シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回

蛋白質結晶学取り組んだ最初の頃
月 原 冨 武 （つきはら とみたけ）
私は大阪大学薬学部でＸ線結晶構造解析の手ほどきを受けた後、1968 年に理学研究科に進学して蛋白質研究所で蛋白質結晶学の研究を始めた。その頃、ヘモグロビン、ミオグロビンに続いてリゾチームが酵素蛋白質として初めて構造決定され、蛋白質結晶学が英国から世界に拡がって行った。我が国では 1960 年代前半に、笹田義夫先生（阪大蛋白研、後に東工大）が英国 MRC の M.F.Perutz の所で仕事をされた。帰国後、実験化学講座続８巻（1965 年）に結晶化から回折実験、位相決定まで蛋白質結晶学の全容を書かれた(1)。この総説は、黎明期の蛋白質結晶学について詳しく述べられており、蛋白質結晶構造解析の理解が一層深まる内容が随所にあり、今でも推奨したい論文である。1960 年代後半には、蛋白質研究所がチトクローム c、名古屋大学の坂部知平先生のグループがインスリンのＸ線結晶構造解析を軌道に乗せようとしていた。当時は、あらゆることを自分たちで構築しなければならない時代であった。そうした時代から 1980 年初頭まで、私自身が経験した今では考えられない蛋白質結晶学について、役に立つことがあることを願って述べてみよう。

チトクロム c の結晶化
回折強度データ収集

1960 年代後半、蛋白質研究所では高野常広先生
を中心に18 リットル缶一杯のカツオの心臓からチ1960 初頭までは、蛋白質結晶の回折データ収集

トクロムｃを 10 グラム以上精製し、15ml の試験はプレセッション写真法が一般的であった（第１管を使って硫安塩析法で結晶化していた。細かく図）。この方法では逆格子の形がそのまま現れるの砕いた硫安粉末を少しずつ加えながら蛋白質の沈で、直ちに指数付けを行うことができる利点があ殿の出方と氷上で冷やした時の沈殿の消え方を見るが、撮影に時間を要して強度の読み取り精度もて飽和度を推し量り、適当なところで室温に静置高くなかった。徐々に線形回折計など正確に強度する。数日経つとゲル化して不透明になり、試験管を測定できるカウンターによる回折データ収集もを逆さにしてもこぼれない状態になる。ゲルの中行われるようになった。蛋白質研究所でもゼネラから小さな核が出来てゆっくり大きくなる。大きルエレクトリック（GE）社の３軸型手動回折計がくなるにつれて結晶の周囲が徐々に透明性を増す。

あって、１斑点ごとに結晶の方位とカウンターの結晶が十分大きく成長した時点で試験管の壁を軽位置を変えて強度を測定した。しかし、それではチく叩くと、液中に浮いていた結晶が試験管の底にトクロム c の高分解能のデータ収集を行うのは困落下し結晶成長が止まる。
（この結晶化の過程は録難であり、植木龍夫先生を中心に４軸型自動回折画されており、高野先生にお願いしてどこかで見計(AFC)を理学電気と共同で開発した。その後、こることができるようにしていただこうと思う。
）この AFC は長く分子量数万以下の小さい蛋白質結晶うして大量の結晶を準備することができて、重原の回折データ収集を実験室で行うために使用され子誘導体の調製や回折強度測定を存分に行う準備た。

ができた。いずれも試行錯誤によって方法を確立しなければならなかったので、今では考えられないくらいの多くの結晶が必要であった。

121

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回

め、最も短い c 軸をφ軸に合わせて反射の重なりを回避した。現在はφ軸を振動させる振動法で、結晶の一部分に X 線を照射して回折データ収集が行われている。吸収の大きさはφの値に最も強く依存する。また、振動幅も小さいので同じイメージ内の反射はほぼ同じφであると見做せて、イメージ間のスケーリングの際に実質的に吸収補正も行われているので、こうした幾何学を考慮する必要はない。ただ、格子が 1000Å近い場合には斑点の重なりを避けるために、こうした幾何学を考慮することは有用である。
反射強度を計数する方法にはピーク値を強度とする方法、特定の角度範囲を走査して積分値を採用する方法がある。GE 社の３軸型回折計を用いて手動で測定していた時はピーク値を採用していた

