NMIJ 認証標準物質カタログ
NMIJ CRM Catalog

2024–2025

国立研究開発法人 産業技術総合研究所計量標準総合センター
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
National Metrology Institute of Japan (NMIJ)

電子版カタログ

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

NMIJ CRM は日本の国家計量標準機関である、
NMIJ から頒布される認証標準物質です。
NMIJ CRM is distributed from
National Metrology Institute of Japan (NMIJ).
NMIJ 認証標準物質の特徴• 計量計測トレーサビリティが確立された標準物質• ISO 17034 に基づいたマネジメントシステムによる生産• ISO Guide 35 に基づいた認証値の決定• 正確な測定法（一次標準測定法など）による分析• 国際単位系（SI）にトレーサブル• Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement（GUM）に基づいた不確かさの評価
主な用途• 分析機器の校正• 分析法、分析値の妥当性確認• 分析の精度管理
Features of NMIJ CRM• Production in accordance with quality management system based on
ISO 17034• Certification in accordance with ISO Guide 35• Determination of analyte by state of the art technology including
primary methods• Traceable to SI• Uncertainty evaluation in accordance with Guide to the Expression ofUncertainty in Measurement (GUM)
NMIJ CRM fits for• Calibration of instruments• Validation of analytical methods and measurement results• Quality Control for analytical methods.
認証標準物質（CRM, certified reference material）

一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びそれに付随する不確かさ、並びに計量計測トレーサビリティを記載した認証書が付いている標
準物質
Reference material characterized by a metrologically valid procedure for one or more specified
properties, accompanied by a reference material certificate that provides the value of thespecified property, its associated uncertainty, and a statement of the metrological traceability

標準物質（RM, reference material）

一つ以上の規定特性について、十分均質かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作製された物質
Material, sufficiently homogeneous and stable with respect to one or more specified properties,
which has been established to be fit for its intended use in a measurement process

1

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

目次
Content
・標準物質の利用

Utilization of Reference Materials

・トレーサビリティ

Traceability

・認証標準物質の値付け方法
Method for the Determination of Property Values of CRMs

4
6
6

・国際比較と国際相互承認
International Comparison and Global Mutual Recognition Arrangement 7
・取扱事業者および標準物質分類一覧
List of Distributors and Classification

8

・取扱事業者連絡先

9Contact Address

・NMIJ 標準物質ユーザー登録
Customer Registration of NMIJ CRM & RM

10・カタログのご利用について Using This Catalog

10・2024 年頒布開始の CRM Brand-New CRM in 2024

11

・EPMA 用材料標準物質

12CRMs for EPMA

・材料標準物質 Industrial Material CRMs
13
膜厚、超微細空孔等 for Thickness and Positrpn Hole-Size etc. 13
膜厚 Thickness
13
膜厚、質量分率 Thickness and Mass Fraction
13
ドットピッチ Dot Pitch
14
ラマン分光用 for Raman Spectrometer14
陽電子寿命 Positron Lifetime15
ナノ粒子計測用 for Nanoparticle Characterization
粒径 Particle Size
比表面積、窒素吸着量
Specific Surface Area, Absorbed Nitrogen
・高純度無機標準物質

High Purity Inorganic CRMs

高純度無機標準物質 High Purity Inorganic CRMs
電気伝導率 Electrolytic Conductivity
同位体比 Isotopic Ratio
2

16
16
17
19
19
20
21

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025・有機標準物質 Organic CRMs
22
純物質 High Purity Materials
22
純物質（熱分析用） High Purity Material (for Thermal Analysis)
25
定量 NMR 用 for Quantitative NMR
25
標準液 Standard Solutions
26
臨床検査・バイオ分析用 for Clinical and Bioanalysis
27・高分子材料標準物質

Polymer CRMs

33

・環境組成標準物質 Environmental CRMs
環境分析用 for Environmental Analysis
化学形態分析用標準液 for Chemical Speciation
食品分析用 for Food Analysis

34
34
37
37

・グリーン調達対応標準物質

41

CRMs for Green Procurement

・高圧ガス Gas CRMs
高純度標準ガス High-purity Gas CRMs
受注生産品 Made-to-order products
混合標準ガス Gas mixture CRMs
受注生産品 Made-to-order products

43

・熱物性標準物質 CRMs for Thermophysical properties
熱膨張率 Coefficient of Thermal Expansion
熱拡散率 Thermal Diﬀusivity
熱伝導率 Thermal Conductivity
比熱容量 Specific Heat Capacity

46
46
48
49
50

・有機標準物質（再掲） Organic CRM (reprint)
純物質（熱分析用）
High Purity Material (for Thermal Analysis)

50

・認証書見本Sample of Certificate

51

・索引 Index
CRM / RM Number
アルファベット Alphabet
あいうえお順 Japanese Alphabetical Order

53
53
54
58

43
45

50

3

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

標準物質の利用
Utilization of Reference Materials
標準物質は、1) 分析・計測機器の校正、2) 物質・材料への値付け、3) 分析・計測方法の評価、4) 分析・試験機関あるいは分析者・測定者の技能の確認、などの目的で使用されます。
1) は機器が正確な指示値を示すよう調整する操作を指しています。検量線を作成することによって物理量単位の指示値を濃度や物性値に変換することも 1) の範疇に含まれます。
後者は 2) と重複しますが、2) には標準物質の表示値（認証標準物質においては認証値）をもとに被検試料の値を決める場合も含 まれています。例えば、容量分析における規定液の標定の場合、純度が確定された容量分析用標準物質を基準にして被検液の濃度を決定します。トレーサビリティ体系の上位の標準物質による下位の標準物質の値付けもこれに該当します。計量法ではこの値付けを校正と呼んでいます。3) は使用する分析・計測方法が信頼性のある方法か否かを評価する場合です。方法のバリデーションを意味すると考えても結構です。4) は組織あるいは個人が信頼性のあるデータを出す技術的能力を有するか確認する場合です。通常 3) 及び 4) の目的には組成標準物質が使用されます。一方、1) 及び 2)には校正用の純物質系標準物質が用いられますが、2) では組成標準物質もしばしば利用されます。

認証標準物質は、ISO Guide 30「標準物質－選択された用語及び定義」に記されているように、認証書が添付された標準物質です。認証書に記載された認証値はトレーサビリ
ティの確立された手順によって確定され、不確かさが付与されているものです。したがって、認証標準物質は、分析・計測における真度（正確さ）の評価あるいは国際単位系（SI）
へのトレーサビリティの立証には不可欠なものです。認証標準物質を用いた精度管理として、分析・計測値の平均値と認証値の差を要求する正確さと比較することによって分析結果の評価・管理を行うことができます。また、ISO/IEC 17025 の試験所認定制度では、分析・計測値に関してトレーサビリティの確保が求められており、そのためには認証標準物
質の整備が基本的な要件となっています。
このように認証標準物質は分析・計測の信頼性確保に欠くことのできないものであり、その使い方を誤るとメリットは失われます。標準物質は一般に均質で安定性のよいものが選択されています。しかしながら、物質によっては長期保存の難しいものがあるため、有
効期限や有効期間に留意して使用するとともに、標準物質認証書に記載された保存条件を守って保管することが必要です。また、使用前の乾燥及び保管条件が決められているもの
ではそれらの規定を厳密に守る必要があります。
標準物質認証書には、用途、認証値、形態、値付け方法、調製方法、使用及び保管上の留意事項などが記載されています。認証値の他に参考値が与えられていることもあります。
参考値とは、値付けに用いた分析方法の評価が、認証値として NMIJ の要求水準を満たしていない特性値です。NMIJ では、参考値のみが付与された標準物質を NMIJ RM として頒布しています。
4

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

Reference materials (RMs) are generally used for ;
1)
2)
3)
4)

Calibration of analytical/measuring equipment,
Assignment of chemical/physical quantities of materials,
Evaluation of analytical/measuring methods, andConfirmation of skill of analysts/performance of organizations.

1) “Calibration” means adjustment of a value indicated by the analytical/measuring
equipment to a correct (or true) value. Calibration also includes conversion of an indicatedvalue with a physical quantity into concentration or another quantities by using a calibration
curve.
2) “Assignment” is an analysis of a sample in comparison with a certified value of acertified reference material (CRM) or with that of an indicative value of an RM, and so
includes the second meaning of “Calibration”. For example, in the case of titrimetricanalysis, a concentration of unknown sample is determined on the basis of an RM whose
purity has been certified. The measurement law of Japan defines a “Calibration” asassignment of “lower (in the metrological traceability system)” RMs by using “higher” RMs.
On the other hand, high-purity and other similar CRMs are usually used for “Calibration”
and “Assignment”.
3) “Evaluation” is a judgment of whether the analyst’s analytical/measuring method isappropriate and reliable or not. “Evaluation” may often be called “Validation”.
In the case of 4) “Confirmation”, it is confirmed whether an organization/analyst has
sufficient technical skills to obtain reliable experimental data. In general, matrix CRMs
including environmental, nutritional, …, etc., are used for the purposes of “Evaluation” and“Confirmation”.
A CRM is an RM with an RM certificate, that is described in ISO Guide 30: Referencematerials - Selected terms and definitions. The certificate includes certified value(s) andtheir uncertaintie(s), that have been determined by procedures to ensure traceability to theInternational System of Units (SI). Thus, a CRM is absolutely necessary for an evaluationof the accuracy of an analytical value and for confirmation of traceability to SI units. In
addition, in an accreditation system based on ISO/IEC 17025, CRMs are useful for theconfirmation of traceability to SI units.
If CRMs are used inappropriately, their merits will not be recognized. In general, CRMs
have good homogeneity and stability. However, the long-term stability differs between
individual CRMs, and some CRMs have a short period of validity. Please pay attention to
the expiry date and storage conditions described in the RM certificate provided with each
CRM. For several CRMs, drying and storage rules before using are strictly described in theRM certificates.
The RM certificate of each CRM includes the scope, certified value, sample form,
analytical method used for certification, preparation method, instructions for use, and so on.
In some instances, indicative values are included in the certificates. The indicative value isthe property value which does not meet the NMIJ’s requirements of the certified value
including a case that it was estimated that evaluations of the analytical method used for
determination of property value are not enough. NMIJ provides the RMs as NMIJ RM whichis assigned only indicative value.
5

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

トレーサビリティ
Traceability
メートル条約の下で召集された第 14 回国際度量衡総会（1971 年）で、物質量の SI 単位としてモル（記号 mol）が採用され、1993 年の国際度量衡委員会（CIPM）で物質量諮問委員会（CCQM）が発足しました。物質量のトレーサビリティは、SI の基本量であるモルに直接結びつく方法で特性値が決定された認証標準物質を頂点とした計測と標準物質の連鎖（分析機器等による）によって示されます。基本量モルに直結する一次標準物質の開発には高い技術力と多くの労力が要求されます。そのため、多くの場合、一次標準物質は国
家計量標準機関（NMI）によって開発されています。
The mole (unit: mol) was adopted as an SI base unit by the 14th General Conference on
Weights and Measures (1971) (14 th Conference Generale des Poids et Mesures),convened under the Meter Convention. Traceability to amount of substance can beachieved through continuous (unbroken) chains of SI to the CRM (the primary referencematerial), and those of the CRM to other RMs (by using analytical equipment, etc.). The
development of the primary reference material, which is directly linked to an SI base unit,
requires diligence and a high level of skill. In many cases, the primary reference materials
have been developed by National Metrology Institute (NMI).

認証標準物質の値付け方法
Method for the Determination of Property Values of CRMs
標準物質に特性値を付与する方法として、一次標準測定法があります。これは「最高の計量学 的な質を有している方法であり、その方法の操作が科学的に完全に記述され理解され得るもので す。その方法に対しての不確かさは SI 単位によって完全に書き下ろせるものであり、従って、その方法の結果が、測定しようとしている（種類の）量の標準を参照
すること無しで受け入れられるもの」とされています。その中には、電量分析法・重量法（重量分析法、質量比混合法）
・滴定法・同位体希釈質量分析法・凝固点降下法があります。
NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRMs）の多くは、これらの測定法を用いて値付けしており、国際的に SI にトレーサブルであると認められる代表的な標準物質です。
One method to determine property values is a primary method of measurement. A primarymethod is defined as “a method having the highest metrological properties, whose
operation can be completely described and understood, for which a complete uncertainty
statement can be written down in terms of SI units”. The primary methods identified by theConsultative Committee for Amount of Substance (CCQM) are coulometry, gravimetry(including gravimetric preparation method), titrimetry, isotope dilution mass spectrometry,
and the freezing point (depression) method. Most of NMIJ CRMs can be acceptedinternationally as representative RMs traceable to SI because the property values of them
are determined using these primary methods.
6

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

国際比較と国際相互承認
International Comparison and Global Mutual
Recognition Arrangement
現在、物質量諮問委員会（CCQM）の下で分野ごとの作業部会（WG）が設置されています。 各々の WG では国際比較を計画・実行し各国の国家計量標準機関（NMI）間の校正･ 測定能力（CMC）の確認と国家標準の同等性評価を行っています。標準物質では、一般に分析結果から特性 値を決定します。そこで、国際比較では同一の物質を各国の NMI に配付し、これに特性値を付与する測定の能力を評価します。この国際比較では各国が分析方
法と校正用標準物質を選択して用 いるので、同時にこの技術を用いて測定を行った認証標
準物質（CRM）に対する評価も行われることになります。NMIJ はこの国際比較に参加しています。また、海外計量標準機関の専門家による技術能力審査を定期的に受けています。
これらの結果に基づき承認された NMIJ の CMC と標準物質の値付け範囲は、国際度量衡
局（BIPM）が管理する基幹比較データベース（KCDB: CIPM MRA, https://www.bipm.org/
kcdb/）に登録され、BIPM のウェブサイトで公表されています。NMIJ 認証標準物質（NMIJ
CRMs）の多くは、このデータベースに登録されており、国際的に認められた標準物質です。
Several working groups under the CCQM have been established. Each working group(WG) plans and performs various international comparisons. The Calibration andMeasurement Capability (CMC) of each National Metrology Institute (NMI) and thecomparability between primary standards of NMIs have been checked through theinternational comparisons. In the case of “reference material”, the property value isgenerally determined using analytical results. Therefore, in international comparisons, apilot laboratory distributes identical samples to each NMI, and then the CMC to determine
the property value of the sample is evaluated for each NMI. In such international
comparison, each NMI selects analytical techniques, which means that the CRMs
produced by the techniques are also evaluated simultaneously. NMIJ participates in thisinternational comparison. In addition, NMIJ is reviewed the technical capability by theexpert of the overseas National Metrology Institute (Peer review) regularly. The CMCs andthe range of determining the certified value for CRM of NMIJ which are approved based onthese results are registered in the key comparison database (KCDB: CIPM MRA, https://www.bipm.org/kcdb/) which International Bureau of Weights and Measures (BIPM)
manages, and they are published on the website of BIPM. The most of NMIJ CRMs areregistered in this database and internationally recognized.

7

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

取扱事業者および標準物質分類一覧
List of Distributors and Classification（アルファベット順 in alphabetical order）

認証標準物質 (NMIJ CRM) は、下記の事業者が取り扱っています。
NMIJ CRMs are distributed only through the following companies.
Please contact them to purchase.
EPMA 用
高純度
高分子
グリーン
材料
材料
無機
有機
材料
環境組成 調達対応
熱物性
標準物質 標準物質 標準物質 標準物質 標準物質 標準物質 標準物質 高圧ガス 標準物質
CRMs
Industrial
High
for EPMA Material
PurityCRMs Inorganic
CRMs
富士フイルム和光
純薬株式会社
FUJIFILM Wako
Pure Chemical
Corporation

Organic
CRMs

Polymer
CRMs

EnvironCRMs
mental for Green
CRMs
Procurement

Gas
CRMs

CRMs for
Thermophysical
Properties

●

●

●

●

●

●

●

－

●

株式会社ゼネラル
サイエ ンスコーポ
レーション
General Science
Corporation

●

●

●

●

●

●

●

－

●

ジーエルサイエンス
株式会社
GL Sciences Inc.

●

●

●

●

●

●

●

－

●

株式会社ＫＡＮＳＯ
テクノス
KANSO TECHNOSCO., LTD.

－

－

－

－

－

●

－

－

－

関東化学株式会社
KANTO CHEMICAL
CO., INC.

●

●

●

●

●

●

●

－

●

日鉄テクノロジー
株式会社
NIPPON STEELTECHNOLOGY,
Co., Ltd.

●

－

－

－

－

－

－

－

－

西進商事株式会社
Seishin Trading
Co., Ltd.

●

●

●

●

●

●

●

－

●

高千穂商事
株式会社
Takachiho Trading
Co., LTD.

－

－

－

－

－

－

－

●

－

株式会社巴商会
Tomoe Shokai Co.,
Ltd

－

－

－

－

－

－

－

●

－

8

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

業者名Company

取扱事業者連絡先
Contact Address

電話 、ファックス
TEL, FAX

富士フイルム和光純薬
株式会社

フリーダイヤル: 0120-052-099

FUJIFILM Wako Pure
Chemical Corporation

フリーファックス: 0120-052-806

Web / E-mailhttps://labchem-wako.
fujifilm.com

GL Sciences Inc.

〒 540-8605
大阪府大阪市中央区道修町
3-1-2

日本語
ﬀwk-labchem-tec@fujifilm.
3-1-2, Doshomachi, Chuo-ku,com
Osaka, Osaka, 540-8605,
EnglishJapan
ﬀwk-cservice@fujifilm.com

株式会社ゼネラルサイエ
TEL : 03-5927-8356 http://www.shibayama.
ンスコーポレーション
（代）
co.jp
General Science
FAX : 03-5927-8357 gsc@shibayama.co.jp
Corporation
ジーエルサイエンス株式会社

住所
Address

TEL : 03-5323-6611 https://www.gls.co.jp/
FAX : 03-5323-6622 info@gls.co.jp〒 170-0005
東京都豊島区南大塚 3-11-8
3-11-8, Minami Otuka, Toshimaku, Tokyo, 170-0005, Japan〒 163-1130
東京都新宿区 西新宿 6-22-1
新宿スクエアタワー 30 階
6-22-1, Nishishinjuku, Shinjukuku, Tokyo, 163-1130, Japan株式会社 KANSO テクノス
TEL : 072-810-6551 http://www.kanso.co.jp〒 576-0061
大阪府交野市東倉治 3-1-1

KANSO TECHNOS CO., FAX : 072-810-6552 RMinfo@kanso.co.jp
LTD.

3-1-1, Higashi-Kuraji, Katano,
Osaka, 576-0061, Japan

http://www.kanto.co.jp/
TEL : 03-6214-1090
http://www.kanto.co.jp/(English関東化学株式会社
contact/siyaku.html+81-3-6214-1092)
KANTO CHEMICAL CO.,FAX : 03-3241-1047 English
INC.
(English +81-3-3241- http://www.kanto.co.jp/
english/ contact/etc_
1053）
contact.html〒 103-0022
東京都中央区日本橋室町 2-2-1
室町東三井ビルティング

http://www.nstec.
TEL : 06-6489-5777,
nipponsteel.com
080-7189-8043( 直通)liu.li.3sm@nstec.
NIPPON STEEL
nipponsteel.com
TECHNOLOGY, Co., Ltd. FAX : 06-6489-5792（担当：劉 莉）
日鉄テクノロジー
株式会社

East Muromachi Mitsui BLDG,
2-1, Nihonbashi Muromachi
2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
103-0022, Japan〒 660-0891
兵庫県尼崎市扶桑町 1-8 日鉄
テクノロジー株式会社研究試験
事業所物理解析部構造解析室

1-8, Fuso-cho, Amagasaki,
Hyogo, 660-0891, Japan〒 105-0012
http://www.seishin-syoji. 東京都港区芝大門 2-12-7
西進商事株式会社
TEL : 03-3459-7491
co.jp/
RBM 芝パークビル（代）
SEISHIN TRADING CO.,
info@seishin-syoji.co.jp
RBM Shiba Park Bldg. 2-12-7,
LTD.
FAX : 03-3459-7499
Shiba-Daimon, Minato-Ku,
Tokyo, 105-0012, Japan〒 150-0012
高千穂商事株式会社
TEL : 03-3444-0231 http://www.takachiho.biz
東京都渋谷区広尾 1-4-8
Takachiho Trading Co.,
FAX : 03-3444-0462 info_1@takachiho.biz
1-4-8, Hiroo, Shibuya-Ku, Tokyo,
LTD.
150-0012, Japan
http://www.tomoeshokai. 〒 305-0022
株式会社巴商会
TEL : 029-857-2663 co.jp
茨城県つくば市吉瀬 1702-2
Tomoe Shokai Co., Ltd.

