光イメージング脳機能測定装置(Optical encephalography)

Model：Spectratech OEG-SpO2

概要説明書

技術編

Rev１.２

ご使用にあたって
本装置はお客様の研究目的用に開発された製品です。その他のご利用方法は固くご遠慮願います。また、本装置は極めて高精度に製作された計測装置です。ご使用前に本説明書を必ず、よくお読み願います。

光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

バージョン

発行日

Ｖ１．０

２０１１年１０月１日

初版

Ｖ１．１

２０１４年５月２３日§3 生体情報の取得原理の説明を改訂

Ｖ１．２

２０１６年５月２日§4 光出力パワーの表記を修正

ご挨拶：
本装置は、単純に言ってしまえば単に前頭葉での血流量変化を捉える装置にすぎません。実験をする脳研究者にとっては脳機能測定という２１世紀になって益々その重要性が高まってきた
課題に挑戦する研究に必須な装置ではありますが、被験者に対して実験の前に十分な説明と、十分に配慮された実験環境ならびに実験課題を整えないと、被験者にとっては、見られたくない心の中を見られたといった研究者の意図とは異なる解釈をもたれる可能性も合わせ持っています。
この点を、本装置ご利用いただくにあたって十分なご理解とご配慮をいただくことを、節にお願い致します。
２０世紀がＣＴ、ＭＲＩを代表とする形態診断の時代とすれば、益々高度化高齢化の進む２１
世紀は、ＰＥＴ、ｆＭＲＩ、ｆＮＩＲＳ（近赤外分光分析法：弊社装置もｆＮＩＲＳの一種）のような装置による機能診断の時代とも言われます。しかし機能診断には、まだまだ研究すべき課
題が多いとも言われています。そうした時代背景を理解し、弊社もその一助となればと、研究のすそ野を広げるべく光イメージング脳機能測定装置Spectratech OEG-SpO2を開発しました。
装置としても、まだまだやるべき課題が沢山あることを承知しています。脳研究者の皆様からの、叱咤激励をお待ちしています。
脳機能研究の研究者の皆様方の益々のご活躍を期待しております。
株式会社スペクトラテック
代表取締役 大橋三男

目 次
§１ 概要
§２ 特長
§３ 生体情報の取得原理
§４ 仕様
§５ 構成
§６ 使用環境と利用形態§７ 外部機器との接続形態§８ 計測チャネルの定義§９ 計測/記録操作の流れ
備考１ EXT-EVENT-IN-1､-2 の入力仕様
備考２ 外形寸法図
備考３ 外部イベント入力で本装置を複数同期動作させる場合
備考４ ご注文の型番一覧表- Page2/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§１

概要

本装置は生体内のヘモグロビン（Hb）が酸素との結合状態によって変化する近赤外光から赤光近辺での吸光特性を利用して、生体内のそれほど深くない部分における各部のヘモグロビン
変化ならびにみかけの動脈血酸素飽和度を多チャンネル（最大１６チャネル）にて同時計測することを目的とした装置です。本装置の基礎をなす光変復調技術には弊社が独自開発した最新のデジタル技術であるスペクトラム拡散変調方式を採用しており従来技術に比べて格段のコストダウン、小型化ならびに高性能を実現しています。本装置は主に髪の少ない前頭葉での使用を前提としています。簡便で且つ非侵襲な測定が可能です。またバッテリー駆動により移動を伴った測定や、複数の被験者を対象にした同時測定にもご利用いただけるよう配慮がされています。
なお、本装置はあくまでも研究目的に開発された製品であり、その他の利用目的でのご利用は固くご遠慮願います。
本装置は単独で、あるいは Microsoft 社の WindowsXP / WindowsVISTA / Windows7 日本語版が搭載され、且つＵＳＢ規格の接続ポートを１口持つパソコンと接続することでご利用いただ
けます。

ヘモグロビン変化：
従来ヘモグロビン濃度長変化と呼んでいた血液量変化を、今後はヘモグロビン変化（Hb
Change）、正確な表現としてはみかけのヘモグロビン濃度変化光路長積（The product ofchange in the apparent Hb concentration and the optical pathlength）と呼ぶようにいたします。詳細は§３生体情報の取得原理の項を参照ください。

Spectratech OEG-SpO2 開発主旨：
ヘモグロビンの吸光特性変化にともなう近赤外分光法で得られる生体情報には、ヘモグ
ロビン変化以外にパルスオキシメータで広く知られている脈波情報があります。従来、光脳機能イメージングの世界では脳局所のヘモグロビン変化を中心に研究が進んできました。
脳局所の脈波信号はヘモグロビン変化に比べて極めて弱く、ＳＮＲ(信号対雑音比)が良好に得られなかった為で、有益な可能性のある情報にも関わらず利用されていませんでした。
弊社では、この課題に新たに取り組んでみました。弊社独自技術であるスペクトラム拡散変調技術に、さらに磨きをかけ基本部全てを新設計。従来機 Spectratech OEG-16 の機能に加え“超高 SNR 化技術”を確立。多チャンネルでの脳局所の超微弱な脈波解析までもが可能なレベルに到達させました。
脳循環・代謝から脳機能研究をさらに深く迫るための一助になればと今回 ApprentSpO2（みかけの動脈血酸素飽和度）という新指標を提案させていただきます。もちろん現在は土台となる計測装置が出来ただけの状態です。研究者の皆様方に様々な角度から研究していただき御指導いただくとともに、従来のヘモグロビン変化以外に Apparent SpO2 ならびに脈拍変化を同時計測することで、さらに脳機能研究が深まればと願っています。

- Page3/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§２特長(1)脳局所のヘモグロビン変化、みかけの動脈血酸素飽和度を多点で同時測定可能(2)ヘッドモジュールは約２５０ｇと超軽量。長時間の計測でも疲れにくい。
(3)本体は小型（ノートパソコンの半分程度）で計測時に移動可能。
(4)前頭葉での使用を前提とした専用設計。
(5)最先端の光変調技術であるスペクトラム拡散変調方式を採用。
(6)光射出点６、光受光点６、計測点１６チャネル。
(7)イベントーリレーテッド測定、ブロックデザイン測定が可能。
(8)他の計測装置との同期動作可能（TTL 入力）(9)イベント入力は外部機器から、ネットワークから、あるいは手操作で入力可能。
(10)有効生体信号帯域幅は 6.1Hz(Fast ﾓｰﾄﾞ）、0.76Hz(Fine ﾓｰﾄﾞ)の２種類を準備。
(11)パソコンとはＵＳＢにて接続。パソコン接続の計測時にはリアルタイム計測表示。
(12)AC100V 入力あるいはバッテリー（単三乾電池ｘ６個）にて動作可能。
(13)移動時や、室外など電源のない場所での計測にはバッテリーのみで最長１時間連続測定可能。
(14)ＡＣ電源使用時は最長１０時間連続測定可能。（Fine Mode 時）(15)移動時用の装着バッグ付（着脱可能）(16)複数台での同時測定が可能（Hyper-scanning）オプションの分配器使用で５台。

