DigitalFlow™ GF868

Panametrics Ultraschall-Massendurchflussmesser
für Fackelgas mit erweitertem Leistungsbereich
Applikationen

Eigenschaften

Der Durchflussmesser GF868 ist ein komplettes UltraschallDurchflussmesssystem zum Messen von:• Misst Geschwindigkeit, Volumen- und Massestrom• Fackelgas–	Finden und vermeiden Sie Verluste durch Leckage mit
positiver Materialidentifizierung–	Weisen Sie den gesamten Materialdurchsatzes im Werk
nach–	Reduzieren Sie die Kosten durch exakte Regelung desDampfverbrauchs–	Sparen Sie Energie durch Eliminieren unnötiger
Abfackelungen– Halten Sie die Auflagen der Emissionsverordnung ein• Abgase• Neuer standardmäßiger Geschwindigkeitsbereich bis 100
m/s (328 ft/s) Standard• Erweiterter Geschwindigkeitsbereich bis 120 m/s (394 ft/s)*• Misst sofort die durchschnittliche Molmasse• Misst Kohlenwasserstoffgase• Minimaler Wartungsaufwand, da das Gerät keine
beweglichen Teile, kein druckverust und widerstandsfähig
gegen schmutzige sowie feuchte Bedingungen ist.
• Liefert genaue Durchflusswerte, unabhängig von derGaszusammensetzung.
• Misst sehr niedrige als auch sehr hohe Geschwindigkeiten• Felderprobte Installationsverfahren• Eingebaute Summiererfunktion• Eingebaute Spannungsversorgung für Druck- undTemperatur-Transmitter• Dynamischer Bereich 3940:1• Ein-oder Zweipfad Konfiguration* Die Strömungsgeschwindigkeitge-schwindigkeit kann in bestimmten
Installationen höher sein—wenden Sie sich an Panametrics

Fackelgasdurchflussflussmessgerät mit
Massebilanz
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät DigitalFlow GF868
verwendet die Correlation Transit-Time™ Technik, digitale
Signalverarbeitung sowie eine präzise Berechung desMolekulargewicht. Wenn Sie diesen Funktionen noch
die Vorteile einer Ultraschall-Durchflussmessung—wie hohe Zuverlässigkeit ohne routinemäßige
Wartungsanforderungen, hohe Genauigkeit, schnelle
Ansprechbarkeit, hoher Messbereich—hinzufügen, stellt derDurchflussmesser DigitalFlow GF868 die richtige Auswahl fürFackelgasanwendungen dar.

Correlation Transit-Time Technologie ist ideal
für die Durchflussmessung von Fackelgas
Das Correlation LaufzeitDifferenzverfahren hat ganz
entscheidende Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren
der Durchflussmessung von Fackelgasen und wird
verwendet, um verschiedene schwierige Probleme zu
lösen. Normalerweise ist Fackelgas eine Mischung vonverschiedenen Einzelkomponenten,die aus verschiedenen
Quellen einer Raffinerie stammen können. Die Durchflussrate
in Fackelsystemen kann ungleichmäßig oder sogar
bidirektional sein. Pulsierender Druck, sich ändernde
Gaszusammensetzung, Temperaturschwankungen, raue
Betriebsumgebungen und ein grosser Durchflussbereichkomplizieren die Messungen noch weiter. Das Modell GF868
ist für herausragende Leistung unter diesen Bedingungenkonzipiert.