FAX : 029-857-5993 n t 3 7 0 6 @ t o m o e s h o k a i . 1702-2,kise,Tsukuba,Ibaraki,co.jp
305-0022,Japan

9

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

NMIJ 標準物質ユーザー登録
Customer Registration of NMIJ CRM & RM
ご購入された NMIJ 標準物質について、下記 WEB サイトから登録された方には、認証書の記載内容の変更などの重要なお知らせをお送りいたします。
なお、サポートは個別の標準物質ごとに行いますので、一度ユーザー登録された後に、他の標準物質を購入した場合にも、新たに下記サイトから登録してください。
		https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/refmate/
Completing customer registration on the following NMIJ Website will facilitate notificationof any revision of the information about registered CRM(s) or RM(s).
Please register an individual CRM or RM you purchased.
		https://unit.aist.go.jp/nmij/english/refmate/【個人情報の取り扱いについて】ご記入いただいた個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づいて適正に管理し、標準物質に関するお知らせ、ニーズ調査以外の目的で使用することはございません。
【Disclosure of Personal Information to Third Parties】
NMIJ shall handle the customers personal information strictly in compliance with “Act on
Protection of Personal Information” and use them for the purposes only to send notification
on NMIJ CRMs and to research CRM market.

カタログのご利用について
Using This Catalog
本カタログに記載されている認証値の ± に続く数値は合成標準不確かさと包含係数（k = 2）から決定された拡張不確かさであり、約 95 % の信頼の水準を持つと推定される区間の半分の幅を表します。
A value after the sign “ ± ” in each certified value is the expanded uncertainty interval
calculated using a coverage factor (k) of 2, which gives a level of confidence ofapproximately 95 %.
認証書の有効期間は、ご購入前にご確認下さい。新規 CRM の頒布開始、既存 CRMの頒布終了やロット更新などの最新情報、各 CRM の認証書の見本は、NMIJ の Web サ
イト (https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/refmate/) でご確認いただけます。
Please check an expiration of each certification before purchase. The latest
information, for example, the distribution of new CRMs, the end of distribution and lot
updates, etc., and sample of certificate for each CRM are available from NMIJ Website(https://unit.aist.go.jp/nmij/english/refmate/).

10

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

2024 年頒布開始の CRM 2024.9 現在
Brand-New CRM in 2024 as of September 2024
新規頒布

New Distribution

NMIJ CRM 6403-a (P. 31)
ステロイドホルモン分析用ヒト血清
Steroid Hormones in Human Serum

ロット更新

New Lot.

NMIJ CRM 5123-b01 (P. 20)
電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液（0.01 mol kg-1））
Electrolytic Conductivity Standard Solution- Aqueous Solution of Potassium Chloride(0.01 mol kg-1)（NMIJ CRM 5133 代替品 , Replacement for NMIJ CRM 5133）

NMIJ CRM 4036-b (P. 23)
ジブロモクロロメタン
Dibromochloromethane

11

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

EPMA 用材料標準物質
CRMs for EPMA

EPMA 用材料標準物質
CRMs for EPMA
CRM
No.

物質名
Description

1001-a~1005-a鉄 - クロム合金標準物質
Fe-Cr Alloy
Reference Material

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction (%)
Cr :5.00 ± 0.02 (for 1001-a)
14.96 ± 0.04 (for 1002-a)
19.87 ± 0.04 (for 1003-a)
29.84 ± 0.08 (for 1004-a)
39.69 ± 0.13 (for 1005-a)

1006-a~1010-a鉄 - ニッケル合金標準物質
Fe-Ni Alloy
Reference Material

Ni :5.04 ± 0.02 (for 1006-a)
10.05 ± 0.06 (for 1007-a)
20.02 ± 0.12 (for 1008-a)
39.92 ± 0.14 (for 1009-a)
60.07 ± 0.15 (for 1010-a)

1017-aEPMA 用ステンレス鋼
Stainless Steel for EPMA

Cr : 25.029 ± 0.066
Ni : 20.081 ± 0.075
Fe : 54.833 ± 0.144

EPMA 用Ni(36%) - Fe 合金
Ni(36%)-Fe Alloy for EPMA

Ni : 36.105 ± 0.085
Fe : 63.860 ± 0.112

EPMA 用Ni(42%) - Fe 合金
Ni(42%)-Fe Alloy for EPMA

Ni : 42.074 ± 0.091
Fe : 57.888 ± 0.151

EPMA 用高ニッケル合金
High Nickel Alloy for EPMA

Cr : 29.846 ± 0.082
Ni : 60.054 ± 0.133
Fe : 10.030 ± 0.036

1018-a1019-a1020-a

物質に関する情報
Description of the Material
直方体の金属片Block
4 mm × 10 mm × 15 mm

直方体の金属片Block
3 or 4 mm × 10 mm × 15 mm
直方体の金属片
Block
3 mm × 10 mm × 10 mm
直方体の金属片
Block
2.5 mm × 10 mm × 10 mm
直方体の金属片
Block
3 mm × 10 mm × 15 mm
直方体の金属片
Block
3 mm × 10 mm × 15 mm

CRM 1001-a ~ 1005-a, 1006-a ~ 1010-a, 1017-a および 1018-a は、デシケーター内などの乾燥した清浄な大気中において 20 ℃ ± 15 ℃で保管して下さい。
CRMs 1001-a ~ 1005-a, 1006-a ~ 1010-a, 1017-a and 1018-a should be kept in dry and clean atmosphere such as adesiccator at a temperature between 5 °C and 35 °C.
CRM 1019-a、CRM 1020-a は、金属表面をアセトン等で洗浄した後、デシケーターなどの水分や塩分を含まない清浄な大気中において室温で保管して下さい。
After rinsing the alloy surface with acetone or the like, CRM 1019-a and CRM 1020-a should be kept in dry and clean
atmosphere such as a desiccator at room temperature.

NMIJ CRM 1020-a
EPMA 用高ニッケル合金
High Nickel Alloy for EPMA
(P. 12)

12

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜膜厚
CRM
No.

Thickness ＞
認証値 Certified Value
膜厚 Thickness (nm)

物質名
Description

物質に関する情報
Description of theMaterial

第 2 層から 6 層目までの各層の膜厚Each thickness from 2nd to 6th layer
5203-aGaAs/AlAs 超格子
GaAs/AlAs Super Lattice5205-aデルタ BN 多層膜
Multiple BN Delta-Layer
Film

1st layer (GaAs)
2nd layer (AlAs)
3rd layer (GaAs)
4th layer (AlAs)
5th layer (GaAs)
6th layer (AlAs):—: 9.65 ± 0.11
: 9.51 ± 0.10
: 9.64 ± 0.11
: 9.51 ± 0.09
: 9.62 ± 0.11

Si 層および デルタ BN 層の合計膜厚Total thickness of Si layer and BN
delta-layer
8.24 ± 0.17

正方形の薄片Thin film
15 mm × 15 mm

長方形の薄片Thin film
15 mm × 7.5 mm

CRM 5203-a は、乾燥した清浄な環境で、5 ℃～ 35 ℃で保管して下さい。窒素気流下での保存を推奨します。
CRM 5203-a should be kept in a dry and clean environment at a temperature between 5 °C and 35 °C. The storage
under the nitrogen flow is recommended.
CRM 5205-a は、5 ℃～ 35 ℃のデシケーター内などの清浄で乾燥した雰囲気下で保管して下さい。
CRM 5205-a should be stored in a clean and dry environment, such as in a desiccator, at a temperature between 5 °C
and 35 °C.

＜膜厚 Thickness ＞＜質量分率 Mass Fraction ＞
CRM
No.

物質名
Description

認証値
Certified Value
・ Si および BN デルタ層の合計膜厚Total thickness of Si layer
and BN delta-layer

デルタ BN 多層膜（As ドープ Si 基板）
8.3 ± 0.2 (nm)5206-a Multiple BN Delta-layer Filmon Arsenic-doped
・As 濃度質量分率 (As ドープ Si 基盤 )Si Substrate
Mass fraction of As (As-doped Si substrate)

物質に関する情報
Description of theMaterial

長方形の薄片Thin film
15 mm × 7.5 mm

0.80 ± 0.04 (g / kg)
CRM 5206-a は、5 ℃～ 35 ℃のデシケーター内などの清浄で乾燥した雰囲気下で保管して下さい。
CRM 5206-a should be stored in a clean and dry environment, such as in a desiccator, at a temperature between 5 °C
and 35 °C.

13

材料標準物質（膜厚、質量分率）
Industrial Material CRMs
(Thickness, Mass Fraction)

材料標準物質Industrial Material CRMs

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜ドットピッチ
CRM
No.

材料標準物質（ドットピッチ、ラマン分光）
Industrial Material CRMs
(Dot Pitch, Raman Shift)5207-aDot Pitch ＞
物質に関する情報
Description of theMaterial

物質名
Description

認証値 Certified Value
ドットピッチ Dot Pitch (nm)

タングステンドットアレイ
Tungsten Dot-array

ドットアレイ A（x 方向） 119.0 ± 1.5
ドットアレイ A（y 方向） 119.0 ± 1.5
ドットアレイ B（x 方向） 199.1 ± 2.4
ドットアレイ B（y 方向） 199.1 ± 2.4
ドットアレイ C（x 方向） 597.7 ± 7.3
ドットアレイ C（y 方向） 597.7 ± 7.3

直方体の薄片Rectangular chip
7 mm × 7 mm × 0.7mm

CRM 5207-a は、相対湿度 10 % 以下の窒素雰囲気下で、5 ℃～ 35 ℃で保管して下さい。
CRM 5207-a should be stored at a temperature between 5 °C and 35 °C in a nitrogen atmosphere in which the relative
humidity is kept below 10 %.
基板上のパターン（ドットアレイ配置）
Chip pattern
Dot-arrays placement

典型的なドットアレイの SEM 像
Typical SEM image of dot-array

NMIJ CRM 5207-a＜ラマン分光用
RM #No

タングステンドットアレイ

for Raman Spectrometer ＞

物質名
Description

ラマン分光光度計用ポリスチレン
8158-aTungsten Dot-array

Polystyrene for Raman
Spectrometer

参考値 Indicative Value
ラマンシフト Raman Shift (cm-1)
620.7 ± 1.2
795.1 ± 1.2
1001.2 ± 1.2
1031.5 ± 1.2
1154.9 ± 1.2
1448.4 ± 1.2
1582.7 ± 1.2
1602.1 ± 1.2
2851.0 ± 1.1
2906.2 ± 1.2
3055.1 ± 1.1

物質に関する情報
Description of theMaterial

円板
Disk
25 mm ɸ × 4 mm

RM 8158-a は、15 ℃～ 25 ℃の清浄な場所でアルミラミネート袋に入れたまま遮光して保管して下さい。
RM 8158-a should be kept in its aluminum laminated plastic bag at a temperature between 15 °C and 25 °C andshielded from light.
#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

14

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

Positron Lifetime ＞

CRM
No.

物質名
Description

認証値
Certified Value

物質に関する情報
Description of the Material

5601-a陽電子寿命による
超微細空孔測定用石英ガラス
Synthetic Fused Silica for PositronHole-size Measurements

オルトポジトロニウム寿命
ortho-Positronium lifetime

2 個の角片Two pieces

1.62 ± 0.05 (ns)

15 mm × 15 mm × 1.5 mm

陽電子寿命による超微細空孔測定用ポリカーボネート
Polycarbonate for PositronHole-size Measurements

オルトポジトロニウム寿命
ortho-Positronium lifetime

2 個の角片Two pieces

2.10 ± 0.05 (ns)

15 mm × 15 mm × 2.0 mm

陽電子寿命による空孔欠陥測定用
単結晶シリコンSingle-Crystal Silicon for Positron
Defect Measurements

陽電子寿命
Positron lifetime

2 個の角片Two pieces

220.6 ± 6.2 (ps)15 mm × 15 mm × 1 mm

5602-a5606-a

CRM 5601-a は清浄な環境で室温にて保管して下さい。乾燥空気もしくは窒素雰囲気下での保存を推奨します。放射線発生源からは距離をおいて保存して下さい。
CRM 5601-a must be stored in a clean environment at room temperature. It is recommended to store this CRM underan atmosphere of dry air or nitrogen gas away from any radioactive sources.
CRM 5602-a および 5606-a は、直射日光を避け 15 ℃～ 35 ℃のデシケータ内などの清浄で乾燥した雰囲気下で保管して下さい。放射線発生源からは距離をおいて保存して下さい。
CRMs 5602-a and 5606-a should be kept light-shielded in an atmosphere of dry air or nitrogen gas at a temperature
between 15 °C and 35 °C and keep it away from any radioactive sources.

RM #
No.

物質名
Description

5607-a陽電子寿命による空孔欠陥測定用
ステンレス鋼Stainless Steel for Positron
Annihilation Lifetime
Measurements of Defect

参考値 Indicative Value
陽電子寿命 Positron lifetime

物質に関する情報
Description of the Material

106.2 ± 2.4 (ps)2 個の角片Two pieces
15 mm × 15 mm × 3 mm

RM 5607-a は、清浄な環境で 15 ℃～ 35 ℃にて保管して下さい。また、放射線発生源からは距離をおいて保管して下さい。
RM 5607-a should be stored at a temperature between 15 °C and 35 °C in clean environment and away from any
radioactive sources.
#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

15

材料標準物質（陽電子寿命）
Industrial Material CRMs
(Positron Lifetime)＜陽電子寿命NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜ナノ粒子計測用（粒径）＞＜ for Nanoparticle Characterization (Particle Size) ＞
材料標準物質（ナノ粒子計測用）
Industrial Material CRMs
(for Nanoparticle Characterization)

CRM
No.

物質名
Description

5721-a

ポリスチレンラテックス
粒子（100 nm・単分散）
Polystyrene Latex
Particles(100 nm, Monodisperse)

5701-b

認証値 Certified value
・光散乱強度平均粒径
Light-scattering-intensity-averaged
ポリスチレンラテックス
diameter
ナノ粒子 （120 nm）
117.8 ± 5.1 (nm)Polystyrene Latex
参考値 Indicative Value
Nanoparticle, 120 nm
・質量平均粒径
Weight-averaged diameter
114.1 ± 6.8 (nm)濃度約 10 mg mL-1 のポリス
チレンラテックス製ナノ粒
子分散水溶液として
1 瓶あたり 10 mL
10 mL as aqueous particle
dispersion of polystyrene
latex nanoparticle(approx. 10 mg mL-1)

5702-a

認証値 Certified value
・光散乱強度平均粒径
Light-scattering-intensity-averaged
ポリスチレンラテックス
diameter
ナノ粒子（150 nm）(157.9 ± 2.0) nm
Polystyrene Latex
参考値 Indicative Value
Nanoparticle, 150 nm
・質量平均粒径
Weight-averaged diameter
141.0 ± 9.8 (nm)濃度約 10 mg mL-1 のポリス
チレンラテックス製ナノ粒
子分散水溶液として
1 瓶あたり 10 mL
10 mL as aqueous particle
dispersion of polystyrene
latex nanoparticle(approx. 10 mg mL-1)

5703-a

認証値 Certified value
・光散乱強度平均粒径
Light-scattering-intensity-averaged
ポリスチレンラテックス
diameter
ナノ粒子（200 nm）(204.0 ± 2.1) nm
Polystyrene Latex
参考値 Indicative Value
Nanoparticle, 200 nm
・質量平均粒径
Weight-averaged diameter
192.3 ± 12.5 (nm)濃度約 10 mg mL-1 のポリス
チレンラテックス製ナノ粒
子分散水溶液として
1 瓶あたり 10 mL
10 mL as aqueous particle
dispersion of polystyrene
latex nanoparticle(approx. 10 mg mL-1)

5722-a

認証値
Certified Value
・個数平均径Number Average Diameter
100.5 ± 2.6 (nm)・粒径分布幅Particle Size Distribution Width
2.4 ± 1.0 (nm)・粒径
Particle size
307.9 ± 3.3 (nm)

ポリスチレンラテックス
粒子（300 nm・単分散）
Polystyrene Latex Particles ・粒子質量(300 nm, Monodisperse)
Particle mass
16.10 ± 0.51 (fg)

物質に関する情報
Description of the Material
濃度約 10 mg/mL のポリス
チレンラテックス粒子の水
懸濁液
1 瓶あたり 10 mL
10 mL as water suspensionof polystyrene latex particles(approx. 10 mg/mL)

濃度約 10 mg/mL のポリス
チレンラテックス粒子の水
懸濁液
1 瓶あたり 10 mL
10 mL as water suspensionof polystyrene latex particle(approx. 10 mg/mL)

上記 CRM は、直射日光の当たらない 4 ℃～ 30 ℃の清浄な雰囲気下で保管して下さい。凍結は厳禁です。
The CRMs above should be stored under clean environment at a temperature between 4 °C and 30 °C. Do not freeze
them.

16

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

カーボンブラック（窒素吸着量 -BET100)
Carbon Black
5714-a(Nitrogen SpecificVolume Adsorbed BET100)

カーボンブラック（窒素吸着量 -BET20)5715-aCarbon Black♠(Nitrogen SpecificVolume Adsorbed BET20)

物質に関する情報
Description of theMaterial

認証値
Certified Value
・窒素吸着量 *Specific Volume of Absorbed Nitrogen *代表的な相対圧における認証値
Certified Values at Representative Relative
Pressures
24.4 ± 1.3 (cm3/g) at 0.050 Pa/Pa
105 ± 11 (cm3/g) at 0.900 Pa/Pa

粉末
Powder12 g

・比表面積Specific Surface Area
110.0 ± 7.3 (m2/g)
・窒素吸着量 *Specific Volume of Absorbed Nitrogen *代表的な相対圧における認証値
Certified Values at Representative Relative
Pressures3.90 ± 0.11 (cm3/g) at 0.050 Pa/Pa
15.5 ± 1.8 (cm3/g) at 0.900 Pa/Pa

材料標準物質（ナノ粒子計測用）
Industrial Material CRMs
(for Nanoparticle Characterization)＜ナノ粒子計測用（比表面積、窒素吸着量）＞(Specific Surface Area, Absorbed Nitrogen)Nitrogen) ＞＜ for Nanoparticle Characterization (Specific

粉末
Powder13 g

・比表面積Specific Surface Area
18.0 ± 1.2 (m2/g)

上記 CRM は、密栓して直射日光を避け 5 ℃～ 35 ℃で保管して下さい。開封後は清浄な雰囲気のもとで保存して下さい。
The CRMs above should be stored at a temperature between 5 °C and 35 °C with the lid of tightly closed and shieldedfrom direct sunlight.
* 認証値（窒素吸着量）は、記載されている圧力を上限および下限として、複数の圧力に対して記載されています。
The multiple certified values (Specific Volume of Absorbed Nitrogen) are listed for several pressures between theindicated pressures as the upper and lower limits.
♠ CRM 5715-a は 2025 年 3 月 31 日をもって頒布を終了いたします。
CRM 5715-a will end its distribution on March 31, 2025.