- Page4/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§３

生体情報の取得原理

本装置における生体情報の取得原理は以下です。
１）生体情報の取得原理
ランベルト・ベールの法則(Lambert- Beer law)に従えば、ある濃度の溶液への入射光量を Iin、溶液を透過した光量を Iout とすると以下の式が成り立つことが知られています。

-Log(Iout/Iin)＝溶液の吸光係数（ε）ｘ溶液の濃度（C）ｘ距離（D）
すなわち、予め特定波長での溶液の吸光係数 ε が求まっていたとすると、Iin, Iout、D を測定することで該当溶液の濃度 C を求めることができます。
ランベルト・ベールの法則を拡張して散乱のある媒体に適用したのが下記のモディファイド・ランベルト・ベール（modified Lambert-Beer Law）則です。
-Log(Iout/Iin) =ε×C×D＋S
ここで S は散乱による光量の減衰を，D は平均光路長を表します。溶液内の（溶質の）濃度が C から C+ΔC に変化したとき，透過光量が Iout+ΔIout に変化したとすると-Log[(Iout+ΔIout)/Iin] =ε×(C+ΔC)×D＋Sとなるため，散乱による光量の減衰 S が変化しないとすると上の２式より次式となります。
-Log[(Iout+ΔIout)/Iout] =ε×ΔC×D
特定波長 λ の生体への入射光のうち、生体内で吸収と散乱を受けて生体外に戻ってきた光量とその変化量を Iout(λ)と ΔIout(λ)、オキシヘモグロビン(OxyHb)）の吸光係数を εoxy(λ)、デオキシヘモグロビン（DeoxyHb）)の吸光係数を εdeoxy(λ)、OxyHb の濃度変化を ΔCoxy、DeoxyHb の濃度変化を ΔCdeoxy とすると以下の式が成り立つとして本装置は設計されています。
-Log[(Iout(λ)+ΔIout(λ))/Iout(λ)] ＝ (εoxy(λ)xΔCoxy + εdeoxy(λ)xΔCdeoxy)ｘD
この式から目的の OxyHb の濃度変化量 ΔCoxy、DeoxyHb の濃度変化量 ΔCdeoxy を求めます。ここで ΔCoxy、ΔCdeoxyと求める変数が２個あるので、本装置では下図に示す 770nm と 840nm の２波長の近赤外線吸光係数を使うことで求めています。
-Log[(Iout(λ840)+ΔIout(λ840))/Iout(λ840)] ＝ (εoxy(λ840)xΔCoxy + εdeoxy(λ840)xΔCdeoxy)ｘD-Log[(Iout(λ770)+ΔIout(λ770))/Iout(λ770)] ＝ (εoxy(λ770)xΔCoxy + εdeoxy(λ770)xΔCdeoxy)ｘD
実際には光路長Ｄが規定できないのでＤの積を付けたままを解としています。すなわち、DxΔCoxy、DxΔCdeoxy を解としています。
770nm
吸

840nm

さらに、上記式より求まった D x ⊿Coxy、D x ⊿Cdeoxy から

εdeoxyD x ⊿Coxy光+

D x ⊿Cdexoy＝D x ⊿Ctotalと計算してトータルヘモグロビン変化（D x ⊿Ctotal）としています。

係
数
εoxy
700nm

750nm

800nm

850nm

波長

注1

ヘモグロビン変化 （Dx⊿Coxy、Dx⊿Cdeoxy、Dx⊿Ctotal）の単位としては、光路長が規定できないので光路長を含んだままの mM・cm（ミリモル・センチメートル）あるいは mM・mm（ミリモル・ミリメートル）が使われます。
注１：今後、Dx⊿Coxy、Dx⊿Cdeoxy、Dx⊿Ctotal のことをヘモグロビン変化（Hb Change）、正確な表現としてはみかけのヘモグロビ
ン濃度変化光路長積（The product of change in the apparent Hb concentration and the optical pathlength）と呼ぶようにします。簡略化した記号表現としては、それぞれ⊿Coxy･L、⊿Cdexoy･L、⊿Ctotal･L あるいは⊿Co･L、⊿Cd･L、⊿C･L を使います。

- Page5/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

２）光変調
複数点の生体情報を同時に取得しようとした場合に、あるセンサーに到着した光が何処から来た光であるかを分離できなくてはなりません。そこで利用する技術が光変調技術です。本装置ではこの光変調に最新のデジタルテクノロジー
であるスペクトラム拡散多重変調技術を採用しています。
受光センサー
波長λの入射光

波長λの入射光賦活領域 1

賦活領域２

生体組織

本装置を含めてＮＩＲＳ（近赤外分光分析法）では一般的に光源として連続波(CW: Continuous Wave)の近赤外線を使っています。CW の光多重変調方法として従来から TDMA（Time Division Multiple Access：時分割多重）あるいは FDMA（Frequency Division Multiple Access：周波数分割多重）が知られています。本装置で採用しているのは従来手法とは全く異なる CDMA（Code Division Multiple Access：符号分割多重）を採用しています。ＣＤＭＡは、
その原理から一般的にはスペクトラム拡散変調と言われています。
TDMA は各光源をミクロの単位で制御し、ある瞬間には特定場所の光源だけが光を射出する方法です。光を受けたセンサー側としては、時間の管理をすることで何処の位置から来た光信号かを分離できます。変調方法としては極めて簡便というメリットを持っていますが、外乱光に影響されやすいとか多チャネル化に対して生体信号帯域が制限されるといったデメリットがあります。
FDMA は各光源の光を、別々の周波数で光変調し射出する方法です。光を受けたセンサー側としては、各位置からの複合された光信号を電気信号に変えた後、周波数フィルターで分離することで、何処の位置から来た光信号であったかを分離できます。ＴＤＭＡに比べて外乱光に強くなり、また同時刻測定であるメリットがあります。が、精密な周波数フィルターの設計が必要なこと、回路規模が複雑となること、ある規模を超えると多チャネル化は極めて難し
くなること、というデメリットをもっています。
一方、ＣＤＭＡすなわちスペクトラム拡散変調は、最近の携帯電話あるいはカーナビのＧＰＳに使われている最も進んだ変調技術です。乱数を使って変調する方式であり、その理論の本質を理解するのは難解ですが、外乱光に強く同時刻測定であり、多チャネル化に対しても大きな問題がなく、かつ実現回路規模はそれほど大きくならないというメリットをもっており、将来性のある光変調技術です。

