機器の推奨消耗品

Agilent Infinity II LC 精製システム用の推奨消耗品
ラボの運用を中断することなく維持し、最適な性能を達成するために、アジレントのテクニカルエキスパートが推奨する消耗品リストを用意しました。
ワークフローを最適化するために、ぜひお役立てください。

InfinityLab セーフティキャップ

溶媒ボトルインレットフィルタ

維持します。

不正確さの原因となる大きな粒子を除去します。

定期的に交換する必要があり、流路の詰まりや流量の溶媒の空気中への放出を防止し、移動相の安定性を長期間にわたって

InfinityLab ベントバルブ––

バルブの交換時期を示す 6 か月のタイムストリップ付き

ボトル内に空気を取り込んで、溶媒除去時の圧力を補正でき、溶媒ボトルから有害な蒸気の漏出を防止

InfinityLab 長寿命 HiS 重水素ランプ

InfinityLab 廃液ボトルおよびセーフティキャップ
溶媒廃液の空気中への放出を防止

InfinityLab 活性炭フィルタ（58 g）–

廃液容器から発生する有害な溶媒蒸気を吸収

リークホース–システムのリークチューブを接続

タイムストリップ–

バルブの交換時期を通知

InfinityLab フィッティング–蒸気が漏出しないチューブ接続が可能

InfinityLab セーフティキャップ
–溶媒の空気中への放出を防止

部品番号

説明

推奨数量

使用目的

5043-1333

InfinityLab セーフティキャップ GL45、分取 LC 用

2個

溶媒ボトルから空気中への溶媒蒸気の1 ポート。フィッティング（4.7 mm）1 個およびベントバルブ（5043-1190）1 個を含む

5043-1334

InfinityLab セーフティキャップ GL45、分取 LC 用 2 ポート。フィッティング（4.7 mm）2 個

溶媒ボトルに適合（最も推奨）

2個

InfinityLab 変換アダプタ、GL45（M）からGPI 38（F）、PTFE。InfinityLab

2個セーフティキャップ用

5043-1338

InfinityLab セーフティキャップ/廃液ボトルキット。
InfinityLab セーフティキャップ S60

1個

InfinityLab セーフティキャップを GPI 38 ス

レッド付き

システムの廃棄物を安全に回収し、溶媒蒸気が空気中に放出されるないようにするには、活性炭フィルタ（5043-1193）が必要（最も推奨）

10 L 廃液ボトル（5043-1337）を含む

InfinityLab 活性炭フィルタ、タイムストリップ付属放出を防止。GL45 スレッドは Agilent

4 L 溶媒ボトルに適合させるアダプタ

スレッド、4 ポート（5043-1336）および5043-1193

溶媒ボトルから空気中への溶媒蒸気の溶媒ボトルに適合

およびベントバルブ（5043-1190）1 個を含む

5043-1192放出を防止。GL45 スレッドは Agilent

1個

セーフティキャップの廃液から揮発性化合物を吸収する活性炭フィルタ、定期的な交換をユーザーに知らせるタイムストリップ付き（最も推奨）

5023-3115

5190-8223

溶媒ボトルインレットフィルタ、分取、20 µm、SST、2 個。外径 3/16 インチ（4.7 mm）チューブ用

ディレイおよびチェックアウトキャリブラント、Agilent 精製システム用。5 mL のアンプル 2 本、1個詰まりや不正確な流量の原因となる大きな粒子が流路に混入しないように定期的な交換が必要

部品ファミリー
溶媒およびサンプル容器

溶媒およびサンプル容器

溶媒およびサンプル容器
溶媒およびサンプル容器

溶媒およびサンプル容器

LC ろ過（最も推奨）

1個

システムキャリブレーションおよび標準

1個

G7115A/G7165A 用予備ランプ、ランプが寿命にLC ランプ

1個

G7114A/B 用予備ランプ、ランプが寿命にLC ランプパテントブルー VF ナトリウム塩、

チェックアウト用標準物質

サンセットイエロー FCF、スダンオレンジ G、DSMO に溶解、2 mg/mL

2140-0820

InfinityLab 長寿命重水素ランプ、RFID タグ付き、ダイオードアレイおよび多波長検出器（G7115A/G7165A）用G1314-60101

InfinityLab 長寿命 HiS 重水素ランプ、
RFID タグ付き、可変波長検出器（G7114A/B）用

達した場合にシステムのダウンタイムを回避

達した場合にシステムのダウンタイムを回避

部品番号

説明

推奨数量

G7161-68740

メンテナンスキット、1290 Infinity II

1個分取バイナリポンプ（G7161B）用、200 mL/min ポンプヘッド付き

使用目的
当社の調べでは、PM を実施することで、システムのダウンタイムと部品

ファミリー

PM キット

トラブルシューティングが削減され、キットには、PharMed チューブ付きペリスタルティックポンプ（5065-4445）1 個、ピストンシール30 % 以上のコスト削減につながります（5067-6589）4 個、シールウォッシュ
シール （5067-6588）4 個、ステンレスフィルタアセンブリ（ポアサイズ 2 µm）（5022-2192）

2 個、溶媒インレットフィルタ（20 µm）（5023-3115）2 個がG7161-68730

メンテナンスキット、1260 Infinity II/1290

Infinity II 分取バイナリポンプ（G7161A/B）用、1個50 mL/min ポンプヘッド付き

当社の調べでは、PM を実施することで、システムのダウンタイムとPM キット

トラブルシューティングが削減され、含まれます

キットには、PharMed チューブ付きペリスタルティックポンプ（5065-4445）1 個、ピストンシール30 % 以上のコスト削減につながります（5067-4299）4 個、シールウォッシュ
シール （5067-6587）4 個、ステンレスフィルタアセンブリ（ポアサイズ 2 µm）（5022-2192）

2 個、溶媒インレットフィルタ（20 µm）（5023-3115）2 個がG7157-68730

メンテナンスキット、1260 Infinity II

分取オートサンプラ（G7157A）用

1個

当社の調べでは、PM を実施することで、システムのダウンタイムとPM キットトラブルシューティングが削減され、含まれます

キットには、ニードルアセンブリ

ニードルシート（G7157-87201）1 個、（G7157-87101）1 個、ロータシール

30 % 以上のコスト削減につながります（5068-0268）1 個、PharMed

チューブ付きペリスタルティックポンプ（5065-4445）1 個、フィンガー

キャップ 15 個（5063-6506）が5068-0319

Rebuild キット、1260 Infinity II 分取マニュアルインジェクタ（G1328D）用1個

当社の調べでは、PM を実施することで、システムのダウンタイムとPM キットトラブルシューティングが削減され、30 % 以上のコスト削減につながります* PM：予防メンテナンス

Infinity II LC 精製システム用消耗品について詳しく説明したクイックリファレンスガイド（英語）はこちら：5994-2810EN

含まれます

キットには、ステータフェースシール、ロータシール、ニードルガイド、ニードルポートクリーナ、六角レンチ（2 本）が含まれますwww.agilent.com/chem/infinitylab-lc-purification
ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE31481845

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2023
Printed in Japan, February 15, 2023
5994-5758JAJP