燃焼排ガス分析計

HT-1300Z

15O2CO高濃度

0 〜 20.9 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol％0 〜 3000ppm

NO2 SO2℃hPa

0 〜 500ppm

0 〜 650℃±100hPa

H2補償付

0 〜 4000ppm

CONO

低濃度
0 〜 300ppm

NOセンサを選択して最大４項目まで計測できる多分析計
お客様の仕様に合わせて、最大 4 項目までのセンサを搭載可能となっており、様々な用途での排ガス計測が可能です。

超軽量・コンパクト
約 700g の超軽量となっており、サイズも 80×210×60ｍｍとコンパクトで持ち運びが楽な使いやすいハンディタイプの設計です。

圧力計測
オプションの圧力センサユニットを搭載することで、ドラフト圧力及び差圧の計測が可能となります。

見やすいディスプレイ
バックライト付で 4 項目 / 8 項目の切替表示ができます。

大きな操作ボタン
手袋をしていても押しやすい、ユーザーフレンドリーな設計です。

CO パージポンプを標準搭載
CO濃度が上昇した場合に、計測を継続させながら COセンサ保護を行うパージポンプを内蔵しています。
※HT-1300Z typeA・typeB・typeD のみ

豊富なオプション
様々な場面に合わせてカスタマイズができます。

センサ搭載例

低濃度
CO 高濃度CO NO NO NO2 SO2O2

H2補償付

0 〜 20.9 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol%0 〜 3000ppm

0 〜 300ppm

0 〜 500ppm

0 〜 4000ppm

HT-1840

HT-1841

HT-1842

HT-1843

HT-1844

HT-1845

HT-1846

typeS

typeA

typeB

typeC

typeD

typeE

O2

O2

O2

O2

O2

O2CO

CO

CO

高濃度

CO
H2補償付

NONO

低濃度

サンプリングプローブ

NONO2サンプリング
プローブ

サンプリングプローブ

ＣＯ
パージポンプＣＯ
パージポンプNO2SO2サンプリング
プローブ

サンプリングプローブ

H2補償付

サンプリング
プローブ

H2補償付

H2補償付

NOCO

ＣＯパージポンプ

定価 198,000円（税抜） 定価 298,000円（税抜） 定価 298,000円（税抜） 定価 286,000円（税抜） 定価 438,000円（税抜） 定価 476,000円（税抜）

HT-1300Z

・本体
・サンプリングプローブ
・AC アダプタ・ストラップ・ソフトケース・スターフィルター
・試験成績書・取扱説明書燃焼排ガス分析計

HT-1300Z
オプション

赤外線プリンタ
HT-1610

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

プリンタ用ロール紙
HT-1636

５ロール入り周囲温度センサ
HT-2305

0 〜 100℃
気体温度用

ABS樹脂ケース
HT-2315

外形寸法
500×420×125mm
2.3kg

パソコン用計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

Bluetoothモジュール
HT-1833

本体内蔵

計測ソフト用CO パージポンプ
HT-2321

本体内蔵

COセンサ保護

圧力センサユニット
HT-2303

本体内蔵

圧力、差圧、ドラフト計測ドラフトプローブ
HT-1050
プローブハンドル
HT-7201SS
HT-7202SS

L=180mm φ5mm
ホース長 3000mm

サンプリングホース長2700mm

プローブチューブ
HT-7231

L=180ｍｍ φ5mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

仕様

計測項目

センサ

＊1
CO（H2 補償付）
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

高濃度 CO
一酸化炭素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

低濃度 NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO2
二酸化窒素濃度分解能
応答時間
計測範囲精度SO2
二酸化硫黄濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

O2
酸素濃度

圧力

排ガス温度

周囲温度

分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 20.9vol%±0.2vol％
0.1vol％20 秒以内0 〜 2000ppm（最大許容範囲 10000ppm）＊2±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm）
計測値の ±10％（2001 〜 10000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 2000ppm） 60 秒以内（2001〜 10000ppm）
0.00 〜 4.00vol%（最大許容範囲 10.00vol%）＊2±0.02vol% または計測値の ±5%（0.00 〜 2.00vol%）計測値の ±10%（2.01 〜 10.00vol%）0.01vol%
60 秒以内（0.00 〜 2.00vol%） 100 秒以内（2.01〜10.00vol%）0 〜 1000ppm（最大許容範囲 3000ppm）＊2±5ppm または計測値の ±5％（0 〜 1000ppm）
計測値の ±10％（1001 〜 3000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 1000ppm） 60 秒以内（1001〜 3000ppm）
0 〜 300ppm±2ppm（0.0 〜 39.9ppm）
計測値の ±5％（40.0 〜 300ppm）
0.1ppm（0.0 〜 99.9ppm）1ppm（100 〜 300ppm）
40 秒以内0 〜 200ppm（最大許容範囲 ５00ppm）±10ppm（0 〜 200ppm）
計測値の ±10％（201 〜 500ppm）＊3
1ppm（0.1ppm）
60 秒以内（0 〜 200ppm） 100 秒以内（201 〜 500ppm）
0 〜 2000ppm（最大許容範囲 4000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm）＊2
計測値の ±10％（2001 〜 4000ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 2000ppm） 100 秒以内（2001〜 4000ppm）±100ｈPa
F.S.±2％0.01ｈPa
0 〜 650℃ 0 〜 1100℃（プローブチューブによる）計測値＝0 〜 100℃：±2℃
計測値＝100℃〜：計測値の ±2％
0.1℃（0 〜 999.9℃）、1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃±2℃
0.1℃