- Page6/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

TDMA 方式の概略
下図にて、時刻１では光源１だけが点灯、その光を各受光点で取得する。以下同様に時刻２では光源２、時刻３では光
源３と時間経過とともに順に点灯させていく方法。

1

2

1

3

1

2

2

5

5

4

光源

5

4

時刻１

受光点

2
3

3

3

4

1

時刻２

5

4

時刻３

FDMA 方式の概略
下図にて、光源１～５は異なる変調周波数で同時に点灯を繰り返す。同時に各光源が点灯していても、各光源からの光信号の変調周波数が異なることを利用して各受光点では位置とその光信号強度を特定する方法。

１

２

2

３

４

1

５

3
4

光源

5
時間

受光点

ｆ１

f2

f3

f4

f5

振
幅

周波数

- Page7/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

CDMA（スペクトラム拡散変調）方式の概略
下図にて、光源１～５は異なる乱数によって変調し点灯を繰り返す。同時に各光源が点灯していても、各光源からの光信号の乱数コードが異なることを利用して各受光点では位置とその光信号強度を特定する方法。

１

２
３

1
2

４

５

光源
受光点

3
4
5
時間

1

振
幅

2
3
4
5

周波数

各方式の特徴（光測定で利用する場合）

光変調方式

TDMA（時分割多重）

FDMA（周波数分割多重）CDMA（符号分割多重）

原理

簡単

複雑

難解

同時測定性

△

◎

◎

多チャネル化

△

○

◎

帯域制限

帯域制限

各種方法がある大（変調手段による）

小

極小

変復調回路

簡単/規模小複雑/規模大簡単/規模小

実用化例

インタ－ネットの伝送パケット

地上波デジタル放送(13 セグメント OFDM)

携帯電話
GPS（カーナビで利用）

高ＳＮ化
外乱ノイズの影響- Page8/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2３）超高 SNR 技術
微弱な光を捉えるためには高感度かつ高 SNR（信号対雑音比）な光センサー技術が要求されます。一般的にＳＮＲは光センサーそのものと直後に実装される初段アンプの能力で殆ど決まってしまいます。よって、このオーソドックスな基本に従って Spectratech OEG-16 のセンサーも吟味した部品ならびに実装方法によって、究極まで SNR が高められています。前頭葉でのヘモグロビン変化を計測するには十分な性能を出しています。
Spectratech OEG-SpO2 では光センサーに要求される性能は一段と厳しくなり、さらなる高感度で高 SNR が求められました。スペクトラム拡散光変調回路とセンサー回路のさらなる進化させた弊社独自の超高 SNR 技術を採用することで飛躍的な SNR の改善を実現しました。結果 SpectratechOEG-16 に比べてゲインで２倍、速度で８倍の性能であるにも関わらず SNR で 9dB 以上改善されています。

Specrtaetch OEG-SpO2 用センサー部

Spectratech OEG-16 用センサー部

脈波信号計測の例。
（前頭葉の計測、光源部と受光部の距離３ｃｍ、多チャンネル計測、サンプリング速度 0.081 秒）
超高 SNR 技術を使わない場合（帯域はあるが SNR が悪い）

超高 SNR 技術を使った場合（帯域があり SNR も極めて良好）

赤：840nm 波長信号
青：770nm 波長信号

- Page9/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2４）Apparent SpO2（みかけの動脈血酸素飽和度）
Spectratech OEG-SpO2 では、血流変化の脈波成分がかなり SNR 良く計測できるようになりました。そこで拍動する成分の Oxy-Hb と Deoxy-Hb 成分を求め、下記の原理で酸素飽和度の計算をしています。パルスオキシメータで使う計算式とは異なるので Apparent SpO2(見かけの酸素飽和度)と名付けました。
従来、脈波信号の SNR の悪さから、あまり議論できなかった fNIRS での脳局所の動脈血酸素飽和度の変化について、少し議論が進めれるものと思います。ただ ApparentSpO2 は％表示していますが、パルスオキシメータのようなキャリブ
レーションされた値ではありません。現時点では値の精度ならびに正確性を論議できるところまでは来ていません。
値としてはまだ単なる目安としてご利用いただき、ApparentSpO2 が該当時刻で増加傾向にあるとか減少方向にあるとかの解釈範囲でご利用お願いいたします。
原理
STEP1
まず脈波を十分含む広帯域で計測した波長信号からヘモグロビ
ン変化（赤：⊿Coxy･L、青：⊿Cdexoy･L）を求めます。
SpectratechOEG-SpO2 の生体信号帯域は 6.1Hz です。

STEP2
ヘモグロビン変化信号のパワースペクトラムを求め、脈波の周波数を確認します。

STEP3
STEP2 で確認した周波数帯域を通過させるバンドパスフィル
ターでヘモグロビン変化信号を処理します。

拡大図得られたヘモグロビン変化（⊿Coxy･L、⊿Cdeoxy･L）信号の１
脈波内での最大振幅を求め下記の計算を行います。

⊿Coxy･LP-P

Apparent SpO2 = ⊿Coxy･LP-P/ ( ⊿Coxy･LP-P + ⊿Cdeoxy･LP-P )⊿Cdeoxy･LP-P

STEP4計算で得られた ApparentSpO2 と、副産物で得られる脈拍数変化をグラフ表示します。

ApparentSpO2
脈拍数変化

注意事項：いくら SNR がよくなったと言っても限界はあります。一般的に前頭前野外側の髪の毛が近い脳局所では必要な SNR が得られない場合があります。このような場合、現状のアルゴリズムでは ApparentSpO2 の表示値は 50%に近づきます。今後さらに改善を進めていく所存ですが、ご理解の程お願いいたします。

- Page10/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§４仕様

Spectratech OEG-SpO2-01

ヘッドモジュール

１）光射出部
６個搭載
２波長組込型ＬＥＤ（波長１：８４０nm 波長２：７７０nm）
出力パワー：光射出部表面にて 6.0mW/770nm, 6.0mW/840nm （MAX）
レーザ安全規格(IEC 60825-1)：適用除外
２）光受光部
６個搭載
Si PIN ホトダイオード(Silicon PIN photo diode) 可視カットフィルター付３）同時測定チャネル数
１６チャネル
４）光射出部/光受光部間距離３ｃｍ
注意：本ヘッドモジュールは前頭葉で且つ髪の毛の影響の少ない部分での使用を前提としています。他の部位での使用はお勧めできません。また、たとえ髪の毛のない前頭葉での測定でも、極めて信号の弱い被験者もおられ本装置のセンサーでは捉え切れない場合もあります。あらかじめご了解願います。

