SPECIFICATION SHEET
溶存酸素計変換器（4線式）

OBM−162A型

堅牢なアルミダイカスト製の4線式（ACフリー電源）現場設置型溶存酸素計変換器です。
2回路（水温を含め）の伝送出力DC 4〜20mAと，2点調節（上下限警報 a接点）出力を装備しています。
組合せ検出器（電極）はポーラログラフ方式の溶存酸素電極です。詳細は，別冊の溶存酸素計検出器スペック
シートをご参照ください。

特長○ 伝送出力範囲の変更○ 校正履歴測定範囲0〜50mg/Lにおいて，0.01mg/L単位，校正時の年月日，時刻，電流値，温度等を10回まで自1.00mg/L幅以上で任意設定できます。

動的に保存するので，校正履歴を確認することができ○ 校正時，電極良否の自動判定ます。

正常な校正ができない場合，ゼロ・スロープ異常または応答不良などのメッセージを表示します。
○ 温度測定表示と出力［オプション］○ 洗浄器制御用AC 100V出力

水ジェット洗浄器やパルスエアジェット洗浄器を組合

試料水の温度を測定表示すると共に，伝送出力DC 4〜20mAを出力します。

せる場合に必要です。
○ RS−232C出力○ 測定値補正

RS−232C出力に専用の通信ケーブルを接続すると，測定値を運転管理上の濃度値に補正できます。

コンピューターへデーターを転送できます。

○ 前面の防水型シートキーで簡単操作○ 隔膜破れ検知機能

扉を開けずに，前面 10個の防水型シートキーで全ての専用電極および専用リード線を使用することで，隔膜操作を行うことができます。

破損時に電極異常信号を出力します。

○ 測定モードへの自動復帰

保守モードのまま 2 時間を経過すると，測定モードへ自動復帰させることができます。

構成図
変換器
OBM−162A型

検出器

電極リード線

ELW−32型（5m または 10m）

＜現場＞

＜計器室＞

DCS
記録計
調節計など

伝送出力
DC 4〜20mA

調節（警報）接点（2点）出力
OC型

洗浄器
洗浄器電源
JOC/POC型など

ブザー
警報装置などON-OFF
計装電源

AC 100〜240V

標準仕様製品
名：溶存酸素計変換器
型
名：OBM−162A型
測 定 方 式：隔膜ポーラログラフ方式
測 定 範 囲：DO …0.00〜50.00mg/L（分解能0.01mg/L）
温度 …−10.0〜100.0℃（分解能0.1℃）
SAT…0.0〜200.0％（分解能0.1％） 伝送出力なし
O2 …0.0〜30.0％（分解能0.1％） （表示のみ）
伝送出力範囲：DO …0.00〜50.00mg/L（0.01mg/L単位で，測定範囲の上限側を1.00〜50.00mg/Lの範囲で任意設定可能）
温度 …1℃単位で10℃幅以上（−5〜100℃の範囲で任意設定可能）
性
能：直 線 性…±1％FS以内
ただし0〜2mg/Lレンジ以内は±0.05mg/L以内（等価入力による）
繰返し性…±0.8％FS以内
ただし0〜2mg/Lレンジ以内は±0.04mg/L以内（等価入力による）
温 度 補 償：0〜45℃調節（警報）機能：接点数……2 点 a接点
接点容量…AC 250V 3A または
DC 30V 3A以下（抵抗負荷）
調節感度…任意設定可能（2点），伝送出力範囲の5％以内で設定可
保守中信号出力：保守モード時閉接点を出力（a接点）
接点容量…AC 250V 3A または
DC 30V 3A以下（抵抗負荷）