* CRM 5714-a、5715-a 記載の認証値について
Certified values for CRM 5714-a and 5715-a
窒素吸着量の例 (CRM 5714-a)
Example of specific volume of absorbed nitrogen for each relative pressure (CRM 5714-a)
物質名 ： カーボンブラック（窒素吸着量 -BET100）
Description : Carbon Black (Nitrogen Specific Volume Adsorbed - BET100)
相対圧
窒素吸着量
相対圧
窒素吸着量
相対圧
窒素吸着量
Relative Specific Volume of
Relative Specific Volume of
Relative Specific Volume ofPressure Absorbed Nitrogen
Pressure Absorbed Nitrogen
Pressure Absorbed Nitrogen(Pa/Pa)(cm3/g)(Pa/Pa)(cm3/g)(Pa/Pa)(cm3/g)
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225

24.4 ± 1.3
25.63 ± 0.53
26.70 ± 0.59
27.73 ± 0.66
28.74 ± 0.72
29.76 ± 0.79
30.79 ± 0.87
31.85 ± 0.94

0.250
0.275
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
0.550

32.9 ± 1.0
34.0 ± 1.1
35.2 ± 1.2
37.4 ± 1.4
39.7 ± 1.6
42.1 ± 1.8
44.6 ± 2.0
47.2 ± 2.2

0.600
0.650
0.700
0.750
0.800
0.850
0.900

50.2 ± 2.5
53.6 ± 2.8
57.6 ± 3.1
62.8 ± 3.5
70.0 ± 4.2
81.0 ± 5.5
105 ± 1117

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

RM #
No.

物質名
Description

参考値 / 参考情報
Indicative Value / Technical Information

物質に関する情報
Description of
the Material

材料標準物質（ナノ粒子計測用）
Industrial Material CRMs
(for Nanoparticle Characterization)

参考値 Indicative Value
・比表面積 Specific Surface Area
10.4 ± 0.5 (m2/g)

酸化チタンナノ粒子（比表面積 11 m2/g・大粒子径・平均結晶子径に関する参考情報 ♣表面無処理）
Technical Information about average crystallite size ♣Titanium(IV)Oxide
5711-a・ブラッグ角 ( 平均）
Nanoparticles
Bragg angle (mean)(specific surface area
0.2404 (rad)11 m2/g, large particle size,
・結晶子径 ( 平均、実験標準偏差）no surface modification)

粉末
Powder10 gaverage crystallite size (mean, experimental standard
deviation)
331.6 (nm), 77.3 (nm)

参考値 Indicative Value
・比表面積 Specific Surface Area
56.0 ± 1.7 (m2/g)

酸化チタンナノ粒子（比表面積 57 m2/g・小粒子径・平均結晶子径に関する参考情報 ♣脂肪酸表面処理）
Technical Information about average crystallite size ♣Titanium(IV)Oxide
5712-a・ブラッグ角 ( 平均）
Nanoparticles
Bragg angle (mean)2(specific surface area 57 m /g,
0.2392 (rad)small particle size, surface
・結晶子径 ( 平均、実験標準偏差）modified with fatty acid)

粉末
Powder10 gaverage crystallite size (mean, experimental standard
deviation)
24.6 (nm), 1.5 (nm)

参考値 Indicative Value
・比表面積 Specific Surface Area
75.7 ± 2.6 (m2/g)

酸化チタンナノ粒子（比表面積 76 m2/g・小粒子径・平均結晶子径に関する参考情報 ♣イソブチル基表面処理）
Technical Information about average crystallite size ♣Titanium (IV) Oxide
5713-a・ブラッグ角 ( 平均）
Nanoparticles
Bragg angle (mean)2(specific surface area 76 m /g,
0.2388 (rad)small particle size, surface
・結晶子径(平均、実験標準偏差）modified with isobutyl groups)

粉末
Powder5g

average crystallite size (mean, experimental standard
deviation)
20.0 (nm), 0.5 (nm)

上記 RM は弱い光触媒活性を有するため、直射日光を避けて 5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。開封後は密栓し清浄な雰囲気のもとで保存して下さい。
The RMs above show a weak photocatalytic activity. The RMs should be stored in a clean environment at atemperature between 5 °C and 35 °C with the lid of tightly closed and shielded from direct sunlight.
♣

上記 RM を ISO/TS 16195:2013 に定義される代表的試験物質として、ナノ粒子を使用した試験（例えば有害性試験）の試験法開発や妥当性確認に使用する場合に必要な参考情報
Thechnical informations are necessary when RMs above are used as a representative test material (ISO/TS
16195:2013) in developing and validating test methods using nano-objects (for example, toxicology tests).

#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

18

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

高純度無機標準物質
High Purity Inorganic CRMs

CRM
No.

物質名
Description

High Purity Inorganic CRMs ＞
認証値
Certified Value
・質量分率 Mass Fraction
・亜鉛 Zinc3009-a

亜鉛
Zinc

100.00 ± 0.04 (%)
・モル質量 Molar Mass
・亜鉛 Zinc

物質に関する情報
Description of theMaterial

2 mm 角の固体
2 mm cube
50 g

65.3723 ± 0.0012 (g / mol)3011-a

塩化アンモニウム
Ammonium Chloride

・質量分率 Mass Fraction
・アンモニウムイオン Ammonium ion
33.716 ± 0.026 (%)
・塩化物イオン Chloride ion

粉末
Powder25 g

66.264 ± 0.053 (%)

3012-a・質量分率 Mass Fraction
トリス（ヒドロキシメチル） ・トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンとして表した塩基の純度
アミノメタンTotalbase expressed as tris
Tris (hydroxymethyl)(hydroxymethyl)aminomethane
aminomethane
99.99 ± 0.10 (%)

粉末
Powder25 g・質量分率 Mass Fraction・カルシウム Calcium
3013-a

炭酸カルシウム
Calcium Carbonate

39.973 ± 0.013 (%)
・カルシウムの質量分率を元に算出した
炭酸カルシウムとしての値
Calcium expressed as calcium carbonate

粉末
Powder25 g

99.824 ± 0.032 (%)
3009-a, 3011-a, 3013-a は、直射日光を避け 15 ℃～ 30 ℃かつ相対湿度 60 % 以下の清浄な場所に保管して下さい。
The CRMs 3009-a, 3011-a and 3013-a should be stored at a temperature between 15 °C and 30 °C, at a relative
humidity of 60 % or less and shielded from sunlight.
3012-a は、直射日光を避け 15 ℃～ 35 ℃かつ相対湿度 60 % 以下の清浄な場所に保管して下さい。また、酸、アルカ
リ、酸化剤、還元剤や有機物等の影響を受けないようにして下さい。
The CRM 3012-a should be stored at a temperature between 15 °C and 35 °C and at a relative humidity of 60 % or lessin a clean place shielded from light. It should not be aﬀected by acids, bases, oxidants, reductants, organic substancesand others.

19

高純度無機標準物質
High Purity Inorganic CRMs

＜高純度無機標準物質

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜電気伝導率Electrolytic Conductivity ＞

高純度無機標準物質（電気伝導率）
High Purity Inorganic CRMs
(Electrolytic Conductivity)

CRM
No.

物質名
Description

5121-b02

電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液 （1 mol kg-1））
Electrolytic Conductivity Standard Solution– Aqueous Solution of Potassium Chloride(1 mol kg-1)

5122-b01

認証値 Certified Value
電気伝導率
Electrolytic Conductivity(S m-1 at 25 °C)

物質に関する情報
Descriptionof theMaterial

10.867 ± 0.060

液体
Solution
250 mL

電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液 （0.1 mol kg-1））
Electrolytic Conductivity Standard Solution– Aqueous Solution of Potassium Chloride(0.1 mol kg-1)

1.2834 ± 0.0066

液体
Solution
250 mLNew Lot.!
5123-b01

電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液 （0.01 mol kg-1））
Electrolytic Conductivity Standard Solution– Aqueous Solution of Potassium Chloride(0.01 mol kg-1)

5134-a02

電気伝導率二次標準液（塩化カリウム水溶液 （0.001 mol kg-1））
Secondary Electrolytic Conductivity Standard
Solution – Aqueous Solution of Potassium
Chloride (0.001 mol kg-1)

0.14088 ± 0.00065

液体
Solution
250 mL

0.01472 ± 0.00010

液体
Solution
250 mL上記 CRM は、ガラス容器をプラスチック袋の中に密閉した状態で、15 ℃～ 30 ℃の清浄な場所に保管して下さい。
CRMs above should be kept in the glass bottle sealed in plastic bag. and should be stored in a clean environment at atemperature between 15 °C and 30 °C.

New Lot.!
NMIJ CRM 5123-b01
電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液（0.01 mol kg-1））
Electrolytic Conductivity
Standard Solution– Aqueous Solutionof Potassium Chloride(0.01 mol kg-1)(P.20)20

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜同位体比
CRM
No.

Isotopic Ratio ＞
物質名
Description

認証値 / 参考値
Certified Value / Indicative Value

物質に関する情報
Descriptionof theMaterial

Pb/204Pb
Pb/204Pb
208
Pb/204Pb
208
Pb/206Pb
207
Pb/206Pb: 18.0900 ± 0.0046: 15.6278 ± 0.0036: 38.0626 ± 0.0089: 2.10406 ± 0.00013: 0.863888 ± 0.000036

・同位体存在度

Isotopic abundance (mol / mol)

206
207

3681-a

鉛同位体標準液
Lead Isotopic Standard
Solution

208

Pb
207
Pb
206
Pb
204
Pb

: 0.522978 ± 0.000016: 0.214725 ± 0.000010: 0.248557 ± 0.000009: 0.013740 ± 0.000004

高純度無機標準物質（同位体比）
High Purity Inorganic CRMs
(Isotopic ratio)

認証値 Certified Value
・同位体比 Isotopic ratio (mol / mol)

液体
Solution
100 mL

・モル質量 Molar massPb

: 207.209081 ± 0.000028 (g / mol)

参考値 Indicative value
・質量分率 mass fraction
鉛濃度
Pb: 1003.9 ± 2.0 (mg/ / kg)

上記 CRM は、高密度ポリエチレン容器をアルミラミネート袋の中に密封した状態で、凍結しない範囲内の冷蔵（10 ℃
以下）で清浄な場所に保管して下さい。
The solution of above CRM should be kept in the high-density polyethylene bottle sealed in an aluminum-laminatedplastic bag. The CRM should be stored in a clean environment at a temperature of 10 °C or less where the solution
could not be frozen.

NMIJ CRM 3681-a
鉛同位体標準液
Lead Isotopic Standard Solution(P.21)21

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

有機標準物質Organic CRMs
＜純物質

High Purity Materials ＞
認証値 Certified Value
参考値 Indicative Value 物質に関する情報
物質量分率
質量分率 Mass Fraction Description ofAmount-of-Substance(kg/kg)the Material
Fraction (mol/mol)

有機標準物質（純物質）
Organic CRMs (High Purity Materials)

CRM
No.

物質名
Description

4003-b【劇物】

トルエン
Toluene0.9997 ± 0.0003

0.9997 ± 0.0003

液体 Liquid
15 mL

4005-aジクロロメタン
Dichloromethane

1.0000 ± 0.0001

1.0000 ± 0.0001

液体 Liquid
15 mL

4006-a【劇物】

四塩化炭素
Carbon Tetrachloride

0.9999 ± 0.0001

1.0000 ± 0.0001

液体 Liquid
15 mL

4011-a(02)【劇物】

o - キシレン
o-xylene

0.9993 ± 0.0002

0.9994 ± 0.0002

液体 Liquid
15 mL

4012-a【劇物】

m - キシレン
m-xylene

0.9980 ± 0.0004

0.9981 ± 0.0004

液体 Liquid
15 mL

4013-a【劇物】

p - キシレン
p-xylene

0.99865 ± 0.00014

0.9988 ± 0.0002

液体 Liquid
15 mL

4014-a1,1- ジクロロエチレン
1,1-Dichloroethylene

0.9999 ± 0.0007

0.9999 ± 0.0008

液体 Liquid
15 mL

4021-aエチルベンゼン
Ethylbenzene

0.9988 ± 0.0020

0.9991 ± 0.0016

液体 Liquid
15 mL

4030-a

ビスフェノール A
Bisphenol A

0.9992 ± 0.0010

0.9997 ± 0.0005

粉末 Powder
1.5 g4038-a1,2- ジクロロプロパン
1,2-Dichloropropane

0.999 ± 0.004

0.999 ± 0.002

液体 Liquid
15 mL

4039-a1,4- ジクロロベンゼン
1,4-Dichlorobenzene

0.9999 ± 0.0003

0.9999 ± 0.0003

固体 Solid
5g

CRM 4003-b, 4039-a は、2 ℃～ 10 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 4003-b and 4039-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 2 °C and 10 °C.
CRM 4005-a, 4006-a, 4011-a(02), 4012-a, 4013-a, 4014-a, 4021-a, 4030-a, 4038-a は、-15 ℃ ～ -25 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 4005-a, 4006-a, 4011-a(02), 4012-a, 4013-a, 4014-a, 4021-a, 4030-a and 4038-a should be stored in a clean
and dark environment at a temperature between -15 °C and -25 °C.
【劇物】毒物及び劇物取締法上の劇物としての取り扱いが必要になります。

Compliance with Japanese “Poisonous and Deleterious Substances Control Law” is necessary because the CRMs are“Deleterious Substances “ in the law.

22

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

物質名
Description

4001-b

エタノール *
Ethanol *New Lot.!
4036-b

ジブロモクロロメタン
Dibromochloromethane

物質に関する情報
Description of
the Material

物質量分率
Amount of Substance
Fraction (mol/mol)

質量分率Mass Fraction (kg/kg)

0.999 ± 0.001

1.000 ± 0.001

液体 Liquid
15 mL

0.9991 ± 0.0006

0.9992 ± 0.0006

液体 Liquid
5 mL

詳細はお問い合わせください。

4040
【劇物】

アクリロニトリル
Acrylonitrile

4055-aスチレン
Styrene－0.998 ± 0.003 ♣液体 Liquid
10 mL

4056-a【特化物】

ペルフルオロオクタン酸
Perfluorooctanoic acid－

0.959 ± 0.005

粉末 Powder
50 mg

4057-a1,4- ジオキサン
1,4-Dioxane

0.9993 ± 0.0002

0.9999 ± 0.001

液体 Liquid
15 mL

4058-atert - ブチルメチルエーテル（MTBE）
tert- Butylmethylether(MTBE)

0.9986 ± 0.0004

0.999 ± 0.003

固体 Solid
1.5 g

4074-a【劇物】

トリクロロ酢酸
Trichloroacetic Acid－

0.999 ± 0.003

固体 Solid
1.5 g

Inquire details

液体 Liquid
15 mL

CRM 4001-b は、-20 ℃程度の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 4001-b should be stored under clean and dark environment at a temperature of approximately -20 °C.
CRM 4036-b と 4074-a は -15 ℃～ -25 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 4036-b and 4074-a should be stored under clean and dark environment at a temperature between -15 °C and -25°C.
CRM 4055-a と 4057-a は 2 ℃～ 8 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 4055-a and 4057-a should be stored under clean and dark environment at a temperature between 2 °C and 8 °C.
CRM 4056-a は 0 ℃～ 6 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 4056-a should be stored under clean and dark environment at a temperature between 0 °C and 6 °C .
CRM 4058-a は 2 ℃～ 10 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 4058-a should be stored under clean and dark environment at a temperature between 2 °C and 10 °C.
* CRM 4001-b には参考値として 14C 含有量も付与されています。
14
C contents are valued for CRM 4001-b as indicative values.
♣

CRM 4055-a は安定剤として tert - ブチルカテコールを含有しています。
CRM 4055-a includes tert-butylcatecol as stabilizing material.

【特化物】本品購入の際は、第一種特定化学物質の確約書が必要です。
Your signature to a pledge card is necessary to purchase the CRM or RM.

【劇物】毒物及び劇物取締法上の劇物としての取り扱いが必要になります。

Compliance with Japanese “Poisonous and Deleterious Substances Control Law” is necessary because the CRM is“Deleterious Substances “ in the law.

23

有機標準物質（純物質）
Organic CRMs (High Purity Materials)

CRM
No.

認証値
Certified ValueNMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

RM #
No

参考値 Indicative Value
質量分率 Mass Fraction (kg/kg)

物質名
Description

物質に関する情報
Description of
the Material

参考値 Indicative Value
・質量分率 Mass Fraction
0.9996 ± 0.0013 (kg / kg)
4076-a【特化物】

短鎖塩素化パラフィン♦
Short-chain Chlorinated Paraffin ♦参考情報 Technical Information

粘性液体
Viscous Liquid
100 mg

・塩素の質量分率
Mass fraction of chlorine
560 (g / kg)

有機標準物質（純物質）
Organic CRMs (High Purity Materials)

・短鎖塩素化パラフィン同族体組成比の分析結果 *
The analytical result of homologue profiles inshort-chain chlorinated paraffins *RM 4076-a は、15 ℃～ 25 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
RM 4076-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 25 °C.

【特化物】本品購入の際は、第一種特定化学物質の確約書が必要です。
Your signature to a pledge card is necessary to purchase the CRM or RM.
♦

クロロアルカン；炭素数 10 ～ 13 からなる短鎖塩素化パラフィン混合物
Chloroalkanes represent those composing with 10 to 13 carbon atoms, and their mixture.

* 塩素化パラフィンの同族体組成は下記を参照してください。
See below for the homologue profile of chlorinated paraffins in RM.
#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

* RM 4076-a 記載の参考情報についてTechnical Information given in CRM 4076-a
RM 4076-a における短鎖塩素化パラフィンの分析結果
The analytical result of short-chain chlorinated paraffin (chloroalkanes) in RM 4076-a
				

物質名 		
Description： 短鎖塩素化パラフィン: Short-chain Chlorinated Paraffin

同族体組成比 Homologue profile (%)
炭素数 Carbon number

塩素数Chlorine number

10

11

12

13

3

0.35

0.48

0.24

0.12

4

2.58

5.67

5.09

0.92

5

3.85

12.50

12.40

6.69

6

2.01

8.30

8.51

5.93

7

0.74

3.35

5.36

5.29

8

0.42

1.05

1.59

2.49

9

0.10

0.19

0.35

0.77

10

0.05

0.10

0.12

0.13

11

－

0.04

0.04

0.04

短鎖塩素化パラフィン同族体の組成比は共同分析の成果を用いている。
The homologue profile of short-chain chlorinated paraffin (chloroalkanes) was 		obtained through the joint analysis.

24

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜純物質（熱分析用） High Purity Material (for Thermal Analysis) ＞
物質名
Description

CRM
No

認証値
Certified Value

物質に関する情報
Description of
the Material

・固相間相転移温度
Solid-solid phase transition
temperature
186.18 ± 0.06 (K)279.86 ± 0.07 (K)・固相間相転移エンタルピー
Solid-solid phase transition
enthalpy

液体 Liquid
1.5 mL80.2 ± 1.2 (J/g)
・融解エンタルピー
Fusion enthalpy
31.9 ± 1.0 (J/g)
CRM 5401-a は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 5401-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35 °C.

＜定量 NMR 用

for Quantitative NMR♦ ＞

CRM
No.