Spectratech OEG-SpO2

本体１）生体信号測定方式
モデファイド・ランベルト・ベール(modified Lambert-Beer Law)則による
ヘモグロビン変化（ ⊿Coxy･L, ⊿Cdeoxy･L, ⊿Ctotal･L ）単位

mMol･mmApparent SpO2(みかけの動脈血酸素飽和度) 単位 ％２）光多重変調方式
変調方式：スペクトラム拡散変調ＤＳ(Direct Sequence)方式注１
PN-CODE：Ｍ系列符号（符号長６５５３５Bit(MAX)）
有効生体信号帯域幅：
Fine Mode 時：０．７６Ｈｚ（サンプリング間隔：０．６５５３５秒）
Fast Mode 時：６．１０Ｈｚ（サンプリング間隔：０．０８１９２秒）
３）イベント入力機能
付属の Spectratech OEG-16-05 手操作イベントトリガー入力用ＢＯＸを使って、任意の時刻に手操作でのイベントトリガーを入力可能（受付確認 LED 付）
４）外部トリガー入力機能(1)外部機器との連動動作するために、ホトアイソレーション（光絶縁）された“外部トリガー入力端子”を２系統搭載。付属の Spectratech OEG-16-04 外部信- Page11/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

号入力用ＢＮＣケーブルを経由してＢＮＣコネクター接続にて外部機器と接続され、外部からのイベントトリガー入力、外部からの計測/記録開始トリガーのいずれの利用形態でも使用可能。
入力条件：ＴＴＬレベル（本体内部にてホトカプラーでアイソレーション）注２(2)他のパソコンからネットワーク経由で入力可能（UDP プロトコル使用）
５）安全基準IEC60601-1 安全規格準拠
６）計測時間（１）電源供給ある場合

約１０時間の連続測定可能（Fine Mode 時）
約（２）バッテリー動作の場合

２時間の連続測定可能（Fast Mode 時）

約１時間の連続測定可能

７）パソコン接続
WindowsXP、WindowsVISTA あるいは Windows7(32BitOS、64BitOS いずれでも可)の動作するＵＳＢ規格の接続ポートを持つパソコンと、付属の Spectratech
OEG-16-06 パソコン接続用ＵＳＢケーブルにて接続し、同じく付属の Spectratech
OEG-SpO2-07 インストールソフトウエア用 CD-ROM をパソコンにインストールすることで、パソコンから各種指令を出したり、計測データをパソコンに送り、記録あるいは表示することが可能。パソコンの性能は、CPU が Intel I5 以上でメイ
ンメモリーが４GB 以上のものをお選びください。
８）搭載乾電池
本体主要部動作用：
単三乾電池

４個（連続使用で約１時間使用可能）

フォトアイソレーション部用：
単三乾電池

２個（連続使用で約半年間使用可能）

内部時計用：
CR2032 LITHIUM バッテリー（連続使用で約３～５年間使用可能）
９）ファームウエアは随時、弊社ホームページから最新版をダウンロード可能。

注１：DS(Direct Sequence)方式とはスペクトラム拡散信号発生方式の一つで直接拡散方式とも呼ばれ、拡散符号系列（PN 系列）と呼ばれる乱数を使って変調する方法です。その他に FH 方式（Frequency Hopping：周波数ホッピング）という方法があります。
注２：TTL 入力とはハイインピーダンスでの＋３～＋５V のデジタル信号入力を意味します。

- Page12/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§５構成

本装置は下記の構成品からなりたっています。
１）Spectratech OEG-SpO2

本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台

２）Spectratech OEG-SpO2-01

ヘッドモジュール・・・・・・・・・・・・１個３）Spectratech OEG-SpO2-03

携帯バッグ・・・・・・・・・・・・・・・１個４）Spectratech OEG-SpO2-07

インストールソフトウエア用 CD-ROM・・・・１個５）Spectratech OEG-16-02

ファントム・・・・・・・・・・・・・・・１個６）Spectratech OEG-16-04

外部信号入力用ＢＮＣケーブル・・・・・・２本７）Spectratech OEG-16-05

手操作イベントトリガー入力用ＢＯＸ・・・１個８）Spectratech OEG-16-06

パソコン接続用ＵＳＢケーブル・・・・・・１本

９）100V 用 AC アダプタ（国内仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個10）単三乾電池（ENELOOP）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６個11）充電器（ENELOOP 用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個12）取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式※ Spectratech OEG-16-で始まる構成品は、Spectratech OEG-16 と共通です。

- Page13/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

１） Spectratech OEG-SpO2

本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 台

本体正面

POWER

：

電源スイッチです。上部を押すことでＯＮします。何れかの電源供給（AC アダプターあるいはバッテリーからの供給）を受けていて動作可能であれば当ボタンを押すと同ボタン上の LED が点灯します。

START：

計測/記録開始ボタンです。当ボタンを押すことで計測/記録開始し、同ボタン上の LED が緑点
灯することで動作開始を知らせます。当ボタンは CAL ボタンにて生体キャリブレーションを行
い CAL－LED が点灯していないとスタートできません。計測/記録中（LED 点灯中）に再度本ボタンを押すと、それまでの記録データを破棄し再度押した時点から再計測/記録開始します。よくある計測開始時点での準備不足で記録開始してしまったような場合に便利です。

STOP ： 計測/記録停止ボタンです。当ボタンを押すことで計測/記録を停止します。停止の確認を当ボタン内の緑 LED が点灯することで知らせます。パソコンに接続していない場合には、 START/STOPを繰り返すことで複数回のタスクを計測/記録できます。本体内の記録メモリーは記録時間にしてFast Mode 記録で約２時間分、Fine Mode 記録で約１０時間分あります。
EVENT

：

本装置正面から、手操作によるイベントトリガーを入れたい場合に押します。計測中でないと反応しません。なお、手操作によるイベントトリガー入力は本体背面にも準備されています。

