レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要なときに読めるように保管してください。
印刷物管理番号：S956000000＊2022年12月（第2版）
2021年8月（第1版）
高度管理医療機器

機械器具 72 視力補正用レンズ
単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

承認番号：30300BZX00128000
JMDN コード：37583000

販売名：ボシュロム アクアロックス ワンデー UV シン®

(ソフトコンタクトレンズ)

ダウンロード版
DATE: 6/1/2023

再使用禁止【形状・構造及び原理等】【警告】

1. レンズの組成

1.コンタクトレンズ(以下、レンズ)の装用により、角膜潰瘍、角膜炎(1) ソフトコンタクトレンズ分類：グループII（感染性角膜炎を含む）、角膜浸潤、角膜びらん等の角膜上皮障(2) 構成モノマー：ケイ素含有メタクリレート系化合物、NVP、害、角膜浮腫、結膜炎（巨大乳頭結膜炎を含む）、虹彩炎、角膜血DMA、2-HEMA、EGDMA

管新生等が発症する可能性及び角膜内皮細胞の減少を早め(3) 含水率：55％る可能性があります。

(4) 酸素透過係数：107×10−11（mLO2・cm）／（sec・cm2・mmHg）

レンズの装用による眼障害の中には、治療せずに放置すると失(5) 着色剤：アントラキノン系着色剤

明につながるものがあります。

(6) 紫外線吸収剤：ベンゾフェノン系紫外線吸収剤

2.上記の眼障害を起こさないようにするためにも、レンズを使用

紫外線吸収率：全てのレンズにおいてする際は、次のことを守ってください。

UV-A波；吸収率50％以上（1）装用時間を正しく守ること

UV-B波；吸収率95％以上

レンズの装用時間には個人差があります。
眼科医から指示さ

2. 保存液れた装用時間を守ってください。

保存液の主成分：KCl、緩衝剤（リン酸系）、界面活性剤（2）使用期間を守ること

3. 原理

このレンズは1日で新しいレンズと交換する使い捨てレンズ

コンタクトレンズに付加された頂点屈折力及びコンタクトレンズです。と角膜の間に存在する涙液により視力を補正する。

（3）取扱い方法を守り正しく使用すること
レンズの取扱い方法を誤ると眼障害につながります。
レンズ【使用目的又は効果】

は清潔に保ち、正しい取扱い方法で使用してください。

視力補正（4）定期検査を受けること
自覚症状がなく調子よく装用していても眼やレンズにキズが【使用方法等】

ついたり、眼障害が進行していることがあります。
異常がなく終日装用、1日使い捨てても眼科医に指示された定期検査を必ず受けてください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞（5）異常を感じたら直ちに眼科を受診すること

1. レンズ着脱レンズを装用する前に目ヤニや充血がないか、またレンズ(1) レンズ取扱いの注意事項

装用後も異物感等がないか確認し、異常を感じたら、眼科を・爪を短く切り、丸くなめらかにしてください。

受診してください。

・レンズを取り扱う前に必ず手を洗浄してください。

（6）破損等の不具合があるレンズは絶対に使用しないこと

・レンズを装脱するときは、爪を立てたり、指先が直接眼にふれ装用前に、レンズに破損等の不具合がないか必ず確認してください。装用中にレンズの破損等による自覚症状が発生し、自覚症状が改善しない場合は眼科を受診してください。

ないようにしてください。
(2) レンズの取り出し方
・開封時にアルミシールで手指を切らないように注意してください。

【禁忌・禁止】

・レンズをキズつけないように、爪を立てず指の腹でそっと容器

1．適用対象（患者）：次の人は使用しないことから取り出します。

前眼部の急性及び亜急性炎症

・装用前にレンズの左右、裏表を確認してください。

眼感染症

正常ぶどう膜炎

ウラ返し

角膜知覚低下レンズ装用に問題となる程度のドライアイ及び涙器疾患(3) レンズのつけ方

眼瞼異常1)人さし指の先にレンズをのせます。

レンズ装用に影響を与える程度のアレルギー疾患

2)鏡を見ながら、もう一方の手の親指と人さし指で眼を大きく常時、乾燥した生活環境にいる人あけます。

粉塵、薬品等が眼に入りやすい生活環境にいる人

3)レンズをゆっくりと眼に近づけ、黒目の上にそっとのせます。

眼科医の指示に従うことができない人

4)レンズを黒目にのせたら、眼をあけていた指をゆっくりはな

レンズを適切に使用できない人

し、まばたきをゆっくりしてください。

定期検査を受けられない人

5)左右の見え方で、入れ違いがないかを確認してください。

レンズ装用に必要な衛生管理を行えない人(4) レンズのはずし方

2．使用方法1)中指で下まぶたを引きさげます。

自分のレンズを他人に渡したり他人のレンズを使用しないこと

2)そのままの状態で親指と人さし指でレンズの下方をつまんで再使用禁止はずします。

レンズは一度眼から外したら再使用せず、廃棄してください。
1／2(表)

2. 装用スケジュール(1) このレンズは終日装用、１日使い捨てレンズです。
レンズは起きている間に装用し、必ず寝る前にはずして捨ててください。
(2) レンズの装用に慣れるまでのスケジュールは個人差があります。
必ず眼 科 医 の 指 示に 従って、あなたにもっとも合ったスケジュールで慣らしてください。
[スケジュール例]
徐々に装用時間を延ばし、装用に慣れるようにします。
装用開始から
1 日目
6 時間
2 日目
8 時間
3 日目
4 日目