物質名
Description

4601-c

定量 NMR 用標準物質（1H, 19F）
（3,5- ビス（トリフルオロメチル）安息香酸）
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic Acid
for Quantitative NMR (1H, 19F)♦

4602-a4603-a定量 NMR 用標準物質（1H, 19F）
（1,4- ビス（トリメチルシリル )-2,3,5,6- テトラフルオロベンゼン）
1,4-Bis(trimethylsilyl) - 2,3,5,6 tetrafluorobenzene
for Quantitative NMR (1H, 19F)
定量 NMR 用標準物質（1H）
フタル酸水素カリウム
Potassium Hydrogen Phthalate
for Quantitative NMR (1H)

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction(kg/kg)

物質に関する情報
Description of
the Material

0.9993 ± 0.0005

粉末
Powder
200 mg0.9998 ± 0.0003

粉末
Powder
100 mg0.9998 ± 0.0003

粉末
Powder
200 mg

CRM 4601-c は、遮光し、15 ℃～ 25 ℃の清浄なデシケータ内に保管して下さい。
CRM 4601-c should be stored at a temperature between 15 °C and 25 °C and shielded from light in a clean desiccator.
CRM 4602-a は、2 ℃～ 10 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 4602-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 2 °C and 10 °C.
CRM 4603-a は、遮光し、15 ℃～ 35 ℃、かつ相対湿度 60% 以下の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 4603-a should be stored at a temperature between 15 °C and 35 °C and at a relative humidity of 60 % or less in aclean place shielded from light.
♦

NMR : Nuclear Magnetic Resonance （核磁気共鳴）25

有機標準物質（熱分析用・定量 NMR 用）
Organic CRMs (High Purity Materials
for Thermal Analysis, for Quantitative NMR)

5401-a

シクロヘキサン（熱分析用標準物質）
Cyclohexane
for Thermal Analysis

・融点
Melting pointNMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜標準液Standard Solutions ＞
物質に関する
認証値 Certified Value *情報
質量分率 Mass Fraction (mg/kg) Description of
the Material

有機標準物質（標準液）
Organic CRMs (Standard Solutions)

CRM
No.

物質名
Description

4213-a♠ベンゾ [a ] ピレン標準液（2,2,4- トリメチルペンタン溶液）
Benzo[a]pyrene in 2,2,4-Trimethylpentane

4220-a【特化物】【劇物】

ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム
標準液（メタノール溶液）
Potassium Perfluorooctanesulfonate inMethanol

4222-e

水分分析用標準液（0.1 mg/g）
Water in Mesitylene (0.1 mg/g)

99.2 ± 3.91g9.93 ± 0.15

液体
Solution1g

水 Water
125 ± 6

水分分析用標準液（1 mg/g）
New Lot !
4228-b Water in Anisole/Diethylene Glycol Dimethyl
Ether (1 mg/g)

4229-a液体
Solution

水 Water
1019 ± 16

水 Water

水分分析用標準液（0.02 mg/g）
Water in Methylcyclohexane (0.02 mg/g)

18 ± 5

液体
Solution
8 mL
液体
Solution
8 mL
液体
Solution
8 mL

CRM 4213-a, 4220-a は、15 ℃～ 25 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 4213-a and 4220-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 25 °C.
CRM 4222-e は、2 ℃～ 10 ℃ の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 4222-e should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 2 °C and 10 °C.
CRM 4228-b, 4229-a は、15 ℃～ 30 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 4228-b and 4229-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 30 °C.
【特化物】本品購入の際は第一種特定化学物質としての確約書が必要です。
Your signature to a pledge card is necessary to purchase the CRMs.
【劇物】毒物及び劇物取締法上の劇物としての取り扱いが必要になります。
Compliance with Japanese “Poisonous and Deleterious Substances Control Law” is necessary because the CRM
is “Deleterious Substances “ in the law.
♠ CRM 4213-a は 2025 年 3 月 31 日をもって頒布を終了いたします。
CRM 4213-a will end its distribution on March 31, 2025.
* 参考情報として、密度について認証書に記載があります。
Density is indicated as information.

NMIJ CRM 4603-a
定量 NMR 用標準物質（1H）
フタル酸水素カリウム
Potassium Hydrogen Phthalate
for Quantitative NMR (1H)
(P. 25)26

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

for Clinical and Bioanalysis ＞

CRM
No.

物質名
Description

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction (kg/kg)

6001-aコレステロール
Cholesterol

0.999 ± 0.001

6002-a

テストステロン
Testosterone

0.9984 ± 0.0015

6003-aプロゲステロン
Progesterone

0.993 ± 0.005

6004-a17β – エストラジオール
17β – Estradiol

0.984 ± 0.003

6005-aクレアチニンCreatinine

0.999 ± 0.002

6006-a尿素
Urea

0.999 ± 0.001
参考値：窒素 Indicative value of nitrogen
0.4661 ± 0.0006

6007-aヒドロコルチゾン
Hydrocortisone

0.993 ± 0.003

6008-a尿酸
Uric Acid

0.996 ± 0.003

物質に関する情報
Descriptionof theMaterial
粉末 Powder1g
粉末 Powder
300 mg
粉末 Powder
300 mg
粉末 Powder
300 mg
粉末 Powder2g

粉末 Powder
10 g

粉末 Powder
200 mg
粉末 Powder2g

CRM 6001-a は、0 ℃～ 6 ℃の暗所で保管して下さい。
CRM 6001-a should be stored under dark environment at a temperature between 0 °C and 6 °C .
CRM 6002-a、6003-a、6004-a は、2 ℃～ 8 ℃の暗所で保管して下さい。
CRMs 6002-a, 6003-a、and 6004-a should be stored under dark environment at a temperature between 2 °C and 8 °C .
CRM 6005-a、6006-a、6008-a は、遮光し、15 ℃～ 25 ℃の清浄なデシケータに保管して下さい。
CRMs 6005-a, 6006-a and 6008-a should be stored at a temperature between 15 °C and 25 °C and shielded from lightin a clean desiccator.
CRM 6007-a は、15 ℃ ～ 25 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。長期保管の場合は 5 ℃程度で保管してください。
CRM 6007-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 25 °C. It is
recommended to store CRM 6007-a at a temperature around 5 °C, if storage for a longer period is needed.

NMIJ CRM 6002-a
テストステロン
Testosterone(P.27)

27

有機標準物質（臨床検査・バイオ分析用）
Organic CRMs
(for Clinical and Bioanalysis)＜臨床検査・バイオ分析用

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

6011-a

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction (kg/kg)

物質に関する情報
Description of
the Material

有機標準物質（臨床検査・バイオ分析用）
Organic CRMs
(for Clinical and Bioanalysis)

L-体L - isomer

光学純度を考慮しない場合
without enantiomeric separation

L - アラニン
L - Alanine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6012-aL - ロイシン
L - Leucine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6013-aL - イソロイシン
L - Isoleucine

0.997 ± 0.002

0.997 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6014-aL - フェニルアラニン
L - Phenylalanine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6015-a

L - バリン
L - Valine

0.998 ± 0.002

0.998 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6016-aL - プロリン
L - Proline

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6017-b

L - アルギニン
L - Arginine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6018-a

L - リシン一塩酸塩
L - Lysine
Monohydrochloride

0.998 ± 0.002

0.998 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6019-a

L - チロシン
L – Tyrosine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6020-a

L - トレオニン
L - Threonine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6021-a

L - セリン
L - Serine

0.991 ± 0.002

0.998 ± 0.002

粉末 Powder
0.5 g

6022-b

グリシン
Glycine6023-aL - メチオニン
L - Methionine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

6024-b

L - ヒスチジン
L - Histidine

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

6025-aL - シスチン
L - Cystine

0.998 ± 0.003(L- 体、D- 体、meso - 体 )(L-, D-, meso-isomers)

6026-a

L - グルタミン酸
L - Glutamic acid

0.998 ± 0.002

0.998 ± 0.002

6027-aL - アスパラギン酸
L - Aspartic acid

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

0.999 ± 0.002

0.998 ± 0.003

粉末 Powder1g
粉末 Powder
0.5 g
粉末 Powder1g
粉末 Powder
0.5 g
粉末 Powder
0.5 g
粉末 Powder
0.5 g

上記 CRM は、遮光し、15 ℃～ 25 ℃の清浄なデシケータに保管して下さい。
CRMs above should be stored at a temperature between 15 °C and 25 °C and shielded from light in a clean desiccator.

28

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

6202-a

物質名
Description

ヒト血清アルブミン
Human Serum
Albumin

定量解析用リボ核酸(RNA) 水溶液6204-bRibonucleic Acid
(RNA) Solutions for
Quantitative Analysis

定量分析用
デオキシリボ核酸(DNA) 水溶液
(1 ng/µL、600 塩基対 )6205-bDeoxyribonucleic Acid
(DNA) Solutions for
Quantitative Analysis(1 ng/µL, 600-bp)

化合物
Compound

認証値 / 参考値
Certified Value / Indicative Value

物質に関する情報 Descriptionof the Material

・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
74.3 ± 2.1 (g / L)

液体
Solution

アルブミン ・参考値 Indicative Value *質量濃度Albumin(NIST ♦ SRM 927d トレーサブル）
Mass Concentration(Traceable to NIST ♦ SRM 927d)
77.3 ± 3.2 (g / L)

総 RNA
total RNA・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
RNA500-A : 33.4 ± 2.6 (ng / µL)
RNA500-B : 32.3 ± 2.6 (ng / µL)
RNA500-C : 32.1 ± 3.1 (ng / µL)
RNA1000-A : 68.2 ± 5.8 (ng / µL)
RNA1000-B : 64.1 ± 5.5 (ng / µL)

合計 5 試料
1 試料につき300 µL 液体

・参考値 Indicative Value
対象とする RNA 分子としての物質量濃度 Total 5 samples
Amount of substance concentration as a 300 µL for eachtargeted RNA molecule
sample solution
RNA500-A : 0.195 ± 0.014 (pmol/µL)
RNA500-B : 0.188 ± 0.014 (pmol/µL)
RNA500-C : 0.187 ± 0.017 (pmol/µL)
RNA1000-A : 0.205 ± 0.015 (pmol/µL)
RNA1000-B : 0.193 ± 0.014 (pmol/µL)

・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
DNA600-G : 0.88 ± 0.07 (ng / µL)
DNA600-T : 0.89 ± 0.08 (ng / µL)
総 DNA
total DNA

1 mL

・参考値 Indicative Value
600-bp の DNA としての物質量濃度
Amount of substance concentration as
600-bp DNA
DNA600-G : 2.37 ± 0.17 (pmol / µL)
DNA600-T : 2.40 ± 0.22 (pmol / µL)

合計 2 試料
1 試料につき200 µL 液体
Total 2 samples
200 µL for eachsample solution

・参考情報 Technical Information
各 DNA の塩基配列・分子量情報など
The results of sequence analysis for both DNA,
molecular weights, etc.

* CRM 6202-a の参考値はビウレット法により決定されています。本参考値は NIST SRM 927d へのトレーサビリティが求められるビウレット法による各種タンパク質定量分析に使用できます。
The indicative value of CRM 6202-a is determined by biuret method. This indicative value can be used for thedetermination of proteins by biuret method when traceability to NIST SRM 927d is required.
♦

NIST：National Institute of Standards and Technology（米国）CRM 6202-a は、4 ℃程度の清浄な冷蔵庫に保管して下さい。凍結させないで下さい。
CRM 6202-a should be stored under clean environment at a temperature of approximately 4 °C, but it should not befrozen.
CRM 6204-b, 6205-b は、-30 ℃～ -20 ℃の冷凍庫に保管して下さい。
The CRMs 6204-b and 6205-b should be stored at a temperature between -30 °C and -20 °C in a freezer.

29

有機標準物質（臨床検査・バイオ分析用）
Organic CRMs
(for Clinical and Bioanalysis)

CRM
No.

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

化合物
Compound

アミロイド βAmyloid β

6210-aアミロイド βAmyloid β

有機標準物質（臨床検査・バイオ分析用）
Organic CRMs
(for Clinical and Bioanalysis)

アミロイド β 類 *Total amyloid β *4- ヒドロキシクロ
ミフェン
4-Hydroxyclomifene(E )-4- ヒドロキシク
4- ヒドロキシ
ロミフェン
クロミフェン標準液
6211-a(E)-4-Hydroxy4-Hydroxy-clomifene
clomifene
Standard Solution(Z )-4- ヒドロキシク
ロミフェン(Z)-4-Hydroxyclomifene

認証値 / 参考値
Certified Value / Indicative Value

物質に関する情報
Description of
the Material

・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
42.6 ± 7.0 (mg / L) ♣・参考値 Indicative Value
物質量濃度
Amount of substance concentration
9.5 ± 1.6 (μmol / L) ♣・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
46 ± 11 (mg / L) ♣粉末
Powder50 μg

・参考値 Indicative Value
物質量濃度
Amount of substance concentration
10.2 ± 2.3 (μmol / L) ♣・認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction
254.1 ± 7.7 (μg / g)
質量濃度 Mass Concentration
201.1 ± 6.3 (μg / mL)
・認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction
175.6 ± 5.6 (μg / g)
質量濃度 Mass Concentration
138.9 ± 4.6 (μg / mL)

液体
Solution
1 mL

・認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction
78.3 ± 2.5 (μg / g)
質量濃度 Mass Concentration
62.0 ± 2.1 (μg / mL)

3β, 4α- ジヒドロキシ3β, 4α- ジヒドロキ ・認証値 Certified Value-5α- アンドロスタン
シ -5α- アン ドロス
質量分率 Mass Fraction-17- オン標準液
タン -17- オン
135.2 ± 3.8 (μg / g)
6212-a 3β, 4α-Dihydroxy
3β, 4α - Dihydroxy-5α-androstan-17質量濃度 Mass Concentration
5α - androstan - 17 one Standard
107.0 ± 3.0 (μg / mL)one
Solution

液体
Solution
1 mL

CRM 6210-a は遮光し、-80 ℃程度の清浄な場所に保管して下さい。
CRM 6210-a should be stored at temperatures of ca. -80 °C and shieled from light.

* アミロイド β 類は アミロイド β、アミロイド β の酸化体、脱アミド体、及び異性体の混合物 となります。
Total amyloid β are mixtures of amyloid β, oxdated amyloid β, deamidated amyloid β, and isomerized amyloid β.
♣

CRM 6210-a の認証値および参考値は認証書に記載の方法により調製した溶液の濃度となります。
The certified value and the indicated value given in CRM 6210-a are the concentrations of solution prepared in
accodance with the certificate.

CRM 6211-a と 6212-a は、遮光し、-30 ℃～ -15 ℃の清浄な冷凍庫に保管して下さい。
CRMs 6211-a and 6212-a should be stored at a temperature between -30 °C and -15 °C in a clean freezer andprotected from light.

30

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

物質名
Description

化合物
Compound

認証値 / 参考値
Certified Value / Indicative Value

物質に関する情報
Description of
the Material

・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
レベル (level) 1 : 198 ± 20 (pg / mL)
アルドステロン分析用
合計 3 試料
ヒト血清
レベル (level) 2 : 388 ± 42 (pg / mL)
1
試料につき（ 3 濃度レベル）
レベル (level) 3 : 773 ± 39 (pg / mL) 0.5 mL 液体
アルドステロン
Aldosterone
6402-cAldosterone
Total 3 samples
・参考値 Indicative Valuein Human Serum
0.5 mL for each
質量分率 Mass Fraction(3 Concentration
sample solution
Levels)レベル (level) 1 : 193 ± 19 (pg / g)
レベル (level) 2 : 378 ± 41 (pg / g)
レベル (level) 3 : 755 ± 38 (pg / g)
・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
アルドステロン
Aldosterone

31.2 ± 4.6 (pg / mL)
・参考値 Indicative Value
質量分率 Mass Fraction
30.5 ± 4.5 (pg / g)New!
6403-aステロイドホルモン
分析用ヒト血清
Steroid Hormonesin Human Serum・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
コルチゾールCortisol

94.4 ± 8.1 (ng / mL)
・参考値 Indicative Value
質量分率 Mass Fraction

液体
Solution
0.5 mL

92.3 ± 7.9 (ng / g)
・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
テストステロン
Testosterone

4.65 ± 0.52 (ng / mL)
・参考値 Indicative Value
質量分率 Mass Fraction
4.54 ± 0.51 (ng / g)

6901-cC - ペプチド
C-peptideC- ペプチドC-peptide・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
104 ± 5 (mg / L)♣

C- ペプチド類 * ・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
Total C-peptide*
105 ± 5 (mg / L) ♣凍結乾燥粉末Lyophilized
powder
約 0.1 mgabout 0.1 mg

CRM 6402-c と 6901-c は遮光し、-20 ℃程度の清浄な場所に保管して下さい。
CRMs 6402-c and 6901-c should be stored at temperatures of ca. -20 °C and shieled from light.
CRM 6403-a は、遮光し、-80 ℃以下の清浄な冷凍庫に保管して下さい。
CRMs 6403-a should be stored under -80 °C in a clean freezer and protected from light.
* C- ペプチド類は C- ペプチド、C- ペプチドの脱アミド体、及びピログルタミル体の混合物の混合物 となります。
Total C-peptide are mixtures of mixture of C-peptide, deamidated C-peptide, and pyroglutamylated C-peptide.
♣

CRM 6901-c の認証値は認証書に記載の方法により調製した溶液の濃度となります。
The certified values given in CRM 6901-c are the concentrations of solution prepared in accodance with the certificate.

31

有機標準物質（臨床検査・バイオ分析用）
Organic CRMs
(for Clinical and Bioanalysis)

CRM
No.

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

RM
No

#

物質名
Description

物質に関する情報
参考値 / 参考情報
Description
Indicative Value / Technical Informationof theMaterial
・参考値 Indicative Value
質量濃度 Mass Concentration

モノクローナル抗体溶液、AIST-MAB
5.00 ± 0.19 (g/L)
6208-aMonoclonal Antibody Solution,
AIST-MAB
・参考情報 Technical Information *アミノ酸配列など
The amino acid sequences, etc.

液体
Solution
1 mL

有機標準物質（臨床検査・バイオ分析用）
Organic CRMs
(for Clinical and Bioanalysis)

RM 6208-a は、-80 ℃の冷凍庫に保管して下さい。
RM 6208-a should be stored at a temperature of -80 °C in a freezer.
* 参考情報として、アミノ酸配列、マススペクトル、クロマトグラム、密度および吸光係数が認証書に記載されています。
The amino acid sequences, mass spectrum, chromatogram, density and extinction coefficient of CRM 6208-a are
indicated in the certificate as information.
一次構造解析に関する測定結果を参考技術資料としてホームページに記載しています。
（https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/refmate/information/6208a_J_info.pdf）
The measurement results of this RM (AIST-MAB) including the primary structure are summarized as “Technical note(case study) A” in NMIJ home page.
(https://unit.aist.go.jp/nmij/english/refmate/information/6208a_en_info.pdf)#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

NMIJ RM 6208-a
モノクローナル抗体溶液、
AIST-MAB
Monoclonal Antibody Solution,
AIST-MAB(P.32)New !
NMIJ CRM 6403-aステロイドホルモン
分析用ヒト血清
Steroid Hormonesin Human Serum(P.31)32

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

高分子材料標準物質
Polymer CRMs
物質名
Description

物質に関する情報
Description of
the Material

認証値
Certified Value

・各重合度における質量分率、数分率 *ポリエチレングリコール
Mass fraction and number fraction for each degree of
ノニルフェニルエーテル
polymerization *（慣用名：ノニルフェノー
5010-aルエトキシレート） ・質量平均分子量 Mass-average molecular mass (Mw)♠695 ± 61
Poly(ethylene glycol)
Nonylphenyl Ether
・数平均分子量 Number-average molecular mass (Mn)

液体
Liquid1g

657 ± 51
ポリエチレングリコール
・質量分率 Mass Fraction(23 量体 )5011-aPoly(ethylene glycol)
0.998 ± 0.005 (kg / kg)(23 mer)

固体
Solid
50 µg

CRM 5010-a は、5 ℃以下の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 5010-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature of 5 °C or less.

* CRM 5010-a は各重合度成分ごとの分子量、質量分率およびモル（数）分率について、認証書に記載があります。
For CRMs 5010-a, molecular weight, mass fraction, and mole (number) fraction for each degree of polymerization are
also indicated in the certificate.

CRM 5011-a は、25 ℃以下の清浄な暗所に保管して下さい。一ヶ月以上保管する場合には、5 ℃程度での保管を推奨します。
The CRMs 5011-a should be stored under clean and dark environment at a temperature of 25 °C or less. A temperatureof approximately 5 °C is recommended for long-term storage.