第１図 プレセッション写真 後述するスピルリナのフェレドキシンのプレセッション写真。斑点の並びに沿って指数をつけることができる。この写真を撮るためには結晶の軸を X 線に対して特定の方向に向けなければならない。そのために何度も回折像を撮影して軸の方向を調整する。さらに撮影にあたっては目的の反射以外を除くために、フィルムの前面の特定の位置にスクリーンを入れる。

結晶全体に X 線を照射するか、結晶の一部に当てるかということも問題になった。どの方位でも結晶全体からの回折が得られる前者の完浴法を採用した。回折強度の相対値が方位によって影響を受けることを少なくするためである。今でも中性子回折はこの方法を採用している。X 線は最も強い強度が得られる波長 1.54Åの CuK線を使用した。しかし、この波長では、回折強度が結晶や結晶を封入しているガラスキャピラリーによる吸収の影響を強く受けるので、測定後吸収補正をしなければならない。そのために任意の方位での回折ではなく特定の結晶軸を回折計のφ軸（結晶の回転軸）に一致させなければならなかった（第２図）。
チトクロム c はアミノ酸残基数が 103 の小さい蛋第２図 ４軸回折計にキャピラリーに封入した結晶をセットしている。
大きな白い円形の部分をχサークルと呼ぶ。
キャピラリーの左側に少しだけ見えているのがコリメーターの先端で、ここから X 線が出てくる。キャピラリーを乗せているのがオメーターヘッドという部分で、２つのアークがあってキャピラリーの傾きを変えることができる。そうすることによって結晶の軸を X 線に対して特定の方向に合わせることができる。

白質であり、最大の格子定数も 100Åに満たないものであったが、a, b, c どの軸でもφ軸に合わせて良いわけではなかった。長い軸をφ軸に合わせると特定の方位で２つの反射が同時にカウンターに入る重なりの問題が生じた。完浴法を採用するためにビームサイズを大きくしたためである。そのた122

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回

が、AFC ではより正確な強度を見積もることがで送ると、１〜２日後に計算結果が返ってきた。大型

きる積分法を採用した。走査方法ではω軸と 2θ軸といえども、今日の感覚では主メモリーも恐ろしを連動して走査するω/2θ走査法と、2θを固定しく小さく、計算速度も遅いものであった。そのためてω軸を走査するω走査法が検討された。重原子に電子密度計算も任意の間隔でなく特定の間隔に誘導体ではモザイク幅が大きくなり、ω/2θ走査法限定して行った。三角関数は計算機に組み込まれでは反射の重なりの問題が深刻になる。
（回折計のている関数を使うと時間がかかるので、前もって幾何学等及びモザイクの詳細は注釈を参照してくテーブルを作っておいてそのテーブルから引き出ださい。
）そこで、モザイク幅が変化しても正しいした。より一般性のあるプログラムシステムの構強度が得られるω走査法を採用した。現在の振動築も視野にあったと思うが、何よりもチトクロム c法でのイメージ間で強度を足し合わせる方法は３の構造解析を早く成功させることが優先された。

次元の積分が行われており、理想的な積分法であ等高線を作図するプロッターなどはなく、電子密る。ただ、ピーク値だけでも結構まともな強度測定度値を印字したものをもとに手で描いた。こうしになっていたことは、現在取り組んでいる X 線自て作成した等高線に基づいて阪口健一技官に協力由電子レーザー(XFEL)による静止法による回折強してもらって作った２つの木のモデル蛋白質研究

度データ収集法の開発の際にも念頭に入れている。

所の玄関にある（第３図）。一つは 6Å分解能でもプロトタイプの AFC は紙テープ制御であった。

う一つは 4Å分解能のモデルである。6Å分解能の結晶を回折計に乗せて方位を調整して格子定数等モデルでは、計算間隔を適切な値に選択できなかを決める。それらをコンピュータに入力して任意ったために水平面内と垂直方向での縮尺にずれがの反射の４軸の設定角を計算し、その値を紙テーあり、少し縦長になっている。4Å分解能の時にはプに出力した。紙テープを回折計側で読み込ませほぼ一致させる計算が可能になり、正確なモデルて４軸角を設定し強度を測定した。後にコンピュになっている。