10 時間
終日装用（起きている間の装用が可能）(3) 装用を中断した場合・1週間未満の場合は、普段通りの装用が可能です。
・1週間以上中断した場合は、はじめて装用する場合と同じように上記の表を参考に開始してください。
・1ヵ月以上中断した場合は、眼科を受診してから装用を開始してください。
3. 定期検査

5. その他の注意(1) レンズ紛失時及び装用中止時の対応として、予備レンズを携帯し、眼鏡と併用してください。
(2) 化粧はレンズをつけてから、化粧落としはレンズをはずしてから行ってください。
(3) 化粧品等がレンズにつかないようにしてください。
(4) 装用中に使用する目薬は、防腐剤を含まないソフトコンタクト
レンズ用の人工涙液をおすすめします。それ以外の目薬は眼科医の指示を受けて使用してください。
(5) 水泳の際はレンズをはずしてください。
(6) 本品は紫外線吸収剤を含有するコンタクトレンズですが、紫外線吸収機能付きゴーグルやサングラスの代わりにはなりません。
＊(7) 遠近両用レンズ使用における注意・単焦点のレンズと比べて見え方に慣れるまで時間がかかる場合があります。慣れるまでは十分注意して使用してください。
・眼鏡や単焦点のレンズと見え方が異なるので、特に車の運転や機械の操作等は見え方に十分慣れてから行ってください。
(8) 海外に長期滞在する場合は、現地の医療機関で定期検査を受けてください。
(9) 未使用のレンズに異常が認められた場合は、レンズの購入先又は弊社お客様相談室までご連絡ください。

レンズ装用開始日より1週間後、1ヵ月後、3ヵ月後、以降3ヵ月毎に、又は眼科医の指示に従って必ず定期検査を受けてください。
【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意(1) レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要なときに読めるように保管してください。
(2) アレルギー疾患を有する場合は、有害事象が発生する危険性が高まりますので眼科医に相談してください。
2. 不具合・有害事象
以下の不具合や有害事象が発生する可能性があります。
(1) 不具合
レンズ：汚れ、キズ、変形、変色、破損、異物の付着、枚数不良
保存液及び容器：液漏れ、液の変色・変質、破損、汚れ、異物の混入(2) 有害事象
角膜潰瘍、角膜膿瘍、角膜穿孔、角膜浸潤、角膜びらん、角膜炎、角膜上皮ステイニング等の角膜上皮障害、角膜浮腫、角膜血管新生、結膜炎、結膜下出血、虹彩炎、麦粒腫、マイボーム腺炎、霰粒腫、眼瞼下垂、調節性眼精疲労、ドライアイ、角膜内皮細胞の減少＜装用時の症状と対処方法＞
・眼の調子や体調が悪い場合は、無理に装用しないでください。
・レンズの使用中、次のような症状が発生した場合は対処方法をお試しください。症状が続く場合には速やかに眼科を受診してください。
症 状対処方法
異物感、痛み、・新しいレンズに交換する。
かゆみ、くもり、 ・レンズをはずし、様子を見る（装用時間を短く目ヤニが多く出る、 する）。
充血・装用を中止し、速やかに眼科医の診察を受ける。
視力不安定、・新しいレンズと交換する。
見えにくい、・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮
眼の疲れする。
・数回まばたきをして涙を多く出す。
乾燥感
・ソフトコンタクトレンズ用の目薬を点眼する。

1)【臨床成績】
2019年5月〜11月に米国内の16施設にて、252例（当該レンズ装用群123例246眼、対照レンズ装用群129例258眼）の被験者を対象に1日で使い捨てる方法で比較臨床試験を実施した。処方時と定期検査時のコンタクトレンズ矯正視力を比較したとき、有効性及び安全性に関して、当該レンズは対照レンズに比べて非劣性であることが統計学的に検証された。

【保管方法及び有効期間等】(1) 保管方法：直射日光、高温を避け、室温で保管してください。
(2) 使用期限：レンズの使用期限は、レンズの外箱と容器本体に記載されています。
使用期限を過ぎたレンズは使用しないでください。
（記載例：「EXP 2026-12」は、「2026年12月末日」まで、「EXP 2026-12-15」は、「2026年12月15日」までが使用期限であることを示します。）【主要文献及び文献請求先】
1.主要文献1) 社内資料
2. 文献請求先製造販売業者に同じ【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＜製造販売業者＞
ボシュロム・ジャパン株式会社
ボシュロムお客様相談室 0120-132490
オペレーター受付時間：9：00 〜 18：00（土日・祝日を除く）＊www.aqualox.jp＜製造業者＞
Bausch & Lomb Inc. / ボシュロム社 アメリカ合衆国＊包装に記載されているマークについてマーク

解 説
高圧蒸気滅菌済

使用期限

LOT

製造番号

医家向け医療機器

DIA ØT

直径

容器包装識別表示：紙ベースカーブ

容器包装識別表示：プラスチック

PWR

レンズ度数

製造元

ADD

加入度数

製造日

BC合は、眼科医に相談してください。
4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

マーク

EXP

3. 高齢者への適用高齢者等で、自身でのレンズのつけはずしが困難な人が使用する場

解 説

添 付 文 書をお 読 みください(1) 薬剤の服用や点眼が必要な方、妊娠、出産された方は、レンズの装用に影響を及ぼすことがありますので、眼科医に相談してください。
(2) 小児にレンズを使用させる場合は、保護者の方等による指導®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
© 2022 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

監督のもとに使用してください。
2／2（裏）

S956000000