♠ CRM 5010-a は 2025 年 3 月 31 日をもって頒布を終了いたします。
CRM 5010-a will end its distribution on March 31, 2025.

RM #
No

物質名
Description

参考値 / 参考情報
Indicative Value / Technical Information

物質に関する情報
Description of theMaterial

・参考値 Indicative Value
質量平均モル質量 Mass-average molar mass
6.18 × 105 ± 0.86 × 105 (g / mol)
5012-a♠

ポリスチレン( 光散乱用 )Polystyrene(for Light Scattering)・参考情報 Technical Information
静的光散乱測定による 25 ℃トルエン溶液中回転半径

Radius of gyration in toluene at 25 ° C measured by static lightscattering.

固体
Solid
0.5 g

31.9 (nm)
25 ℃トルエン溶液中における粒径の濃度・角度依存性( レーザー波長：633 nm、532 nm）
Particle size in toluene 25 °C with concentration and angulardependences (laser-wavekength of 633 nm and 532 nm)

RM 5012-a は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
RM 5012-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35°C.

#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

♠ CRM 5012-a は 2025 年 3 月 31 日をもって頒布を終了いたします。
CRM 5012-a will end its distribution on March 31, 2025.

33

高分子材料標準物質
Polymer CRMs

CRM
No

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

環境組成標準物質
Environmental CRMs
＜環境分析用CRM
No.

for Environmental Analysis ＞

物質名
Description

河川水（有害金属分析用- 添加 -）
7202-c【毒物】 Trace Elements
in River Water(Elevated Level)

環境組成標準物質（環境分析用）
Environmental CRMs
(for Environmental Analysis)

海水（微量元素分析用- 添加 -）
7204-a【毒物】 Trace Elements
in Seawater(Elevated Level)

・認証値 Certified Value (μg / kg)B: 44.0 ± 1.6		
Se
Al : 21.8 ± 0.4		
Rb
Cr : 5.16 ± 0.10		
Sr
Mn : 5.04 ± 0.13		
Mo
Fe : 27.1 ± 0.4		
Cd
Ni : 1.06 ± 0.02		
Sb
Cu : 10.1 ± 0.2		
Ba
Zn : 10.6 ± 0.2		
Pb
As : 1.17 ± 0.04

: 1.03± 0.05: 0.653 ± 0.010
:33.5
± 0.5
0.3 mol/L: 0.183 ± 0.003 硝酸酸性溶液: 1.01± 0.02: 0.0095 ± 0.0007 Solution with
0.3 mol/L: 5.74± 0.07HNO
3 acidity: 1.018 ± 0.019
100 mL

・認証値 Certified Value (mg / kg)
Na : 3.68 ± 0.08		
K
Mg : 1.26 ± 0.05		
Ca: 0.836: 4.59・認証値 Certified Value (μg / kg)
Cr : 9.4 ± 0.5		
Zn
Mn : 9.3 ± 0.4		
As
Fe : 9.7 ± 0.6		
Se
Ni : 9.8 ± 0.8		
Cd
Cu : 9.6 ± 0.7		
Pb・認証値 Certified Value (mg / kg)
Sb : 0.69 ± 0.02		
Hg
湖底質
As : 8.6 ± 1.0		
Mo（有害金属分析用）
Cd
:
0.342
±
0.017
Ni
7303-aCr : 39.1 ± 2.8		
Se
Trace Elements
Co : 11.1 ± 1.1		
Ag
in Lake Sediment
Cu : 23.1 ± 3.1		
Sn
Pb : 31.3 ± 1.1		
Zn

8302-aバイオディーゼル
燃料（パーム油由来）
Biodiesel Fuel
(Palm Oil-Based)

物質に関する情報
Description of
the Material

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction: 12.6: 10.9
: 9.7
: 3.1
: 9.4

± 0.033± 0.10
± 1.7
± 0.9
± 0.9
± 0.2
± 0.5

0.1 mol/L
硝酸酸性溶液Solution with
0.1 mol/L
HNO3 acidity: 0.067 ± 0.006: 0.96 ± 0.07
: 21.8 ± 2.5: 0.24 ± 0.04
: 0.098 ± 0.004: 4.21 ± 0.13
: 107
±5

・認証値 Certified Value (mg / kg): 393 ± 25			
水 Water
Na : 1.26 ± 0.22		
Ca :Mg : 0.83 ± 0.11		
P:K: 0.72 ± 0.15		
S:

1.01 ± 0.16
2.09 ± 0.35
7.17 ± 0.51

・参考値 Indicative Value (mg / kg)
メタノール Methanol : 564 ± 47

500 cm3

粉末
Powder60 g

液体Liquid
15 mL

CRM 7202-c は、5 ℃程度の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 7202-c should be stored in a clean and dark environment at a temperature of apporoximately 5 °C.

CRM 7204-a および 7303-a は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 7204-a and 7303-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35 °C.

CRM 8302-a は遮光し、15 ℃～ 30 ℃の清浄な場所に保管して下さい。
CRM 8302-a should be stored in a clean environment at a temperature between 15 °C and 30 °C and shielded fromlight.

【毒物】毒物及び劇物取締法上の毒物としての取り扱いが必要になります。
Compliance with Japanese “Poisonous and Deleterious Substances Control Law” is necessary because the CRM is“Poisonous Substances “ in the law.

34

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

認証値 / 参考値
Certified Value / Indicative Value
質量分率 Mass Fraction

ヒト血清
・認証値 Certified Value（有機汚染物質・ポリクロロビフェニル
分析用）
7407-aPolychlorinated Biphenyls (ng / kg)【特化物】
Organic
PCB 118: 27.4 ± 9.0
PCB 153 : 129.8 ± 16.6
Contaminants
PCB 138 : 55.6 ± 6.8
PCB 194 : 9.7 ± 2.4
in Human Serum

物質に関する情報
Description of
the Material
液体
Liquid4g

・認証値 Certified Value
・アセタミプリド Acetamiprid (CAS No. 160430-64-8 )（N 1-[(6- クロロ -3- ピリジル ) メチル ]-N 2- シアノ-N 1- メチルアセトアミジン）(N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1methylacetamidine)
1.38 ± 0.15 (μg / kg)・チアメトキサム Thiamethoxam(CAS No. 153719-23-4)（3-(2- クロロ -1, 3- チアゾール -5- イルメチル )-5- メチ
ル -1, 3, 5- オキサジアジナン -4- イリデン ( ニトロ ) アミン）(3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl)-1, 3,5-oxadiazinan-4-ylidene (nitro) amine)
1.32 ± 0.26 (μg / kg)

液体
Liquid

環境組成標準物質（環境分析用）
Environmental CRMs
(for Environmental Analysis)

人工尿（ネオニコチノイド系農薬分析用）7408-aNeonicotinoid
Pesticides
in Artificial Urine

5g・参考値 Indicative Value・チアクロプリド Thiacloprid (CAS No. 111988-49-9)（3-(6- クロロ -3- ピリジルメチル )-1, 3- チアゾリジン-2 - イリデンシアナミド）(3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1, 3-thiazolidine-2ylidenecyanamide)
0.19 ± 0.12 (μg / kg)
・認証値 Certified Value
ポリクロロビフェ ・ポリクロロビフェニル
Polychlorinated Biphenyls (mg / kg)
ニル混合標準液7906-a （KC 混合物ノナン
CB8: 2.32 ± 0.15
CB138
溶液）
【特化物】
CB28
: 6.16 ± 0.28
CB153♥♠
PolychlorinatedCB52: 7.5 ± 0.4
CB180Biphenyl Mixture
CB101
:
6.61
±
0.32
CB194
in Nonane
CB118 : 5.10 ± 0.23
CB206

: 5.31 ± 0.23
: 6.99 ± 0.32
: 6.2 ± 0.5: 1.52 ± 0.08
: 0.361 ± 0.026

液体
Solution
1g

CRM 7407-a、7408-a は、遮光し、-20 ℃～ -30 ℃の清浄な場所に保管して下さい。
CRMs 7407-a and 7408-a should be stored in a clean environment at a temperature between -20 °C and -30 °C andshielded from light.
CRM 7906-a は、15 ℃～ 30 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 7906-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 30 °C.
【特化物】本品購入の際は、第一種特定化学物質の確約書が必要です。
Your signature to a pledge card is necessary to purchase the CRMs.
♥ CRM7906-a を廃棄する場合、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の低濃度 PCB
廃棄物に該当します。
In disposing CRM7906-a, it corresponds to the low-concentration PCB waste with the Japanese legislation, Act on
Special Measures concerning Promotion of Proper Treatment of PCB Wastes.
♠ CRM 7906-a は 2025 年 3 月 31 日をもって頒布を終了いたします。
CRM 7906-a will end its distribution on March 31, 2025.

35

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

認証値 / 参考値
Certified Value / Indicative Value
質量分率 Mass Fraction

物質に関する情報
Description of theMaterial

海水（栄養塩；極低・認証値 Certified Value
濃度）・溶存シリカ Dissolved Silica
7601-aSeawater for
Nutrients
0.036 ± 0.004 (mg / kg)-Extreamely Low
Concentration

海水（栄養塩；中濃度）
Seawater for7602-aNutrients-MiddleConcentration

溶液 Liquid
90 mL

・認証値 Certified Value
・硝酸イオン Nitrate Ions
0.942 ± 0.027 (mg / kg)
・亜硝酸イオン Nitrite Ion
0.019 ± 0.002 (mg / kg)
・溶存シリカ Dissolved Silica
0.837 ± 0.018 (mg / kg)

溶液 Liquid
90 mL

環境組成標準物質（環境分析用）
Environmental CRMs
(for Environmental Analysis)

・参考値 Indicative Value
・りん酸イオン Phosphate ions0.101 ± 0.005 (mg / kg)

・認証値 Certified Value
・硝酸イオン Nitrate Ions
海水2.745 ± 0.050 (mg / kg)（栄養塩；高濃度）
・溶存シリカ Dissolved Silica
7603-aSeawater for
4.106 ± 0.043 (mg / kg)
Nutrients-High・参考値 Indicative Value
Concentration
・りん酸イオン Phosphate ions
0.288 ± 0.005 (mg / kg)

溶液 Liquid
90 mL

CRM 7601-a、7602-a、7603-a は、5 ℃～ 30 ℃で清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 7601-a, 7602-a and 7603-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C
and 30 °C.

NMIJ CRM 6207-b
ジノフィシストキシン -1（DTX1）標準液
Dinophysistoxin-1 (DTX1)
Standard Solution(P.40)36

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜化学形態分析用標準液

for Chemical Speciation ＞

CRM
No.

物質名
Description

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction (mg/kg)

物質に関する情報
Description of theMaterial

7901-a【毒物】

アルセノベタイン水溶液
Arsenobetaine Solution

・アルセノベタイン Arsenobetaine

液体 Solution

24.40 ± 0.62

10 mL

CRM 7901-a は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 7901-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35 °C.
【毒物】毒物及び劇物取締法上の毒物としての取り扱いが必要になります。
Compliance with Japanese “Poisonous and Deleterious Substances Control Law” is necessary because the CRM is“Poisonous Substances “ in the law.

CRM
No.

for Food Analysis ＞

物質名
Description

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction

物質に関する情報
Description of
the Material

環境組成標準物質（化学形態・食品分析用）
Environmental CRMs (for Chemical
Specification and for Food Analysis)＜食品分析用・アルセノベタイン（As として）Arsenobetaine (as As)
35.5 ± 1.8 (mg / kg)
タラ魚肉粉末・メチル水銀（Hg として ) Methylmercury (as Hg)（微量元素・アルセノベ
0.58 ± 0.02 (mg / kg)
タイン・メチル水銀分
・元素 Element (mg / kg)析用）Cr : 0.72 ± 0.09
Zn
: 21.3 ± 1.5
Trace Elements,
7402-aMn : 0.41 ± 0.03
As
: 36.7 ± 1.8
Arsenobetaine andFe : 11.2 ± 0.9
Se: 1.8 ± 0.2
Methylmercury
Ni : 0.38 ± 0.05
Hg
: 0.61 ± 0.02
in Cod Fish Tissue
Cu : 1.25 ± 0.07
・元素 Element (g / kg)
Na : 3.6 ± 0.2
Mg : 1.34 ± 0.03

K
Ca

粉末
Powder10 g: 22.3 ± 1.0: 0.52 ± 0.05

・ひ酸（ひ素として）Arsenic acid [As(V)] (as As)
24.4 ± 0.7 (mg / kg)
・ひ素糖 -408（ひ素糖 -SO4, 分子量 408）（ひ素として）
Arsenosugar-408 (Arseno-sugar-SO4, Molecular weight408) (as As)
ひじき粉末
1.41 ± 0.04 (mg / kg)（微量元素・ひ素化合物
分析用）
・ひ素糖 -328（ひ素糖 -OH, 分子量 328）（ひ素として）7405-bTrace Elements andArsenosugar-328 (Arseno-sugar-OH, Molecular weight
Arsenic Compounds in 328) (as As)
Seaweed (Hijiki)0.44 ± 0.02 (mg / kg)
・元素 Element (mg / kg)
As : 49.5 ± 1.0
Cd : 1.25 ± 0.04
Cu : 4.48 ± 0.12

Mn
Zn

粉末
Powder20 g: 22.6 ± 0.5: 13.6 ± 0.5

CRM 7402-a 及び 7405-b は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 7402-a and 7405-b should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35 °C.

37

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

物質に関する情報
Description of
the Material

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction
・無機ひ素化合物（亜ひ酸 + ひ酸）（ひ素として）Inorganic arsenic compounds (arsenite+arsenate) (as As)

7503-b

0.153 ± 0.010 (mg / kg)
白米粉末（ひ素化合物・微量 ・ジメチルアルシン酸 ( ひ素として )Dimethylarsinic acid (as As)
元素分析用）
Arsenic
0.0111 ± 0.0005 (mg / kg)
Compounds andTrace Elements in ・元素 Element (mg / kg)
White Rice FlourZn : 25.2 ± 0.8
Mo: 1.97 ± 0.06
Mn : 8.6 ± 0.3
Cd: 0.448 ± 0.16
Cu : 4.15 ± 0.13
As
: 0.164 ± 0.005
Fe : 3.82 ± 0.17

粉末
Powder20 g

・無機ひ素化合物（亜ひ酸 + ひ酸）（ひ素として）Inorganic arsenic compounds (arsenite+arsenate) (as As)

環境組成標準物質（食品分析用）
Environmental CRMs (for Food Analysis)

0.530 ± 0.016 (mg / kg)
玄米粉末（ひ素化合物・微量 ・ジメチルアルシン酸 ( ひ素として )元素分析用）
Dimethylarsinic acid (as As)
7533-aArsenic
0.092 ± 0.004 (mg / kg)
Compounds andTrace Elements in ・元素 Element (mg / kg)
Brown Rice Flour
Mg : 1375 ± 19
Cu
: 4.29 ± 0.07
Ca : 104.2 ± 1.8
Zn: 29.2 ± 0.8
Mn : 23.7 ± 0.4
As: 0.63 ± 0.02
Fe : 13.6 ± 0.3
Cd: 0.273 ± 0.007

・元素 Element (μg / kg)
Al : 67± 3
As : 5.3
± 0.3
B
: 43
± 4
水道水
Cd : 0.345 ± 0.020（有害金属分析用
Cr : 5.03 ± 0.12
- 添加）7203-aCu : 9.2± 0.3【毒物】
Tap Water for
Fe
:
7.7
±
0.3
Heavy Metals
Mn
:
5.0
±
0.3
(Elevated Level)
・元素 Element (mg / kg)
Ca : 18.1± 0.6
K: 5.35± 0.16

Mo
Ni
Pb
Rb
Sb
Se
Sr
Zn
Mg
Na

: 1.02 ±: 0.70 ±: 0.77 ±: 3.65 ±: 0.146 ±
: 5.0
±
: 107
±
: 12.0±: 7.9: 33.1

粉末
Powder20 g

0.09
1 % 硝酸・
0.07
0.3
% 塩酸
0.04
酸性溶液
0.11
0.009 Solution with
0.2
1 % HNO3 and3
0.3 % HCl
0.6
acidity

± 0.3
± 1.1

100 mLCRM 7503-b 及び 7533-a は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 7503-b and 7533-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35 °C.
CRM 7203-a は 5 ℃～ 25 ℃ の清浄な場所に遮光して保管して下さい。
CRM 7203-a should be stored in a clean environment at a temperature between 5 °C and 25 °C and shielded from light.
【毒物】毒物及び劇物取締法上の毒物としての取り扱いが必要になります。
Compliance with Japanese “Poisonous and Deleterious Substances Control Law” is necessary because the CRM is“Poisonous Substances “ in the law.

38

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

イカ粉末
（微量元素
7406-a分析用）♠
Trace Elements
in Squid Powder

物質に関する情報
Description of
the Material

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction

物質名
Description

・元素 Element (mg / kg)
P
Mg
Ca
Zn
Cu

: 12500 ± 300: 2500 ± 60
: 614 ± 18:68.4 ± 1.2:
11.3 ± 0.2

8.64 ±
8.34 ±
6.0±
0.757 ±
0.390 ±

Sr
As
Fe
Mn
Cd

:
:
:
:
:

Mg
P

: 0.301: 0.339

Mn
Na
Ni
Pb
Rb
Sr
Zn

: 760
± 26
: 7.2
± 0.5
: 5.5
± 0.3
: 0.094 ± 0.006
: 7.3
± 0.3
: 9.0
± 0.3
: 22.7
± 0.8

Mg
P

:
:

2.74
7.4

± 0.10
± 0.5

Fe
Zn

: 69.1: 57.8

± 2.4
± 1.7

Mg
Na
P

:
:
:

Rb
Sr
Zn

: 8.93: 5.88: 41.3

Zn
As
Cd: 31.8± 0.7: 0.280 ± 0.009: 0.308 ± 0.007

0.12
0.19
0.2
0.015
0.007

粉末
Powder30 g

・認証値
・元素 Element (%)
Ca : 0.450
K: 1.590.015
0.05± 0.009± 0.011・元素 Element (mg / kg)
Al
B
Ba
Cd
Cu
Fe
Li

: 709
± 26
: 19.7± 0.9: 20.4± 0.7: 0.0139 ± 0.0012: 19.2± 0.8: 82.1± 2.8: 0.57 ± 0.04

粉末
Powder
20 g

環境組成標準物質（食品分析用）
Environmental CRMs (for Food Analysis)

茶葉粉末
（微量元素
分析用）
7505-aTrace Elements
in Tea Leaf
Powder±±・参考値 Indicative Value
元素 Element (mg / kg)
Co :0.257 ± 0.012

・元素 Element (g / kg)

7511-a

大豆粉末
Ca : 2.76 ± 0.08
（微量元素K
: 18.6± 0.8
分析用）
Trace Elements ・元素 Element (mg / kg)
in Soybean
Cd : 0.147 ± 0.009
Cu : 11.8± 0.5

粉末Powder30 g

・元素 Element (g / kg)
Ca :
Fe :
K
:

8.65 ± 0.38
0.104 ± 0.007
8.41 ± 0.33

ミルク粉末
（微量元素
分析用）
7512-a・元素 Element (mg / kg)
Trace Elements
Ba : 0.449 ± 0.013
in Milk Powder
Cu : 4.66 ± 0.23
Mn : 0.931 ± 0.032
Mo : 0.223 ± 0.012

7531-a

玄米粉末（カド ・元素 Element (mg / kg)
ミウム分析用）Mn : 27.6± 0.7
Cadmium in
Fe
:
11.66
±
0.32
Brown Rice
Cu
:
4.34
±
0.13
Flour

0.819 ± 0.024
1.87 ± 0.09
5.62 ± 0.23
± 0.31± 0.20± 1.4

粉末
Powder40 g

粉末
Powder
20 g

CRM 7406-a、7505-a、7511-a、7512-a 及び 7531-a は 5 ℃～ 35 ℃の清浄な場所に遮光して保管して下さい。
CRMs 7406-a, 7505-a, 7511-a, 7512-a and 7531-a should be stored in a clean environmen at a temperature between 5°C and 35 °C and shielded from light.
♠ CRM 7406-a は 2025 年 3 月 31 日をもって頒布を終了いたします。
CRM 7406-a will end its distribution on March 31, 2025.