Patentiertes Verfahren zur Messung desMolgewichts
Der DigitalFlow GF868 verwendet eine patentiertes Verfahren
zur Berechnung des durchschnittlichen Molgewichts vonKohlenwasserstoffgemischen. Dieser geschützte Algorithmus
erweitert den Bereich zur Messung des durchschnittlichen
Molgewichts, verbessert dabei die Genauigkeit undkompensiert dies für kohlenwasserstofffreie Gase besser als es
je zuvor. Genauere Massenströme und eine bessere Kenntnis
der Fackelgaszusammensetzung können die Effizienz desAnlagenbetriebs verbessern sowie eine korrekte Steuerung derDampfeinspritzung am Fackelkopfsicherstellen desweitereneine schnelle Störungssuche von Lecks im Fackelstrom, eine
Früherkennung von Problemen mit der Prozessregelung sowie
eine gute Ausgeglichenheit der Anlage ermöglichen.

keiner Weise. Die Ultraschall-Messköpfe aus Metall werden
in das Rohr eingeracht und senden Ultraschallsignale mit
und gegen die Ströumgsrichtung des Gases. Anhand derDifferenz zwischen den Laufzeiten mit und gegen die Stömung
benutzt der Computer im DigitalFlow GF868 erweiterte
Signalverarbeitung und Korrelationsdetektion, um dieGeschwindigkeit und den Volumen- und Massenstrom zu
bestimmen. Druck-und Temperatureingänge ermöglichen
die Berechnung des Normvolumenstroms. Für erhöhte
Genauigkeit verwenden Sie die Zweikanalversion und messen
mit zwei Messpfaden in einer Rohrleitung. Die Zweikanalige
Ausführung kann außerdem den Durchfluss in zwei
unabhängigen Rohrleitungen, oder an zwei verschiedenen
Stellen an derselben Rohrleitung messen.

Stromabwärts
Messkopf
Stromaufwärts
Messkopf

Temperatur
Transmitter
Digital-A
nalog undAlarmausgänge

Vorverstärker

Typische Messanordnung für eine gewöhnliche KohlenwasserstoffVolumen- oder Massestrom

Einfache Installation
Die komplette Durchflussmessung besteht aus einem
Paar Messköpfe für jeden Kanal, Vorverstärkern und einer
Elektronik. Die Messköpfe können als Teil eines kompletten
Messrohres oder direkt durch Aufschweissen von Rohrstutzen
in die Rohrleitung installiert werden. Die max. Kabellänge
zwischen Elektronik DigitalFlow und Messköpfen kann bis zu
300 m betragen.

Beste Technologie für Fackelgas
Die Ultraschall-Durchflussmessung ist die ideale Technologie
für Fackelgasanwendungen. Sie findet unabhängig vonden Gaseigenschaften statt und stört den Durchfluss inDiagonal 45

90–45 Diagonal

Midradius Bias 90

DruckTransmitter

90-180 Diagonal

Konfigurationen zur Standardmontage des Messkopfes

Rohrbühne

Ein Messgerät, ein grosser Bereichan StrömungsbedingungenHoher Durchfluss
Der Durchflussmesser DigitalFlow GF868 erzielt einen
neuen dynamischen Bereich zwischen 3280 und 1 undeinen erweiterten Bereich zwischen 3940 und 1. Er misst
Geschwindigkeiten von 0,03 bis 100 m/s (0,1 bis 328 ft/s)
standardmäßig in beide Richtungen, während die Version
mit dem erweiterten Messbereich Geschwindigkeiten bis 120
m/s (394 ft/s) in eine Richtung misst, in gleichmäßiger oderschnell wechselnder Strömung, in Rohrleitungen zwischen
76 mm und 3 m (2 in bis 120 in) Durchmesser. Mit diesem
Messbereich erfasst ein DigitalFlow GF868 Durchflussmesser
alle Anforderungen an ein modernes Messsytem, die ineiner Fackelleitung On- oder Offshore auftreten können.
Der Geschwindigkeitsbereich bis 100 m/s ist in StandardMessgeräten ohne Einbüßung der Genauigkeit möglich.

Wenden Sie sich an GE, um eine Kopie des Berichts zu erhalten
Ultraschall-Durchflussmesser für die genaue Messung vonFackelgas in einem großen Geschwindigkeitsbereich.

