UR-4MD
ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕКОРДЕР
Инструкция по эксплуатации
Русский языкЗнаки и условные обозначенияНа корпусе, упаковке и в инструкции по эксплуатации могут использоваться
следующие знаки и условные обозначения. Ознакомьтесь с их значением для полного
понимания сопутствующей информации.
Медицинское устройство в соответствии с законодательством ЕСНомер по каталогу
Серийный номер
Внимание: Федеральное законодательство США разрешает продажу этой продукции
только медицинским работникам или по их предписанию.
Содержимое упаковкиНе использовать, если упаковка поврежденаНе использовать в тропических условияхНе использовать на высоте свыше 2000 м над уровнем моряЭкологически безопасный период эксплуатации (лет)Ознакомьтесь с инструкцией по применению

Предостережение, Внимание! Обратитесь к сопроводительной документации

Дата изготовления

Законный изготовитель
Уполномоченный представитель в ЕС

TEAC CORPORATION
1-47 Ochiai, Tama-shi
Tokyo 206-8530, JapanTEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 1265205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany2Содержание
Спасибо за выбор TEAC.
Внимательно прочитайте настоящее руководство для того,чтобы работа устройства была наиболее эффективной.
После прочтения настоящего руководства храните его вбезопасном месте с возможностью использования принеобходимости.
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Назначение.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Введение. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Авторские права и отказ от ответственности.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Особенности. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Действия перед использованием. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Содержимое коробки.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Обозначения на устройстве.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Расположение устройства. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Внутренний жесткий диск.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Встроенная батарея.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Применимые носители информации.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Встроенный кулер. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Передняя панель.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10Задняя панель. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Подготовка к включению питания.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Соединение входных кабелей.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Подключение выходных кабелей.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Подключение к аудиовходу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Подключение к аудиовыходу.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Подключение внешних выключателей. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Подключение накопителей записи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Подсоединение шнура питания . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Основные операции. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Включение устройства .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Выключение устройства.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Энергосберегающий режим. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Ожидание (Выключение).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Основные действия в меню .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Форматирование носителя данных. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Съемка/запись.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Выбор места сохранения записи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Запись на USB-накопитель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Запись на сетевой носитель.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Задание настроек внешнего выключателя (видео). .  .  .  .  . 19
Съемка/запись видео .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Фотосъемка.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Ввод данных пациента .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Ввод данных пациента с помощью клавиатуры.  .  .  .  .  .  . 21
Отмена ввода данных пациента .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Ввод данных пациента с помощью
карты/штрих-кода. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Выбор режима отображения информации навнешнем мониторе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Выход из режима съемки/записи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Меры предосторожности при извлечении USBнакопителей.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Воспроизведение записей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Воспроизведение последнего видео.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Операции при воспроизведении. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Воспроизведение и пауза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Остановка. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Изменение скорости воспроизведения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Быстрый переход к метке .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Переход к следующему файлу записи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Переход к следующей папке .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Аудиосопровождение видеозаписи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Отображение и воспроизведение файлов изпоследней открытой папки. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Поиск и воспроизведение файлов по заданным
условиям. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Поиск по номеру (ID).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Поиск по имени.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Поиск по дате.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Изменение устройства, на котором ведется
поиск (воспроизведение) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Управление файлами с записями.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Сохранение записанных видео/изображений навнешнем устройстве.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Копирование на USB 1 или USB 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Копирование на FTP-сервер. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Копирование на CIFS-сервер.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Копирование выбранной папки.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Редактирование информации в существующих папках. .  .  . 32
Удаление данных из существующих папок. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Структура папки для видео/изображений.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Структура папки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Просмотр сохраненных видео/изображений накомпьютере (с использованием HTML-файла наносителе) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Список папок c сохраненными материалами.  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Список видео/изображений в папке .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Печать фото.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Обзор.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Подключение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Настройка печати.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Настройки печати-1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Принтер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Бумага .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Количество копий. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Количество фото на странице.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Авто печать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Логотип.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Файл логотипа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Настройки печати-2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Заголовок.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Строки нижнего колонтитула 1 – 5.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Печать отображаемого изображения. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

3Выбор группы изображений для печати.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Печать копий изображений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Печать в ручную .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Автоматическая печать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Сообщения об ошибках при печати .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Настройки. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Общие настройки.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Текущие настройки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Video IN [Видео ВХОД].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Audio IN [Аудио ВХОД] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Video OUT [Видео ВЫХОД].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Playback From [Источник воспроизведения].  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Часы.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Language [Язык].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Параметры фото .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Quality [Качество] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Format [Формат]. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Параметры видео .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Quality [Качество] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Auto Index [Автом. разметка].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Ext Switch Trigger [Внешняя пусковая кнопка/педаль].  .  .  . 45
Ext. Switch Trigger (Mode) [(Режим)]. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Дополнительные -1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Patient Info. Entry [Ввод данных пациента] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Auto File Division [Автом. разбивка файлов].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Format Recording Device [Форматирование
накопителя записи] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
OSD [Экранное меню].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Copy To (from iHDD) [Копировать на (с внутр.
жесткого диска)] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Advanced-2 [Дополнительные-2] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Erase iHDD (Keep) [Очистка внутр. жесткого диска
(сохранение данных)] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Storage Device Info.
[Сведения о накопителе].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
S.M.A.R.T. information [информация S.M.A.R.T.] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Beep [Сигнал] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Имя / Пароль. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Параметры принтера. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Обновление версии.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Параметры сети.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Mode Select [Выбор режима] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
IP Address [IP адрес].  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Текущий IP и MAC адрес. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Работа с функциями DICOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Функция Storage [Хранение]. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Функция управления списком Modality Worklist
Management.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

4Дополнительное оборудование.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Пульт дистанционного управления TEAC/TASCAM
RC-10. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Педаль дистанционного управления TEAC/TASCAM
RC-3F. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Техобслуживание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Рекомендуемые проверки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Чистка устройства. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Выявление и устранение неисправностей.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Технические характеристики.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Ограничения, связанные с электромагнитной
совместимостью (ЭМС).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Информация о лицензии на использование
программного обеспечения. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМНЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ
КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТОРОНУ). УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ КОМПОНЕНТОВ,ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. РАБОТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ.

M

Знак, изображающий вспышку молнии с наконечником в виде стрелы вравностороннем треугольнике, предупреждает пользователя о наличиив корпусе изделия неизолированного «опасного напряжения», величина которого может быть достаточной для угрозы получения поражения электрическим током.

VВосклицательный знак в равностороннем треугольнике обращает
внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации илитехническому обслуживанию, содержащиеся в сопроводительной документации на устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМНЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
1) Прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.
2) Сохраните данную инструкцию по эксплуатации.
3) Обращайте внимание на все предупреждения.
4) Следуйте всем указаниям.
5) Опасность взрыва: не использовать устройство в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков и взрывоопасного газа.
6) Не использовать данное устройство вблизи жидкостей.
oo Устройство следует защитить от попадания капель и брызг.
oo Не ставить объекты, заполненные жидкостями, на устройство.
oo Протирать только слегка увлажненной тканью.

oo Устройство следует разместить достаточно близко к сетевой розетке так,чтобы в любое время можно было легко взяться за штепсель шнура питания.
Штепсель электропитания используется в качестве разъединителя, разъединитель должен всегда находиться в состоянии готовности к использованию.
oo Защищайте шнур питания от перекручивания или сдавливания, особенно возле
штепсельных вилок, розеток и мест выхода из устройства.
oo Располагайте шнур питания так, чтобы никто не мог на него наступить, переехать его или споткнуться.
oo Не используйте устройство, если его шнур питания поврежден.
oo Отключайте устройство от сети питания на время грозы или когда оно неиспользуется долгое время.
9) Устройство UR-4MD имеет сменную литиевую батарею. Существует опасность
взрыва, если установить в устройство батарею неправильного типа. Если батарею
необходимо заменить, свяжитесь с продавцом устройства или воспользуйтесь
контактными данными на задней стенке данного руководства и запросите замену
батареи.
10) П р и ме н я йте то л ь к о п р и с п о со б л е н и я / п р и н а д л е ж н о с ти , у к а з а н н ы епроизводителем.
11) Используйте только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, которые были указаны производителемили поставлены вместе с устройством. Если используется тележка, проявляйте осторожность при ее перемещении с устройством во избежание травм в результате
опрокидывания.
12) Все работы по сервисному обслуживанию должен выполнять квалифицированный
обслуживающий персонал. Сервисное обслуживание необходимо в случае повреждения устройства, например, когда на него была пролита жидкость или упалобъект, или когда устройство попало под дождь или под воздействие влаги, когда
устройство не работает нормально или когда его уронили. Не используйте устройство до тех пор, пока оно не будет отремонтировано.
13) Не дорабатывайте устройство. Применение методов управления, настроек иливыполнение процедур, не предусмотренных настоящим руководством, может
привести к опасному радиационному воздействию.
14) Предупреждение для случаев использования наушников вместе с устройством:чрезмерное звуковое давление (громкость) в наушниках может вызвать потерю
слуха.

