USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

TTR500シリーズ NEW

1人1台のVNAを！
妥協なき性能のVNAが、驚きの価格で3年保証

TTR503A型

3GHz・2ポート
USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

TTR506A型

6GHz・2ポート
USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

1.59kg206.4mm
44.5mm

小型・軽量設計

285.8mm100kHz〜 >3GHz/6GHz 122dB
周波数帯域

高いダイナミック・レンジ

http://jp.tek.com/vna/ttr500

バイアス・ティー内蔵
アクティブ・デバイス測定

USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
TTR500シリーズ●

小 型・軽量設計（幅：206mm、奥行：286mm、高さ：45mm 質量：1.6kg）

1
 22dBの高ダイナミック・レンジ
0 .008dBrmsの低トレース・ノイズ● バイアス・ティー内蔵（アクティブ・デバイス測定に）● VectorVu-PCソフトウェア● 3 年無償保証期間●●

ポート1VectorVu-PCソフトウェア
日 本語表示をサポート● W indows7/8/10（64ビット）に対応● オ フライン解析● 既 存VNAの操作性を継承●

スミス・チャート表示例

ポート2機能仕様

掃引タイプ

リニア、対数測定パラメータ

S11、S21、S12、S22、絶対値

表示形式

振幅（リニア／対数）
位相群遅延スミス・チャート／極座標
SWR
実数／虚数トレース

最高16トレース− マーカ：9+1リファレンス− アベレージ− オートスケール− リミット・ライン

トリガ機能

内部、外部、マニュアル、SCPIコマンド

CAL

応答、拡張応答
1ポートSOL
2ポートSOL

メインメニュー
（日本語表示例）

VSWR測定例

インサーション・ロス測定例

アクティブ・デバイス測定に対応
バイアス・ティーを内蔵していない構成
DCブロックなど4コンポーネントが必要に増幅器、アクティブ・アンテナなど幅広いコンポーネント測定に！

• 標準でバイアス・ティー内蔵• 測定構成が容易にバイアス・ティー内蔵の構成
抵抗のみの容易な構成に豊富なアクセサリ●●専 用キャリング・ケース、ラックマウント・キット
多 様な校正キットを用意− N、3.5mm、TNC、7/16コネクタ用キット− 校正手順Wizardで容易に実施可能

校正作業Wizard画面例

トリガ入力USB 2.0

VectorVu-PCソフトウェア動作条件（PC仕様）

バイアス・ティー入力（ポート2）

バイアス・ティー入力（ポート1）CPUIntel Core i3以上

メモリ

8GB以上

OS

Windows 7以上（64ビット）

インタフェース

USB2.0

最適なアプリケーション◆ 設備予算を抑えRF製品の開発／検証を実現 I oT製品のRF関連コンポーネント開発／検証
R F製品／コンポーネントの新規開発設備予算を低減したい● 使
 用中のVNAを置き替え、または追加導入したいが、予算が足りない●●

お勧めポイント 低価格：レンタル、中古品の検討より、新規導入を

●
●
●

コ
 ンパクト設計：可搬性に優れており、オンサイト測定に有効価
 格性能比：高ダイナミックレンジ125dB（200MHz～3GHz）◆ 多品種少量生産品の評価●●

各 種RFコンポーネントの評価に柔軟に対応したい
受 動部品及びアクティブ・デバイスの評価も必要

お勧めポイント 低価格：複数台導入で、高効率化を実現
 機能：アクティブ・デバイスの測定に対応（バイアス・ティー内蔵） 信頼性：標準3年間保証、修理時代替え保証のオプションも用意●●●◆ 教育／実習用途
 I oT時代に対応したRFエンジニア育成に実 習カリキュラムに十分な台数を揃えたい●●

お勧めポイント 低価格：実習用に十分な台数を導入可能
 コンパクト設計：多目的で使用可能（研究室／実習／フィールドなど）
 操作性：既存VNAを継承した簡単な操作性、さらに日本語表示可能
 機能：各自のPCでオフライン解析が可能（Free VectorVu-PC SW)

●
●
●
●

おすすめRF関連製品
スペクトラム・アナライザ

RF信号ジェネレータ

RSA306B型

TSG4100Aシリーズ
 ハ
 ーフ・ラック幅のコンパクト設計

周波数カウンタ

FCA/MCA3000シリーズ●

 U
 SB接続リアルタイム・スペアナ●●

 6.2GHz周波数レンジ●D C～最高6GHz信号出力●

ト レンド・プロット表示

 ベクトル・シグナル解析対応●

ベ クトル信号対応可能●

変 調解析ソフトウェアTVA3000●

 汎
 用から高性能まで豊富な製品群●

TTR503A型、TTR506A型基本性能
TTR503A

TTR506A

100kHz～3GHz

100kHz～6GHz

仕様
周波数範囲

2ポート

ポート数

125dB（200MHz～3GHz）
122dB（3GHz～6GHz）

125dB（200MHz～3GHz）

ダイナミック・レンジ

0.008dBrms（300kHz～200MHz未満）、0.006dBrms（200MHz以上）

トレース・ノイズ
信号出力−50dBm～＋7dBm（0.25dBステップ）

掃引タイプ

リニア、対数
標準内蔵（2ポート分）

バイアス・ティーPC

別途必要（USB2.0、8Gメモリ、64bit版 Windows7/8/8.1/10）

質量1.6kg

寸法

幅：206mm、奥行：286mm、高さ：45mm
3年間

保証期間

付属品：USB2.0ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、VectorVu-PCソフトウェア（*本体に保存されています）

ご注文の際は下記型名をご使用ください。
TTR503A型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3GHz、2ポートUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ
TTR506A型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6GHz、2ポートUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ

サービス・オプション
Opt. C3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年標準校正（納品後2回実施）
Opt. C5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年標準校正（納品後4回実施）
Opt. D1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 英文試験成績書

推奨アクセサリ
TTR500TRANSIT型 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙キャリング・ケース
TTR500RACK型 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ラック・マウント・キット
CALSOLTNF型 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙キャリブレーション・キット（Nコネクタ、Female）

Opt. D3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年試験成績書＊1

CALSOLTNM型 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙キャリブレーション・キット（Nコネクタ、Male）

Opt. D5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年試験成績書＊1

Opt. G3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年ゴールド・サービス・プラン

CALSOLT35F型 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙キャリブレーション・キット（35mmコネクタ、Female）

Opt. G5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年ゴールド・サービス・プラン

CALSOLT35M型 ∙ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙キャリブレーション・キット（35mmコネクタ、Male）

Opt. R5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年保証期間へ延長

012-1765-00 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙位相安定ケーブル、60cm、N（m）-N（f）
012-1768-00 ∙ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙位相安定ケーブル、60cm、N（m）-N（m）＊1：Opt. D3はOpt. C3を同時ご発注ください。
Opt. D5はOpt. C5を同時ご発注ください。

012-1769-00 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙位相安定ケーブル、60cm、N（m）-SMA（f）
012-1772-00 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙位相安定ケーブル、60cm、N（m）-SMA（m）※キャリブレーション・キットは75Ω仕様、7/16コネクタ用およびメカニカル仕様のキットも用意しております。

jp.tek.com
テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
お客様コールセンター
ヨッ！良 いオ シ ロ

TEL: 0120-441-046

電話受付時間／9：00～12：00・13：00～18：00（土・日・祝・弊社休業日を除く）〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright © 2017, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2017年4月

70Z-61176-0