Niedriger Durchfluss
Für den Grundlastbetrieb liegt der Volumenstrom in Fackeln
oft im Bereich zwischen 0,03 und 0,3 m/s (0,1 bis 1 f/s),
und der Durchflussmesser für Fackelgas verbessert die
Genauigkeit in diesem Bereich, misst aber weiterhin bei
hoher Geschwindigkeit bei Entlastungen oder Störungenin der Anlage. Zusätzliche Messpfade, längere Pfade,unkonventionelle Konfigurationen und die Lage der
Pfade werden verwendet, um genaue Messungen bei
niedrigem Durchfluss zu erzielen. Eine Kombination von zwei
Installationstypen mit einem Zweikanal-Messgerät ermöglicht
die Messung des niedrigen Durchflusses mit der Diagonal 45
Konfiguration, und des hohen Durchflusses mit der Bias 90
Konfiguration. Der Diagonal 45 Weg ist länger und misst die
niedrige Geschwindigkeit mit hoher Genauigkeit, während derBias 90 die mittleren und hohen Durchflussraten misst.

Flow
direction

Ein Rohr mit einem Satz Rohrstutzen für Bias 90 oben und einem Satz fürMidradius Diagonal 45 unten

Identifizieren Sie Leckagequellen, reduzierten
Sie den Dampfverbrauch und verbessern Sie die
Massenbilanz der Anlage
Leckagen und übermäßige Dampfabgabe sind zwei
Hauptursachen für den Verluste in der Produktion und hoher
Energieverlust. Die umgehende Reduzierung dieser beiden
Faktoren verbessert die allgemeine betriebliche Effizienz
in Raffinerien und Chemiewerken. Die Installation desDigitalFlow GF868 macht sich normalerweise innerhalb voneinigen Monaten bezahlt. Mit dem DigitalFlow GF868 können
Sie mehrere Millionen Euro durch Senkung der Verluste
einsparen.
Sobald der DigitalFlow GF868 die Schallgeschwindigkeit
bestimmt hat, benutzt der integrierte Computer die
Druck- und Temperatureingänge zusammen mit der
Schallgeschwindigkeit, um das durchschnittliche Molgewicht
sowie den Massenstrom des Gases zu bestimmen. Anhand
dieser Parameter werden die Ursachen für Leckagen in
dem Fackelsystem identifiziert. Eine Erkennung selbst eines
niedrigen Anstiegs der Durchflussrate in das Fackelsystemkann auf eine Ursache, wie beispielsweise ein teilweise
geöffnetes Abblaseventil, hinweisen. Eine Änderung desdurchschnittlichen Molgewicht des Fackelgases kannverwendet werden, um die Quelle des Lecks zu orten. Eineschnelle Identifizierung und Eliminierung der Ursachen einer
Leckage im Fackelsystem spart möglicherweise beträchtliche
Mengen an Energie sowie Produktionsausfall.
Der Massenstrom kann verwendet werden, um eine
Berechnung der Massenbilanz durchzuführen und die
Dampfinjektion in die Fackelkopf zu regeln. Wenn die genaue
Gasmenge und die durchschnittliche Molmasse bekanntsind, kann die Abgabe der richtigen Dampfmenge, füreine saubere Verbrennung am Fackelkopf, genau geregelt
werden. Der Dampfverbrauch kann reduziert werden,
während die Emissionsminderungsvorschriften eingehalten
werden.

Entwickelt für Fackelgasumgebungen
Der Durchflussmesser DigitalFlow GF868 hat keine
beweglichen Teile, die verstopfen oder verschleißen
können. Die patentierten Ultraschallmessköpfe
bestehen aus Titan oder anderen Metallen, die derkorrosiven Umgebung standhalten, die normalerweise in
Fackelgasanwendungen zu finden sind.Die Messaufnehmer
sind für die Verwendung in Ex-Bereichen konzipiert. Dankdes großen Messbereichs können Durchflüsse zwischen
0,03 und 120 m/s (0,1 bis 394 ft/s) gemessen werden.
Im Gegensatz zu thermischen Durchflussmessern ist
das Ultraschall-Laufzeit-Differenzverfahren nicht vom
Wärmeübertragungskoeffizienten des Fackelgases
abhängig und muss nicht regelmäßig gewartet werden.
Dank dieser und anderer Funktionen ist der DigitalFlow
GF868 Durchflussmesser einzigartig unter FackelgasDurchflussmessern.