7) Не устанавливать вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогревателиили другие устройства, выделяющие тепло.
oo Не закрывать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливать устройствов соответствии с инструкциями производителя.
oo Не устанавливать устройство в замкнутом пространстве, таком как книжный
шкаф или аналогичный объект.
8) Устройство соответствует классу защиты !. Устройство оснащено трехполюсным
сетевым разъемом и шнуром питания с трех-штекерной штепсельной вилкой сзаземляющим контактом. Кабель изделия должен включаться в розетку переменного тока с контактом защитного заземления.
oo Не пренебрегайте безопасностью, которую обеспечивает штепсельная вилка сзаземлением. Если имеющийся штепсель не подходит для вашей розетки, проконсультируйтесь с электриком для замены устаревшей сетевой розетки.

5ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Назначение
Изделие представляет собой видеорекордер для использования в медицинских учреждениях. Устройство предназначено для резервного записывания обследований иопераций совместно с хирургическими микроскопами, камерами эндоскопа, медицинскими дисплеями и аналогичными устройствами.
oo Изделие предназначено для использования медицинскими работниками.
oo Изделие не предназначено для постановки диагноза.
oo Используйте устройство только в соответствии с настоящей инструкцией поэксплуатации.

Предусмотренная среда применения
Изделие предназначено для использования в помещениях медицинских учреждений,таких как процедурные кабинеты и операционные больниц и поликлиник.
Данное изделие не предназначено для использования в ресторанах, кафе, магазинах,супермаркетах, на рынках, в школах, церквях, библиотеках, на улицах (в машинах,автобусах, поездах, лодках, самолётах, вертолётах), на железнодорожных станциях,автостанциях, в аэропортах, отелях, хостелах, пансионатах, музеях, театрах.

Круг предусмотренных пользователейи специалистами по ремонту и обслуживанию. Пользователи, кроме того, должны
иметь представления об общих принципах видеозаписи и воспроизведения и бытьспособными читать и понимать настоящую Инструкцию по эксплуатации, быть способными читать надписи на передней панели и быть способными работать с кнопками
управления.

Сообщение об инцидентеО любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с данным устройством, необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства-члена ЕС, вкотором находится пользователь и/или пациент.

Метод утилизации:Для правильной утилизации выполняйте местные правила утилизации отходов.

Экологическая информация:Устройство UR-4MD потребляет от сетевой розетки номинальную мощность в нерабочем режиме, когда оно выключено путем выключения на передней панели, но главный
переключатель питания все еще находится в положении «включено» ( | ).

Данное медицинское оборудование предназначено для использования врачами, медсёстрами, техническим персоналом, физиотерапевтами, установщиками оборудованияДля Европы
Утилизация электрического и электронного
оборудования
1) Все электрическое и электронное оборудование следует утилизировать отдельноот бытового мусора через пункты сбора, назначенные государственными илиместными органами власти.
2) Правильно утилизируя электрическое и электронное оборудование, вы поможете сохранить ценные ресурсы и предотвратить любое возможное вредное
воздействие на здоровье людей и окружающую среду.
3) Неправильная утилизация электрического и электронного оборудования может
оказать серьезное влияние на окружающую среду и здоровье людей из-за наличия в оборудовании опасных веществ.
4) Знак отходов электрического и электронного оборудования (WEEE),на котором изображено ведро в перечеркнутом круге, указывает нато, что данное электрическое и электронное оборудование должно
собираться и утилизироваться отдельно от бытового мусора.
5) Конечные пользователи имеют доступ к системам возврата и сбора отходов. Дальнейшую информацию об утилизации старого электрического иэлектронного оборудования можно получить, обратившись в офис в вашем
городе, службу по утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели
оборудование.

Утилизация батарей и/или аккумуляторов
1) Использованные батареи и/или аккумуляторы следует утилизировать отдельноот бытового мусора через пункты сбора, назначенные государственными илиместными органами власти.
2) Правильно утилизируя использованные батареи и/или аккумуляторы, вы поможете сохранить ценные ресурсы и предотвратить любое возможное вредное
воздействие на здоровье людей и окружающую среду.
3) Неправильная утилизация использованных батарей и/или аккумуляторов может
оказать серьезное влияние на окружающую среду и здоровье людей из-за наличия в них опасных веществ.
4) Знак отходов электрического и электронного оборудования (WEEE),на котором изображено ведро в перечеркнутом круге, указывает нато, что данные батареи и/или аккумуляторы должны собираться и Pb, Hg, Cdутилизироваться отдельно от бытового мусора.
Если батарея или аккумулятор содержит концентрацию свинца (Pb), ртути (Hg) и/иликадмия (Cd), превышающую уровни, указанные в Директиве по элементам питания
(2006/66/EC, 2013/56/EU), тогда химические символы таких элементов указываются подзнаком «WEEE».
5) Конечные пользователи имеют доступ к системам возврата и сбора отходов.
Дальнейшую информацию об утилизации использованных батарей и/или аккумуляторов можно получить, обратившись в офис в вашем городе, службу поутилизации отходов или в магазин, в котором вы их приобрели.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим компания TEAC EUROPE GmbH., расположенная по адресу Германия, Висбаден, Эрбенхейм, 65205, Бахнстрассе, 12, заявляет со всей ответственностью, что изделие TEAC, которое описывается в настоящем руководстве, соответствует Европейской директиве по медицинскому оборудованию 2017/745/EU.

6ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Заявление Федеральной комиссии по связи
Заявление о соответствии

ПРИМЕЧАНИЕ:Номер модели:UR-4MDТорговое наименование: TEAC
Ответственная сторона: TEAC AMERICA, INC.
Адрес:	10410 Pioneer Blvd., Unit #1,
Santa Fe Springs, California, 90670, СШАТелефон:1-323-726-0303

Данное оборудование прошло испытания и подтвердило соответствие установленным
пределам для цифровых устройств Класса B согласно Части 15 Правил Федеральной
комиссии по связи. Эти пределы установлены с целью обеспечения адекватной
защиты от неблагоприятного воздействия на установки в жилых помещениях. Данное
оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и еслионо не будет установлено и использоваться в соответствии с приведенными инструкциями, оно может оказывать неблагоприятное воздействие на радиосвязь. Тем неменее, не гарантируется, что в конкретной конфигурации установки помехи будут
отсутствовать. Если данное оборудование оказывает неблагоприятное воздействие наприем радиосигнала или телевизионного сигнала, как можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется откорректировать
такое влияние, приняв одну или несколько из приведенных ниже мер:Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи. При эксплуатации устройства необходимо соблюдение следующих двухусловий: (1) устройство не должно вызывать критические помехи и (2) устройство
должно принимать все поступающие помехи, включая те, которые могут вызвать
ненадлежащее функционирование.

Важная информация
Изменения или модификации, явно не утвержденные компанией TEAC CORPORATIONкак соответствующие, могут повлечь за собой лишение пользователя прав на эксплуатацию данного устройства.

1) Повернуть или переместить приемную антенну.
2) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
3) Подключить оборудование к розетке сети, отличной от сети, к которой подключен
приемник.
4) Обратиться за помощью к продавцу или опытному инженеру по радио/телевизионной связи.

Для Канады
Заявление о соответствии министерства промышленности Канады:Данное цифровое устройство Класса B соответствует требованиям ICES-003 Канады.
Данное цифровое устройство Класса B соответствует норме NMB-003 Канады.

7Введение

Действия перед использованием

Авторские права и отказ отответственности

Содержимое коробки

Информация об изделии, приведенная в настоящем руководстве, носит справочный
характер и не содержит гарантий относительно нарушений интеллектуальных прав.
Корпорация TEAC не несет ответственности за нарушения интеллектуальных правтретьих лиц, возникших в результате использования данного изделия.
Согласно лицензии патентного портфеля AVC изделие лицензировано для персонального применения или для других применений, не сопряженных с получением
прибыли. Изделие применяется для (i) кодирования видео по стандарту AVC («видео
AVC») и/или (ii) для декодирования видео AVC, которое было лично закодировано
каким-либо потребителем и/или получено от поставщика видеоматериалов, лицензированного для предоставления видео AVC. На все остальные возможные применения лицензия не распространяется. Для получения дополнительной информации
свяжитесь с компанией MPEG LA, L.L.C. См. сайт http://www.mpegla.com
DICOM® является зарегистрированной торговой маркой стандартов, касающихся
цифровой передачи медицинской информации, публикуемых Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (National Electrical Manufacturers
Association).
Прочие упомянутые в данном документе названия компаний и изделий являются
(зарегистрированными) товарными знаками, принадлежащими их владельцам.
Информация по открытым источникам и открытому лицензированию дается вразделе «Информация о лицензии на использование программного обеспечения» вконце данного документа.