ータから直接回折計を制御するようになり随分楽重原子誘導体に測定できるようになった。その後、この AFC は急速に普及して低分子用に利用者を拡大した。し蛋白質研究所での大学院時代に、揺籃期の蛋白かし、原理的に０次元の計数装置であり、蛋白質の質結晶学をじっくり学ぶことができた。チトクロ

分子量が大きくなるにつれて測定効率が低下する

ム c の構造解析で私が最も貢献できたと自負して弱点が深刻になる。そのため、大きな蛋白質では振いるのは、K3UO2F5 修飾が良好な重原子誘導体と動写真法が主流になった。

なることを見つけたことである。当時、重原子誘導体としては K2PtCl4 が見つかっていたが、Pt その構造解析プログラム

ものの電子密度に異方性が高くて良質の重原子誘重原子同型置換法の原理は確立されていたが、導体結晶ではなかった。これはよくあることで、Pt位相の確率分布を求める際の誤差の取り扱い、重が Met の S の２つの孤立電子対に 50%ずつの確率原子パラメータの精密化の際の反射データごとので入るためである。私はフローセルという装置を重みなど未確立であり、個々の蛋白質で検討しな作って重原子誘導体を検索した。その装置のキャければならないことが多くあった。こうしたことピラリーに結晶をいれて外から重原子試薬溶液をを検討しながら位相決定のためのプログラム開発流し込みながら、回折像の変化を調べた。重原子をが、芦田玉一先生を中心にして行われた。毎週の雑流すことによって変化の可能性があると判断する誌会は殆どが位相決定法に関する原論文の紹介でと、5Å分解能のデータを収集し、ネイティブ結晶あった。当時、大阪大学では豊中に大型計算機センとの差のパターソン関数を計算した。チトクロム c

ターがあり、研究所のあった中之島からは学内便の結晶は溶媒含量が 40%に満たない隙間の少ないでプログラムとデータがセットになったカードを結晶である。それでも３分以内に外の溶媒が内部123

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回に浸み込む。この結晶では 10Åより低い分解能の手動回折計で回折データを収集するための設定角斑点の強度は溶媒領域の電子密度の変化と共に変を計算しようとしたが、休み中で建物が冷え切っ化するので、10Åより低角側の反射強度の変化でて部屋の温度が低くて計算機が起動しなかった。

溶媒が置換される様子を観測できた。
修士課程 2 年

計算機室にガスストーブを持ち込んで数時間かけの時、重原子検索実験を毎日繰り返していたが、回て２０℃以上にして、やっとの思いで計算機を起折強度変化があっても低分解能側だけとか、同型動した。設定角を計算して、100 反射弱の２次元性が崩れるなどで、良好な重原子誘導体を見つけ(0kl)の 5Å分解能の反射強度を測定し、ネイティブることができないまま 12 月末になった。小さい蛋結晶との差のパターソン関数を計算した。等高線白質は隙間が小さいために良好な重原子誘導体をを引いて確かに特定の位置に重原子が入っている作るのが難しいことが多いのである。初期の蛋白ことを確認できた時には、とっくに元日の朝にな質構造解析では、できるだけ小さい分子量の蛋白っていた。この上ない喜びに浸った元日であった質が研究対象にされたこともあって、いずこも重ことは、今でも鮮明に覚えている。修士論文は、原子誘導体調製に苦労することが多かった。

K3UO2F5 誘導体を見つけたという内容だけで書い修士論文のためのデータを得るために、冬休みた。その後 K3UO2F5 は私にとってはマジック試薬を返上して重原子誘導体検索を行っていた。大晦で、フェレドキシン、ウイルス（SBMV）等使った日に K3UO2F5 誘導体がこれまでにない良さそう結晶で 100％成功している。しかし、その後ウランな回折プロファイルを示した。急遽、GE 社の３軸が核燃料物質であることから使用しなくなった。

第３図 チトクロム c の木製モデル カツオの心臓の還元型チトクロム c のモデルであり、左側は４Å分解能、右側は６Å分解能の電子密度に基づいて作成した。４Å分解能のモデルで赤く塗っている部分はヘムである。赤色と黄色の球はそれぞれ導入した重原子 Pt, U の位置を示している。両者で見る方向が少し違っている。そのために４Å分解能のモデルでは Ptが隠れている。