GF868 - Technische Daten
Betrieb und Leistung
Flüssigkeitstypen
Fackel- und Abgase
Rohrwerkstoffe
Alle Metalle, Fiberglas. Andere Werkstoffe bei GE nachfragen.
Standard (100 m/s)

Erweiterter Bereich (120 m/s)

50 bis 350 mm (2 bis 14 in), ANSI auf Anfrage

100 bis 300 mm (4 bis 12 in), ANSI auf
Anfrage

400 bis 3000 mm (16 bis 120 in), ANSI auf
Anfrage

350 bis 3000 mm (14 bis 120 in), ANSI auf
Anfrage

Messbereich

0,3 bis ±100 m/s (±1 ft to ±328 ft/s)

0,3 bis +120 m/s (1 ft bis 394 ft/s)

Ein Messpfad

±2-5%

±2-5%

Zwei Messpfade±1.4-3.5%±1.4-3.5%

Durchflussmessbereich

0,03 bis ± 0,3 m/s (0,1 bis ± 1 ft/s)

0,03 bis ± 0,3 m/s (0,1 bis + 1 ft/s)

Ein Messpfad± 0,004 m/s (± 0,15 in/s)± 0.006 m/s (± 0.24 in/s)

Zwei Messpfade± 0.003 m/s (± 0.12 in/s)± 0,004 m/s (± 0,15 in/s)

Messbereich (Gesamt)-100 bis 100 m/s (-328 bis 328 ft/s)(Bidirektional)

0,03 bis 120 m/s (0,1 bis 394 ft/s) (Nicht
Bidirektional)

Dynamischer Bereich (Insgesamt)

3280:13940:1

Genauigkeit der Messung desMolekulargewichtes(Kohlenwasserstoffgemische)

2 bis 120 gr/gr Mol

Rohrgrößen
Diagonal 45
Bias 90
Genauigkeit (Geschwindigkeit)±1.8%

2 bis 6 gr/gr Mol±2-10%

6 bis 120 gr/gr Mol±1.8-2%

Genauigkeit der
Massenstrommessung (Hinweis 1)(Kohlenwasserstoffgemische)
Ein Messpfad

3 % bis 7 %3 % bis 7 %Zwei Messpfade

2,4 % bis 5 %2,4 % bis 5 %Hinweis 1: Abhängig der Genauigkeit von Druck-und Temperatureingängen

Wiederholbarkeit
30 cm/s bis 120 m/s (±1,0 % bei 1 bis 394 ft/s)
Genauigkeit hängt von der Rohrnennweite ab und ob
die Messung eine Einpfad- oder Zweipfadmessung ist.
Genauigkeit bis zu ±0,5 % des Messwerts kann durch
Prozesskalibrierung erreicht werden.
Technische Daten setzen ein vollständig entwickeltes
Strömungsprofil voraus (gewöhnlich 20 Durchmesser
einlaufseitig und 10 Durchmesser auslaufseitig, bei geradem
Rohrverlauf) sowie eine Strömungsgeschwindigkeit von mehr
als 0,3 m/s (1 ft/s).
Messparameter
Massenstrom, Volumenstrom (Norm- und Betriebdurchfluss),
summierter Durchfluss, Molmasse, Schallgeschwindigkeit
und Strömungsgeschwindigkeit