Особенности
Настоящая инструкция по эксплуатации действительна дляустройства TEAC UR-4MD с прошивкой версии 1.28 и выше.
oo Удобное подключение других устройств благодаря
автоматической идентификации разрешения и входного
подключения.
oo Быстрое и удобное включение с помощью кнопок
видео- и фотосъемки.
oo Возможность долговременной видео- и фотосъемки ивоспроизведения видео и фото.
oo Возможность делать фотографии во время
видеосъемки.
oo Контроль съемки с помощью внешних контактных
выключателей.
oo Одновременная запись на HDD, USB и LAN обеспечивает
надёжное сохранение данных
oo Поддержка форматов с высоким разрешением (доWUXGA).
oo Проверка и отображение статуса входящих изображений с помощью встроенного жидкокристаллического
дисплея (ЖК-дисплея).
oo Возможность передачи данных по сетиoo Проверка на неисправности внутреннего жесткого
диска с применением технологии S.M.A.R.T.
oo Краткосрочный резерв питания для защиты данных вслучае сбоя питания
oo Легкость и компактность

8Убедитесь, что в коробке имеются все приведенные нижеэлементы. Если какие-то элементы отсутствуют или былиповреждены при транспортировке, свяжитесь с продавцом
устройства или воспользуйтесь контактными данными назадней обложке данного руководства.
Шнур питания ........................................................................................... × 1
Инструкция по эксплуатации (данный документ) ................ × 1
Зажим кабеля ........................................................................................... × 1

Обозначения на устройстве
Передняя панель
Обозначение

Функция

Кнопка включения и выключения
устройства.
Задняя панель
Обозначение

Функция

Разъем для подачи питания в устройство. Подключите к нему шнур питания
(входит в комплект).
Разъем выравнивания потенциалов.
Подключите к нему кабель выравнивания потенциалов с разъемом
DIN 42801.
Разъем подключения к сети.
Разъем входных видеосигналов.
Разъем выходных видеосигналов.

Расположение устройства
Перед использованием устройства UR-4MD прочитайтеи выполните все инструкции по безопасности в разделе
«ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ» на стр. 5.
Для безопасной и эффективной эксплуатации установите
устройство в условиях, соответствующих следующим
требованиям.
oo Условия окружающей среды:• Температура: 5–40 °C• Влажность: 5–80 % относительной влажности (безконденсата)• Максимальная температура по влажному термометру: 29 °C• Электромагнитные условия: см «Ограничения, связанные с электромагнитной совместимостью (ЭМС)»на стр. 59.
oo Расположите устройство на ровной поверхности, резиновыми ножками вниз. Избегайте вибраций.

Перед использованием
oo Ввиду возможных неисправностей избегайте использовать устройство:• Вблизи оборудования, генерирующего волны высокой частоты.
• В присутствии значительных магнитных полей илистатического электричества.
oo В зависимости от частоты телепередачи, в телевизорах,работающих рядом с включенным устройством, может
наблюдаться неоднородность цветов. Это не является
признаком неисправности устройства или телевизора.
В случае такой неоднородности не используйте устройство вблизи телевизора.
oo Во избежание повреждения разъемов, перед упаковкой устройства для транспортировки отсоедините всекабели и подключенные устройства.

Внутренний жесткий дискДанное устройство снабжено встроенным жестким диском (HDD). Жесткий диск уязвим для ударных нагрузок,вибраций и изменений окружающих условий (в том числе
температуры). Указанные воздействия могут повлиять накачество записи видео.
Меры предосторожности.
• Берегите устройство от вибраций и ударов.
• Размещайте и используйте устройство на ровной
поверхности.
• Не выключайте устройство во время обращения к жесткому диску.

Встроенная батарея
Устройство снабжено батареей для поддержания работы
внутренних часов. При разрядке батареи текущее времяне сохраняется, что влияет на временные отметки новых
изображений. Рекомендуется заменять батарею до того, какона разрядится, каждые пять лет. Если батарею необходимо
заменить, свяжитесь с продавцом устройства или воспользуйтесь контактными данными на задней стороне обложки
данного руководства и запросите замену батареи.

Применимые носители информацииК устройству можно подключать USB-флеш-накопители ижесткие диски USB. Перед записью на носитель отформатируйте его на данном устройстве.

Встроенный кулер
Срок эксплуатации встроенного кулера ограничен. В случае
поломки кулера свяжитесь с продавцом устройства илииспользуйте контакт на задней обложке данного руководства и запросите замену батареи.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Длительное хранение файлов фото и видео съемки навстроенном жестком диске не гарантировано. Кроме
того, по мере заполнения дискового пространства, старые записи стираются автоматически. Рекомендуется дляхранения перенести важные видео и фото на компьютер
или, например, DVD с помощью LAN или USB-накопителя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Жесткий диск со временем приходит в негодность.
Проблемы могут начать появляться за несколько лет довыхода из строя в зависимости от условий эксплуатации.
Если запись или воспроизведение становятся невозможными, обратитесь с заявкой на ремонт к продавцу,у которого вы приобрели устройство, или используйте
контактную информацию, указанную на задней стороне
обложки данного руководства.

9Передняя панель
A

B

C

I

A Кнопка STANDBY/ON [ОЖИДАНИЕ/ВКЛ]Кнопка включения устройства. При включении
загорается ЖК-дисплей.
При включенном питании нажатие кнопки активирует энергосберегающий режим.
ПРИМЕЧАНИЕ
oo Устройство включается, только если основной
выключатель питания на задней стороне устройства
находится в положении On [Вкл.] ( | ).
oo Для выключения устройства нажмите и удерживайте
кнопку не менее 1 секунды.
oo Для принудительного выключения устройства
нажмите и удерживайте кнопку не менее 4 секунд.
Подробную информацию см. в разделе «Выключение
устройства» на стр. 17 руководства.

B Светодиод РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ
Немигающий зеленый: Вкл.
Немигающий желтый: ожиданиеC ЖК -дисплей
Демонстрация входящих изображений (предпросмотр), просмотр изображений/видео, информацияо статусе, меню настройки.

10

D

J

K

E

L

F G

M N

O

H

P

D Кнопки 5, b, g, tКнопки выбора пунктов меню и просмотра фото- ивидеозаписей.

E Светодиод ВИДЕО
Горит: идет съемка видео
Мигает: съемка на паузе

F Кнопка VIDEO/PAUSE [ВИДЕО/ПАУЗА]Кнопка запуска видеосъемки.
Во время съемки нажмите ее, чтобы установить
запись на паузу.
Повторным нажатием запись возобновляется.
ПРИМЕЧАНИЕНа месте паузы в записи ставится метка.

G Светодиод PHOTO [ФОТО]Загорается во время фотосъемки.

Передняя панель
H Кнопка PHOTO [ФОТО]Кнопка для фотосъемки.
ПРИМЕЧАНИЕПри записи фото изображения создаётся метка.

I USB-порты (USB 1 / USB 2)Порты для подключения к устройству USB-флешнакопителей и жестких дисков USB.
ПРИМЕЧАНИЕНе подключайте к устройству USB-разветвители.

J Кнопка PATIENT INFO [ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА]Кнопка отображения сведений при вводе или проверке данных пациента.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1секунды, чтобы переключиться между режимами
отображения информации на внешнем мониторе:OSD1 (Отображать информацию)OSD2 (Не отображать информацию)OSD3 (Отображать только пиктограмму статуса)OSD4 (Отображать пиктограмму статуса и счёт-чик времени)ПРИМЕЧАНИЕ
Если для параметра «Patient Info. Entry» [Ввод данных пациента] выбрано значение «Off» [Выкл.], данные пациента не отображаются.

K Кнопка LIST [СПИСОК]Кнопка отображения папок с записями.

L Кнопка MENU [МЕНЮ]Кнопка открытия меню настроек устройства.
При отображении на экране списка папок (см.
пункт: Кнопка LIST [СПИСОК]), нажатием кнопки
MENU [МЕНЮ] вызывается выпадающее меню свозможностью копирования, редактирования иудаления папок.

M Светодиоды статуса
Светодиоды показывают статус обращения устройства к внутреннему жесткому диску и накопителям,подключенным к USB1 и USB2.
Внутренний жесткий дискНемигающий
зеленый:Не горит:НормаОшибка

USB 1/2
Немигающий
зеленый:Подключение устройства опознаноВ этом состоянии вы также можете
безопасно удалить устройство

Желтый:Идет запись или форматирование (илиидет подключение устройства)Важно: Не извлекайте USB устройство хранения до окончания процесса – существует риск потери
данных!
Устройство отсутствуетНе горит:N Кнопка PLAY/PAUSE [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА]Кнопка ENTER [ВВОД]Кнопка воспроизведения записанного файла.
При повторном нажатии во время воспроизведения устанавливается пауза.
Во время работы с меню нажмите эту кнопку дляподтверждения выбранного пункта.

O Кнопка CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ]Кнопка окончания съемки, воспроизведения, операций в меню или поиска. Также используется длязакрытия текущей папки пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте эту кнопку для закрытия любых
открытых файлов и папок. Во избежание повреждения сохраненных данных, отсоединяйте USBнакопитель только после того, как светодиод статуса USB стал зеленым.

P Кнопка STOP [ОСТАНОВКА]Кнопка остановки текущей съемки. Кнопка остановки текущего воспроизведения.

11Задняя панель
A

B

C

D

K

A Входные/выходные разъемыCOMPOSITE [КОМПОЗИТНЫЙ СИГНАЛ]IN [ВХОД] ()Разъем входа композитного видеосигнала(NTSC/PAL) (BNC-разъем)OUT [ВЫХОД] ()Разъем выхода композитного видеосигнала(NTSC/PAL) (BNC-разъем)B Входные/выходные разъемы S-VIDEO
IN [ВХОД] ()Разъем входа разделенного видеосигнала(NTSC/PAL) (S-разъем)OUT [ВЫХОД] ()Разъем выхода разделенного видеосигнала(NTSC/PAL) (S-разъем)

E

F

G

L

H

I

M

J

N

D Входные/выходные разъемы AUDIO[АУДИО]IN [ВХОД]Разъем входа аудиосигнала (стерео мини-джек 3,5 мм)
OUT [ВЫХОД]Разъем выхода аудиосигнала (стерео мини-джек 3,5 мм)

E Разъем MIC IN [МИКРОФОННЫЙ ВХОД]Разъем микрофонного входа для ввода аудиосигналов. (стерео мини-джек 3,5 мм)ПРИМЕЧАНИЕПри использовании стерео штекера проследитеза тем, чтобы микрофонный сигнал подавался налевый (L) канал.