機器間結線図電 極 異 常：電極異常（温度素子異常，隔膜破れ※4）時閉
信 号 出 力 接点を出力（c接点）
電極異常または：電源断時，閉接点信号を出力
電源断信号出力 接点容量…AC 250V 3A以下 またはDC 30V 3A（抵抗負荷）
洗浄中入力端子：閉接点入力中，伝送出力をホールド，無電圧
接点
表
示
器：液晶デジタル
校 正 方 法：ゼロ ；1電気ゼロ
2ゼロ液
スパン；大気または大気飽和水
伝 送 出 力：絶縁型…DC 4〜20mA，負荷抵抗 650Ω以下
溶存酸素と液温度（2回路コモン共通）
周 囲 温・湿 度：−20〜55℃，95％RH以下
電源：AC 90〜264V 50/60Hz
消 費 電 力：約10 VA
構造：IP65相当
取 付 方 法：50Aパイプ取り付け（オプション；壁・ラック取り付け）材
質：本体…アルミダイカスト
窓 …ポリエステル樹脂
塗装
色：メタリックシルバー，マンセルN1.5
配線
口：ケーブルグランド6ヶ所（外径φ6〜φ12ケーブル用）
ケーブルグランドを取り外し，電線管接続可（G 1／2×6）
質量：約 2 kg

変換器

電極リード線
12345＊
＊
E

P（K）
N（A）
A1
TC
B1S

DO伝送出力＋70−71

受信計
温度伝送出力＋72−73101190（隔膜破れ 検知仕様の場合）
91
1 P（K）
2 N（A）（4〜5カ所） E
3 A1TC
4 B1
6 S
80
7（オプション）
検出器
81
E30
31
32
33
34
35
C 36
NO 37
NC 38受信計
洗浄中入力
洗浄付き検出器（タイマー内蔵）
電源入力
開閉器

AC電源

アース
洗浄器用電源出力
洗浄付き検出器調節（警報）接点1 出力調節（警報）接点2 出力

電磁弁など

保守中信号出力
電源断信号，電極異常信号（いずれか選択）
計器室などへ外形寸法図単位：mm● 壁 または ラック取り付け

225
181
164

225
181
164
82

139
95
フード
（オプション）

135
10● ポール取り付け

95
フード（オプション）

（20）

表示部

180

180
280
300

表示部

操作
パネル

ケーブル配線口

50Aパイプ

ケーブル配線口4−φ5.8104（10）

(35)

（35）

操作
パネル

アース端子
アース端子

製品コード
OBM162A−0−AB
C
Y
A
Y01A
B
C
DEF
G0101A
B01

特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：ZA
B
012012A
B

DO値・伝送出力（DC 4〜20mA）範囲0.00〜 5.00mg/L
0.00〜10.00mg/L
0.00〜20.00mg/L
その他指定＊1＊1. DO測定範囲は，0.00〜50.00mg/Lです。
水温・伝送出力（DC 4〜20mA）範囲
0.01mg/L単位の1.00mg/L幅以上で指定し0〜50℃
その他指定＊2てください。
デジタル（RS−232C）出力＊2. 水温測定範囲は−5〜100℃です。1℃単位なし（標準）の10℃幅以上で指定してください。
あり＊3. 電極により出力特性が異なるため，7分類の組合せ電極＊3組合せ電極型名を正しく指定してください。
7533L，ELD−024=7699L型（一般・下水処理用）＊4. 本計器はフリー電源仕様ですが，組み合わ7536L，ELD−023=7695L型（し尿処理用）
せる洗浄器（JOC/POC等）の制御用出力電7540L型（し尿処理用，隔膜破れ検知付き）
圧はAC100V限定です。
7546L型（フロート式検出器用）
発酵用ポーラログラフ式（765□L, 766□L, 767□L）
したがって「あり」の場合は，本計器への発酵用ガルバニ式 （OE−9160/9250/9320/9PM1）
供給電源はAC 100V限定になるので，注意発酵用ポーラログラフ式（ELD−011/012/013/015/029）
してください。
接点出力供給電源がAC 100V以上の場合には，ステ
電源断信号出力（標準）ップダウントランスZP−30型が別途必要に電極異常（温度素子異常，隔膜破れ）信号出力なります。
洗浄器制御用 AC 100V出力＊4＊5. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，なし
平均膜厚30μｍ以上，光沢度G40です。
あり（JOC−711C型/POC−7D型等との組合せ）
表面仕上げ（塗装）＊5
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗
標準塗装
り，ポリウレタン樹脂上塗り，平均膜厚
重防食塗装
100μｍ以上，光沢度G80です。
＊6アレスター内蔵＊6. 電源ラインと伝送ラインにセラミックサーなしジアレスター（簡易型）を取り付けます。
あり＊7.
配線口は6箇所でφ6〜φ12ケーブルグラン取付金具ド付きですが，このケーブルグランドを取50Aパイプ取り付け用り外すと電線管用ねじG 1／2です。
壁・ラック取り付け用
電源・伝送・信号ケーブル配線口＊7
NPT 1／2の要求には，SUS304製アダプター
φ6〜φ12用ケーブルグランド（標準）が6個付属されますので，ケーブルグラン
ケーブルグランドを取り外すと電線管用ねじ G1／2
ドを取り外して必要数を配線口に取り付けNPT1／2（アダプター 6個付属）てください。なお，コンジット配管をしなフード（日除け）い配線口のケーブルグランドは，付けたまなしまで栓（穴ふさぎ）として使用します。
あり（50Aパイプ取り付け）（ コードNo.7049930K）あり（壁取り付け）（ コードNo.69304500）
表記の形態
和文（標準）
英文指定