Elektronik
Durchflussmessung
Patentiertes “Korrelation Laufzeit-Differenzverfahren”
Gehäuse• Standard: Epoxybeschichtetes Aluminium,
witterungsbeständig Typ 4X/IP66 Klasse I, Division 2,
Gruppen A,B,C&D FM und CSA• Wahlweise: Edelstahl, Glasfaser, Ex-Schutz, druckfeste
Kapselung
Abmessungen• Gewicht 5 kg (11 lb),
• Maße (H x B x T) 362 mm x 290 mm x 130 mm (14.24 in x 11.4
in x 5.12 in)Kanäle• Standard: Einkanalige Ausführung• Wahlweise: Zweikanalige Ausführung (für zwei
verschiedene Rohrleitungen oder zweikanalMittelwertbildung)
Display
Zwei unabhängige Software-konfigurierbare LCDGrafikdisplays mit 64 x 128 Pixel und Hintergrundbeleuchtung• Analoge Eingangskarte: zwei Typen–	mit zwei isolierten 4 bis 20 mA Eingängen und 24V
Schleifenversorgung (Vierleitertechnik)–	mit zwei isolierten RTD-Eingängen, 100Ω
Dreileitertechnik Messsbereich –100°C bis 350°C(–148°F bis 662°F);• Summierer/Frequenkarte– mit vier Ausgängen pro Karte, max. 10-kHz.
– über die Software auswählbare Funktion in zwei Modi
– 	Summierermodus: Impuls pro definierter Maßeinheit
des Parameter (z. B. 1 Impuls/ft)3 oder 1 Impuls/0,028
m3)–	Frequenzmodus: Frequenz proportional zur
Parameterrate (z. B., 10 Hz = 1ft3/h oder 0,028 m³3/h)• Alarm-Relaiskarte mit drei hermetisch isolierten C-Relais;
120 VAC, 28 VDC max., 2A max.; DC 56 W max., AC 60 VA
Schnittstellen• Standard: RS232• Wahlweise: RS485 (multiuser)• Wahlweise: HART® Protokoll• Wahlweise: Modbus® RS485 oder TCP/IP

Tastenfeld• Wahlweise: Ethernet TCP/IP

mit 39 elastischen Membrantasten• Wahlweise: OPC-Server

Spannungsversorgung• Wahlweise: Foundation Fieldbus• Standard: 100 bis 130 VAC, 50/60 Hz oder 200 bis 240 VAC,
50/60 Hz

Parameterprogrammierung vor Ort• Wahlweise: 12 bis 28 VDC, ±5%

menügesteuerte, grafische Bedienerschnittstelle überTastenfeld und belegbare Funktionstasten

Stromverbrauch

Datenprotokollierungmaximal 20 W

Speicherkapazität (linear und/oder überschreibend) zur
Protokollierung von mehr als 43.000 Durchflussdatenpunkten

Betriebstemperatur–20°C bis 55°C (–4°F bis 131°F)
Lagertemperatur–55°C bis 75°C (–67°F bis 167°F)
Standardeingänge
Zwei 0/4 bis 20 mA isolierte Eingänge, 121Ω ) mit integriertem
24 VDC Netzteil Namur NE043 konform
Für Druck- und TemperaturmessungStandardausgänge• Sechs 4 bis 20 mA Ausgänge, zuweisbar über die Software• Zwei Ausgänge mit 550Ω Bürde• Vier Ausgänge mit 1000Ω Bürde Namur NE043 konform
Wahlweise Eingänge/Ausgänge
Es sind vier zusätzliche Steckplätze verfügbar, in denen
Kombinationen der folgenden E/A-Karten untergebracht
werden können:• Analoge Ausgangskarte mit vier isolierten 0/4 bis 20 mA
Ausgängen, 1 kΩ Bürde

Display-Funktionen• Grafik-Display zeigt den Druchfluss in numerischem oder
grafischem Format• Zeigt protokollierte Daten und Diagnoseparameter
CE-Konformität
Erfüllt die EMV-Richtlinie 2004/108/EC, 2006/95/EC LVD(Installation Kategorie II, Verschmutzungsgrad 2) und PED
97/23/EC für DN>25

Medienberührte Ultraschall-Messköpfe
Messkopftyp
Medienberührte Ultraschall-Messköpfe• Standard: T5•Messkopftyp
Wahlweise: Andere Typen auf Anfrage• Standard: T5

