SPECIFICATION SHEETWDM−135A型（2線式）
WDM−136A型（4線式）

工業用導電率計変換器

小型で堅牢なアルミ製ケース，簡単操作の 2 電極式現場設置型導電率計変換器（発信器）です。
2 線式（DC 24V電源）と4 線式（ACフリー電源）があり，伝送出力DC 4〜20mAを発信します。
組合せ検出器の詳細につきましては，別冊の工業用電気伝導率検出器スペックシートをご参照ください。

機 能・特 長○ 広い測定範囲○ 測定範囲の変更が可能

超純水（0〜0.2μS/cm）から工場排水（0〜20mS/cm）ま

上表の通り，各セル定数において10種類の測定範囲にでの広い測定範囲と，−5〜120℃までの広い温度補償設定を変更できます。例えばセル定数が0.1/cmの場合，範囲に対応できます。検出器のセル定数により，下記

0〜2.00μS/cmから0〜200.0μS/cmの間において変更の測定範囲を選択できます。
セル定数0.01/cm
0〜0.2000〜0.500
0〜1.000
0〜2.000
0〜3.00
測定範囲
0〜4.00（注1）
0〜5.000〜10.00
0〜15.00
0〜20.00
単位（注2） μS/cm

0.1/cm0〜2.000〜5.000〜10.00
0〜20.00
0〜30.00〜40.00〜50.00〜100.00〜150.00〜200.0
μS/cm

できます。
1.0/cm
0〜20.00〜50.00〜100.00〜200.0
0〜300
0〜400
0〜500
0〜10000〜15000〜2000μS/cm

10/cm（注3）
0〜0.200
0〜0.500
0〜1.000
0〜2.000
0〜3.000〜4.000〜5.000〜10.00
0〜15.00
0〜20.00
mS/cm（注1）25℃換算値です。 （注2）S/m単位系も製作できます。
（注3）セル定数10/cmの高導電率の場合は，安定性がより優れた電磁誘導式の電気伝導率計を推奨します。

構成○ 温度測定表示

試料水の温度を測定表示（−5〜120℃）します。
○ 測定値アジャスト

測定値を既知の導電率値にアジャストできます。（アジャスト幅：測定値±10％）○ 自己診断温度補償抵抗が異常，記憶素子異常など測定系に故障が発生すると，伝送出力を上限または下限に振り切らせて異常を知らせるバーンアウト機能を装備しています。
○ 測定モードへの自動復帰

保守モードのまま2 時間を経過すると，測定モードへ自動復帰します。

図変換器
WDM −135A型

2線式システム

＜現場＞

＜計器室＞

検出器
ディストリビューター

電源・伝送出力（DC 24V 4〜20mA）

専用ケーブル EC−10型

受信計（5〜50m）
DC電源

指示計
記録計
調節計
DCS 等

A6型
AR型
変換器
WDM −136A型

4線式システム

＜現場＞

＜計器室＞

検出器
専用ケーブルEC−10型

伝送出力（DC 4〜20mA）

受信計（5〜50m）

A6型
AR型

計装電源
AC 100〜120V（定格）またはAC 200〜240V（定格）

指示計
記録計
調節計
DCS 等

標準仕様
製
型
測定

方

名名式

測定

範

囲表

示

方式

温度

補償

性
伝
電消周
構
外取
質
配材
塗品

直 線 性
繰返し性
送出
力
源
費
電力
囲 温 ･ 湿 度
造
形
寸法
付
方法
量
線口
本体
窓
質
取付金具
装
色
能操作スイッチ・表示部

工業用導電率計変換器
WDM−135A（ 2 線式）

WDM−136A（4線式）
交流 2 電極法
最小：0〜0.2μS/cm 最大：0〜20mS/cm
または
最小：0〜20μS/m
最大：0〜2000mS/m（温度：−5〜120℃
表示のみで，伝送出力はなし）
4 桁デジタル液晶表示
補償範囲：−5〜120℃
換算温度：25℃
温度特性：NaCl溶液の導電率温度特性
精度：±1.0％FS以内（等価入力において）±0.5％FS以内（等価入力において）±0.2％FS以内（等価入力において）DC 4〜20mA 絶縁型 抵抗負荷 650Ω以下
DC 24V±10％
AC 90〜132V または AC 180〜264V 50/60Hz
0.6VA以下
約 3 VA−20〜55℃，99％（RH）以下（ただし結露なきこと）
屋外設置，IP55（防じん形，防憤流形）
118（W）×129（H）
×178（D）mm
50Aパイプ取付け
約 3 kg
G 3／4（PF 3／4 F）3ヵ所
アルミニウム合金鋳物
樹脂
SUS 304
メタリックシルバーおよびブルー