コネクター（D-sub 9ピン，めす）RS−232Cコネクター通信用端子台

オプション● RS−232C通信機能

RS−232C出力が「あり」の場
合は端子部にRS−232C通信

端子番号 信号記号
信号名称
方向
1RD（RXD） 受信データー 入力
2SD（SXD） 送信データー 出力
3SG
信号用接地 −端子が増設され，デジタル測定値データーをパソコンへ取り込むことが出来ます。

RD（RXD）
SD（TXD）
SG

123456789

パソコン側

組合せ検出器RS−232C通信用端子

123

RD（RXD）
SD（TXD）
SG

製品側（注）通信ケーブルの長さは，10m以内となります。
＊パソコン側の次のコネクターは，短絡してあります。
・ 4−6 ピン・ 7−8 ピン専用通信ケーブルの構成

代表的な組合せ検出器の型名・概略仕様・形状は下表の通りです。設置・測定条件に応じて，選定してください。
組み込むDO電極は，7533L型（一般・下水処理用），または7536L型（し尿処理用）です。専用リード線はELW−32型です。
オプションの隔膜破れ検知仕様に組み込むDO電極は，7540L型（し尿処理用）です。この場合の専用リード線はELW−067型です。仕様詳細につきましては，別冊の溶存酸素計検出器のスペックシートをご覧ください。
パルスエアジェット 水ジェット洗浄付き 水ジェット洗浄付き
洗浄付き浸漬型検出器 落し込み式検出器
浸漬型検出器型
名POC−7DJOC−950C
JOC−711C
構造
屋外防雨型
水ジェットまたは水ジェットまたは自動洗浄方式
なし
なし
パルスエアジェット
エアジェットエアジェット
接液部材質
PVC
PVC /SUS304
PVC /SUS316
PVC /SUS316
PVC / SUS316
試料水温度
0〜45℃
圧力
大気圧
流速
電極部が10cm/s以上
検 出 器 長 さ ホルダ長さ：0.5〜3.5m 保護管長さ：2〜6m ホルダ長さ：1〜3m 保護管長さ：2〜6m ホルダ長さ：0.5〜3m
質量約1kg（長さ1m）
約17kg（長さ5m）
約4kg（長さ1m）
約20kg（長さ5m）
約7kg（長さ1m）
洗浄水またはプラントエアー
工水またはプラントエアー 工水またはプラントエアー
なし
なし
洗浄空気供給0.2〜0.5MPa
0.2〜0.5MPa
0.2〜0.5MPa
電源不要
不要
AC 100V 50/60Hz
AC 100V 50/60Hz
AC 100V 50/60Hz
製

形品

名浸漬型
DO電極ホルダー
OC−711

落し込み式
DO検出器
OC−950状＜斜め取付け例＞