CAL：

生体キャリブレーション（校正）用ボタンです。キャリブレーション中は当 LED が点滅しており、終了すると点灯状態となり計測可能となります。

BATT

：

本体主要部動作用バッテリー（単三乾電池４個のブロック）の容量が規定以下に下がると点灯(赤色）します。

本体背面

SENSOR

L：

SpectratechOEG-SpO2-01 ヘッドモジュールのケーブル L を接続します。

SENSOR

R：

SpectratechOEG-SpO2-01 ヘッドモジュールのケーブル R を接続します。

EXT-EVENT-IN １：

付属の SpectratechOEG-16-04 外部信号入力用ＢＮＣケーブルを経由して外部機器からの計測/記録開始入力あるいは、イベントトリガー入力として使います。
付属の Spectratech OEG-16-05 手操作イベントトリガー入力用ＢＯＸを接続し使用することもできます。

EXT-EVENT-IN ２： 付属の SpectratechOEG-16-04 外部信号入力用ＢＮＣケーブルを経由して外部機器からのイベントトリガー入力として使います。
付属の SpectratechOEG-16-05 手操作イベントトリガー入力用ＢＯＸを接続し使用することもできます。

- Page14/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

REMOTE：

付属の SpectratechOEG-16-05 手操作イベントトリガー入力用ＢＯＸからのケーブルを接続します。本体正面の EVENT スイッチ以外に、当 BOX からも手操作によるイベントトリガー入力を行うことができます。イベントトリガーが受け付けられるとＢＯＸ上の緑ＬＥＤが点灯します。

USB： パソコンから SpectratechOEG-SpO2 本体に各種指示を与える、あるいは本体からの計測データをパソコンに取得する場合に、付属の SpectratechOEG-16-06 パソコン接続用ＵＳＢケーブルを使ってパソコンと接続してください。

DC-IN： 付属の 100V 用 AC アダプタからのケーブルを接続します。パソコンと接続して使用する場合、あるいは本体単独動作であるがバッテリーで動作させたくない場合にご利用ください。

BatteryUM3X4：本体主要部動作用
Spectratech OEG-SpO2 本体をバッテリーで動作させたい場合に当バッテリーを搭載してください。
単三乾電池４個からなっています。連続使用でおよそ１時間使用可能です。容量が不足してくると本体正面の BATT－LED を点灯（赤色）して警告します。本 LED が点灯した場合は早めに充電済
みバッテリーと交換してください。計測/記録中に本 LED が点灯した場合は自動的に記録を終了させデータを保護し停止状態にします。

BatteryUM3X2：フォトアイソレーション部用
Spectratech OEG-SpO2 本体の EXT-EVENT-IN １あるいは２に外部機器を接続する場合に当バッテリーを使います。単三乾電池２個からなっています。外部機器と本体はこのバッテリーを使って完全にフォトアイソレーション（光絶縁)されますので、外部機器との間で安全に接続されます。

- Page15/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

２） Spectratech OEG-SpO2-01 ヘッドモジュール・・・・・・・・・・・・１個

頭部に取り付け、生体情報を取得する高感度なセンサー部分です。精密に作られた光学部品から構成されています。取り扱いを丁寧にお願い致します。
ヘッドモジュールの各センサー部からの信号線はコネクター２本に収線されています。ケーブル L のコネクターを本体背面の SENSOR L に、ケーブル R のコネクターを SENSOR R に接続してください。
なお、生体への装着前に、消毒用アルコールにてセンサー部分の油分や汚れを拭き取っておくことをお勧めします。

- Page16/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2３）Spectratech OEG-SpO2-03 携帯バッグ・・・・・・・・・・・・・・１個
本バッグは、生体測定を携帯して行いたい場合に、Spectratech OEG-SpO2 本体を携帯できるようにするための付属品です。リュックサックのように背中に携帯しても、肩にかけて携帯しても、腰に回しても携帯できるようになっています。なお、現状は光脳機能計測が移動状態でも実用測定ができるという状況ではありません。今まで移動での実験すらできなった状況に、弊社があえて危険をおかして研究者の方々に、今後実用にもっていくための様々な研究実験を行っていただくために作成しました。

４）Spectratech OEG-SpO2-07 インストールソフトウエア用 CD-ROM・・・・１個
本ＣＤ－ＲＯＭをパソコンにインストールすると、本装置用のアプリケーションソフトウエアが使用
で き る よ う に な り ま す 。 使 用 可 能 な パ ソ コ ン は WindowsXP,WindowsVISTA あ る い は
Windows7(32BitOS、64BitOS いずれでも可)が動作してＵＳＢ接続を持つパソコンです。パソコンの性能は、
CPU が Intel I5 以上でメインメモリーが４GB 以上のものをお選びください。

５）Spectratech OEG-16-02 ファントム・・・・・・・・・・・・・・１個
本ファントムはヘッドモジュール部の各光射出部/光受光部が正常に動作してるかを確認するためのものです。

６）Spectratech OEG-16-04 外部信号入力用ＢＮＣケーブル（１．５ｍ）・・・２本
本ＢＮＣケーブル２本は外部機器から本装置の計測/記録開始あるいはイベントトリガー入力を行いたい場合に使うケーブルです。使用する場合には、本ＢＮＣケーブルの一方を本体背面のＥＶＥＮＴ－
ＩＮ１あるいは２に接続し、もう一方をＢＮＣコネクターにて外部機器の計測/記録開始あるいはイベン
トトリガーに使える出力端子に接続してください。本装置は外部機器からのＴＴＬ出力に対して対応しています。外部機器の出力仕様がＴＴＬ出力でなかった場合には無理に接続しないで、一度弊社あるいは弊社代理店までお問合せください。

- Page17/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2７）Spectratech OEG-16-05 手操作イベントトリガー入力用ＢＯＸ（付属ケーブル３ｍ付）・・・１個

本ＢＯＸは、計測/記録中に、本体とは少し離れた位置から手操作によるイベント入力を行いたい場合に使うことを想定しています。本ＢＯＸのケーブル端のコネクターを本体背面のＲＥＭＯＴＥ端子に接続してください。計測/記録中に本ＢＯＸのボタンを押すとイベントトリガーとして入力され、本装置に認められた時点でボタン上のＬＥＤが点灯して知らせてくれます。
本 BOX は、EXT-EVENT-1 あるいは２に装着して使用することも可能です（ただし当 BOX ボタン上の LED
は点灯動作しません）
８）Spectratech OEG-16-06 パソコン接続用ＵＳＢケーブル・・・・・・１本
パソコンから SpectratechOEG-SpO2 本体に各種指示を与える、あるいは本体からの計測データをパソコンに取得する場合に、本ケーブルを使ってパソコンと接続してください。