124

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回

現在は SeMet 置換が普及して重原子試薬を浸漬さ遠心機は農学部の設備を借りた。生物学的に重要せる重原子同型置換法は余り使われていない。扱な結晶を作れば何とかなるだろうと楽天的に取りう蛋白質が大きくなるほど重原子誘導体を調製す組んだ。Fd-FNR 複合体の調製は新先生に鳥取まるのは容易であることが忘れられている。SeMetで指導に来て頂いてホーレンソウを用いて行った。

蛋白質の大量発現に苦労している話を聞くたびに、数年間学生と一緒に試行錯誤したが、結晶を選るなぜ重原子誘導体を調製しないかと思うことが多に到らなかった。

い。

そうしているときに松原先生からスピルリナの２鉄フェレドキシンの結晶が出来たので見に来い

鳥取大学という連絡があり、早速阪大に行って当時大学院

1970 年代初頭、鳥取大学には勝部幸輝先生がお生の長谷俊治先生が作った結晶を頂いて帰った。

られて天然物のＸ線解析を行っておられた。そこ

タイミング良く勝部先生がプレセッションカメラの助手にならないかと角戸正夫先生から話があっを科研費で購入されたので、空間群決定など予備た。よく考えて蛋白質のＸ線結晶構造解析をやっ実験は十分行うことが出来た。回折強度データ収て良いというお話を頂いたので決心し、博士課程

集は蛋白研の安岡則武先生に便宜をはかって頂いを２年で中退して 1971 年 1 月に鳥取大学工学部て、AFC で収集した。当初、回折強度は紙テープに助手として就職した。任期のないポジションでにも出されたが、そのまま鳥取大学では読むことあり、これでじっくり蛋白質結晶学の研究をしてができなかったので、紙に印字されたものを鳥取一生食べていけると思い大変嬉しかった。しかし、に持って帰り、紙テープに打ち込んだ。位相決定用

1971 年当時研究条件は殆ど整っておらず、周囲ののコンピュータは TOSBAC-3400 という 主メモ

先輩もどなたも私が蛋白質の研究を鳥取で行うこリーが 8K words（1 word = 64 bits）のテープコンとが出来るとは考えておられなかった。

トロールのものが１台、鳥取大学共通の設備とし鳥取大学に就職する時に、当時阪大理学部にいてあった。今では誰も想像できないでしょうが、そた吉川信也さんに、チトクロム c の相手であるチろばんで計算していたことを考えれば不可能なわ

トクロム酸化酵素の構造解析をやりたいと相談しけではなく、上手にプログラムを書いて K3UO2F5た。それがどんなに難しいことか十分に理解して誘導体によって異常散乱を利用した単一重原子同いたわけではない。ただ、大学院時代に蛋白研の生型置換法で位相決定を行った。研究の殆どの時間

理機能部門の談話室で友達とお茶（お酒だったかは計算プログラム書きに費やしていた。このコンも）を飲んでいた時に、佐藤了先生が「これからはピュータは共通設備で、運用はオペレータの勤務膜蛋白質、蛋白質間相互作用だ」と２つのキーワー時間中に限られていて仕事がはかどらなかった。

ドをあげられたことがいつも頭にあった。1962 年

しかし、大口ユーザーであったことで、特別に夜間に米国ジョンソン研の米谷隆先生が結晶の写真を使用を許可してもらって、[２鉄２硫黄]フェレドキ報告されているが、回折像は撮っておられず、吉川

シンの活性中心の構造を決定することができた。

さんの所でもまだ精製法が確立されていなかった。

、構造解析に見通しを付けた。
これを論文にし（2）結晶化に取り組むにはまだ早いので待っておれ、当時鳥取大学では勝部教授、月原講師、福山恵一助

しばらくは別のことをやるようにということで、手の体制であった。天然物化合物の研究が中心で阪大理学部の松原央先生と神戸山手女子短大の新あった勝部先生と福山先生もフェレドキシンの仕勝光先生を紹介して貰った。そこで、フェレドキシ事をしてくれるというので、思い切って２年間米ン(Fd)−フェレドキシン還元酵素(FNR)複合体のＸ

