メーターリレー取扱い説明書●製品の外観1．適用型式MK-120 シリーズの取扱いに適用します。

2．名称及び機能説明①零位調整器
電流を通じない状態で計器指針が零を示さない時は、このネジを左又は右に回して零位置に合わせます。
②計器指針③Ｌ側設定指針（下限）―緑色
Ｌ側の設定ツマミを回すことにより目盛上の任意の位置に設定出来ます。計器指針がこの設定指針と合致した時、Ｌ側のリレーが作動します。
④Ｈ側設定指針（上限）―赤色
Ｈ側の設定ツマミを回すことにより目盛上の任意の位置に設定出来ます。

計器指針がこの設定指針と合致した時、Ｈ側のリレーが作動します⑤Ｌ設定ツマミ⑥Ｈ設定ツマミ⑦電源端子
メーターリレー作動用の電源を接続します。
AC、100V 使用時 85～115V
AC、200V 使用時 170～230V⑧Ｈ側リレー接点端子
内臓リレーの接点出力がとり出せます。
(2)が共通、(1)が a 接点、(3)が b 接点で（2)-(1)が「断」、(2)-(3)が「接」となります。

⑨メーター入力端子ｲ)交流電圧、電流の場合、極性はありません。
ﾛ)熱電対、直流電圧、電流の場合は±の極性を間違えないように接続して下さい。
ﾊ)150 型の測温抵抗体接続の場合は、(A.M),(B),(B.M),の端子に接続します。100、及び120 型の測温抵抗体の場合も。同様に接続します。
⑩L 側リレー接点端子
内臓リレーの接点出力がとり出せます。
(2)が共通、(1)が a 接点、(3)が b 接点で(2)-(1)が「断」、(2)-(3)が「接」となります。
⑪計器取付ボルト3．取付方法
①取付パネルの加工を行ないます。（図―1 参照）②取付パネルの材質はメーターリレーに貼ってある銀シールに表示されているものを使用します。
③本体附属のスプリングワシャー及びナットにより取付パネルに固定します。
この場合必要以上にナットを締め付けない事。

4．端子接続（図―1 参照）①電源
AC、85～115V 又は 170～230V 間に電源を接続します。
②入力（1）電気量の測定,制御＋,－又は AM＋,BM－,に入力信号を接直流,電圧,有極性続します。この場合極性に注意する。
電流＋,－又は AM＋,BM－,に入力信号を接交流電圧無極性続します
変流器を併用します。＋,－又は AM＋,BM交流電圧
無極性－を変流器の 2 次側に接続します。
（2）温度の測定,制御

熱電対

有極性

白金測温抵抗体

有極性＋又は AM＋に赤、－又は BM－に白リード線を接続します。
＋又は AM＋に赤、－又は BM－に白リード線を接続します。
B に黒リード線を接続します。

③出力（図―1、図―2 参照）
図－1 及び図－2 により必要な端子に接続します※零センターメーターのＬ出力は逆になります。（図―２零センター参照）オープンコレクター出力も製作可能

5． 測定及び操作① 零位置の調整、確認零位置は静かに回して下さい。

② 設定指針位置の調整、確認ツマミを回して設定指針を必要な目盛りに合わせます。
設定指針は目盛りの最大値又は零以下になるとそれ以上動かなくなります。
この場合、これ以上ツマミを回さないで下さい。

以上で測定及び制御できる状態にありますが、4 項以後の項目について再点検をして下さい。

●オプションＴ（タイマー）
リレー接点のコモンをｔ秒間導通させません。
タイマーのスタートはメーターリレーの電源に同期します。

Ｓ（タイマー）電流計用
メーター指針をｔ秒間停止させます。
(注)ＳＭＫは電流計のみの仕様となります。
タイマースタートはメーターリレーの電源に同期。

Ａ（内臓アンプ）
標準の内部抵抗が低い場合、内部にバッファーアンプを組み込んでハイインピーダンスにしたモデル（100kΩ以上）
Ｒ(実効値応答）ＲＭＳ/ＤＣ交換アンプを内部実装したモデル。
付属品がない場合 0～100KHz までの周波数に応答可能。波形の歪んだインバーターの電流測定に適しています。
Ｂ（リレー部分離型）
奥行のない場所に取付けられるタイプです。
ケーブルは標準で 30ｃｍです。
Ｄ（ＣＴ付）
ダイレクトにＡＣ1～30Ａまで入力できます。

●アクセサリー（結線図）●ＣＴトランス（ＤＭＫ，ＲＤＭＫ）付の結線
１次ＣＴトランスからの接続の場合＿Ａ/5Ａもしくは 1Ａ

ＡＭ+、ＢＭ-はノンコン
タクトなので中継端子として利用できます。

●標準仕様

●注文要項

定格値 (計器の最大入力値)
目盛板に表す最大目盛値をご記入下さい。

レック株式会社〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 3-26-23
TEL.03-3655-0541
FAX.03-3655-0546

INSTRUCTION MANUAL OF METER RELAY MODEL MK-120●Product Appearance

1．SummaryMeter relay model MK-120 is a contactless meter-relay of photoelectric method using LED as the light source.
It indicates and control which can be used of various control units.