９）100V 用 AC アダプタ（国内仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・１個SpectratechOEG-SpO2 本体をバッテリー動作させない場合に、本アダプターのＤＣ出力ケーブルを本
体背面のＤＣ－ＩＮに接続してご利用ください。日本国内の単相ＡＣ１００Ｖにて動作します。本アダ
プターは国内仕様になっていますので、その他の国でのご利用はご遠慮ください。
10）単三乾電池(ENELOOP)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６個Spectratech OEG-SpO2 本 体 側 面 に ２ 箇 所 バ ッ テ リ ー を 格 納 す る 箇 所 が あ り ま す 。 １ 方 に ４ 本(BatteryUM3X4)、もう一方に２本（BatteryUM3X2）実装できます。
BatteryUM3X4 は本体をバッテリー動作させたい場合に必要です。本体主要部動作用で、新品の乾電池を実装した場合、連続動作で約 1 時間使用可能です。容量が不足してくると本体正面の BATT－LED（赤色）を点灯させて警告します。本 LED が点灯した場合には充電済みの単三乾電池と交換してください。
計測/記録中に本 LED が点灯した場合は自動的に記録を終了させデータを保護し停止状態にします。
なお、本装置では SANYO の ENELOOP 以外の乾電池での動作では１時間を保証できません。必ず ENELOOPをご利用願います。
一方、BattreyUM3X2 は外部機器を接続する場合に使います。外部機器と本体はこのバッテリーを使って完全にフォトアイソレーション（光絶縁)されますので、外部機器との間で安全に接続されます。
連続使用で約半年間使用可能です。EXT-EVENT-IN１あるいは２を利用しない時には当バッテリーを実装する必要はありません。
11）充電器（ENELOOP）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個
上記 10)の ENELOOP 単三乾電池の専用充電器です。
12）取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式
本装置用の各種取り扱い説明書です。本取扱説明書は PDF 形式にて Spectratech OEG-SpO2-07 インストールソフトウエア用 CD-ROM 内にも入っています。

- Page18/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§６

使用環境と利用形態

使用環境
使用環境は通常の常温の室内にてご利用願います。
使用環境温度：５℃～３０℃
使用環境湿度：２０％～７０％（結露なきこと）
計測開始までの時間：生体に装着してから、最低１５分経過してから計測を開始してください。センサーが体温と同じ温度になるまではセンサーの温度変動があります。
利用形態
Spectratech OEG-SpO2 には下記の利用形態があります。
１） PC-Online１（計測しながら、リアルタムでパソコンに波形表示、AC100V 動作）
２） PC-Online２（計測しながら、リアルタイムでパソコンに波形表示、２台同時動作、AC100V 動作）３） PC-Offline１（SpectratechOEG-SpO2 のみで計測、バッテリー駆動、計測終了後パソコンに接続して波形表示）
４） PC-Offline２（SpectratechOEG-SpO2 のみで計測、AC100V 駆動、計測終了後パソコンに接続して波形表示）
１） PC-Online１（計測しながら、リアルタムでパソコンに波形表示、AC100V 動作）
最も一般的な利用形態です。１台の SpectratechOEG-SpO2 とパソコンを接続してリアルタイムで計測結果を観測しながら計測/記録作業が進められます。

Spectratech OEG-SpO2

パソコン

AC100V 入力

２） PC-Online２（計測しながら、リアルタイムでパソコンに波形表示、２台同時動作、AC１００V 動作）
２台の SpectratechOEG-SpO2 を同時に 1 つのパソコンに接続し、被験者２名を同時計測/記録し、かつリア
ルタイムで計測過程を観測しながら作業を進めれます。なおこの利用形態の場合にはパソコンに最低２口のUSB ポートがあることが必要です。

Spectratech OEG-SpO2

パソコン

AC100V 入力

Hyperscanning[2 人の場合]

例：２人の会話中やゲーム中の脳活動の測定

Spectratech OEG-SpO2

AC100V 入力- Page19/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

３） PC-Offline１（Spectratech OEG-SpO2 のみで計測、バッテリー駆動、計測終了後パソコンに接続して結果表示）
バッテリー駆動なので、被験者は計測時に自由に移動可能。最長１時間の連続計測/記録が可能です。但し、激しい動きはできるだけしないでください。アーチファクト（artifact:生体信号に無関係なノイズ、
例えば、頭の動きによる）の要因となります。
なお、現状は光脳機能計測が移動状態でも実用測定ができるという状況ではありません。今まで移動での実験すらできなった状況に、弊社があえて危険をおかして研究者の方々に、今後実用にもっていくための様々な研究実験を行っていただくために作成しましたことをご了解願います。
第一段階

計測時―――――（バッテリー駆動で自由に移動可能）―――――

SpectratechOEG-SpO2

第二段階

ＤＡＴＡ収集＋波形表示時――――――――――――――――――
複数の SpectratechOEG-SpO2 から収集することができます

SpectratechOEG-SpO2

パソコン

AC100V 入力
SpectratechOEG-SpO2

AC100V 入力
SpectratechOEG-SpO2

AC100V 入力
SpectratechOEG-SpO2

AC100V 入力
Hyperscanning
4 人同時測定
例：授業中、４人１組がグループ活動中の脳活動測定- Page20/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2４） PC-Offline２（SpectratechOEG-SpO2 のみで計測、AC100V 動作、計測終了後パソコンに接続して波形表示）
移動を伴わないデータを収集するような場合に便利です。最長１０時間（Fine Mode）の連続計測/記録が
可能です。
第一段階

計測時―――――（本体のみで AC１００V 動作）―――――

SpectratechOEG-SpO2

AC100V 入力

第二段階

ＤＡＴＡ収集＋波形表示時――――――――――――――――――
複数の SpectratechOEG-SpO2 から収集するこができます

SpectratechOEG-SpO2

パソコン

AC100V 入力
SpectratechOEG-SpO2

AC100V 入力
SpectratechOEG-SpO2

AC100V 入力
SpectratechOEG-SpO2

AC100V 入力- Page21/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§７

外部機器との接続形態

一般的に、例えば同時計測する外部機器のトリガー信号を SpectratechOEG-SpO2 が受けて、外部機器と同期測定開始
する（EXT-EVENT-IN1）。その測定がブロックデザイン測定（後述）の場合には、例えば音声刺激提示装置の音声刺激開始点で自動的にイベント開始情報を SpectratechOEG-SpO2 が受けてイベント(EXT-EVENT-IN2)を捕らえる。また測定者が時折、自分がマークしておきたい事象が発生した時点で手持ちスイッチ（同梱の Spectratech OEG-16-05 手操作イベン
トトリガー入力用ＢＯＸ）を押すことでイベント入力し（この時、本体は測定者にイベントを受け付けた確認として手元スイッチの LED を点灯させて知らせます）、後ほど計測データの処理の時に使う、といったような場合には下記のような接続形態になります。