F Разъем REMOTE [ДИСТАНЦИОННОЕC Разъемы входа внешних выключате-лей (EXT SW [ВНЕШ. ВЫКЛ.])Разъемы для внешних выключателей VIDEO [ВИДЕО]и PHOTO [ФОТО] (стерео мини-джеки 3,5 мм)

12УПРАВЛЕНИЕ]Для удаленного управления данным устройством
необходимо подключить проводной пульт дистан­ционного управления TEAC/TASCAM RC-10 илипедальный выключатель TEAC/TASCAM RC-3F (продаются отдельно). (мини-джек 2,5 мм)Задняя панель
G USB-порт (USB 3)Точка подключения USB-клавиатуры или сканера
карт/штрих-кода для ввода данных пациента.
(USB 2,0, тип A)Используйте сканер карт/штрих-кода, совместимый с клавиатурой. Кроме того, здесь можно подключить принтер, используя USB кабель.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с корпорацией TEAC или еедистрибьютером.
ПРИМЕЧАНИЕНе подключайте к данному разъему
USB-разветвители.

H USB-порт (USB 4)Точка подключения внешних устройств длядоступа к данным видеорекордера (выбран вариант USB Mass Storage [USB устройство массовой
памяти]) или управления данным видеорекордером с внешнего устройства (вариант USB Mass
Storage [USB устройство массовой памяти] невыбран).
Для управления устройством посредством команд,необходимо задать коммуникационную программу. Для получения дополнительной информации свяжитесь с корпорацией TEAC или еедистрибьютером.
(USB 2,0, тип В)ПРИМЕЧАНИЕНе подключайте к данному разъему
USB-разветвители.

I Основной выключатель питания
Переключатель подачи/отключения питания
данного устройства. Чтобы кнопка STANDBY/ON[ОЖИДАНИЕ/ВКЛ] на передней панели срабатывала, данный выключатель должен находиться вположении On [Вкл.].

K Входные/выходные разъемы DVI
IN [ВХОД] ()Разъемы входа видеосигнала DVI (DVI-D).
OUT [ВЫХОД] ()Разъемы выхода видеосигнала DVI (DVI-D).

L Разъем SDI
IN [ВХОД]Разъем входа видеосигнала SDI. (BNC-разъем)THRU [ПРОХОД]Разъем прохода входных видеосигналов SDI.
(BNC-разъем)OUT [ВЫХОД]Разъем выхода видеосигнала SDI. (BNC-разъем)M Разъем LAN
Разъем подключения устройства к сети. Следуйте
инструкциям сетевого администратора в отношении подключений и настроек.(10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T (RJ-45))Светодиод LINK [СОЕДИНЕНИЕ]Мигает при обнаружении импульса соединения.
Светодиод TRANSMIT [ПЕРЕДАЧА]Мигает во время передачи данных.
ПРИМЕЧАНИЕНе подключайте USB соединитель Типа B к данному разъёму. Это может привести к повреждению
устройства.

N Разъем выравнивания потенциалов( )Подключите к нему кабель выравнивания потенциалов с коннектором DIN 42801.
При совместном использовании с другим медицинским оборудованием соедините устройства спомощью соответствующих кабелей.

J Разъем шнура питания (~IN [~ВХОД])Подключите к нему шнур питания (входит вкомплект).
Подключайте шнур питания только к заземленной
розетке.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Разъемы, на которых изображен этот знак, могут
повредиться под воздействием статического
электричества. Не прикасайтесь к контактным
поверхностям разъема голыми руками.

13Подготовка к включению питания
Соединение входных кабелей

Подключение внешних выключателей

Устройство снабжено стандартными входными разъемами для видеосигналов S-VIDEO и COMPOSITE VIDEO[КОМПОЗИТНЫЙ СИГНАЛ], а также входными разъемамидля видеосигналов DVI и SDI высокого разрешения.
Подключите входные кабели к разъемам, которые планируется использовать.

Устройство снабжено разъемами внешних выключателей
(EXT SW [ВНЕШ. ВЫКЛ.]) Подключайтесь к разъемам внешних выключателей по мере необходимости (см. на стр.
19).

Подключение выходных кабелей

Запись на USB-накопитель
Подключите USB-накопитель к порту USB 1 или USB 2 напередней панели устройства. При подключенном USBнакопителе соответствующий светодиод горит зеленым.
Для отключения накопителя нажмите кнопку CASE CLOSE[ЗАКРЫТЬ]. Когда соответствующий светодиод прекратит
мигать (снова станет зеленым), извлеките соответствующий
USB-накопитель.
Подробности настроек см. в разделе «Выбор места сохранения записи» на стр. 19.

Устройство снабжено стандартными выходными разъемами для видеосигналов S-VIDEO и COMPOSITE VIDEO[КОМПОЗИТНЫЙ СИГНАЛ], а также выходными разъемамидля видеосигналов DVI и SDI высокого разрешения.
В примере подключения 1 (см. ниже) входные изображения/видео не отображаются на мониторе, когда устройство
выключено.
При подключении в соответствии с примером 2, входные
изображения/видео отображаются на мониторе, даже когда
устройство выключено.
Пример подключения 1Формирователь
изображения

Данное
устройство

Монитор

Данное
устройство

Монитор

Пример подключения 2Формирователь
изображения

Альтернативный входной сигнал на данном устройстве

Подключение к аудиовходу
Данное устройство снабжено разъемом аудиовхода.
Подключайтесь к разъему аудиовхода по мере необходимости.
Для SDI-видео данный разъем может использоваться совместно с разъемом видеовхода SDI.
Подробности см. в разделе «Audio IN» [Аудио ВХОД] (на стр.
43).

Подключение к аудиовыходу
Данное устройство снабжено разъемом аудиовыхода. Подключайтесь к разъему аудиовыхода по меренеобходимости.
Для SDI-видео данный разъем может использоваться совместно с выходным видеоразъемом SDI.

14Подключение накопителей записи

Запись на сетевой носительДля подключения к сети передачи данных используется
кабель.
Подробности см. в разделе «Параметры сети» на стр. 49.

Подготовка к включению питания

Подсоединение шнура питания

VВНИМАНИЕДля данного устройства предусмотрено подключение только к сети переменного тока 100–240 В ±10 %(50/60 Гц). Подключение к сети с другими параметрами
влечет за собой риск возгорания и поражения электрическим током.
Во избежание поражения электрическим током обязательно используйте разделительные трансформаторы.
Шнур питания снабжен трехштекерной вилкой. Для обеспечения безопасной эксплуатации не подключайте ее к двухштекерной (незаземленной) розетке.
Для США:Заземление
Розетка

Штепсельная вилка с заземляющим
контактомДля Европы:Заземление

Розетка (тип E)Заземление

Розетка (тип F)

При использовании UR-4MD в Великобритании:Используйте шнур питания BS1363 с предохранителем 3 A.

15Основные операции
Включение устройства

Когда на ЖК-дисплее передней панели появляется
текст о различных элементах статуса, устройство готовок следующей операции.

1 Переведите основной выключатель
питания на задней стороне устройстваво включенное положение ( | ).

oo Если поступает входной видеосигнал, видео отображается на заднем фоне.

2 Нажмите кнопку STANDBY/ON[ОЖИДАНИЕ/ВКЛ] на передней панели
устройства.
Загорается ЖК-дисплей на передней панели, появляется надпись «Starting…» [Запуск…].

После запуска устройства на ЖК-дисплей выводится
входной видеосигнал. Если входного сигнала нет, отображается черный фон.

16Основные операции

Выключение устройства
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Перед выключением устройства (переходом в режим ожидания или энергосберегающий режим):oo Остановите запись
oo Прекратите доступ ко всем носителям (убедитесь, чтосветодиод статуса подключенных USB-устройств горит
зеленым светом)В случае перебоя питания процедура выключения будет
проведена полностью, однако сохранение данных негарантируется. В частности, отключение питания во время
обращения к носителю может повредить данные и сделать
невозможным их использование.

oo Для перевода устройства в энергосберегающий режим кратковременно нажмите кнопку STANDBY/ON[ОЖИДАНИЕ/ВКЛ].

Ожидание (Выключение)Выключение устройства. Повторный запуск займет около
30 секунд.

Длительные перерывы в эксплуатацииПри длительных перерывах в эксплуатации отключайте
устройство в указанной ниже последовательности.
1	Нажмите и удерживайте кнопку STANDBY/ON [ОЖИДАНИЕ/ВКЛ] на передней
панели для перевода устройства в режим
ожидания.
2	Переведите основной выключатель на задней панели в положение Off [Выкл.] (˜).
oo Светодиод STANDBY [ОЖИДАНИЕ] продолжает гореть
несколько минут после отключения питания в связис использованием функции краткосрочного резерва
питания для компенсации перебоев в электросети.
Светодиод STANDBY [ОЖИДАНИЕ] погаснет после
того, как разрядится резервный источник питания.

oo Для перевода устройства в режим
ожидания нажмите кнопку STANDBY/ON [ОЖИДАНИЕ/ВКЛ] и удерживайтеее около 1 секунды.