39

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

認証値 / 参考値
Certified Value / Indicative Value

物質に関する情報
Description of
the Material

・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
1.306 ± 0.050 ( μ g / mL)
6206-b

6207-bオカダ酸標準液
Okadaic Acid Standard
Solution

ジノフィシストキシン -1（DTX1）標準液
Dinophysistoxin-1 (DTX1)
Standard Solution

環境組成標準物質（食品分析用）
Environmental CRMs (for Food Analysis)

・参考値 Indicative Value
質量分率 Mass fraction
1.660 ± 0.063 ( μ g / g)
物質量濃度 Amount of substanceconcentration
1.622 ± 0.062 ( μ mol / L)

液体
Solution

・参考値 Indicative Value
質量分率 Mass fraction
1.217 ± 0.066 ( μ g / g)
物質量濃度Amount of substance concentration
1.169 ± 0.066 ( μ mol / L)

液体
Solution

・認証値 Certified Value
質量濃度 Mass Concentration
0.958 ± 0.053 ( μ g / mL)

1 mL

1 mL

CRM 6206-b 及び 6207-b は遮光し、-20 ℃ 以下の冷凍庫に保管して下さい。
CRMs 6206-b and 6207-b should be stored at temperature of -20 °C or less and shielded from light.

CRM
No.

物質名
Description

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction (mg / kg)

・オカダ酸 Okadaic Acid
0.205 ± 0.080
ホタテガイ中腸腺（下痢性貝毒分析用）
7520-a7521-a7504-aDiarrhetic Shellfish Toxins
in Scallop Midgut Gland・ジノフィシストキシン -1（DTX1）
Dinophysistoxin-1 (DTX1)
0.45 ± 0.16

・オカダ酸 Okadaic Acid
0.056 ± 0.019
ホタテガイ可食部（下痢性貝毒分析用）
Diarrhetic Shellfish Toxins
in Scallop Edible Parts

玄米粉末（残留農薬分析用）
Pesticides in Unpolished Rice・ジノフィシストキシン -1（DTX1）
Dinophysistoxin-1 (DTX1)
0.057 ± 0.019

物質に関する情報
Description of
the Material
ペースト
Paste
10 g

ペースト
Paste

・フェニトロチオン Fenitrothion
0.109 ± 0.017
・エトフェンプロックス Etofenprox
0.19 ± 0.05

10 g

粉末
Powder25 g

・参考情報 Technical Information *CRM 7520-a 及び 7521-a は遮光し、-20 ℃ ～ -30 ℃で清浄な場所に保存してください。
CRMs 7520-a and 7521-a should be kept at a temperature between -20 °C and -30 °C and shielded from light.
CRM 7504-a は、-30 ℃程度の清浄な暗所で保管して下さい。
CRM 7504-a should be stored under clean and dark environment at temperature of approximately -30 °C.
* CRM 7504-a は参考情報として、フサライド、イソプロチオラン、カドミウムの濃度も 認証書に記載されています。
Concentrations of fthalide, isoprothiolane and Cd are provided in the certificate of CRM 7504-a, as informatiton.

40

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

グリーン調達対応標準物質
CRMs for Green Procurement
認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction(mg / kg)

物質に関する情報
Description of theMaterial

CRM
No.

物質名
Description

8112-a【特化物】

重金属分析用 ABS 樹脂ペレット（Cd, Cr, Hg, Pb ; 低濃度）
Heavy Metals (Cd, Cr, Hg, Pb) in ABS Resin- Low Concentration Pellet

Cd
Cr
Hg
Pb

: 9.383 ± 0.223: 94.47 ± 1.11
: 94.10 ± 2.87
: 94.98 ± 0.87

8115-a【特化物】

重金属分析用 ABS 樹脂ディスク（Cd, Cr, Hg, Pb ; 低濃度）
Heavy Metals (Cd, Cr, Hg, Pb) in ABS Resin- Low Concentration Disk

Cd
Cr
Hg
Pb

: 9.341 ± 0.266
1 枚のディスク
: 94.27 ± 1.12
One disk: 93.81 ± 2.76
(30 mm ɸ × 2 mm): 94.21 ± 0.98

ペレット
Pellets
25 g

CRM 8112-a 及び 8115-a は、15 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 8112-a and 8115-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 35 °C.

物質名
Description

臭素系難燃剤含有
ポリスチレン
8108-b【特化物】 PolybrominatedDiphenyl Ethers in
Polystyrene

臭素系難燃剤含有
ポリスチレン（高濃度）
8110-b【特化物】 PolybrominatedDiphenyl Ethers in
Polystyrene(High Concentration)

認証値 Certified Value
質量分率 Mass Fraction (mg / kg)

物質に関する情報
Description of the Material

デカブロモジフェニルエーテル
Decabrominated diphenyl ether
312 ± 17

5 枚のディスク
Five disks(30 mm ɸ × 2 mm)

The material without adding the
decabromodiphenyl ether is attachedto this CRM. The attached material
has no certificated value.

Five polystyrene disks (no additionof decabrominated diphenyl ethers)(30 mm ɸ × 2 mm)

この CRM にはデカブロモジフェニ ・付属試料 Attachment
ルエーテルを添加していないディス
5 枚のポリスチレンディスク
クが附属されています。附属試料に（臭素系難燃剤非添加）
は認証値は付与されていません。

デカブロモジフェニルエーテル
Decabrominated diphenyl ether
978 ± 57

5 枚のディスク
Five disks(30 mm ɸ × 2 mm)

The material without adding the
decabromodiphenyl ether is attachedto this CRM. The attached material
has no certificated value.

Two polystyrene disks (no additionof decabrominated diphenyl ethers)(30 mm ɸ × 2 mm)

この CRM にはデカブロモジフェニ ・付属試料 Attachment
ルエーテルを添加していないディス
2 枚のポリスチレンディスク
クが附属されています。附属試料に（臭素系難燃剤非添加）
は認証値は付与されていません。

ABS 樹脂（ペルフル
オロアルキル化合物 ペルフルオロオクタンスルホン酸
分析用）
8155-a
Perfluorooctanesulfonic acid
【特化物】
Perfluoroalkyl
33.1 ± 5.0
Substances in ABS
Resin

3 枚の角板Three plates(20 mm × 20 mm × 2 mm)

CRM 8108-b 及び 8110-b は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 8108-b and 8110-b should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35 °C.
CRM 8155-a は、15 ℃～ 25 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
The CRM 8155-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 25 °C.
【特化物】本品購入の際は、第一種特定化学物質の確約書が必要です。
Your signature to a pledge card is necessary to purchase the CRMs.

41

グリーン調達対応標準物質
CRMs for Green Procurement

CRM
No.

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM
No.

物質名
Description

認証値 / 参考情報
Certified Value / Technical Information
質量分率 Mass Fraction (mg / kg)

物質に関する情報
Description of
the Material

・認証値 Certified Value
・フタル酸ジエチル
Diethyl phthalate

・フタル酸ジ (n - ブチル )Dibutyl phthalate

・フタル酸ベンジルブチル
Benzyl butyl phthalate

ポリ塩化ビニル・フタル酸ジシクロヘキシル
Dicyclohexyl phthalate（フタル酸エステル類
・フタル酸ジ (2- エチルヘキシル )分析用）
8152-bBis(2-ethylhexyl) phthalate
Polyvinyl Chloride(Phthalate Esters in ・参考情報 Technical Information
PVC Resin Pellet)
・フタル酸ジメチル
Dimethyl phthalate
・フタル酸ジイソブチル
Diisobutyl phthalate

・フタル酸ジ (n - オクチル )Dioctyl phthalate: 879 ± 56
: 879 ± 70
: 871 ± 53
: 861 ± 58
: 876 ± 76

ペレット
Pellets
20 g

: 886

: 883
: 904

・アジピン酸ジ (2- エチルヘキシル ): 892
Bis(2-ethylhexyl) adipate

グリーン調達対応標準物質
CRMs for Green Procurement

・認証値 Certified Value
・フタル酸ジエチル
Diethyl phthalate

・フタル酸ジ (n - プロピル )Dipropyl phthalate
・フタル酸ジ (n - ブチル )Dibutyl phthalate

・フタル酸ベンジルブチル
Benzyl butyl phthalate
ポリ塩化ビニル（フタル酸エステル類
分析用 低濃度）8156-aPolyvinyl Chloride(Phthalate Esters in
PVC Resin Pellet Low
Concentration)

・フタル酸ジ (n - ペンチル )Dipentyl phthalate
・フタル酸ジ (n - ヘキシル )Dihexyl phthalate

・フタル酸ジシクロヘキシル
Dicyclohexyl phthalate

・フタル酸ジ (2- エチルヘキシル )Bis(2-ethylhexyl) phthalate: 93 ± 18: 90 ± 15: 92 ± 17: 90 ± 14: 94 ± 16: 93 ± 17: 92 ± 15

ペレット
Pellets
10 g: 95 ± 16

・参考情報 Technical Information
・フタル酸ジメチル
Dimethyl phthalate

・フタル酸ジイソブチル
Diisobutyl phthalate

・フタル酸ジ (n - ヘプチル )Diheptyl phthalate
・フタル酸ジ (n - オクチル )Dioctyl phthalate

: 95

: 88
: 93
: 97

CRM 8152-b、8156-a は、15 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRMs 8152-b and 8156-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 15 °C and 35°C.

42

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

高圧ガス
Gas CRMs＜高純度標準ガス High-purity Gas CRMs ＞
受注生産品 Made-to-order products

3402

3404

3406-f

3407-c3410

4051-d

物質名
Description
二酸化硫黄
Sulfur Dioxide（毒性ガス、液化ガス）(toxic gas, liquefied gas)

酸素
Oxygen（支燃性ガス）(Combusion supporting gas)

一酸化炭素
Carbon Monoxide

二酸化炭素
Carbon Dioxide（液化ガス）(liquefied gas)

液化天然ガス分析用窒素
Nitrogen for LNG Analysis

メタン
Methane（可燃性ガス）(flammable gas)

認証値 Certified Value *物質量分率
Amount of Substance Fraction(mol / mol)
詳細はお問い合わせください。
Inquire details

物質に関する情報
Description of the Material
10 リットルマンガン鋼製高圧容器
充てん量 5 kg 以上
Filling amount in a 10 L Mn steel
type cylinder is more than 5 kg.

47 リットルマンガン鋼製高圧容器
充てん圧 12 MPa（35 ℃）以上
詳細はお問い合わせください。
Filling amount in a 47 L Mn steel
Inquire details
type cylinder is more than 12 MPa(at 35 °C ).

0.999966 ± 0.000020

9.5 リットルアルミニウム合金製高圧容器充てん圧 9 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 9.5 L Aluminum
type cylinder is more than 9 MPa(at 35 °C).

0.999995 ± 0.000006

10 リットルマンガン鋼製高圧容器
充てん量 4.5 kg 以上
Filling amount in a 10 L Mn steel
type cylinder is more than 4.5 kg.

10 リットルマンガン鋼製高圧容器
充てん圧 10 MPa（35 ℃）以上
詳細はお問い合わせください。
Filling amount in a 10 L Mn steel
Inquire details
type cylinder is more than 10 MPa(at 35 °C ).

0.999999 ± 0.000019

10 リットルマンガン鋼製高圧容器
充てん圧 8.5 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 10 L Mn steel
type cylinder is more than 8.5 MPa(at 35 °C).

高圧ガス保安法に従って使用して下さい。直射日光を避けた 10 ℃～ 35 ℃の火気のない風通しの良い清浄な場所に保管して下さい。容器は転倒防止処置を講じてください。
The CRMs above should be used in compliance with the high pressure gas safety law. They should be stored in a clean
environment away from direct sunlight at a temperature between 10 °C and 35 °C. The CRMs above should be stored
at a place with good ventilation and do not use fire near the cylinder. CRMs above should be secured with a chain toprevent them falling.
* 認証値は一例であり、実際の認証値は容器毎に異なります。
Each certified value shown in table above is an example. The certified value is slightly diﬀerent in each cylinder.
高純度標準ガスは全て受注生産品となります。
All high-purity gas CRMs above are made-tp-order products.

43

高圧ガス（高純度標準ガス）
Gas CRMs (High-purity Gas CRMs)

CRM
No.

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

受注生産品
CRM
No.

4064

4065

4066

4067

高圧ガス（高純度標準ガス）
Gas CRMs (High-purity Gas CRMs)

4068

Made-to-order products

物質名
Description
エタン
Ethane
可燃性ガス
flammable gas

イソブタン
Isobutane
可燃性、液化ガス
flammable gas, liquefied gas

ブタン
Butane
可燃性、液化ガス
flammable gas, liquefied gas

イソペンタン
Isopentane
可燃性、液化ガス
flammable gas, liquefied gas

ペンタン
Pentane
可燃性、液化ガス
flammable gas, liquefied gas

認証値 Certified Value *物質量分率
Amount of Substance Fraction(mol / mol)
詳細はお問い合わせください。
Inquire details

物質に関する情報
Description of the Material
3 リットルマンガン鋼製高圧容器
充てん量 約 0.5 kg
Filling amount in a 3 L Mn steel typecylinder is approximately 0.5 kg.

詳細はお問い合わせください。 3.4 リットルマンガン鋼製高圧容器
Filling amount in a 3.4 L
Inquire details
Mn steel type cylinder.

詳細はお問い合わせください。 3.4 リットルマンガン鋼製高圧容器
Filling amount in a 3.4 L
Inquire details
Mn steel type cylinder.

詳細はお問い合わせください。 1.0 リットルマンガン鋼製高圧容器
Filling amount in a 1.0 L
Inquire details
Mn steel type cylinder.

詳細はお問い合わせください。 1.0 リットルマンガン鋼製高圧容器
Supplied in a 1.0 L
Inquire details
Mn steel type cylinder.

高圧ガス保安法に従って使用して下さい。直射日光を避けた 10 ℃～ 35 ℃の火気のない風通しの良い清浄な場所に保管して下さい。容器は転倒防止処置を講じてください。
The CRMs above should be used in compliance with the high pressure gas safety law. They should be stored in a clean
environment away from direct sunlight at a temperature between 10 °C and 35 °C. The CRMs above should be stored
at a place with good ventilation and do not use fire near the cylinder. CRMs above should be secured with a chain toprevent them falling.
高純度標準ガスは全て受注生産品となります。
All high-purity gas CRMs above are made-tp-order products.

NMIJ CRM 8152-b
ポリ塩化ビニル（フタル酸エステル類分析用）
Polyvinyl Chloride(Phthalate Esters in PVC Resin Pellet)(P.42)
詳細は、NMIJ ホームページ https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/refmate/ をご覧下さい。
For more information, please visit our web site. https://unit.aist.go.jp/nmij/english/refmate/

44

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

Gas mixture CRMs ＞
Made-to-order products

CRM
No.

物質名
Description3403

亜酸化窒素標準ガス（窒素希釈 ,
300 µmol/mol）
Dinitrogen Oxide in
Nitrogen (300 μmol/mol)3408

窒素希釈酸素（10 µmol/mol）
Oxygen in Nitrogen(10 µmol/mol)

3409-aアルゴン希釈窒素（10 µmol/mol）Nitrogen in Argon(10 µmol/mol)

3409-bアルゴン希釈窒素（50 µmol/mol）Nitrogen in Argon(50 µmol/mol)

3409-c

アルゴン希釈窒素（100 µmol/mol）Nitrogen in Argon(100 µmol/mol)

4407-aヘキサン標準ガス（メタン希釈）Hexane in Methane

認証値 Certified Value *物質量分率
Amount of Substance
Fraction (μmol / mol)
亜酸化窒素

N 2O

詳細はお問い合わせください。
Inquire details
酸素

Oxygen

詳細はお問い合わせください。
Inquire details
窒素

Nitrogen

詳細はお問い合わせください。
Inquire details
窒素

Nitrogen

詳細はお問い合わせください。
Inquire details
窒素

Nitrogen

詳細はお問い合わせください。
Inquire detailsn - ヘキサン n-Hexane509.1 ± 2.3

物質に関する情報
Description of the Material
9.6 リットルアルミニウム合金製高圧容器
充てん圧 9.5 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 10 L Aluminum typecylinder is more than 9.5 MPa (at 35 °C).
9.5 リットルアルミニウム合金製
高圧容器充てん圧 5 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 9.5 L Aluminum typecylinder is more than 5 MPa (at 35 °C).
9.5 リットルアルミニウム合金製
高圧容器充てん圧 6 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 9.5 L Aluminum typecylinder is more than 6 MPa (at 35 °C).
9.5 リットルアルミニウム合金製
高圧容器充てん圧 6 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 9.5 L Aluminum typecylinder is more than 6 MPa (at 35 °C).
9.5 リットルアルミニウム合金製
高圧容器充てん圧 6 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 9.5 L Aluminum typecylinder is more than 6 MPa (at 35 °C).
9.5 リットルアルミニウム合金製高圧容器
充てん圧 4 MPa（35 ℃）以上
Filling amount in a 9.5 L Aluminum typecylinder is more than 4 MPa (at 35 °C).

上記 CRM は高圧ガス保安法に従って使用して下さい。直射日光を避けた 10 ℃～ 35 ℃の清浄な場所に保管して下さい。容器は転倒防止処置を講じてください。
The CRMs above should be used in compliance with the high pressure gas safety law. They should be stored in a clean
environment away from direct sunlight at a temperature between 10 °C and 35 °C. CRMs above should be secured witha chain to prevent them falling.
* 認証値は一例であり、実際の認証値は容器毎に異なります。
Each certified value shown in table above is an example. The certified value is slightly diﬀerent in each cylinder.
混合標準ガスは全て受注生産品となります。
All gas mixture CRMs abpove are made-tp-order products.
詳細は、NMIJ ホームページ https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/refmate/ をご覧下さい。
For more information, please visit our web site. https://unit.aist.go.jp/nmij/english/refmate/45

高圧ガス（混合標準ガス）
Gas CRMs (Gas mixture CRMs)＜混合標準ガス
受注生産品

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

熱物性標準物質
CRMs for Thermophysical properties＜熱膨張率

Coeﬃcient of Thermal Expansion ＞

CRM
No.