Spectratech OEG-SpO2

外部機器

Power
TRIGGER-OUT

外部機器（例：音声刺激提示装置）
TRIGGER-OUT

EXT-EVENT-IN１

アイソレーション
されています。

CAL

EXT-EVENT-IN2
START
STOP
EVENT

REMOTE

SpectratechOEG-16-05
手操作イベントトリガー
入力用 BOX

WindowsPC
USB

USB

EXT-EVENT-IN1 は OEG-SpO2 の計測/記録開始用にも、イベントトリガー入力用にもパソコンからの設定にて切り替えることが出来ます。EXT-EVENT-IN2 はイベントトリガー入力専用です。よって、上図のような使用形態以外に、IN1 と IN2のどちらにもイベントトリガーの要因となる外部機器を接続し使用することも可能です。REMOTE からの手操作イベント
入力、本体前面の EVENT 入力、パソコン上のアイコンクリックも含めて、イベント入力情報は個別に本体に記録されるので、後ほどパソコン表示時には、どのイベントがどの時刻に入力されたかが分離表示できます。
また、EXT-EVENT-IN1、IN2 はホトアイソレーション（光絶縁）されていますので外部機器との接続を安全に行えます。
なお、EXT-EVENT-IN1,IN2 を使用する場合にはホトアイソレーション用の電源である本体側面の Battery2 にバッテリー２本を実装することを忘れないでください。通常の使用方法で約半年の間、連続で使用することができます。

- Page22/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§８計測チャネルの定義

本装置では計測チャネルを以下のように定義します。
右半球

左半球

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

上図のようにヘッドモジュールを装着した場合に、下図の黄色で示す各計測位置に対して右端から順に
CH1～CH16 と位置定義します。

左半球

右半球
LD1

CH2

CH1

PD1

PD2

CH5

CH4

CH3

LD2

LD3

CH8

CH7

CH6

PD3

PD4

CH11

光射出部位置(LD1～LD6)
受光部位置（PD1～PD6）
計測位置（計測チャネル）- Page23/35 -

LD4

CH14

CH13

CH10

CH9

LD5

CH12

PD5

PD6

CH16

CH15

LD6

光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2§９計測/記録操作の流れ

概略の流れ
本装置を使用した計測/記録の流れは、概略以下のように行われます。

START

１）本装置をパソコンに接続して各種初期設定を行う。

Yes

パソコン連動で計測？
No２）パソコンから本装置を取り外す

被験者情報を入力

３）必要に応じて外部機器との接続を行う

３）必要に応じて外部機器との接続を行う

４）ヘッドモジュールを生体に取り付ける。

４）ヘッドモジュールを生体に取り付ける。

５）本装置前面から生体キャリブレーション処理を行う

５）パソコンから生体キャリブ
レーション処理を行う

６）本装置前面から START
指示して計測/記録

６）パソコンから開始指示して計測/記録

必要回数計測？
No

次の計測？

Yes

Yes

７）パソコンに本装置を接続、本装置内のデータをパソコンに送出。同時に被験者情報を入力

８）パソコンにて計測データ解
析ならびに表示

END- Page24/35 -No

パソコン連動の場合
この時点で左記８）項の表示処理が行えます光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

備考１

EXT-EVENT-IN-1､-2 の入力仕様

EXT-EVENT-IN1 ならびに EXT-EVENT-IN2 の入力仕様は以下のようになっています。
入力仕様： TTL 入力。2V 以上５V 以下で１と判定、0.8V 以下で０と判定。
極
性： 負極性、正極性のどちらでもパソコンからの設定で対応可能。
等価回路図：

EXT-EVENT-IN-1

EXT-EVENT-IN-2

タイミング仕様：
１）正極性解釈の場合

最低３０ms の間、１が維持されれば認められます２）負極性解釈の場合

最低３０ms の間、０が維持されれば認められます- Page25/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

備考２

外形寸法図

Spectratech OEG-SpO2 本体外形寸法図：
寸法：４０ｍｍ（H）ｘ１７０ｍｍ（W）ｘ１８０ｍｍ（D）
材質：アルミニューム
重量：約６００ｇ（バッテリー実装無しの場合）
約７５０ｇ（バッテリー６本実装した場合）- Page26/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Spectratech OEG-SpO2-01 ヘッドモジュール外形寸法図：
寸法：ヘッドバンド
７０ｍｍ（H）ｘ４６９ｍｍ（W）x ２９ｍｍ（D）
センサーバンド
６０ｍｍ（H）ｘ４６９ｍｍ（W）ｘ １ｍｍ（D）
着脱式センサー部
１５ｍｍ(H)x１１ｍｍ（Φ）
材質：ヘッドバンド：
ネオプレーンスポンジ（外側）、ウレタンスポンジ（内側）センサーバンド：PE(ポリエステル) 100％
着脱式センサー部： POM
重量：約２５０ｇ

Spectratech OEG-SpO2-03 携帯バッグ外形寸法図：
寸法：５５ｍｍ（H）ｘ １９０ｍｍ（W）ｘ２０５ｍｍ（D）
材質：織布
重量：２５０ｇ- Page27/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Spectratech OEG-16-02 ファントム
寸法：31.2ｍｍ（H）ｘ190ｍｍ（W）ｘ
材質：ABS 樹脂 黒色
重量：４８０ｇ

70ｍｍ（D）

31.20

70.00

190.00Spectratech OEG-16-05 手操作イベントトリガー入力用 BOX 外形寸法図：
寸法：２５．８ｍｍ（H）ｘ ３６ｍｍ（W）ｘ
１１４ｍｍ（D）
材質：ＡＢＳ樹脂- Page28/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

備考３

外部イベント入力で本装置を複数同期動作させる場合

１つのトリガー要因/Event 要因で複数の OEG-SpO2 を駆動させる場合、オプション販売の SpectratechOEG-16-101 な
らびに SpectratechOEG-16-102 を使用して下記のような接続ができます。下図では５台までの同時接続図ですが、SpectratechOEG-16-101,102 をカスケード接続（いもずる接続）することで５台以上での動作も可能です。