端子図● WDM−135A型（ 2 線式）
324512120EE

接地端子

電源・伝送ケーブル

専用ケーブル● WDM−136A型（ 4 線式）
2345171709091EE

接地端子

電源ケーブル
伝送出力ケーブル−2−専用ケーブル

外形寸法図単位：mm
φ60.5129φ118

119±5.55053±5.5228±10178±103563±5.5● WDM−135A型（ 2 線式）

電源・伝送ケーブル配線口G
専用ケーブル配線口G）φ11ケーブルパッキン付き）

3563±5.5● WDM−136A型（ 4 線式）（PF（PF

取付金具（50Aパイプ用）（取付金具は左右変更可能）
電源ケーブル配線口G （PF F）（φ11ケーブル用パッキン付き）

伝送出力ケーブル配線口G （PF専用ケーブル配線口G（PF）φ11ケーブルパッキン付き）

195±5.5●フード（オプション）

屋外直射日光下に設置する場合にお奨めします。
（150）

材
質：SUS304
取 付 方 法：50Aパイプ取付け
コ ー ド N o .：544493K−3−

2 線式結線図
WDM−135A型
変換器

専用ケーブル

検出器
12341234520E

E

電源・伝送出力（DC 4〜20mA）

21

D種

D種
受信計＋（650Ω以下）−− ＋
DC 24V

直流電源

4 線式結線図
検出器

専用ケーブルWDM−136A型
変換器

11702271

334490AC電源供給91
E5E

伝送出力（DC 4〜20mA）

E

D種

受信計
（650Ω以下）−4−製品コード

WDM135A−1−A
B
CDE
F
GH
A
B
01012301A
B
01

セル定数と測定範囲
0.01/cm 測定範囲を指定
0.1/cm
測定範囲を指定
1.0/cm
測定範囲を指定
以上cm単位系
10.0/cm 測定範囲を指定
1.0/m
測定範囲を指定
以下m単位系
10.0/m
測定範囲を指定100/m
測定範囲を指定1000/m 測定範囲を指定
表面仕上げ（塗装）＊3
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊4なし
あり
配線口アダプター組込み
3／なし G3／（PF標準44）
1／G1／（PFSU304
22）
NPT1／2 SUS304
NPT3／4 SUS304
フード（日除け）の有無
なし
あり（コードNo.544493K）
表記の形態
標準
英文指定
組合せ検出器
なし＊5
同時製作

＊1

＊2

＊1. S/cm単位系の測定範囲は，下表の中から選択して，指定してください。（下表以外は製作不可）
AB
CD

セル定数
0.01/cm
0.1/ cm
1.0/ cm
10.0/ cm

測定表示範囲（単位 S/cm は液晶内部に表示）
0〜0.200/0.500/1.000/2.000/3.00/4.00/5.00/10.00/15.00/20.00 μS/cm at25℃
0〜2.00/5.00/10.00/20.00/30.0/40.0/50.0/100.0/150.0/200.0
μS/cm at25℃
0〜20.0/50.0/100.0/200.0/300/400/500/1000/1500/2000
μS/cm at25℃
0〜0.200/0.500/1.000/2.000/3.00/4.00/5.00/10.00/15.00/20.00 mS/cm at25℃＊2. S/m単位系の測定範囲は，下表の中から選択して，指定してください。
（下表以外は製作不可）
EF
GH

セル定数
1.0/ m
10.0/ m100/ m1000/ m

測定表示範囲（単位 S/m はシールにて表示）
0〜20.0/50.0/100.0/200.0/300/400/500/1000/1500/2000
μS/m
0〜0.200/0.500/1.000/2.000/3.00/4.00/5.00/10.00/15.00/20.00 mS/m
0〜2.00/5.00/10.00/20.00/30.0/40.0/50.0/100.0/150.0/200.0mS/m
0〜20.0/50.0/100.0/200.0/300/400/500/1000/1500/2000
mS/m

at25℃
at25℃
at25℃
at25℃

＊3. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，膜厚100μm以上です。
＊4. 電源伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊5. 組合せ検出器が「なし」の場合は，既設のケーブル長さを連絡してください。

−5−

製品コードWDM136A−1−
12電源電圧
AC 90V〜132V 50/60Hz
AC 180V〜264V 50/60Hz
セル定数と測定範囲
A
0.01/cm 測定範囲を指定
B
0.1/cm
測定範囲を指定
C
1.0/cm
測定範囲を指定
以上cm単位系
D
10.0/cm 測定範囲を指定
E1.0/m
測定範囲を指定
以下m単位系
F
10.0/m測定範囲を指定
G100/m
測定範囲を指定H
1000/m 測定範囲を指定
表面仕上げ（塗装）＊3
A
標準塗装
B
重防食塗装
アレスター内蔵＊40なし
1あり
配線口アダプター組込み
3／0なし G3／（PF標準44）
1／1G1／（PFSU30422）
2
NPT3／4 SUS304
3NPT3／4 SUS304
フード（日除け）の有無
0なし
1あり（コードNo.544493K）
表記の形態
A
標準B
英文指定
組合せ検出器0なし＊51同時製作＊1＊2＊1. S/cm単位系の測定範囲は，下表の中から選択して，指定してください。（下表以外は製作不可）
AB
CD