国パデュー大学に留学した。その間、福山先生を中線結晶構造解析をすることにした。最初は冷室も心にした緻密な構造解析によって 2.8Å分解能の遠心機も無い状態であったが、クロマト用の低温構造を得て、Nature 誌(1980 年)に掲載された（3）。

チャンバーは機械工場の指導のもと自分達で作り、125

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回を取り替え、前の結晶に対して正確に次の角度領域になるように結晶の配向を合わせなくてはなら

パデユー大学ない。この結晶の方位調整に１日、１枚の写真撮影

フェレドキシンの構造解析である程度自信がつに１日かけて、２日で１枚取るのが優秀なポスド

いた頃、チトクロム c 酸化酵素はフェレドキシンクの仕事であった。これでは留学期間中に仕事がよりも１桁以上大きいので、より大きな蛋白質複終わらない。そこで３枚の静止写真で、現像時間も合体の構造解析を行う能力を養う必要性を痛感し入れて４時間で精密に結晶の方位を調整し、２０ていた。田中信夫先生の紹介でパデユー大学の M.
G. Rossmann 教授のところでウイルスの構造解析を行うことにした (1978-1980 年)。そこで最初に意外であったのは回折データ収集が古典的な写真法であったことである。しかし、分子量がフェレドキシンの百倍を超える巨大なウイルスでは、反射数は分子量に比例するので１斑点ずつ正確に測定するカウンター法では対応できないことは一目瞭然であった（第４図）。パデユーでもっとも嬉しかったのは、義務から完全に解放されて 24 時間研究のことだけであったこと、お金の心配をしなくて良いことであった。
Rossmann 教授の所ではＴ＝３ウイルスである
SBMV の 3.5Å 分解能構造決定が不成功で、もう一つ重原子誘導体を探し、2.8Å 分解能の構造解析を行う方針を立てたところであった。当時、重原子第４図 Southern Bean Mozaic Virus の 2.8Å分解誘導体検索には撮影に時間が掛かるプレセッショ能性があることを実際に示した頃から信用してく能の振動写真。回転対陰極発生装置に２枚の全反射ミラーを装着して焦点を絞ったX 線を用いて２０時間照射、0.6°振動で撮影している。チトクロム c やフェレドキシンの回折像を見慣れていたので最初にこの写真を撮ったときは、それなりのカルチャーショックを覚えた。しかし、チトクロム c やフェレドキシンで回折像撮影に際に苦労した軸たては、ウイ
ルスでは斑点が密にあるために容易であることにすぐ気がつき、写真法によるデータ収集は以外と難しくないと思った。

れ始めて、仕事が随分やりやすくなった。とは言っ時間で１枚の振動写真を撮る計画を立てて、実行てもこの誘導体が実際に使えるかどうかはフルセした。この辺は日本で結晶学の経験を積んでいたットのデータを収集しなければならない。それにので自信があった。１週間に６枚、3.0 度分撮った。

は、通常１年以上かかる。常温で回折実験を行うた

全く無駄がなければ３０週で実験が完了することめに１個の結晶で１照射すれば結晶は劣化する。になる。実際には撮り直しや 0.5 度振動の他に低（凍結結晶で回折実験が最初に行われたのは分解能用の 1.0 度振動のデータも収集したので、1990 年代半ばにリボソームに適用されたのが最１年近くかかった。私が撮影した回折像は、ポスド初である。
）振動幅 0.5 度、全部で最低 90 度分、ク仲間で今は回折像の処理プログラムの作成者と180 枚測定しなければならない。１照射毎に結晶しても著名な Andrew G. W. Leslie が毎日１枚ずン写真法が適用されていて、１イメージの撮影に数日要していた。それを正確に配向させた振動写
真法で１日以内に行うことを提案したが、「きけない、しゃべれない奴が何を言っているのだ」と言う雰囲気で誰にも相手にされなかった。しかし、その方法で K3UO2F5 誘導体を作り、良い誘導体の可つ処理して、回折像の状況を知らせてくれた。

126

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回

2.8Å分解能のデータ収集が完了し、重原子同型わることができ、優れた研究者仲間と一緒に研究置換法による位相決定はボスが担当した。次はウが出来たことは何よりの幸運であった。いかなるイルスの対称性を利用した平均法による電子密度巨大な蛋白質の結晶構造解析を行う自信もついた。の精密化である。それを私が担当したが、2.8Å分