物質名
Description

認証値 Certified Value
熱膨張率 Thermal Expansivity (K-1)
代表温度における認証値 *Certified values at representative
temperatures *5801-a

熱膨張率測定用
セラミックス(Al2O3)
Alumina Ceramics
for Thermal
Expansivity
Measurement5802-a

熱膨張率測定用
石英ガラス
Silica Glass for
Thermal Expansivity
Measurement· at 293.15 K(5.365 ± 0.072) × 10-6
· at 1100 K,(9.353 ± 0.072) × 10-6

代表温度における認証値 *Certified values at representative
temperatures *· at 293.15 K,(0.524 ± 0.046) × 10-6
· at 800 K,(0.438 ± 0.046) × 10-6

熱物性標準物質（熱膨張率）
CRMs for Thermophysical properties(Coeﬃcient of Thermal Expansion)

熱膨張率測定用
単結晶シリコン
代表温度における認証値 *（低温用）
5803-aCertified values at representative（形状１) （形状 1）（形状 2） temperatures *(Shape 1) Single-Crystal of· at 20 K,
Silicon for Thermal（形状２）(–0.0038 ± 0.0080) × 10-6
Expansivity(Shape 2)
Measurements (at· at 300 K,（注）
Cryogenic(2.6190 ± 0.0050) × 10-6
Temperature)(Shape 1) (Shape 2)5805-a

代表温度における認証値 *熱膨張率測定用
Certified values at representative
temperatures *高純度銅High-purity Copper· at 20 K,
for Thermal(0.279 ± 0.052) × 10-6
Expansivity· at 300 K,
Measurements(16.713 ± 0.034) × 10-6

物質に関する情報
Description of the Material
仕様 Specification
・試料の形状 Size of sample
6 mm × 6 mm × 30 mm
・1 個入り one piece packaged
・使用温度範囲
Operating temperature range
293.15 K - 1100 K
・試料の形状 Size of sample
6.35 mm × 6.35 mm × 30 mm
・1 個入り one piece packaged
・使用温度範囲
Operating temperature range
293.15 K - 800 K
・試料１の形状 Size of Shape 1
10 mm × 10 mm × 30 mm
・試料２の形状 Size of Shape 2
10 mm × 10 mm × 60 mm
・各 1 個入り each piece packaged
・使用温度範囲
Operating temperature range
20 K - 300 K
・使用雰囲気 Operating atmosphere
真空または不活性ガス
vacuum or inert gas
・試料の形状 Size of sample
10 mm × 10 mm × 30 mm
・1 個入り one piece packaged
・使用温度範囲
Operating temperature range
20 K - 300 K
・使用雰囲気 Operating atmosphere
真空または不活性ガス
vacuum or inert gas

CRM 5801-a および 5802-a は、室温 23℃ ± 10 ℃、湿度 50 % 以下での保存を推奨します。
CRMs 5801-a and 5802-a should be stored at a temperature of 23 °C ± 10 °C and the relative humidity of 50 % or less.
CRM 5803-a は、35 ℃ 以下で、窒素ガス中での保管を推奨します。
CRM 5803-a is reccomended to be stored in nitrogen gas at a temperature of 35 °C or less.
CRM 5805-a は、25 ℃以下で、窒素ガス中での保管を推奨します。
CRM 5805-a is reccomended to be stored in nitrogen gas at a temperature of 25 °C or less.
* 使用温度範囲内の複数の温度に対して認証値が記載されています。（P. 47 参照）
The several certified values are indicated for multiple temperatures within the operating temperature range. (see P. 47)（注）形状 1 と形状 2 は別売りです。 Shape 1 and Shape 2 are available separately.

46

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025
物質名
Description

RM #
No.

物質に関する情報
Description of the Material
仕様 Specification

参考値 Indicative Value
熱膨張率 Thermal Expansivity (K-1)

熱膨張率標準物質（単結晶シリコン）
代表温度における参考値 *1101-a（形状 1）
Indicative values at representative（形状１）（形状 2）
temperatures *(Form 1)
Thermal Expansion· at 293.15 K,（形状２） Reference Material(2.551 ± 0.028) × 10-6
(Form 2)
(Single-crystal· at 1000 K,
Silicon)（注）(4.335 ± 0.027) × 10-6
(Form 1)
(Form 2)

熱膨張率標準物 質 代表温度における参考値 *（ガラス状炭素） Indicative values at representative
temperatures *1102-a（形状 1）· at 293.15 K,（形状１） Thermal Expansion(2.263 ± 0.074) × 10-6
(Form 1) Reference Material(Glass-like Carbon)(Form 1)· at 1100 K,(4.383 ± 0.076) × 10-6・形状１ Size of Form 1
4.5 mm × 4.5 mm × 60 mm
・形状２ Size of Form 2
9 mm × 9 mm × 60 mm

・各 1 個入り each piece packaged
・使用温度範囲
Operating temperature range
293.15 K - 1000 K

・使用雰囲気 Operating atmosphere
真空または不活性ガス
vacuum or inert gas

・形状 1 Size of Form 1
6 mm × 6 mm × 10 mm

・各 1 個入り each piece packaged
・使用温度範囲
Operating temperature range
293.15 K - 1000 K

・使用雰囲気 Operating atmosphere
真空または不活性ガス
vacuum or inert gas

上記 RM は、23 ℃ ± 5 ℃で相対湿度 50 % 以下の不活性ガス中での保管を推奨します。
The RMs above are reccomended to be stored in noble gas at a temperature of 23 °C ± 5 °C as well as relative
humidity of 50 % or less.

#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

* 使用温度範囲内の複数の温度に対して認証値が記載されています。（P. 47 参照）
The several certified values are indicated for multiple temperatures within the operating temperature range. (see P. 47)* 熱物性標準物質 (CRMs 5801-a, 5802-a, 5803-a, 5805-a, 5806-a, 5807-a, 5809-a,
RMs 1101-a, 1102-a, 1401-a) 記載の認証値、参考値について
使用温度範囲内の複数の温度に対して認証値が記載されている例（CRM 5805-a)
Example of the certified values for multiple temperatures within the operating range. (CRM 5805-a)
物質名： 熱膨張率測定用高純度銅
Description: High-purity copper for Thermal Expansivity Measurements
温度
Temperaure (K)
20
40
60
80
100
120
140
160

認証値 Certified Values
熱膨張率
Coefficient of Thermal Expansion(10-6 K-1)
0.279 ± 0.052

温度
Temperaure (K)1802.260 ± 0.046

200

8.328 ± 0.037

240

12.044 ± 0.032

280

5.457 ± 0.041

10.486 ± 0.034

13.182 ± 0.031

14.024 ± 0.030

220
260
300

認証値 Certified Values
熱膨張率
Coefficient of Thermal Expansion(10-6 K-1)
14.665 ± 0.029
15.174 ± 0.030

15.585 ± 0.030

15.927 ± 0.031

16.220 ± 0.032

16.479 ± 0.033

16.713 ± 0.03447

熱物性標準物質（熱膨張率）
CRMs for Thermophysical properties(Coeﬃcient of Thermal Expansion)（注）形状 1 と形状 2 は別売りです。
Form 1 and Form 2 are available separately.

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜熱拡散率
CRM
No.

Thermal Diﬀusivity ＞

物質名
Description

認証値 Certified Value
熱拡散率
Thermal Diﬀusivity

物質に関する情報
Description of the Material
仕様 Specification
・試料 1 の形状 Size of sample No.1
10 mm ɸ × 1 mm

5807-a

熱拡散率測定用
セラミックス（Al2O3-TiC 系）
Al2O3-TiC
Ceramics
for Thermal
Diﬀusivity
Measurement

代表温度における認証値 *Certified values at representative ・試料 2 の形状 Size of sample No.2
temperature *10 mm ɸ × 2 mm
· at 300 K
・試料 3 の形状 Size of sample No.3
9.51 × 10-6 (m2 s-1)
10 mm ɸ × 3 mm
相対拡張不確かさ
・各 1 枚入り each disk packaged
Relative expanded uncertainty
・使用温度範囲
6.1 %Operating temperature range· at 1000 K
300 K - 1000 K
2.61 × 10-6 (m2 s-1)
・使用雰囲気 Operating atmosphere
相対拡張不確かさ
Relative expanded uncertainty 室温以上で使用する際は、真空または
非酸化性雰囲気（例えば Ar 中）
8.1 %Use this CRM in vacuum or inert gas
flow (Ar, etc.) above room temperature.
・試料 1 の形状 Size of sample No.1
10 mm ɸ × 0.5 mm

熱物性標準物質（熱拡散率）
CRMs for Thermophysical properties(Thermal Diﬀusivity)

5809-a

熱拡散率測定用
石英ガラス
Quartz Glass for
ThermalDiﬀusivity
Measurement

5810-a

熱拡散率測定用
窒化チタン薄膜
Titanium Nitride
Film for Thermal
Diﬀusivity
Measurement

代表温度における認証値 *・試料 2 の形状 Size of sample No.2
Certified value at representative
10 mm ɸ × 1.0 mm
temperature
・試料 3 の形状 Size of sample No.3
· at 300 K
10 mm ɸ × 1.5 mm
8.37 × 10-7 (m2 s-1)
・試料 4 の形状 Size of sample No.4
相対拡張不確かさ
10 mm ɸ × 2.0 mm
Relative expanded uncertainty
・各 1 枚入り each disk packaged
5.2 %・使用温度範囲· at 800 K
Operating temperature range
6.95 × 10-7 (m2 s-1)
300 K - 800 K
相対拡張不確かさ
Relative expanded uncertainty ・使用雰囲気 Operating atmosphere
室温以上で使用する際は、真空または
5.2 %
非酸化性雰囲気（例えば Ar 中）
Use this CRM in vacuum or inert gas
flow (Ar, etc.) above room temperature.
・試料の形状 Size of sample
10 mm × 10 mm × 0.525 mm· at 22.5 °C ± 0.5 °C-62 -1
石英ガラス基板上に窒化チタンを成膜
3.43 × 10 (m s )したもの
相対拡張不確かさ
The Titanium nitride film was deposited
Relative expanded uncertainty
on a synthesized quartz glass
substrate.
7.9 %・1 枚入り one wafer packaged

CRM 5807-a、5809-a は 23 ℃ ± 10 ℃で相対湿度 50 % 以下で保管して下さい。
CRMs 5807-a and 5809-a should be stored at a temperature of 23 °C ± 10 °C as well as relative humidity of 50 % orless.
CRM 5810-a は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な場所に保管して下さい。
CRM 5810-a should be stored in a clean environment at a temperature between 5 °C and 35 °C* 使用温度範囲内の複数の温度に対して認証値が記載されています。（P.47 参照）
The several certified values are indicated for multiple temperatures within the operating range. (see P. 47)

48

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜熱拡散率
＜熱伝導率
CRM
No.

Thermal Diﬀusivity ＞
Thermal Conductivity ＞

物質名
Description

認証値
Certified Value
・熱拡散率
Thermal Diﬀusivity

5808-bat 22.5 °C ± 0.5 °C
3.28 × 10-5 (m2 s-1)
相対拡張不確かさ
Relative expanded uncertainty
6.2 %熱拡散率測定用
モリブデン薄膜（400 nm）
Molybdenum Filmfor Thermal
・熱伝導率
Diﬀusivity
Thermal Conductivity
Measurement (400at 22.5 °C ± 0.5 °C
nm)

物質に関する情報
Description of the Material
仕様 Specification

・試料の形状 Size of sample
円形の薄片ウェハ
wefer
38.1 mm ɸ × 0.525 mm
・1 枚入り one wafer packaged

82.1 (W m-1 K-1)
相対拡張不確かさ
Relative expanded uncertainty
7.6 %CRM 5808-b は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な場所に保管して下さい。
CRM 5808-b should be stored in a clean environment at a temperature between 5 °C and 35 °C＜熱伝導率 Thermal Conductivity ＞
RM #
No.

物質名
Description

参考値
Indicative Value

物質に関する情報
Description of the Material
仕様 Specification

1401-a

代表温度における参考値 *Indicative value at representative
・試料 2 の形状
temperature *Size of sample No.2
·
at
300
K
10 mm ɸ × 2.0 mm
熱伝導率標準物質
126 W m-1 K-1（等方性黒鉛）・各 1 個入り each piece packaged
Thermal
相対拡張不確かさ
・使用温度範囲
Conductivity
Relative expanded uncertainty
Operating temperature range
Reference
9.8 %300 K - 900 K
Material
・使用雰囲気Operatingatmosphere
·
at
900
K
(Isotropic-1-1
真空または非酸化性雰囲気
Graphite)
70.6 W m K
vacuum or non-oxidizing atmosphere
相対拡張不確かさ
熱伝導率は熱拡散率、比熱容量および室温
Relativ expanded uncertainty
での密度より算出
Thermal conductivity is calculated from
7.7 %thermal diﬀusivity, specific heat capacity ateach temperature and density at room
temperature.

RM1401-a は、23 ℃ ± 5 ℃で相対湿度 50 % 以下での保管を推奨します。
RM 1401-a is reccomended to be stored at a temperature of 23 °C ± 5 °C as well as relative humidity below 50 %.
* 使用温度範囲内の複数の温度に対して参考値が記載されています。（P. 47 参照）
The several Indicative values are indicated for multiple temperatures within the operating temperature range. (see P. 47)#

NMIJ RM は NMIJ 標準物質です。NMIJ 認証標準物質（NMIJ CRM）ではありません。
NMIJ RM is a reference material, but not a certified reference material.

49

熱物性標準物質（熱拡散率・熱伝導率）
CRMs for Thermophysical properties(Thermal Diffusivity, Thermal Conductivity)

・試料 1 の形状
Size of sample No.1
10 mm ɸ × 1.0 mm

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

＜比熱容量
CRM
No.

5806-aSpecific Heat Capacity ＞

物質名
Description

認証値 Certified Value
比熱容量 Specific Heat Capacity( J K-1 g-1)

物質に関する情報
Description of the Material
仕様 Specification

有機標準物質（純物質）
Organic CRMs (High Purity Materials)

・試料の形状比熱容量測定用 代表温度における認証値 *Size of sample
単結晶シリコン Certified value at representative（低温用）
temperature *5 mm ɸ × 1.0 mm
Single Crystal of
・1 枚入り· at 50 K,
Silicon for Specific
one disk packaged
0.0786 ± 0.0032
Heat Capacity
・使用温度範囲
Measurements· at 350 K
Operating temperature range(at Cryogenic
Temperature)
50 K - 350 K
0.7568 ± 0.0081

CRM 5806-a は、デシケータ内での保管を推奨します。
CRM 5806-a is recommended to be stored in a desiccator.
* 使用温度範囲内の複数の温度に対して認証値が記載されています。（P. 47 参照）
The several certified values are indicated for multiple temperatures within the operating range. (see P. 47)

有機標準物質（再掲）
Organic CRM (reprint)＜純物質（熱分析用） High Purity Material (for Thermal Analysis) ＞
CRM
No

物質名
Description

認証値
Certified Value

物質に関する情報
Description of
the Material

熱物性標準物質（比熱容量）
CRMs for Thermophysical properties(Specific Heat Capacity)・固相間相転移温度
Solid-solid phase transition
temperature
186.18 ± 0.06 (K)5401-a

シクロヘキサン（熱分析用標準物質）
Cyclohexane
for Thermal Analysis

・融点
Melting point
279.86 ± 0.07 (K)・固相間相転移エンタルピー
Solid-solid phase transition
enthalpy

液体 Liquid
1.5 mL80.2 ± 1.2 (J/g)
・融解エンタルピー
Fusion enthalpy
31.9 ± 1.0 (J/g)
CRM 5401-a は、5 ℃～ 35 ℃の清浄な暗所に保管して下さい。
CRM 5401-a should be stored in a clean and dark environment at a temperature between 5 °C and 35 °C.
詳細は、NMIJ ホームページ https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/refmate/ をご覧下さい。
For more information, please visit our web site. https://unit.aist.go.jp/nmij/english/refmate/

50

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

認証書見本

Sample of Certificate

出荷日：20xx.xx.xx

5121ｂ02-240315-240315

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

計量標準総合センター 標準物質認証書
認証標準物質NMIJ CRM 5121-b02
No. +++
電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液（1 mol kg−1））
Electrolytic Conductivity Standard Solution– Aqueous Solution of Potassium Chloride (1 mol kg−1)

本標準物質は、ISO 17034 及び ISO/IEC 17025 の要求事項に適合したマネジメントシステムに基づいて生産された
電気伝導率標準液であり、溶液の電気伝導率の校正に用いることができる。
【認証値】
本標準物質の認証値は以下の通りである。認証値の不確かさは、合成標準不確かさと包含係数 k = 2 から決定された拡張不確かさであり、約 95 %の信頼の水準をもつと推定される区間の半分の幅を表す。

特性
電気伝導率（25 °C）

認証値
S m−1
10.867

拡張不確かさS m−1
0.060【認証値の決定方法】
本標準物質の認証値は、ガラス製電気伝導率測定セルの幾何形状（長さと断面積）及び 25.000 °C ± 0.014 °C(k = 2)
においてセル内に充填された溶液のインピーダンスの測定によって求めた。
【計量計測トレーサビリティ】
本標準物質の認証値は、NMIJの長さの国家標準にトレーサブルに校正された座標測定機を用いて校正されたガラ
ス製電気伝導率測定セルの幾何形状（長さ及び断面積）及びJCSS校正されたLCRメータによるインピーダンスの測定によって求めた。したがって本標準物質の認証値は国際単位系（SI）にトレーサブルである。
【国際相互承認】
本認証標準物質の認証値はメートル条約下の国際相互承認取決め（CIPM MRA）に基づいて国際的な同等性が認められている。本標準物質に関係する NMIJ の校正測定能力（CMC）は国際度量衡局（BIPM）の基幹比較デー
タベース（KCDB）（https://www.bipm.org/kcdb/）に登録されている。
【有効期間】
本標準物質が下記の【保存に関する注意事項】の条件で保存された場合、本認証書は出荷日から
6 ヶ月間有効で
NMIJ CRM の認証書には主に以下の情報が記載されています。
ある。ただし、2028 年 1 月 30 日を限度とする。
・CRM の用途
・認証値
・認証値の決定方法
・計量計測トレーサビリティ ・参考値（該当する場合）
・国際相互承認（該当する場合）【物質に関する情報】
・有効期間
・物質に関する情報
・均質性−1
・保存に関する注意事項 1 mol・kg
使用に関する注意事項
・取り扱いにおける注意事項の塩化カリウムの水溶液である。常温では、無色透明の液体であり、本標準物質は、質量モル濃度約・製造等
・
参考情報（該当する場合）
・
約 250 mL がガラス容器に入れられて、プラスチック袋に密封されている。改訂履歴（該当する場合）

51【保存に関する注意事項】
本標準物質は、ガラス容器をプラスチック袋の中に密封した状態で、15 ℃から30 ℃の範囲の温度で清浄な場所に保存すること。

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

Date of Shipment: Xxxxx xx, 20xx

5121ｂ02-240315-240315

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

National Metrology Institute of Japan
Reference Material Certificate
NMIJ CRM 5121-b02
No. +++
Electrolytic Conductivity Standard Solution−Aqueous Solution of Potassium Chloride (1 mol kg−1)
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with the NMIJ’s management system and is in compliancewith ISO 17034 and ISO/IEC 17025. This CRM is intended for use in the calibration of electrolytic conductivity.
Certified Value
The certified value of this CRM is given in the table below. The uncertainty of the certified value is the expanded uncertainty
obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor (k) of 2, and it is the half-width of an interval
estimated to have a level of confidence of approximately 95 %.
Property
Electrolytic Conductivity (25 °C)

Certified value
S m−1
10.867

Expanded uncertainty
S m−1
0.060

Analysis
The certified value of this CRM was determined from measurements of the geometry (length and cross-sectional area) of theglass cell for electrolytic conductivity and the impedance of the solution at 25.000 °C ± 0.014 °C (k = 2).
Metrological Traceability
The certified value of this CRM was determined on absolute basis; the geometry (length and cross-sectional area) of the glass
cell for electrolytic conductivity was calibrated with a coordinate measuring machine calibrated as traceable value to NMIJ'snational standard of length, and a LCR meter for impedance measurements was calibrated on Japan Calibration Service System(JCSS). Therefore, the certified value is traceable to the SI.
Mutual Recognition Arrangement under Metre Convention
The certified value of this CRM is recognized for international equivalence based on the Mutual Recognition Arrangement
under the Metre Convention (CIPM MRA). The calibration measurement capability (CMC) of NMIJ related to this CRM isregistered in the Key Comparison Database (KCDB) (see https://www.bipm.org/kcdb/) of the International Bureau of Weights
and Measures (BIPM).
Expiration of Certification
This certificate is valid for 6 months from the date of shipment or until January 30, 2028, whichever comes earlier, provided
that this CRM remains unopened and is stored in accordance with the instructions given in this certificate.

· The certiﬁcates of NMIJ CRMs include the information on following properties.