Temperaturbereich
Wahlweise:
AndereAnfrage•• Standard:–70°C bis Typen
120°C auf(–94°Fbis 338°F)•Temperaturbereich
Optional- Hohe Temperatur: –70°C bis 280°C (–94°F bis 536°F)• Standard: –70 °C bis 120°C (–94°F bis 338°F)- Niedrige Temperatur: -220°C bis 120°C (–364°F bis 248°F)

Verstärkung• Standard: 20
Temperaturbereich:• Optional:
2, 10, 40 (werksseitig ausgewählt)–40 °C bis +60°C (–40°F bis +140°F)
Temperaturbereich:–40 °CGehäusebis +60°C (–40°F bis +140°F)• CSA Standard: Ex-Schutz Div. 1, Klasse I, Gruppe C und D
Gehäuse• CSA•Standard:
Klasse I, Gruppe C und D
Optional:Ex-Schutz
Gruppe BDiv.
auf1,
Anfrage• Optional: Gruppe B auf Anfrage• ATEX Standard: Druckfeste Kapselung II 2 G EEx d IIC T6• ATEX Standard: Druckfeste Kapselung II 2 G EEx d IIC T6• Optional

Messkopfkabel
Druckbereich- Hohe Temperatur: –70°C bis 280°C (–94°F bis 536°F) Messkopfkabel
1 bis 105 bar (0 bis 1500 psig)• Standard:(pro Messkopfpaar)• Standard:(pro Messkopfpaar)-	Niedrige Temperatur: -220°C bis 120°C (–364°F bis- Ein Paar
Koaxialkabel,
Typ RG62Typ
A/U,RG62
Messaufnehmer-	Ein Paar Koaxialkabel,
A/U, Messaufnehmer
Messkopfwerkstoffe
248°F)
zum Vorverstärker
3
m
(10
ft)
Länge.
zum
Vorverstärker
3
m
(10
ft)
Länge.
• Standard: Titan- Ein Paar Koaxialkabel, Typ RG62 A/U, Messaufnehmer•Druckbereich
Wahlweise: Monel® oder Hastelloy® Legierungen-	EinPaar Koaxialkabel,
Typ
RG62
A/U,
zur GF868
Elektronik,
3 m bis max.
330
m (10
bisMessaufnehmer
1000 ft)
1 bis 105 bar (0 bis 1500 psig)
zur
GF868
Elektronik,
3
m
bis
max.
330
m (10 bis 1000 ft)
Länge.
Prozessanschlüsse
Länge.
Messkopfwerkstoffe• Optional: schwer entflammbar, doppeltgeschirmt,
Flanschund Druckanschlüsse
Kabelverschraubungen• Optional: schwer entflammbar, doppeltgeschirmt,• Standard: Titan
BefestigungenKabelverschraubungen• Wahlweise:
Monel®
oder
Hastelloy® LegierungenMessrohrmit, oderohne
Prozessflansche
Druck- und Temperaturtransmitter
Prozessanschlüsse

BereichsklassifizierungenundDruckanschlüsse•FlanschStandard:
Allzweck•BefestigungenWahlweise: Witterungsbeständig Typ 4X/IP65• Wahlweise: Ex-Schutz Klasse I, Division 1, Gruppen C&D
Messrohr mit, oder ohne Prozessflansche(Gruppe B auf Anfrage)•BereichsklassifizierungenWahlweise: Druckfeste Kapselung
II 2 G EExAllzweck
d IIC T6
• Standard:
Messköpfe
und Messrohre
für spezifische Typ
Anwendungen• Wahlweise:
Witterungsbeständig
4X/IP65 sind
ebenfalls erhältlich. Details bei GE nachfragen.

• Wahlweise: Ex-Schutz Klasse I, Division 1, Gruppen C&D(Gruppe B auf Anfrage)

Installation der Messrohre• Wahlweise:
Druckfeste
Kapselung II 2 G EEx d IIC T6
Geflanscht
oder
zum Einschweisen,
Messköpfe und Messrohre für spezifische Anwendungen sind ebenfalls
erhältlich. Details bei GE nachfragen.