チトクロム c 酸化酵素

解能になりコンピュータ容量の限界を超えて、それまで使っていた 3.5Å分解能用のプログラムでパデユー大学に留学することになった頃チトクは実行不可能であった。3.5Å分解能用のプログラ

ロム c 酸化酵素は、吉川さんが甲南大学理学部でムを作成し、 Assistant Professor になって独立し反応機構の研究を続けると共に精製法の改善に取ていた Jack Jhonson と議論した結果、プログラムり組んでいた。鳥取大学で FNR やフェレドキシンを修正して直径約 30cm の大きさの磁気テープをを一緒にやっていた小川恵三さん（阪大薬学部の10 数本使えば可能であることが判った。プログラ博士課程）にも協力して貰って、吉川さんの所で結ムを根本的に作り替えて臨むか、プログラム修正晶化も始めた。小川さんが何回か結晶らしいもので 10 数本のテープの交換という労力によって対の回折像を撮ろうとしたが成功しなかった。1980

処するかの選択であったが、躊躇せず労力によっ年 2 月に帰国して、その春甲南大学の冷室でキラて解決する道を選択した。約２００メートル離れキラした輝きを見たときの感動は今でも鮮明であた計算機センターに磁気テープ１０数本を１日１る。顕微鏡下で結晶であることを確認できたが、濃サイクルの計算を行う度に運ぶのである。私にと縮法による塩溶領域（塩析とは異なり塩濃度の低って最も大きな問題は、計算の時に計算センターいところ）での結晶化であるために、微妙な条件ののアルバイトの担当者が磁気テープの順番を間違変動によっても結晶が溶けてしまった。回折像をえずに掛けるという厄介な仕事をやってくれるか撮るのにも随分苦労した。吉川さんや甲南大学のどうかということであった。この件については、セ学生さんがバスで鳥取まで結晶を運んできて、実ンターの最大の利用者である Rossmann が直接セ験室のプレセッションカメラで回折像の撮影を試ンターに掛け合ってくれて、センターが特段の配みた。最初は結晶をキャピラリーの中に入れるこ慮をして実施してくれることになった。こういうともなかなか出来なかった。鳥取まで運んでいる不細工な戦術をとる私の考え方は Rossmann の考

途中で結晶が消えることも何度かあった。徐々にえ方とは必ずしも一致しなかったが、理解してく結晶の取り扱い方に習熟して、何とか空間群を決れた。しかし、今振り返ってみると、なんとかモデル作成はできる程度に電子密度は改善されていたが、平均法による精密化が十分収束するだけのサイクル数は行えていなかった。その後の高速化されたコンピュータによる計算では、完全に収束させるには数 100 サイクルは必要であることが判った。しかし、当時のコンピュータの性能では無理であった。今日ではコンピュータの進歩があって、膨大な繰り返し計算を行うことが可能になり、ウイルスでは重原子誘導体を用意しなくても平均法のみによって構造決定が可能になっている。2.8Å の構造解析を Nature 誌(５)に掲載されるめどが立って２年間の留学期間を終えた。２年間で日本にいる時の１０年分の仕事をした感じであった。また、１０年を超える研究の集大成の時期にチームに加127

第５図 ウシ心筋のチトクロム c 酸化酵素結晶のプレセッション写真。最高 10 Å の斑点が見える。塩溶領域での結晶化されており壊れやすい結晶であったが、良質の蛋白質を精製できている証拠となった。

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回

めることが出来る回折像を撮影できたのは 1983

はこのオイラー角を採用し()に対応する角を年であった（第５図）。その後、1993 年の末に 2.8(ω,χ,φ)としている。４軸角の残りの 2θはカウÅ分解の回折像を得て約１年かけて構造決定を行ンターの位置を決める角である。回折が生じる中った。1995 年に活性中心構造(5)、1996 年に全構心の位置ではω＝θとなるので、３軸回折計では造(6)、1998 年に H−パスプロトンポンプ機構(7)にω軸と 2θ軸は常時１：２になって連動して動くよ

ついて報告した。その後、反応中間体や高分解能のうになっている。

構造解析、部位特異的変異体の機能解析等によっω/2θ走査ではω軸と 2θ軸を連動して走査すて H−パス説の正当性を示してきた。現在は、新しる。逆格子原点と逆格子点を結ぶ線に沿ったプロ