Энергосберегающий режимВ данном режиме устройство готово к работе, при этомпотребляет меньше энергии. Такой режим полезен, когда
необходимо использовать устройство через небольшой
промежуток времени, при этом не ожидая включения.
oo Кулер в энергосберегающем режиме продолжает
вращаться.

17Основные операции

Основные действия в менюФорматирование носителя данных

1 Чтобы открыть главное меню,нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Форматирование сотрет все данные на выбранном
носителе.
Если для форматирования выбран внутренний жесткий
диск, данные на жестком диске данного устройства будут
стерты.

1 Чтобы открыть главное меню,нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].
2 Выберите «Advanced» [Дополнительные]e «Format Recording Device»[Форматирование накопителя записи].

2 Для выбора нужного пункта используйте кнопки 5, b, g, t.
3 Чтобы открыть выбранное меню,нажмите кнопку ENTER [ВВОД].
oo Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку
MENU [МЕНЮ].

4 Для закрытия главного меню нажмите
кнопку CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ] иливыберите «Exit» [Выход] и нажмите
кнопку ENTER [ВВОД].

3 Выберите носитель для форматирования и нажмите ENTER [ВВОД].
USB1
Отформатировать носитель, подключенный к порту USB 1.
USB2
Отформатировать носитель, подключенный к порту USB 2.
HDD [ВНУТРЕННИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК]Отформатировать внутренний жесткий диск.

4 Для начала форматирования нажмите
«Yes» [Да].

18Съемка/запись
Выбор места сохранения записи
Перед началом съемки задайте место будущего сохранения
записи.
oo Устройство всегда записывает данные на внутренний
жесткий диск.
oo В зависимости от настроек, устройство может одновременно сохранять данные на внутренний жесткий диск,USB1, USB2 и на сетевой носитель.

Запись на USB-накопитель
oo Подключите USB-накопитель к порту
USB 1 или USB 2 на передней панели
устройства.
При подключенном USB-накопителе соответствующий
светодиод горит зелёным.
oo Запись на внешний накопитель будет начинаться с тогокадра, который считывался в момент его подключения ксоответствующему порту USB. Изображения, записанныедо подключения, на внешний накопитель передаватьсяне будут.
oo Во избежание потери записываемых и уже сохраненных данных , а также других неисправностей , не подключайте и не отключайте USB-накопители во время
съемки.

Задание настроек внешнего выключателя (видео)Внешние выключатели подсоединяются через разъемы EXT
SW [ВНЕШ. ВЫКЛ.] в задней части устройства и используются для управления им.

1 Нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].
2 Выберите «Video» [Видео] e «Ext.
Switch Trigger» [Внеш. пусковая
кнопка/педаль].
3 Выберите нужную операцию.
Подробности см. в «Ext Switch Trigger [Внешняя пусковая кнопка/педаль]» в разделе «Параметры видео» на
стр. 45.
ПРИМЕЧАНИЕДля фотоснимков не предусмотрено никаких настроек
внешних выключателей.

Запись на сетевой носитель
1 Нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].
2 Выберите «Network» [Сеть] e «Mode
Select» [Выбор режима] и задайте
необходимый режим сети.
CIFS клиент
Данное устройство является CIFS-клиентом, записи
будут сохраняться в общей сетевой папке, сконфигурированной согласно настройкам CIFS-клиента.
FTP клиент
Данное устройство является FTP-клиентом, записи
будут сохраняться на FTP-сервере.

19Съемка/запись

Съемка/запись видео
oo Чтобы начать съемку видео, нажмите
кнопку VIDEO/PAUSE [ВИДЕО/ПАУЗА]на передней панели устройства.

События во время видеосъемки.
oo Если поступает входной видеосигнал, видео отображается на заднем фоне.
oo Во время видеосъемки светодиод VIDEO [ВИДЕО] надкнопкой VIDEO/PAUSE [ВИДЕО/ПАУЗА] горит желтым
светом.
oo В правой верхней части дисплея появляется пиктограмма статуса.
oo Во время видеосъемки вы можете сделать фотографию,нажав кнопку PHOTO [ФОТО].
Пиктограмма статуса

oo Чтобы поставить запись на паузу,нажмите кнопку VIDEO/PAUSE [ВИДЕО/ПАУЗА] еще раз.
oo Чтобы остановить видеосъемку,нажмите кнопку STOP [ОСТАНОВКА].
oo Если съемка началась до ввода данных пациента, видео
будет записано без них. Если данные пациента необходимы, см. «Ввод данных пациента» на стр. 21. Вводите
данные пациента до начала видеосъемки.
oo Для отключения отображения экранной информацииво время видеосъемки нажмите и удерживайте кнопку
PATIENT INFO [ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА] или задайте его внастройках «OSD» [Экранное меню] (см «OSD [Экранное
меню]» на стр. 46).

Число записей
(до 999)Время записи

Пиктограммы во время съемки
Пиктограмма

Пояснение

Съемка остановлена
Идет съемка видео
Пауза в видеосъемке
Фотография сделана после остановки
видеосъемки
Фотография сделана во время
видеосъемки
Фотография сделана во время приостановленной видеосъемки
ПРИМЕЧАНИЕПри длительной видеосъемке файл автоматически разбивается на части. Размер частей определяется в настройках
(см. на стр. 17).
Даже разбитые на части файлы могут воспроизводиться наустройстве без перерывов.

20Съемка/запись

Фотосъемка

Ввод данных пациента

Прежде чем начать запись, установите требуемое качество
сохраняемых изображений (см. «Параметры фото» на стр.
44).

Для ввода данных пациента необходимы USB-клавиатура
или cканер карт/штрих-кода.
oo Используя данные раздела «Patient Info. Entry [Ввод данных пациента]» на стр. 45, настройте используемое
устройство ввода.

oo Чтобы сделать фотографию, нажмите
кнопку PHOTO [ФОТО] на передней
панели устройства.
Светодиод PHOTO [ФОТО] над кнопкой PHOTO [ФОТО]загорается желтым светом.
В правой верхней части дисплея ненадолго появляется
пиктограмма камеры.

Ввод данных пациента с помощью
клавиатурыДля ввода данных пациента можно использовать USBклавиатуру, подключенную к порту USB3 на задней панели
устройства.
С помощью USB-клавиатуры вводятся номер, имя, пол идата рождения пациента.

1 Нажмите кнопку PATIENT INFO[ДАННЫЕ ПАЦЕНТА].

oo Если фотография сделана до ввода данных пациента,она не будет иметь никаких данных пациента. Еслиданные пациента необходимы, см. «Ввод данных пациента» на стр. 21. Вводите данные пациента до начала
фотосъемки.
Пиктограмма во время фотосъемки
Пиктограмма

2 Введите данные, используя клавиатуру.

Пояснение

Идет фотосъемкаВ памяти устройства сразу сохраняются учреждение,процедура, метод и операционная. Удалите ненужную
информацию из полей.

21Съемка/запись

3 Чтобы подтвердить данные, нажмите
кнопку ENTER [ВВОД].

Ввод данных пациента с помощью
карты/штрих-кодаКнопки и соответствующие клавиши
USB-клавиатурыДля ввода данных пациента к порту USB3 можно подключить cканер карт/штрих-кода.

Операция

Кнопка

USB клавиатура

Новый пациент

PATIENT INFO[ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА]5

F10

1 Нажмите кнопку PATIENT INFO[ДАННЫЕ ПАЦЕНТА].

bx (стрелка вниз)Перейти на полевверхПерейти на полевнизПереместить указа- gтель влево
Переместить указа- tтель вправо
Подтвердить и раз- ENTER [ВВОД]решить запись
Закрыть экран
CASE CLOSE[ЗАКРЫТЬ]PATIENT INFO[ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА]Удалить символ
—справа от указателя
Удалить символ
—слева от указателя
Ввод символа
—2 (стрелка вверх)s (стрелка влево)w (стрелка вправо)ENTER [ВВОД]F1
ESC [ВЫХОД]DEL [УДАЛИТЬ]Backspace [Возвратна символ]Код символа

ПРИМЕЧАНИЕ
oo Если вы не нажали ENTER [ВВОД] на передней панели
устройства или на клавиатуре, введенное значение небудет подтверждено.
oo Можно вводить только арабские цифры и латинские
буквы.
oo Клавиатура работает согласно настройке «Language»[Язык].
oo Поддерживаются только USB клавиатуры, совместимые
с IBM/Windows. Mac клавиатуры, к примеру, невозможно использовать с данным устройством.

Отмена ввода данных пациентаНа экране ввода данных пациента нажмите кнопку CASE
CLOSE [ЗАКРЫТЬ] или PATIENT INFO [ДАННЫЕ ПАЦЕНТА].

2 Произведите считывание карты/штрих-кода.
3 Чтобы подтвердить данные и разрешить запись, нажмите кнопку ENTER[ВВОД].
ПРИМЕЧАНИЕ
oo Если вы не нажали ENTER [ВВОД] на передней
панели устройства, введенное значение не будет
подтверждено.
oo Можно вводить только арабские цифры и латинские
буквы.
oo Другие символы отображаются с искажениями.