Spectratech OEG-SpO2

外部機器

Power
TRIGGER-OUT

Spectratech
OEG-16-101
ﾄﾘｶﾞｰ分配器
１IN５OUT

EXT-EVENT－IN1

CAL
EXT-EVENT-IN2

Start
Stop

REMOTE

EVENT
USB

Spectratech OEG-SpO2
Power
EXT-EVENT-IN1

外部機器（例：音声刺激提示装置）

TRIGGER-OUT

Spectratech
OEG-16-101
ﾄﾘｶﾞｰ分配器
１IN５OUT

CAL
EXT-EVENT-IN2

Start
Stop

REMOTE

EVENT
USB

Spectratech OEG-SpO2
Power
EXT-EVEN-IN1

SpectratechOEG-16-05
手操作イベントトリガー
入力用 BOX

Spectratech
OEG-16-102
Event 分配器
１IN５OUT

CAL
EXT-EVENT-IN2

Start
Stop

REMOTE

EVENT
USB- Page29/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

備考４
分類

ご注文の型番一覧表

品名

注文型番

備考

光イメージング脳機能測定装置

Spectratech OEG-SpO2

１台

補充品

センサー部(L,R)1.5m

Spectratech OEG-SpO2-01-0115

L,R 各１本/袋

消耗品

センサーバンド

Spectratech OEG-SpO2-01-02

１個/袋（１個は本体に標準装備）

消耗品

ヘッドバンドSpectratech OEG-SpO2-01-03

１個/袋（１個は本体に標準装備）

補充品

携帯バッグ

Spectratech OEG-SpO2-03

１個/袋（１個は本体に標準梱包）

消耗品

粘着パッド

Spectratech OEG-16-01-04

６枚/袋（６枚は本体に標準装備）

補充品

センサーカバーSpectratech OEG-16-01-05

１２個/袋 （１２個は本体に標準装備）

補充品

センサーアダプター

Spectratech OEG-16-01-06

１２個/袋 （自前で生体装着する場合）

補充品

ファントム

Spectratech OEG-16-02

１個/袋（１個は本体に標準梱包）

補充品

外部信号入力用 BNC ケーブル

Spectratech OEG-16-04

２本/袋（２本は本体に標準梱包）

補充品

手操作イベントトリガー入力用 BOX

Spectratech OEG-16-05

１個/袋（１個は本体に標準梱包）

ｵﾌﾟｼｮﾝ

マジックテープキット

Spectratech OEG-SpO2-01-0101

６種類の長さのマジックテープ在中

ｵﾌﾟｼｮﾝ

トリガー分配器 1IN5OUT

Spectratech OEG-16-101

１個/袋(Spectratech OEG-16 と共通です)

ｵﾌﾟｼｮﾝ

Event 分配器 1IN5OUT

Spectratech OEG-16-102

１個/袋(Spectratech OEG-16 と共通です)

ｵﾌﾟｼｮﾝ

キャリングケース

Spectratech OEG-16-201

１個(Spectratech OEG-16 と共通です)

本体（最小注文単位）

ケーブル長１．５ｍ

Spectratech OEG-SpO2-01-0115 センサー部（Ｌ，Ｒ）１．５ｍ
SpectratechOEG-SpO2 本体に標準添付されるセンサーと同じものです。１．５ｍのケーブル長です。（Spectratech OEG-16 用センサーとのコネクター互換性はありません）- Page30/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Spectratech OEG-SpO2-01-02 センサーバンド
センサーバンドは生体に直接触れる部分です。汗とかで汚れてきたら新品のセンサーバンドをご利用ください。

Spectratech OEG-16-01-03 ヘッドバンド
ヘッドバンドは生体にできるだけ負担をかけないように非常に柔らかい材料（ネオプレーン）で出来ています。大事に使用すれば長くご利用できますが消耗品とご理解ください。

Spectratech OEG-16-01-04 粘着パッド
Spectratech OEG-16-01 ヘッドモジュールを使用しないで、この粘着パッドを使って生体の関心ある部分に粘着させて実験ができます。粘着力は心電計に使われる粘着パッドと同じ材料ですので、それほど強くはありません。前頭葉で使用する
場合には装着後 SpectratechOEG-SpO2-01-03 ヘッドバンドでしっかりと押さえてください。あまり実用的ではありませんが生体に粘着されますので、少々の激しい運動状態でも実験が行える可能性が高くなります。お腹とか腕などを計測実験する
場合にもご利用可能です。

センサーに粘着パッドを取り付けた様子

Spectratech OEG-16-01-05 センサーカバー
Spectratech OEG-SpO2-01 のセンサーの光学面を保護するためのカバーです。センサーを使用しない時に、このセンサー
カバーに装着しておけば、光学面（受光部、射出部）を安全に管理できます。本体に標準で必要分梱包されていますが、紛失してしまったような場合にご注文ください。

- Page31/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Spectratech OEG-16-01-06 センサーアダプタ
Spectratech OEG-SpO2-01 のセンサーを、自作のパッドとかに装着して実験する場合に、このセンサーアダプタをご利用ください。自作パッド側に１２．７ｍｍの穴をあけると、その穴に当センサーアダプタを装着することができます。バッドの厚さは１ｍｍくらいが適当です。自作パッドへのセンサーアダプタの接着は、自作パッド側材料にもよりますが、一般市
販のアロンアルファとかで出来ます。（センサーアダプタの材料は ABS 樹脂です）

Spectratech OEG-SpO2-01-0101 マジックテープ・キット
６種類のマジックテープのセットです。センサーバンドにもヘッドバンドにもご利用いただけます。被験者の頭部須寸法に応じてご利用ください。

- Page32/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Spectratech OEG-16-101 トリガー分配器 1IN5OUT
一つの外部トリガー要因で同時に複数の OEG-SpO2 本体にトリガーを与えたいときに使います。付属接続ケーブル（各３ｍ）
が５本、同梱包されます。

Spectratech OEG-16-102 Event 分配器 1IN5OUT
一つの手操作イベントトリガー入力用 BOX(Spectratech OEG-16-05)から同時に複数の OEG-SpO2 本体にイベントを与えたい
ときに使います。付属接続ケーブル（各３ｍ）が５本、同梱包されます。

- Page33/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

Spectratech OEG-16-201 キャリングケース
OEG-SpO2 本体ならびに同附属品を整頓して格納できます。
保管あるいは移動時に便利です。
Spectratech OEG-16 と共通です。

寸法：605(W) x 115(H) x 455(D) mm
重量：約３．９Kg- Page34/35 -光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-SpO2

www.spectratech.co.jp

この取り扱い説明書は、製品の改良その他により適宜改訂されます。
Copyright Spectratech Inc. 2011 All right reserved.
Spectratech OEG は株式会社スペクトラテックの登録商標です。

株式会社スペクトラテック
本社
営業所
電話：

〒158-0033 東京都世田谷区上野毛４－２２－３〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-3-10 新横浜 I.O ビル３階
045-471-4893 ファックス：045-471-4894- Page35/35 -