セル定数
0.01/cm
0.1/ cm
1.0/ cm
10.0/ cm

測定表示範囲（単位 S/cm は液晶内部に表示）
0〜0.200/0.500/1.000/2.000/3.00/4.00/5.00/10.00/15.00/20.00 μS/cm at25℃
0〜2.00/5.00/10.00/20.00/30.0/40.0/50.0/100.0/150.0/200.0
μS/cm at25℃
0〜20.0/50.0/100.0/200.0/300/400/500/1000/1500/2000
μS/cm at25℃
0〜0.200/0.500/1.000/2.000/3.00/4.00/5.00/10.00/15.00/20.00 mS/cm at25℃＊2. S/m単位系の測定範囲は，下表の中から選択して，指定してください。
（下表以外は製作不可）
EFGH

セル定数
1.0/ m
10.0/ m100/ m1000/ m

測定表示範囲（単位 S/m はシールにて表示）
0〜20.0/50.0/100.0/200.0/300/400/500/1000/1500/2000
μS/m
0〜0.200/0.500/1.000/2.000/3.00/4.00/5.00/10.00/15.00/20.00 mS/m
0〜2.00/5.00/10.00/20.00/30.0/40.0/50.0/100.0/150.0/200.0
mS/m
0〜20.0/50.0/100.0/200.0/300/400/500/1000/1500/2000
mS/m

at25℃
at25℃
at25℃
at25℃

＊3. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，膜厚100μm以上です。
＊4. 電源ラインと伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊5. 組合せ検出器が「なし」の場合は，既設のケーブル長さを連絡してください。

−6−

■ 組合せ検出器（代表例）製品
名：導電率検出器型
名：A6セル，ARセル
セ ル 定 数：A6セル…0.01/cm，0.1/cm，1.0/cm，ARセル（小型・純水用）…0.1/cm測温体：サーミスタ（内極に封入）
試 料 水 条 件：温 度…0〜100℃
圧 力…1MPa以下
ARセルは0.5MPa以下

外形寸法図

材

質：電極…SUS316
ARセルはチタン
電極絶縁物…ガラス・PTFE
ARセルはFKM・PPS
取付部…SUS316
コネクタボックス…アルミ鋳物
ケース…SUS316 または PP（ポリプロピレン）
配 管 接 続：R 3／4 ねじ込み または フランジ接続
専用ケーブル：EC−10型（外径φ8）

単位：mm●ねじ込み式110±5.5

配線口

A 6−111型
A 6−112型
A 6−113型

AR4−212型

AR5−212型
75±5.548±5.5電極リード線

コネクタボックス
コネクタボックス

最低液面高さ取付ネジ

対辺29 六角

R3／4電極部

26 17

対辺29六角30 17245±10150±5.5

75

R3／4

配線口

取付ネジ
R3／4

113±5.5144±5.5コネクタ

本体電極部

φ14φ14電極部
φ22.5 ＋0.2−0.5●フランジ式110±5.5●ステンレス製ケース付き

110±5.5

A 6−141型
A 6−142型
A 6−143型

A 6−121型
A 6−122型
A 6−123型

4−φ15

最低液面高さ308±10φ95

サンプル出口160±5.5φ155245±10φ120

125±5.550164−φ1912110±5.5

フランジ規格：50A JIS 10K FF

12

φ22.5 ＋0.2−0.5
φ95

4−φ15

フランジ規格：15A JIS 10K RF

サンプル入口● 専用ケーブル

専用ケーブルは導電率計用の特殊ケーブルで変換器と検出器間に使用します。

導体（0.3mm2）型
名：EC−10外径：φ8絶縁物：ポリエチレンおよびビニール
外
被：ビニール
芯線間絶縁抵抗：10 5MΩ以上/100m
延 長 距 離：最長50m，途中中継使用不可
標
準長：5 m〜50mまで5 m単位
質量：約0.5kg/ 5 m

介

ポリエチレン絶縁体（自然色）

在

半導電性PVC

布テープ巻

シールド

シールド

PETテープ巻
ポリエチレンコアシース（黒色）

PVCシース

導体（0.3mm2）

ポリエチレン絶縁体（青色）

ポリエチレン絶縁体（緑色）ポリエチレン絶縁体（赤色）EC−10型 断面図−7−

■ 関連機器
2 線式変換器用の電源ユニットを用意しております。
必要に応じてご用命ください。
●電源ユニット型
名：PA−24＋3出力定格電圧：DC 24V −1 V
出力定格電流： 2 〜22mA（ 2 台の計器の並列接続は不可）
供 給 電 源：AC 100V±10％ 50/60Hz
周 囲 温 度：−5〜55℃
構
造：屋内用，プラグイン型
質量：約300g※端子台より出力伝送信号

DC 4〜20mAを取出し可能。

一般公差±5mm