Выбор режима отображения информации на внешнем мониторе
Нажмите и удерживайте кнопку PATIENT INFO [ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА в течение 1 секунды, чтобы переключиться
между режимами отображения информации на внешнем
мониторе:OSD1 (Отображать информацию)OSD2 (Не отображать информацию)OSD3 (Отображать только пиктограмму статуса)OSD4 (Отображать пиктограмму статуса и счёт-чик времени)22Съемка/запись

Выход из режима съемки/записи
Нажмите кнопку CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ], чтобы очистить
данные пациента и выйти из режима съемки/записи.

Видео и фотографии, полученные до нажатия кнопки CASE
CLOSE [ЗАКРЫТЬ], сохранятся в той же папке. Максимальноедля одной папки количество изображений и/или видео
составляет 999. Если это число достигнуто а вам необходимо продолжить съемку, нажмите однократно кнопку
CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ], чтобы прекратить съемку. Когда выначнете новую запись, будет создана новая папка.

Меры предосторожности при извлечении USB-накопителей.
После того, как вы остановили видео- или фотосъемку
нажатием кнопки CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ], устройство ещенекоторое время продолжает записывать информацию на
USB-накопитель. Поэтому перед его извлечением необходимо подождать.
Извлечение USB-накопителя во время съемки может
привести к повреждению некоторых полученных изображений/видео и управляющих файлов и, соответственно, потере данных. Порядок действий при извлечении
USB-накопителя:1 Остановите запись нажатием кнопки
CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ] и дождитесь
зеленого сигнала светодиода статуса.
В зависимости от длительности съемки, зеленый сигнал
светодиода может появиться через несколько минут.

2 Когда все светодиоды загорятся зеленым, нажмите кнопку LIST [СПИСОК] иубедитесь, что записанные видео/изображения находятся вверху списка.
3 Убедитесь, что устройством воспроизведения, указанным в левом нижнем углу дисплея, является (USB1 или
USB2).
4 Убедитесь, что вы можете воспроизводить снятые видео/изображения.
5 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку CASE CLOSE[ЗАКРЫТЬ].
6 Когда пиктограмма воспроизведения исчезнет с дисплея, отсоедините
USB-накопитель.

23Воспроизведение записей
Воспроизведение последнего видео

Операции при воспроизведенииДля воспроизведения последних записанных данных
нажмите кнопку PLAY/PAUSE [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА]на передней панели устройства.

Воспроизведение и пауза

Пиктограммы во время воспроизведения
Пиктограмма Пояснение

Стандартное воспроизведение
Пауза в воспроизведении
Числа 1, 2, 3, 4 или 5 отображаются в зависимости от скорости воспроизведения.
Идет фотосъемка

Пиктограмма статуса

Дата и время
начала записи
Время воспроизведения / время
записи изображения
Номер воспроизводимого изображения / общее количество
изображений в папке
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Последнее видео/изображение может воспроизводиться
только сразу после запуска устройства или сразу после
съемки.
При открытии списка записей, воспроизводимых при запуске, папка воспроизведения меняется.

24Нажмите кнопку PLAY/PAUSE [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА].

oo Нажмите кнопку во время стандартного воспроизведения, чтобы поставить воспроизведение на паузу.
oo В остальных случаях нажатие кнопки запускает стандартное воспроизведение (нормальная скорость×1)
oo При просмотре изображений кнопка не функциональна.

ОстановкаДля остановки текущего воспроизведения нажмите кнопку
CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ] или STOP [ОСТАНОВКА].

Воспроизведение записей

Изменение скорости воспроизведения

Переход к следующему файлу записи

Чтобы увеличить скорость воспроизведения видео вовремя просмотра, нажмите кнопку t. С каждым новым
нажатием скорость увеличивается на один уровень.
Чтобы уменьшить скорость воспроизведения видео наодин уровень, нажмите кнопку g.

Когда просмотр изображений или воспроизведение видео
заканчиваются, вы можете перейти к следующему файлу
нажав кнопку 5.

Для перехода к предыдущему файлу нажмите кнопку b.
ПРИМЕЧАНИЕ
oo В устройстве не предусмотрена функция «перемотки».
oo Если при воспроизведении на высокой скорости видео
двигается неравномерно, переключитесь на нормальную скорость, а затем повторите попытку.

Быстрый переход к меткеВо время просмотра видео нажмите и удерживайте кнопку
t чтобы быстро перейти к следующей метке и начать воспроизведение с нее.
Если до конца видеозаписи больше нет меток, произойдет
переход к концу видео, а воспроизведение будет поставлено на паузу.
Во время просмотра видео нажмите и удерживайте кнопку
g, чтобы быстро перейти к предыдущей метке и начать
воспроизведение с нее.
Если с начала видеозаписи больше нет меток, произойдет
переход к началу видео, а воспроизведение будет поставлено на паузу.

Нажать и удерживатьне менее 2 секунд

25

Воспроизведение записей

Переход к следующей папкеВо время воспроизведения или паузы видео вы можете
перейти к следующей папке нажав и удерживая кнопку 5не менее 2 секунд.

Аудиосопровождение видеозаписи

Аудио воспроизводится только во время стандартного
воспроизведения.
ПРИМЕЧАНИЕПри ускоренном воспроизведении видео аудио сопровождение отключено.

Отображение и воспроизведение файлов из последней открытой папкиДля отображения данных по записям в папке с самой поздней датой нажмите кнопку LIST [СПИСОК] или клавишу F3 на
USB-клавиатуре.
Нажать и удерживатьне менее 2 секундДля перехода к предыдущей папке нажмите и удерживайте
кнопку b не менее 2 секунд.

Нажать и удерживатьне менее 2 секунд

Обнаруженное устройство
Номер текущей папки / Всего папок

26

Воспроизведение записей

Поиск и воспроизведение файлов позаданным условиям
ПРИМЕЧАНИЕ
Если для параметра «Patient Info. Entry» [Ввод данных пациента]) выбрано значение «Off» [Выкл.], поиск невозможен.

Поиск по номеру (ID)1 Нажмите кнопку PATIENT INFO[ДАННЫЕ ПАЦЕНТА].
2 Переместите указатель в поле ID[НОМЕР]3 Введите номер, используя
USB-клавиатуру.
4 Для запуска поиска нажмите кнопку
LIST [СПИСОК] или клавишу F3 на
USB-клавиатуре.

Поиск по имени
1 Нажмите кнопку PATIENT INFO[ДАННЫЕ ПАЦЕНТА].
2 Переместите указатель в поле NAME[ИМЯ]
3 Введите имя, используя
USB-клавиатуру.
4 Для запуска поиска нажмите кнопку
LIST [СПИСОК] или клавишу F3 на
USB-клавиатуре.

27

Воспроизведение записей

Поиск по дате1 Нажмите кнопку PATIENT INFO[ДАННЫЕ ПАЦЕНТА].
2 Переместите указатель в поле DATE[ДАТА].
3 Введите дату, используя
USB-клавиатуру.
4 Для запуска поиска нажмите кнопку
LIST [СПИСОК] или клавишу F3 на
USB-клавиатуре.

Кнопки и соответствующие клавиши
USB-клавиатуры
Операция

Кнопка

USB клавиатура

Новый пациент

PATIENT INFO[ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА]
5

F10

b
g

x (стрелка вниз)s (стрелка влево)tw (стрелка
вправо)ENTER [ВВОД]F1
ESC [ВЫХОД]Перейти на полевверхПерейти на поле внизПереместить указатель влево
Переместить указатель вправо
Подтвердить исохранить
Закрыть экранENTER [ВВОД]CASE CLOSE[ЗАКРЫТЬ]PATIENT INFO[ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА]—Удалить символ
справа от указателя
Удалить символ слева —от указателя
Ввод символа
—Начать поиск
LIST [СПИСОК]28

2 (стрелка вверх)DEL [УДАЛИТЬ]Backspace [Возвратна символ]Код символа
F3Изменение устройства, на котором
ведется поиск (воспроизведение)Для смены устройства нажмите кнопку g/t на экране
результатов поиска или s /w на USB-клавиатуре.
Устройства меняются в указанном порядке.
iHDD

USB1

USB2

Управление файлами с записями
Сохранение записанных видео/изображений на внешнем устройстве.

Копирование на FTP-сервер
1 Нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].

Данные, записанные на видеорекордер, можно копироватьна внешние устройства. Используйте функцию «Copy to(from iHDD)» [Копировать на (с внутр. жесткого диска)] наэкране «Advanced-1» [Дополнительные-1] (на стр. 46).

2 Выберите «Advanced»[Дополнительные].

Копирование на USB 1 или USB 2

3 Выберите «Copy to (from iHDD)»[Копировать на (с внутр. жесткого диска)].

1 Нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].

4 Выберите «Network (FTP)» [Сеть (FTP)].

2 Выберите «Advanced»[Дополнительные].

5 Выберите последовательность копирования папок.

3 Выберите «Copy to (from iHDD)»[Копировать на (с внутр. жесткого
диска)].
4 Выберите «USB1» или «USB2».
5 Выберите последовательность копирования папок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Подробную информацию о настройках FTP-сервера см. впункте «FTP Client» раздела «Mode Select [Выбор режима]»на стр. 49.