Stopfbuchse

StandardbereichInstallationder Messrohre
DN80(3 in) flanschmontierte
Stopfbuchse und Kugelhanbeigleichemoder
Montagewinkel
ein- und auslaufseitig
Geflanscht
zum Einschweisen,
Erweiterter
Geschwindigkeitsbereich
Stopfbuchse
DN80 (3 in) flanschmontierte Stopfbuchse und Ventil mit
Standardbereich
Rückstellwinkel
in der auslaufseitigen Baugruppe

Auf Anfrage
erhältlich.
Druckund Temperaturtransmitter
Auf Anfrage erhältlich.

Weitere Optionen

WeitereOptionen
PanaView™
PC-Schnittstellensoftware
Der DigitalFlow
GF868
Durchflussmesser kommuniziert
PanaView™
PC-Schnittstellensoftware
mit einem PC überDer DigitalFlow GF868 Durchflussmesser kommuniziert mit
eine serielle Schnittstelle und Windows® Betriebssysteme.
einem PC über eine serielle Schnittstelle und Windows®
Funktionen umfassen Einstellungsdateien, Protokolle und
Betriebssysteme. Funktionen umfassen Einstellungsdateien,
Diagnosefunktionen
Protokolle und Diagnosefunktionen Kommunikation mit
Kommunikation mit einem PC.
einem PC.

Messrohr

Messrohr• Beste/bevorzugte Lösung
• Beste/bevorzugte Lösung
• NeueAusführung• NeueAusführung• Geplanter
Stillstand• Geplanter
Stillstand

DN80 (3 in) flanschmontierte Stopfbuchse und Kugelhan bei

gleichem Montagewinkel ein- und auslaufseitig
Vorverstärker

Inlinegespeister
Vorverstärker mit Anpassglied und
Erweiterter
Geschwindigkeitsbereich
BNC-Anschlüssen. Ein Vorverstärker/Anpassglied pro
DN80 (3 in) flanschmontierte Stopfbuchse und Ventil mit
Messkopf
und Kanal.
Rückstellwinkel in der auslaufseitigen Baugruppe

Vorverstärker
Inline gespeister Vorverstärker mit Anpassglied und BNCAnschlüssen. Ein Vorverstärker/Anpassglied pro Messkopf
und Kanal.
Verstärkung• Standard: 20• Optional: 2, 10, 40 (werksseitig ausgewählt)Heiß/Kalt
Heiß/Kalt
AnbohrenAnbohren
Heiß/Kalt
Anbohren• Große LeitungenVorgefertigte
Vorgefertigte
Rohrmanschette
Rohrmanschette
Vorgefertigte
Rohrmanschette

Nachrüstung• Nachrüstung•• Nachrüstung• Große Leitungen• Große Leitungen• Stillstand/Instandsetzung
fürfürNeuausführung
Ohne Schweißen
Schweißen• Ohne Schweißen•• Ohne• Stillstand/Instandsetzung• Stillstand/Instandsetzung
Neuausführung
für Neuausführung•
Besondere•
Besondere
Anforderungen
Anforderungen•
Nachrüstung•
Nachrüstung• Nachrüstung• Besondere AnforderungenPanametrics, ein Unternehmen von Baker Hughes, bietet
Lösungen für die Messung des Feuchte-, Sauerstoff-,
Flüssigkeits- und Gasdurchflusses in den härtesten
Anwendungen und Umgebungen. Die PanametricsTechnologie ist ein Experte für Fackelmanagement undreduziert außerdem die Fackelemissionen und optimiert die
Leistung.
Mit einer globalen Reichweite ermöglichen die kritischen
Messlösungen und das Fackelemissionsmanagement vonPanametrics den Kunden, die Effizienz zu steigern und CO2Reduktionsziele in kritischen Branchen zu erreichen, darunter:Öl & Gas; Energie; Gesundheitswesen; Wasser und Abwasser;
Chemische Verarbeitung; Essen & Trinken und viele andere.
Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und folgen Sie uns auf
LinkedIN: linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38521-DE		

(02/2021)

panametrics.com