰＣ９８０１側のボーレイトを２４００ボーに設定します。

Ｂ）サンプルプログラム
以下のプログラムを動かしてください。
このプログラムはＰＣ９８０１のＦ１キーで終了します。
100 OPEN "COM:N83" AS #1
110 ON KEY GOSUB 230
120 KEY ON
130 FOR I=1 TO 6000

140 IF EOF(1) THEN 150 ELSE 170
150 NEXT I

160 PRINT "Time Out!":GOSUB 230
170 D$=INPUT$(1,#1)

180 IF D$=CHR$(&H20) THEN PRINT "_"; ELSE PRINT D$;
190 GOTO 130
200 CLOSE #1
210 PRINT "Good Bye!"
220 END
230 KEY OFF

240 RETURN 200

9911080103

LF-600/LF-6000

23

プログラムの説明
100
110～120

データビット＝８、ストップビット＝２に設定
プログラムを終了させるためのファンクションキー割り込みの設定

130～160170

電子天びんから信号が来ない場合にプログラムを終了させるタイムアウト処理
１文字分のデータの取り込み

180
200～

１文字分のデータの表示（スペースを＿に変更）
終了処理【注意】 手動出力（  ）または安定時出力（  ）でお使いになる場合は、タイムアウト処理（１３０行～１６０行）を削除してください。

（２）Ｌｏｔｕｓ１－２－３のワークシートへのデータの取り込み㈱テイエスエル製アドインソフト１－２－３ＤａｔａＬｏｇｇｅｒを使用すれば、簡単な操作で電子天びんから１－２－３のワークシートに計測データを取り込むことが可能です。また処理マクロを作成すれば、使用状況に応じたオンライン計測システムが構築できます。
【注意】 Ｌｏｔｕｓ１－２－３はLotus Development Corporationの商標です。

電子天びん側（Ｄサブ９Ｐ）

パソコン側（Ｄサブ２５Ｐ）
図１０ ＲＣＢＰ－２．５結線図

LF-600/LF-6000

249911080103

１３ 故障かな？と思ったら表示と症状

原因

処置

電源コードが接続されていない

電源コードを正しく接続する

電源を入れても何も表示しない

皿の載せ忘れ電源を入れても上記表示のままである
皿に何か接触している

付属の皿を載せる
接触物を取り除く

風、振動等の影響のない安定した
風、振動等が本体に影響している場所に本体を設置する
電源を入れて上記表示からゼロになるまでの時間が異常に長い
動物測定モードが設定されている 標準測定モードに設定する
皿の上に品物を載せたまま電源を入れた

 
電源を入れると上記表示となった 付属の皿以外の皿を使用している品物を取り除いて電源を入れ直す
付属の皿を使用し、それ以外の皿は風袋引きでゼロを設定する


ゼロ点が変化していく

ゼロトラッキングがOFFになっていゼロトラッキングをONにするる
表示値がちらつく

風、振動等が本体に影響している

風、振動等の影響のない安定した場所に本体を設置する

高速測定モードが設定されている 標準測定モードに設定する

表示値が正しく出ない

本体が水平に設置されていない本体を水平に設置する

キャリブレーションがずれているキャリブレーションをする 
品物の重量がひょう量を超えてい品物を取り除く
品物を載せると上記表示となった る（表中表示値はＬＦ－６００の場合を示します）

上記以外の症状については、弊社またはお買上店にご連絡ください。そのとき型名、器物番号（本体右側面の銘板に表記されています）、購入年月日、故障の症状（できるだけ詳しく）をお知らせください。

9911080103

LF-600/LF-6000

25

製品保証についてこのたびは、本器をご購入くださいましてありがとうございます。
当社は、本器に対して１年間の製品保証をいたしております。保証期間中に当社の責により故障を生じた場合は、その修理または部品の交換を無料でいたします。

ただし、次に該当する故障の場合はこの対象から除外させていただきます。
（１）誤ったお取扱いによる故障または損傷（２）当社以外で、修理や改造をした場合（３）故障の原因が本器以外の理由による場合（４）落下、衝撃など不注意の事故、保存上の不備によるもの（５）高温多湿、腐食性ガス、振動など過酷な環境条件の中でお使いになった場合（６）火災、地震、洪水などの天災により生じた故障または損傷（７）製品納品後の移動および輸送により生じた故障または損傷（８）消耗品およびこれに準ずる部品の交換

万一故障が生じた場合はお買い上げ店、または弊社までご連絡ください。

LF-600/LF-6000

269911080103

991108〒５３５－０００５ 大阪市旭区赤川２丁目１０番３１号

株式会社 村上衡器製作所
URL: http://www.murakami-koki.co.jp/

ＴＥＬ： （０６）６９２８－７５７１（代） ＦＡＸ： （０６）６９２８－１０９９