ПРИМЕЧАНИЕ
oo Все сохранённые на рекордере UR-4MD видео и изображения будут скопированы на выбранное устройство.
Для копирования только определённых папок используйте экран списка ( «Копирование выбранной папки»на стр. 30).
oo Убедитесь, что место сохранения скопированной папки
имеет достаточно памяти.
Если на внутреннем жестком диске содержится большое количество данных, копирование может занять
несколько часов.
Проводить копирование рекомендуется, когда планируется не использовать устройство по назначению в течение долгого времени.

29

Управление файлами с записями

Копирование на CIFS-сервер

Копирование выбранной папки

1 Нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].

1 Чтобы открыть список, нажмите
кнопку LIST [СПИСОК].

2 Выберите «Advanced»[Дополнительные].
3 Выберите «Copy to (from iHDD)»[Копировать на (с внутр. жесткого
диска)].
4 Выберите «Network (CIFS)» [Сеть(CIFS)].
5 Выберите последовательность копирования папок.

oo Если список папок внутреннего жесткого дискане отображается, используйте кнопки d и e,чтобы выбрать «HDD» [Внутренний жесткий диск]в качестве устройства, на котором ведется поиск
(воспроизведение).

2 С помощью кнопок 3 и c выберите
папку, которую необходимо скопировать, и нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].
Открывается всплывающее меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробную информацию о настройках CIFS-сервера см. впункте «CIFS Client» раздела «Mode Select [Выбор режима]»на стр. 49.

3 С помощью кнопок 3 и c выберите вариант «Copy» [Копировать] инажмите кнопку ENTER [ВВОД].

Открывается всплывающее меню «Destination» [Место
назначения].

30Управление файлами с записями

4 С помощью кнопок 3 и c выберите
место назначения и нажмите кнопкуENTER [ВВОД].
В качестве мест назначения приводятся устройства, накоторые в данный момент можно копировать данные.

6 После появления сообщения «Copy
completed!» [Копирование завершено!] вернитесь к списку, нажав
кнопку ENTER [ВВОД].

5 В окне подтверждения нажмите
кнопку d,чтобы выбрать вариант
«Yes» [Да], а затем нажмите кнопкуENTER [ВВОД].

oo Копирование не начнется, если на устройстве назначения недостаточно памяти.

oo Отменить текущее копирование можно нажатием
кнопки ENTER [ВВОД].

31Управление файлами с записями

Редактирование информации в существующих папках

Открывается экран PATIENT INFORMATION [ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА] для данной папки.

1 Чтобы открыть список, нажмите
кнопку LIST [СПИСОК].

4 Измените информацию о папке инажмите кнопку ENTER [ВВОД].
Открывается диалоговое окно подтверждения.

2 С помощью кнопок 3 и c выберите
папку информацией, которую необходимо отредактировать, и нажмите
кнопку MENU [МЕНЮ].
Открывается всплывающее меню.

5 Чтобы сохранить изменения, выберите вариант «Yes» [Да] и нажмите
кнопку ENTER [ВВОД].

3 С помощью кнопок 3 и c выберите
вариант «Edit» [Редактировать] инажмите кнопку ENTER [ВВОД].

32ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕПри использовании USB-устройства массовой памяти илисетевого носителя редактирование информации в папке
может оказаться невозможным. В этом случае переключите
режим сети на «Off» [Выкл.] (см. «Параметры сети» на стр.
49).

Управление файлами с записями

Удаление данных из существующих
папокОткрывается диалоговое окно подтверждения.

1 Чтобы открыть список, нажмите
кнопку LIST [СПИСОК].

4 выберите вариант «Yes» [Да] инажмите кнопку ENTER [ВВОД].
Повторно открывается диалоговое окно подтверждения.

2 С помощью кнопок 3 и c выберите
папку, которую необходимо удалить,и нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].
Открывается всплывающее меню.

5 Если вы уверены, что хотите удалитьэту папку, выберите вариант «Yes» [Да]и нажмите кнопку ENTER [ВВОД].
Данные, содержащиеся в выбранной папке, удалены.

3 С помощью кнопок 3 и c выберите
вариант «Delete» [Удалить] и нажмите
кнопку ENTER [ВВОД].

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
oo Восстановить удаленные данные невозможно, используйте данную функцию с осторожностью.
oo При использовании USB-устройства массовой памятиили сетевого носителя удаление информации в папке
может оказаться невозможным. В этом случае переключите режим сети на «Off» [Выкл.] (см. «Параметры сети»на стр. 49).

33

Управление файлами с записями

Структура папки для видео/изображенийПри вводе информации для каждого пациента создается
папка. Название папки создается согласно приведенному
образцу. Указывается год, месяц, день, час, минута, секундаи номер пациента.
ггммддччммсс_номер
ПРИМЕЧАНИЕ
Если номер представляет собой символ, который невозможно использовать в названии файла, этот символ будет
заменен на знак решетки (#).
Информация о папке обновляется после завершения
записи (после нажатия кнопки CASE CLOSE [ЗАКРЫТЬ] длязавершения съемки).

Структура папки
Корневой каталог
PatientList.html
20161216154525_000012345
video_files
000001-001.mov
000002-001.mov
000004-001.mov
000005-001.mov
000005-002.mov
000007-001.movphoto_files
000003.jpg(html-файл)(папка управления данными о пациентах)(папка хранения видео)(видеофайл)(видеофайл)(видеофайл)(разбитый видеофайл, часть1)(разбитый видеофайл, часть2)(папка хранения изображений)(файл с изображением (нумерация
согласно очередности съемки)000006.jpg(файл с изображением)Files.html(Список видео/изображений в папке)20161216181554_0000112255 (папка управления данными о пациентах)video_files(папка хранения видео)34

Управление файлами с записями

Просмотр сохраненных видео/изображений на компьютере (с использованием
HTML-файла на носителе)Снятые видео/изображения и информацию о папках можно просматривать в интернет-браузере на компьютере. Для этого
необходимо открыть файл «PatientList.html».

Список папок c сохраненными материалами
Устройство создает HTML-список (PatientList.html) папок, сохраненных на внутренний жесткий диск.
Кроме того, при копировании данных на внешний USB-накопитель на этом устройстве создается HTML-перечень папок
(PatientList.html).

No: [№]Номер папки на носителе
Номера отображаются в порядке копирования
Date [Дата]:Дата съемки
ID [Номер]:Номер пациента (ссылка на список видео/изображений в папке)Name [Имя]:Имя пациента (ссылка на список видео/изображений в папке)D.O.B. [Дата рождения]:Дата рождения пациента (строка заполняется в свободной форме)Sex [Пол]:Пол пациента
Num of image [Количество Количество видео/изображений в папке (ссылка на список видео/изображений в папке)видео/изображений]:35

Управление файлами с записями

Список видео/изображений в папке
Нажатием на номер или имя пациента в списке папки откройте список, см. далее.

No: [№]
File [Файл]:Size [Размер]:Length [Длительность]:36Количество видео/изображений в папке, разбитые видео отмечены дефисом (–)Имя файла (ссылка)Фактический размер файла
Длительность видео или «Photo» [Фото], разбитые видео отмечены дефисом (–)

Печать фотоОбзорРаздел содержит описание настроек и инструкции поиспользованию функций печати устройства UR-4MD.
oo Функции печати поддерживают устройства UR-4MD сверсией прошивки 1.23 и позднее. Последнюю версию
прошивки можно получить у официального дилера компании TEAC, у которого вы приобрели устройство.
oo Изображения (фото), сохранённые устройством UR-4MD,
могут быть распечатаны только на специальном принтере, подключенному по USB. Свяжитесь с TEAC дляполучения информации о поддерживаемых принтерах.

Настройка печати
1 Чтобы открыть главное меню,нажмите кнопку MENU.

2 Выберите «Дополнительные»настройки и нажмите кнопку ENTER.

Подключение
1 Перед подключением принтера к
UR-4MD выключите оба устройства.
2 Подключите принтер к USB порту 3(USB3), расположенному на обратной
стороне устройства.
Используте USB кабель из комплекта принтера илилюбой другой доступный в продаже.

3 Выберите «Настройки принтера» инажмите ENTER.

3 Включите UR-4MD.

4 Включите принтер.

4 Выполните необходимые настройкина двух дополнительных экранах
(Настройки печати-1, Настройки
печати-2).
5 По завершении нажмите кнопку CASE
CLOSE [ЗАКРЫТЬ].

37Печать фотоНастройки печати-1ЛоготипПри печати справа вверху на странице можно добавлять
логотип.
Вкл:Печатать загруженный логотип.
Выкл.:
Не печатать логотип.
Загрузка: Загрузите файл логотипа с USB накопителя, подключенного к USB порту 1 (USB1). Проследите,чтобы файл логотипа отвечал следующим требованиям:Формат файла: jpg, pngИмя файла: mdvrlogo.jpg / mdvrlogo.png
Размер логотипа: 245 × 75 пикселей

Принтер
Свяжитесь с TEAC для получения информации о поддерживаемых принтерах.

Бумага
Выберите размер бумаги.
Letter, A4Количество копий
Укажите сколько копий необходимо рапечатать.
1–10Количество фото на странице
Выберите сколько изображений будет распологатьсяна каждой странице при выводе на печать. Возможны
варианты:1, 2, 4, 8, 15, 16 (альбомная ориентация: 1, 4, 16; книжная
ориентация: 2, 8, 15)oo Ориентация листа, выводимого на печать, зависитот выбранного количества изображений на странице и не может быть установлена пользователем
непосредственно.