ガルバニ電池定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
K 熱電対
K 熱電対
ピエゾ抵抗型半導体センサ

O2
CO（H2 補償付）
CO（高濃度 CO）
NONO（低濃度 NO）
NO2
SO2
排ガス温度
周囲温度
圧力

本体
作動時：+0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋50℃
ドットマトリックス 8 行⇔4 行 表示切換方式（W×H×D）80×210×60 mm
約 680g
AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA）
内蔵ニッケル水素充電電池（最大で連続約 12 時間作動）

許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

標準装備
本体に内蔵

付属品
部品名
サンプリングプローブ

ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）、
CO パージポンプ＊5、データロガ（100 データまで保存可能）、赤外線プリンタ用インターフェース
AC アダプタ、サンプリングプローブ、ストラップ、ソフトケース、スターフィルター
部品コード 仕様、その他
HT-1011
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
ホース長 2700ｍｍ（一体型）
HT-1012＊6 L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
ホース長 2700ｍｍ（一体型）

オプション
プローブハンドル
プローブチューブ
（排ガス温度センサ付き）

周囲温度センサ
温度用プローブ

K 熱電対

演算項目＊4
CO2NOxO2 換算値
燃焼空気比
排ガス損失
燃焼効率
露点
mg/m3

0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
0 〜演算値（NO2 センサ非搭載の場合）
0 〜演算値（O2 は設定可能）
1.00 〜 9.99
0 〜 99.9%
0 〜 100%
0 〜 100℃

燃料
13A、6C、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ペレット＊その他の燃料については、お問い合わせください。

CO パージポンプ
圧力センサユニット
ドラフトプローブ
ABS樹脂ケース
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・USB 変換ケーブル付）
計測ソフト（ソフトウェアのみ）
Bluetooth モジュール＊7
赤外線プリンタ
プリンタ用ロール紙

HT-7201SS サンプリングホース長 2700ｍm
HT-7202SS＊6 サンプリングホース長 2700ｍm
HT-7230
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7231
L=180ｍｍ φ5mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7235
L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7232
L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7233
L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
HT-2305
0 〜 100℃
φ３×130L、0 〜 950℃、気体 / 液体温度
HT-1251a
φ1.5×130L、０〜 950℃、気体 / 液体温度
HT-1252a
φ３×130L、０〜400℃、気体 / 液体 / 食品用、先尖型
HT-1253a
HT-1254a
130L、０〜400℃、表面/亀裂/気体 /液体温度、パドル型
φ４×130L、0 〜 650℃、表面 / 気体 / 液体温度
HT-1255aHT-1256a
０〜 450℃、表面温度、磁石付
HT-1257a
０〜 180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
HT-2321COセンサ保護HT-2303
圧力、差圧、ドラフト計測
HT-1050
L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
HT-2315
寸法：500mm×420mm×125mm 重量：2.3kg
HT-2084
Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）
HT-2074
HT-1833
HT-1610
HT-1636

Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）
計測ソフト用
ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付き
5 ロール＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：低濃度 NO センサを搭載の場合のみ、0.0ppm 〜 99.9ppm の計測範囲で分解能が 0.1ppm となります。
＊4：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算によって算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊5：type S、CO センサ非搭載モデルには搭載されません。
＊6：高濃度 CO/NO2/SO2 計測用です。
＊7：計測ソフト HT-2074 が必要となります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

外形図
燃焼排ガス分析計

HT-1300Z
本体
60

外形図
80

本体
60
F1210

F2F3F1▲

▲

▲

OK80

ESC▲

▲

ESC

F2F3F1周囲温度センサ接続口
F1

排ガス温度センサ接続口

▲

▲
▲

▲

OKESC

ESC

▲

AC アダプタ接続口
210

Gas Draft-

P＋圧力計測口（差圧計測時は正圧口）オプション）（ドラフト圧力計測口（差圧計測時は負圧口）オプション）（排ガス入口周囲温度センサ接続口
AC アダプタ接続口

サンプリングプローブ 排ガス温度センサ接続口

KL

P＋φd

Gas Draft-

排ガス吸引口圧力計測口（差圧計測時は正圧口）オプション）（
排ガス温度センサ内蔵 ドラフト圧力計測口（差圧計測時は負圧口）オプション）（プローブ用コーン
排ガス入口
φ7～22

サンプリングプローブ

K
L

φd

排ガス温度用補償導線

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

スターフィルター

ドレンポット

プローブ用コーン
φ7～22

サンプリングホース

排ガス温度用補償導線
品名
サンプリングプローブ

型式HT-1011
HT-1012*L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
0 〜 300 370
2700
0 〜 650
60 〜 300 370
2700
0 〜 650
6＊HT-1012 は、高濃度 CO、NO2、SO2 計測用です。

スターフィルター

ドレンポット

品名
サンプリングプローブ

型式HT-1011
HT-1012*

サンプリングホース

L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
0 〜 300 370
2700
0 〜 650
60 〜 300 370
2700
0 〜 650
6＊HT-1012 は、高濃度 CO、NO2、SO2 計測用です。

https://ureruzo.com
https://satosokuteiki.com