い X 線自由電子レーザー（XFEL）によって高速ファイルが得られる。例えば(h00), (0k0), (00l),

時分割 X 線結晶構造解析によって、酸素還元・プ(nh nk nl)などのプロファイルがチャートに現れるロトンポンプ機構の全容の解明を行っている(8)。

ので重原子誘導体検索に便利であった。

後になれば、随分無駄なことをして時間がかかっω走査ではカウンターの位置 2θを固定してωてしまったことが多くあり、反省することが多い。

軸を走査する。これは逆格子原点と逆格子点を結しかし、新しいことに挑む際には無駄も覚悟で取ぶ線分を半径とする円弧に沿ったプロファイルがり組むことも必要ではないでしょうか。

得られる。構造解析の対象にしている結晶は完全な一つの結晶ではなくて、ほんの少し向きが違う

あとがき

小さな結晶の集まりであり、モザイク結晶と呼び、1980 年代前半まで、私に限らず我が国で蛋白質向きの違いの大きさをモザイク幅と呼ぶ。ω走査の X 線結晶構造解析を行っていた研究者は誰も計法ではこのモザイク幅の大きさが直接プロファイ算プログラム作りに没頭していた。しかし、構造解ルに現れる。蛋白質の結晶ではその大きさは 100

析ソフト開発のエキスパートを生み出すことはな分の数度から１度を超えるものもある。モザイクかった。この原因の一つは、構造解析結果は高く評幅が小さいほど良い結晶である。

価されるが、方法の開発者が評価される機会が少なく、方法の開発に没頭していると昇進の機会が文 献少ないことであった。もう一つは積極的な異分野(1)（特に計算科学）との連携が弱く広くユーザーに笹田義夫、角戸正夫、実験化学講座（続）８巻、450-506 (1996).

使われる普遍性のあるプログラムを作りきれなか(2)ったことにある。
（低分子結晶構造解析では優れた

T. Tsukihara et al., J. Biochem., 84, 1645-1647(1978).

プログラム体系が作られた。
）これらは今日でも克服されていない弱点である。XFEL や中性子、電子(3)K. Fukuyam et al., Nature, 286, 522-524 (1980).

顕微鏡などによる構造研究の新しい展開が期待さ

(4)

C.

れる今日、我が国においても回折データ処理及びAbad-Zapatero et al., Nature, 286, 33-39(1980)..

構造解析のソフトウェア開発を一層推進させる必(5)

T. Tsukihara et al., Science, 269, 1069-1074 (1995).

要性を痛感している。

(6)

T. Tsukihara et al., Science, 272, 1136-1144 (1996).

(7)

S. Yoshikawa et al., Science, 280, 1723-1729 (1998).

(8)

K. Hirata et al., Nature Methods, 11, 734-736 (2014).

注釈 ４軸回折計とモザイク幅
４軸回折計はこのシリーズの福山恵一先生の文章の第１図にある。結晶による回折班点が生じるためには結晶を X 線に対して特定の方向に向けなくてはならない。向きを変える操作としてよく使われるのがオイラー角 ()である。４軸回折計

128

シリーズ「わが国の蛋白質科学研究発展の歴史」第17回

月原冨武先生ご略歴
1967 年 3 月 大阪大学薬学部製薬化学科卒業
1969 年 3 月 大阪大学大学院理学研究科高分子学専攻終了
1969 年 4 月～1970 年 12 月 同上博士課程に在学
1971 年 1 月 ～1973 年 1 月 鳥取大学工学部工業化学科助手
1973 年 2 月 ～1978 年 3 月 鳥取大学工学部工業化学科講師
1978 年 4 月 ～1991 年 3 月 鳥取大学工学部工業化学科助教授（1978 年 2 月～1980 年 2 月 パデュー大学ロスマン教授の元で在外研究）
1991 年 4 月 ～1995 年 3 月 徳島大学工学部生物工学科教授
1995 年 4 月 ～2008 年 3 月 大阪大学蛋白質研究所教授
2008 年 4 月～現在 兵庫県立大学大学院生命理学研究科 特任教授
大阪大学蛋白質研究所 客員教授

129