Descriptionof theofMaterial· Application
the CRM					· Certified Value(s)		
· Analysis						·MetrologicalThis
CRM is aqueous solution of potassium chloride (1 mol kg−1). This CRM
is in the formTraceability			of a colorless and transparent liquid·
Indicative
Value(s)(Ifapplicable)			
at ordinary temperature, and approximately 250 mL is kept in a glass bottle sealed in a plastic bag.
· Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA) (If applicable)· Expiration of Certification				· Description of the Material
Instructions for Storage· Homogeneity						· Instructions for Storage			This
CRM shouldfor
be Use					kept in the glass bottle sealed in a plastic bag.· This
CRM should
be stored in(Ifaapplicable)
clean place at a
· Instructions
Precautionsfor Handling· Preparation						· Revision history (If applicable)

52

1/2

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

索引

Index

CRM 番号

ページ

CRM / RM Number
CRM 番号ページ

1001-a~1005-a

12

4040 				

235701-b 		

161006-a~1010-a

124051-d 		435702-a 		161017-a 		124055-a 		235703-a 		161018-a 		124056-a 		235711-a 		181019-a 		

124057-a 		235712-a 		181020-a 		124058-a 		235713-a 		181101-a (Form 1)

474064 				445714-a 		171101-a (Form 2)

474065 				445715-a 		171102-a (Form 1)

47

4066 				

445721-a 		161401-a 		47, 494067 				445722-a 		

163009-a 		194068 				

445801-a 		46, 473011-a 		194074-a 		235802-a 		46, 473012-a 		194076-a 		245803-a (Shape 1)

46, 473013-a 		194213-a 		265803-a (Shape 2)

46, 473402 				

434220-a 		265805-a 		46, 473403 				454222-e 		265806-a 		47, 503404 				434228-b 		

265807-a 		47, 483406-f 			

434229-a 		265808-b 		

493407-c 		

434407-a 		455809-a 		47, 483408 				

454601-c 		

255810-a 		

48

3409-a 		454602-a 		256001-a 		273409-b 		454603-a 		25, 266002-a 		273409-c 		45

5010-a 		33

6003-a 		273410 				

435011-a 		33

6004-a 		273681-a 		215012-a 		33

6005-a 		27

4001-b 		235121-b 		

206006-a 		274003-b 		225122-b 		

206007-a 		274005-a 		225123-b 		

11, 206008-a 		27

4006-a 		225134-a 		20

6011-a 		28

4011-a 		225203-a 		136012-a 		284012-a 		225205-a 		136013-a 		284013-a 		225206-a 		136014-a 		284014-a 		225207-a 		146015-a 		28

4021-a 		225401-a 		25, 506016-a 		28

4030-a 		225601-a 		156017-b 		28

11, 20, 235602-a 		156018-a 		284038-a 		225606-a 		156019-a 		284039-a 		

225607-a 		15

6020-a 		284036-b

CRM 番号ページ

53

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

CRM 番号

ページ

CRM 番号

6021-a 		286403-a6022-b 		

286023-a 		

CRM 番号

ページ

11, 31, 32

7521-a 		40

6901-c 		31

7531-a 		39

28

7202-c 		

347533-a 		386024-b 		287203-a 		38

7601-a 		366025-a 		28

7204-a 		

347602-a 		366026-a 		287303-a 		

347603-a 		36

6027-a 		

287402-a 		37

7901-a 		376202-a 		

297405-b 		

377906-a 		35

6204-b 		

297406-a 		39

8108-b 		

416205-b 		

297407-a 		35

8110-b 		

416206-b 		

407408-a 		35

8112-a 		416207-b 		

36, 407503-b 		

388115-a 		416208-a 		32

7504-a 		408152-b 		

42, 446210-a 		30

7505-a 		398155-a 		41

6211-a 		

30

7511-a 		398156-a 		426212-a 		30

7512-a 		398158-a 		

146402-c 		31

7520-a 		40

8302-a 		34

アルファベット

Alphabet

ammonium ion 		19

amyloid β 		

30

A

ページ

absorbed nitrogen17

aqueous particle dispersion 		

ABS Resin 		

41

			16

acetamiprid 		35

aqueous solution

acrylonitrile 		23

Ag 				AIST-MAB 		

B
B 			

34, 38, 39

Ba 				

34, 3920

base 				

19arginine 		28

benzo[a]pyrene

2634

argon 			

45benzyl butyl phthalate

4232

arsenate 		

38

BET 				17arsenic acid 		

37

biodiesel 		34

Al2O3 				46arsenic compound37, 38bis(2-ethylhexyl) adipate 		Al2O3-TiC 		

48

arsenic-dope 		

13

			42

alanine 		28

arsenite 		38bis(2-ethylhexyl) phthalate 		

AlAs 				13arsenobetaine 		

37

			42

albumin 		

29

arsenosugar 		37bisphenol A 		aldosterone 		31

artificial urine 		35

3,5-bis(triﬂuoromethyl)benzoic

alloy 				

12

As 		

alumina ceramic

46

As-dope 		13amino acid sequence32

aspartic acid 		28- tetraﬂuorobenzene 		ammonium chloride

19

averaged diameter

16

			25

Al 			

54

13, 34, 38, 39

13, 34, 37, 38, 39

Acid 		

2225

1,4-bis(trimethylsilyl) - 2,3,5,6

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025
biuret method 		29

decabrominated diphenyl ether 		BN delta-Layer

13

			41

bragg angle 		18

degree of polymerization 		brown rice flour

38, 39butane 		44

delta-layer 		

13butylmethylether

23

deoxyribonucleic acid

29

			33

diarrhetic shellfish toxin 		

C

			40

Ca 			

34, 37, 38, 39

cadmium 		

39

calcium 		

19

calcium carbonate

19

carbon 		47

carbon black 		

17

carbon dioxide 		43

carbon monoxide43carbon tetrachloride

22

CB 				

35Cd 		34, 37, 38, 39, 40, 41

ceramic 		

48

chloride ion 		19

chlorinated paraffin24

chlorine 		24

chloroalkane 		24cholesterol 		

27

Co 				

34, 39cod fish 		37

combusion supporting gas 					43
copper 		46, 47

cortisol 		31

C-peptide 		

31

Cr 		

12, 34, 37, 38, 41

creatinine 		27

crystallite size 		

18

Cu 			

34, 37, 38, 39

dibromochloromethane 11, 23
dibutyl phthalate

42

1,4-dichlorobenzene

22

1,1-dichloroethylene

22dichloromethane22

1,2-dichloropropane

22

dicyclohexyl phthalate

42

diethyl phthalate

42

diheptyl phthalate

42

dihexyl phthalate42

3β, 4α-dihydroxy-5α-androstan17-one 		30

diisobutyl phthalate

42

dimethylarsinic acid38

dimethyl phthalate

42

Dinitrogen Oxide

45

dinophysistoxin-1

36, 40dioctyl phthalate

42

1,4-dioxane 		23

dipentyl phthalate

42

dipropyl phthalate

42

dissolved Silica

36

DNA 				29dot-array 		

14

DTX1 			36, 40Eelectrolytic conductivity 20

25, 50enthalpy 		

25, 50cystine 		2817β-estradiol 		27

ethane 		44

ethanol 		

23

ethylbenzene 		22

deamidated C-peptide 31

40

FF 				

25

fatty acid 		

18

Fe 		

12, 34, 37, 38, 39

Fe-Cr alloy 		

12

Fe-Ni alloy 		

12

fenitrothion 		40

flammable gas 		43, 44fthalide 		40

fuel 				

34fused silica 		

15

fusion enthalpy

25, 50GGa 				

13

GaAs 			13GaAs/AlAs 		

13

glass-like carbon

47

glutamic acid 		28

glycine 		

28graphite 		

49

H
H 				

25, 26heavy metal 		38, 41

Hexane 		45

Hg 			

34, 37, 41

Hijiki 				

37histidine 		28

homologue 		24

human serum 				11, 29, 31, 32, 35

cyclohexane 		D

etofenprox 		hydrocortisone 		27

4-hydroxy-clomifene

30

IInternational System of Units 					5isobutane 		

44

55

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025
isobutyl group 		18

molybdenum 		

49

Pb 		

ISO Guide 30 		

4, 5

monoclonal antibody

32

PCB 				35ISO/IEC 17025

4, 5

monodisperse 		16

pentane 		44

isoleucine 		

28

MTBE 			23peptide 		

31

isopentane 		44

isoprothiolane 		40

Isotopic 		

21

isotopic ratio 		21

isotropic graphite

49

ISO/TS 16195 		

18

K
K 			

34, 37, 38, 39

Llake sediment 		

34

latex 				

16lead 				

21leucine 		28

Li 				

39

light scattering 		

16, 33liquefied gas 		43, 44

LNG 				43lysine monohydrochloride 		
			

28

M
MAB 				32mass-average molar mass 					33
mass-average molecular mass 					33

perﬂuoroalkyl substance 		

N

			41

N2O 				Na 			

34, 37, 38, 39

neonicotinoid 		
Ni 		

45
35

12, 34, 37, 38, 39

nickel alloy 		

12

Ni-Fe alloy 		

12

NIST 			29nitrate ion 		36

nitrite ion 		36

nitrogen17, 27, 43, 45

nitrogen specific volume
adsorbed
NMR 			

1725, 26

nuclear magnetic resonance 					25
number average diameter 					16number-average molecular mass
			33
nutrient 		

36

O
okadaic acid 		40

organic contaminant35

ortho-positronium lifetime 					15

25, 50oxygen 		methane 		43, 45methanol 		34

Pmethionine 		28

P 				

34, 39methylmercury 		

37

palm oil 		34

particle mass 		

16

particle size 		

16

milk 				34, 37, 38, 39
39Mn 			

34, 37, 38, 39

Mo 			

34, 38, 39

56

perﬂuorooctanesulfonic acid 					41
perﬂuorooctanoic acid23

pesticide 		35, 40phase transition enthalpy 					25, 50
phase transition temperature 					25, 50
phenylalanine 		28

phosphate ion 		36

phthalate ester 		

42, 44

polybrominated diphenyl ether 					41
polycarbonate 		15

polychlorinated biphenyl 					35
poly(ethylene glycol)33

poly(ethylene glycol) nonylphenyl
ether 		polystyrene

33
14, 16, 33, 41

polyvinyl chloride

42, 44

positron annihilation lifetime 		

melting point 		

Mg 			

21, 34, 38, 39, 41

43, 45

			15
positron defect measurement 		
			15
positron hole-size

15

positron lifetime

15

potassium chloride

11, 20potassium hydrogen phthalate 		particle size distribution 		
			16

			25, 26potassium
perﬂuorooctanesulfonate 					26
progesterone 		27

proline 			28

protein 		

29

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025
PVC Resin 		

42, 44pyroglutamylated C-peptide 					31

Qquartz glass 		

48

Rradius of gyration

33

Raman 		14Rb 			

34, 38, 39

ribonucleic acid29

river water 		

34

RNA 				29

SS 				

34

Sb 				

34, 38scallop edible part40

scallop midgut gland

40

Se 			

34, 37, 38

seawater 		

34, 36seaweed 		

37

serine 			28

short-chain chlorinated paraffin 					24Si 				

13

SI 				

4, 5, 6silica 				

36silica glass 		

46

silicon 		15, 46, 47, 50

single crystal of silicon 46, 50
single-crystal silicon

15, 47

Sn 				

34

solid-solid phase transition 					25, 50
soybean 		

39

specific surface area

17, 18specific volume17

squid 			

39Sr 			SRM 927d 		29

stainless steel 		12, 15static light scattering

33

W
water 		26, 34, 38

steroid hormone

11, 31, 32

water suspension

16

styrene 		

23

white rice flour 		

38

sulfur dioxide 		

43

super lattice 		13

X

surface area 		18

surface modification18

surface modified

18

xylene 			22

Z
zinc 				

TZn 			

tap water 		

38

tea leaf 		39

testosterone 		27, 31

thiacloprid 		

35

thiamethoxam 		35

threonine 		

28

tissue 			37

titanium (IV) oxide18titanium nitride 		48

toluene 		

22

toxic gas 		

43

toxicology test 		18

trace element

1934, 37, 38, 39

34, 37, 38, 39

trichloroacetic acid23

tris (hydroxymethyl)aminomethane

19

tungsten 		

14

tyrosine 		

28

U
unpolished rice40

urea 				

27uric acid 		27

urine 				

35VValine 			2834, 38, 39

57

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

あいうえお順あJapanese Alphabetical Order

エトフェンプロックス 40

け亜鉛

塩化アンモニウム

19

19

アクリロニトリル

塩化カリウム11, 20

23

19

玄米

亜酸化窒素

塩化物イオン

45

塩基

19

塩素

24

こ

アジピン酸ジ (2- エチルヘキシ

結晶子径

18
38, 39, 40

ル)

42

亜硝酸イオン

塩素化パラフィン

24

合金

36

12

アスパラギン酸

エンタルピー25, 50黒鉛

2849

アセタミプリド

国際単位系

35

4

亜ひ酸

個数平均径

38

16

アミノ酸配列固相間相転移32

25, 50アミロイド β

湖底質

30

34

アラニン

コルチゾール

28

31

アルギニン

コレステロール

28

27

アルゴン

45

アルセノベタイン

37

アルドステロン

31

アルブミン

29

アンモニウムイオン

19

い
イカ

39

イソブタン

44

イソブチル基18

イソプロチオラン40

イソペンタン44

イソロイシン

28

一酸化炭素

43

え

オカダ酸

36

ABS 樹脂41

液化ガス

43, 44

液化天然ガス43

17β – エストラジオール
27
エタノール

23

エタン

44

エチルベンゼン22

40

オルトポジトロニウム寿命
15か
カーボンブラック17

海水34, 36

回転半径

33

貝毒

さ
酸化チタン

18

酸素

43, 45

40

残留農薬

40

核磁気共鳴

25

数平均分子量

33

し

河川水

34

C - ペプチド

31

カドミウム

39, 40

四塩化炭素

22

可燃性

44

1,4- ジオキサン

23

可燃性ガス

43, 44シクロヘキサン25, 50ガラス状炭素47

1,1- ジクロロエチレン 22

カルシウム

19

1,2- ジクロロプロパン 22
1,4- ジクロロベンゼン 22

き
キシレン

栄養塩

58

お

22

く
空孔

15

空孔欠陥

15

グリシン

28

グルタミン酸28

クレアチニン

27

クロム

12

ジクロロメタン

22

シスチン

28

質量平均分子量33

質量平均モル質量

33

支燃性ガス

43

ジノフィシストキシン -1
36, 403β,4α- ジヒドロキシ -5α- アンドロスタン -17- オン
30
ジブロモクロロメタン 11, 23
脂肪酸

18

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025
ジメチルアルシン酸

38

重金属

41

重合度

33

臭素系難燃剤

41

硝酸イオン

36

シリカ

36

シリコン

15, 46, 47, 50

人工尿

35

す
水道水

38

水溶液

20

スチレン

23

ステロイドホルモン11, 31, 32
ステンレス鋼12, 15

せ
静的光散乱

33

石英ガラス

15, 46, 48

セラミック

46, 48セリン

28

そ
相転移エンタルピー

25, 50

相転移温度

25, 50

た
大豆

39

脱アミド体

31

タラ魚肉

37

タングステン14

単結晶シリコン 15, 46, 47, 50
短鎖塩素化パラフィン 24
炭酸カルシウム

19

炭素

47

タンパク質

29

単分散

16

ち

に

チアクロプリド

35

二酸化硫黄

43

チアメトキサム

35

二酸化炭素

43

チタン

18, 48ニッケル合金

12

窒化チタン

48

尿

35

尿酸

27
27

窒素

17, 27, 43, 45

窒素吸着量

17

尿素

茶葉

39

超格子

13

ね

チロシン

28

て
デオキシリボ核酸

29

デカブロモジフェニルエーテル
41
テストステロン27, 31鉄

12鉄 - クロム合金

12

鉄 - ニッケル合金

12

デルタ BN 多層膜

13

電気伝導率

20

と
銅

46, 47

同位体

21

同位体比

21

同族体

24

等方性黒鉛

49

ドープ

13

毒性ガス

43

ドットアレイ14

トリクロロ酢酸

23

トリス（ヒドロキシメチル）アミ
ノメタン

19

トルエン

22

トレオニン

28

な
鉛

21

難燃剤

41

ネオニコチノイド

35

燃料

34

の
農薬

35, 40ノニルフェノールエトキシレート
33

は
パーム油

34

バイオディーゼル

34

白米

38

バリン

28

ひ
ビウレット法29

光散乱16, 33ひ酸

37, 38

ひじき

37

ヒスチジン

28

3,5- ビス（トリフルオロメチル）
安息香酸

25

1,4- ビス（トリメチルシリル )-2,3,5,6- テトラフルオロベンゼン
25
ビスフェノール A

22

ひ素

37, 38

ひ素化合物

37, 38

ひ素糖

37

ヒト血清

11, 29, 31, 32, 35

59

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025
4- ヒドロキシクロミフェン

プロゲステロン

27

30

プロリン

28

ヒドロコルチゾン

27

分散水溶液

16

比表面積

17, 18

表面処理

18

表面無処理

18

微量元素

34, 37, 38, 39

ピログルタミル体

31

へ
平均粒径

16

ヘキサン

45

ペプチド

31

ペルフルオロアルキル 41

ふペルフルオロオクタン酸

フェニトロチオン

40

フェニルアラニン

28

フサライド

40

フタル酸エステル

42, 4423
ペルフルオロオクタンスルホン酸
41
ペルフルオロオクタンスルホン酸

42

フタル酸ジ (2- エチルヘキシル )42
フタル酸ジ (n- オクチル )42
フタル酸ジ (n- ヘプチル )42
フタル酸ジシクロヘキシル
42
フタル酸ジ (n- ブチル )フタル酸ジ (n- ヘキシル )42
フタル酸ジ (n- ペンチル )42
フタル酸ジメチル42

フタル酸水素カリウム 25, 26
フタル酸ベンジルブチル
42
ブタン

44

tert- ブチルカテコール 23
tert- ブチルメチルエーテル
23
ブラッグ角

60

18

モリブデン

49

ゆ
融解エンタルピー

25, 50有害金属

34, 38有害性試験

18

有機汚染物質35

融点25, 50

よ

26

陽電子寿命

15

ベンゾ [a] ピレン

26

ペンタン

44

ら

カリウム

ほ
ホタテガイ可食部

40

ホタテガイ中腸腺40

ポリエチレングリコール
33
ポリエチレングリコール

42
42

32

36

ノニルフェニルエーテル

フタル酸ジ (n- プロピル )モノクローナル抗体

溶存シリカ

フタル酸ジイソブチル 42
フタル酸ジエチルも33
ポリ塩化ビニル

42, 44ポリカーボネート

15

ポリクロロビフェニル 35
ポリスチレン14, 16, 33, 41

み水26, 34, 38

水懸濁液

16

ミルク

39

め
メタノール

34

メタン

43, 45

メチオニン

28

メチル水銀

37

ラテックス

16

ラマン分光

14

り
リシン一塩酸塩

28

リボ核酸

29

粒径

16

粒径分布

16

粒子質量

16

りん酸イオン

36

ろ
ロイシン

28

NMIJ CRM Catalog 2024 - 2025

本カタログに記載されている内容は、予告なく変更になる場合があります。
The contents in this catalog are subject to change without any announcement

標準物質の技術的なお問い合わせ、ご意見は下記にお願いします。
If you have any inquiries, please contact the following address.

国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター
計量標準普及センター 標準物質認証管理室
nmij-crm-info-ml@aist.go.jp〒 305-8563 茨城県つくば市梅園１－１－１

つくば中央 3 群https://unit.aist.go.jp/nmij

Reference Materials Office
Center for Quality Management of Metrology
National Metrology Institute of Japan (NMIJ)National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Tsukuba Central 3, 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8563, Japan
https://unit.aist.go.jp/nmij/english/

国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ / AIST）
NMIJ 認証標準物質カタログ（2024 年 － 2025 年）
NMIJ CRM Catalog 2024-2025
September 1, 2024

61