2．Structure and Function
2.1 Front and back structure of panel①Zero position adjuster:In no- current condition, if the meter pointerdoes not indicate the zero position, turn thisscrew clockwise or counterclockwise to get it.
②Meter pointer:③L side setting pointer (Lower limit) - Green
By turning this knob on the L side, any desired
position can be set. When the meter pointer iscoincided with this setting pointer, the relay at Lside is activated.
④H side setting pointer (Upper limit) - Red
By turning this knob on the H side, any desired
position can be set. When the meter pointer iscoincided with this setting pointer, the relay at Hside is activated.

⑤L side setting knob:⑥H side setting knob:⑦Power supply terminal:
It connects the power supply for the meter
relay operation.
Between the terminal ofAC100V use
85－115V
AC200V use
170－230V⑧H side relay contact terminal:
The contact output of the inside relay canbe taken out. (2) is common, (1) is acontact, (3) is b contact, (2)-(1) isdisconnected, and (2)-(3)is connected.
⑨Meter Input terminal:
1) AC voltage and current have no polarity.

2) For thermocouples, DC voltage, andcurrent, connects them with the correct
polarity.
3) When connecting a 150 type RTD, connect
to the (A.M), (B), and (B.M) terminals.
Connect the 100 and 120 type RTDs in
the same way.
⑩L side relay contact terminal:
The contact output of the inside relay canbe taken out. (2) is common, (1) is acontact, (3) is b contact,(2)- (1) isdisconnected, and(2)-(3) is connected.
⑪Meter Installing bolt:

3．Installing①Machining the mounting panel. (Fig. 1reference)②Material of the installation panel use one which is displayed at on the silversticker attached to the meter relay.
③Fix to the mounting panel with the spring washers and nuts included withthe main unit.
Don’t fasten up a nut more than necessary in this case.

4．The terminal connection（Figure1 reference）①Power supply
It connects a power supply with the interval ofAC,85－115V or 170－230V.
②Input(1) Measurement and control of electric quantity.
DC,Connect the input signal to ＋, － or AM＋,
voltage,
Polar
BM－.
Current
Please pay attention to the polarity.
Connect the input signal to ＋, － or AM＋,
AC voltage Non-PolarBM－.
It is used together with current transformer.
Connect ＋ , － or AM ＋ , BM － to theAlternating
Non-Polar
secondary side of the current transformer.
Current(Notes) The contact composition is the same for power supply"connection" and "disconnection" when the meter pointer is below
the set value.

(2) Measurement of temperature, control.
Thermo couple

Polar

Connect the red lead to ＋ or AM＋, and the white lead to － or BM－.

Platinum resistanceConnect the red lead to ＋ or AM＋, and the white lead to － or BM－.
Polar
temperature detector
Connect the black lead to B.
③Output(Figure -1, Figure -2 reference.)
Connect to the necessary terminals according to Figure -1and Figure -2 reference.
*L output of the zero-center meter is reversed. (refer to Figure -2 zero-center) Open collector output also can manufatturable.

5．Measurement and Operation① Adjustment, Confirmation of the zero position.
Turn a zero position gently.

② Adjustment, Confirmation of setting guideline position.
It turns a control and it adjusts a setting guideline to necessary graduation.
Setting guideline gets not to move any more when it becomes below above maximum or zero of the graduation.
In this case, Don’t turn a control any more.

Be condition which can be measured above and be controlled but re-check about item after clause 4.

●Option
T（Timer）
The electrical connection of the common ofa relay contact is not carried out for t
seconds.
Start timer is synchronized to the power ofmeter relay.

Ｓ（Timer）Ammeter
Stop the meter pointer for t seconds.
(Notes) SMK is the specification only inammeter.
Start timer is synchronized to the power ofmeter relay.

Ａ(Built in amplifier)If the internal resistance of the standard islow, a buffer amplifier is built inside to make ithigh impedance.（100kΩ or more）

Ｒ(RMS response)
Model that implement the RMS / DC amplifier
exchange. If there is no accessory theresponse to the frequency of up to 0-100kHz.
It is suitable for current measurement of
inverter distorted the waveform.
Cable is 30cm in the standard.
Ｂ（Relay part separate type）
Type to be attached the product in a place thatis not depth. Cable is 30cm in standard.
Ｄ(ｗｉｔｈ CT)
AC1～30A can be input directly.

●Accessory●CT Trance(DMK,RDMK)connection withFor connection from primary CT trans former＿A/5A or 1A

Since AM+ and BMare
non-contact,
they can be used
as relay terminals.

●Specification●Ordering information

Rated value(Maximum input value of instrument)
Please enter the maximum scale value to be displayed on the scale plate.
3-26-23 Shinkoiwa, Katsushika-ku
124-0024 Tokyo, JapanTEL No.03-3655-0541
FAX No.03-3655-0546