Авто печатьПри включении этой опции печать будет запускаться автоматически при достижении количества изображений, установленного в настройках «Количество фото на странице».
Вкл, Выкл

38Файл логотипа
Используется для от ображения логотипа на экране.

Печать фотоНастройки печати-2Печать отображаемого изображения
1 Отобразите JPEG изображение, которое хотите распечатать.
2 Нажмите кнопку MENU.
Появится следующее сообщение с подтверждением.

3 Для запуска обновления выберите
«Да» и нажмите кнопку ENTER.

ЗаголовокС помощью USB клавиатуры можно набрать до 32 буквенно-цифровых символов, которые будут отображаться вверхней части страницы, выводимой на печать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Подключите USB клавиатуру к USB порту 1 (USB1) или 2(USB2). Убедитесь, что «USB клавиатура» выбрана в настройках в качестве устройства ввода данных пациента (см.
Меню> Дополнительные> Данные пациента. Ввод).

Строки нижнего колонтитула 1 – 5Выберите какую информацию пациента выводить в нижней
части страницы. Установите доступные опции для каждой
(1-5) строки нижнего колонтитула.
Номер
Имя
Дата рождения
ПолУчреждение (Больница)ДокторТип процедуры
МетодОперационная
Выкл.

4 Чтобы закрыть окно нажмите ENTER.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
oo Если появится сообщение об ошибке, смотрите инструкции в руководстве пользователя принтера.

oo Свяжитесь с TEAC для получения информации о поддерживаемых принтерах.

39

Печать фотоВыбор группы изображений для печати

4 Выберите фото для отправки на печать,и нажмите кнопку PATIENT INFO.

1 В режиме ожидания устройства
нажмите кнопку LIST чтобы отобразить список пациентов.
Изображение помечается галочкой.

2 Выберите папку с файлами на печатьи нажмите кнопку MENU.

w

3 Выберите «Печать» и нажмите кнопкуENTER.
Откроется экран отображения миниатюр.
oo При повторном нажатии на PATIENT INFO выбор изображения снимается.
w

40

oo Чтобы выбрать все фото нажмите кнопку PHOTO.
oo Повторным нажатием кнопки PHOTO выбор снимается со всех изображений.

Печать фотоПечать копий изображений
Копии изображений можно печатать автоматически или вручную.

3 Выберите «Выполнить» и нажмите
кнопку ENTER.
Открывается диалоговое окно подтверждения.

Печать в ручную
1 При отображении экрана миниатюр
нажмите кнопку MENU чтобы перейтик окну Параметров печати.

4 Выберите «Выполнить» и нажмите
кнопку ENTER.
По завершении печати появляется следующее окно:Здесь можно устанавливать количество копий, количество фото на странице, и включать и отключать логотип.

2 Выберите «Выполнить» и нажмите
кнопку ENTER.

5 Подтвердите прочтение нажатием
кнопки ENTER.

w

41Печать фотоАвтоматическая печатьПри включении функции автоматической печати, печать
начинается автоматически, как только достигается установленное в дополнительных настройках количество фото настранице.
oo Выберите количество изображений, выводимых наодной странице печати (см. «Количество фото на странице» на стр. 38).
oo Для использования этой функции найдите в настройках раздел «Авто печать» и установите «Вкл» (см.«Автопечать» на стр. 38).
В приведённом ниже примере автоматическая печать
начнётся сразу, как только будут получены восемь
изображений.
Если папка пациента закрыта нажатием кнопки CASE CLOSE,все оставшиеся изображения будут распечатаны.

Сообщения об ошибках при печати
Сообщение

Ответное действиеERROR (701) PRINTER OFF LINEВключите принтер. Проверьте USB кабель подключенного к устройству UR-4MD
принтера.
Установите ленту принтера.
Замените ленту принтера.
Закройте полностью крышку принтера.
Загрузите бумагу в принтер.
Причина ошибки не известна. Выключите устройство UR-4MD и принтер. Затем
снова включите оба устройства и повторите попытку печати.
Убедитесь, что загружена бумага соответствующего размера.
Проверьте настройки печати. Выключите устройство UR-4MD и принтер. Затем
снова включите оба устройства и повторите попытку печати.

ERROR (702) PRINTER NO RIBBONERROR (703) PRINTER END RIBBONERROR (704) PRINTER DOOR OPENERROR (705) PRINTER NO PAPER
ERROR (706) PRINTER UNKNOWNERROR (707) PAPER WRONG SIZEERROR (708) PRINT FAILED

42

Настройки
Например, если параметр «Video IN» [Видео ВХОД] установлен на «DVI», выбирается следующий порядок приоритетов.
DVI w SDI w S-VIDEO w COMPOSITE [КОМПОЗИТНЫЙ
СИГНАЛ]oo Если входит композитный видеосигнал COMPOSITE,переключения на разделенный видеосигнал S-VIDEO непроизойдет.
oo Если входит разделенный видеосигнал S-VIDEO, переключение на композитный видеосигнал COMPOSITE непроизойдет.
oo Кроме того, переключение не происходит во время
съемки.

Общие настройки

Переместите указатель на параметр, который нужно
настроить, и нажмите кнопку ENTER [ВВОД].

Текущие настройки
Отображение основных настроек.

Ручное переключение видеовхода.
Когда не происходит съемки и воспроизведения, нажмитеи удерживайте кнопку 5 или b, чтобы осуществить
поиск другого входного разъема с видеосигналом и переключиться на него. Если на входе не обнаруживается никакого видеосигнала, изменений не происходит.

Audio IN [Аудио ВХОД]Установите приоритетный аудиовход.
SDI
AUDIO [АУДИО]MIC [МИКРОФОННЫЙ]Автоматическое включение аудиовходаПри обнаружении входного аудиосигнала, сопровождающего входной видеосигнал, происходит автоматическое
включение аудиовхода.
Порядок определения входного аудиосигнала.
Firmware version [Версия прошивки]Patient Info. Entry [Ввод данных пациента]Auto Index [Автом. разметка]Auto File Division [Автом. разбивка файлов]Ext Switch Trigger [Внешняя пусковая кнопка/педаль]Erase HDD (Keep) [Очистка жёсткого диска (сохранение
данных)]iHDD Free [Доступное пространство внутр. жёсткого
диска]

Video IN [Видео ВХОД]Поддерживается автоматическое включение
видеовхода.
При обнаружении входного видеосигнала происходит
автоматическое включение видеовхода. Когда имеется
несколько входных видеосигналов, видеовход переключается на сигнал с наивысшим приоритетом.
Порядок определения входного видеосигнала.
SDI

DVI

S-VIDEO

SDI

AUDIO

MIC

Например, если задано AUDIO [АУДИО], выбирается следующий порядок приоритетов.
AUDIO [АУДИО] w SDI w MIC [МИКРОФОННЫЙ]oo Наличие цифрового сигнала определяется для SDI, подключение штекеров определяется для входных разъемов AUDIO [АУДИО] и MIC [МИКРОФОННЫЙ].
oo Переключение не происходит во время съемки.
oo SDI-аудио можно выбрать, только когда выбран видеовход SDI.
oo SDI -аудио функционирует только при использовании
видеовхода SDI. Если видеовход представляет собой
SDI-сигнал с вложенными аудиоданными, будет задано
SDI-аудио без возможности смены на AUDIO [АУДИО] и
MIC [МИКРОФОННЫЙ].

COMPOSITEУстановите приоритетный видеовход.

43Настройки

Video OUT [Видео ВЫХОД]Параметр задает разрешение выходного видеосигнала приотсутствии входного видеосигнала.

Параметры фотоNTSC:

Выход с выходных разъемов COMPOSITE[КОМПОЗИТНЫЙ СИГНАЛ] и S-VIDEO
PAL:Выход с выходных разъемов COMPOSITE[КОМПОЗИТНЫЙ СИГНАЛ] и S-VIDEO
1024x768: Выход с выходного разъема DVI
1920x1080: Выход с выходных разъемов DVI и SDI.
oo Во время воспроизведения на выходе будет обеспечиваться заданное разрешение видео, если оно отличается от разрешения воспроизводимого видео/изображения, даже если имеется входной видео сигнал.

Playback From [Источник воспроизведения]Параметр выбора устройства для воспроизведения.
USB1
USB2
Внутренний жесткий дискoo Если заданное устройство оказывается недоступно вовремя воспроизведения, видеорекордер будет проверять подключения в указанной ранее последовательности и искать соответствующее устройство.

ЧасыУказание текущей даты и времени.
Выбранные указателем элементы выделяются.
Переместить указатель на предыдущий/следующий элемент.
5, b: Увеличить или уменьшить значение параметра.
ENTER
Подтвердить заданные дату и время.
[ВВОД]:
MENUОтменить изменения даты и времени.
[МЕНЮ]:g, t:ПРИМЕЧАНИЕ
Встроенные часы видеорекордера могут показывать неточное время. Рекомендуется регулярно проверять и регулировать показания времени.

Language [Язык]Меню выбора языка.
EnglishItaliano
Español
日本語한국어Français
Deutsch中文

44

Português
TürkçeSvenskaРусский

Quality [Качество]Задание качества получаемых изображений.
HQ [ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО]:Высокое качество
SQ [СТАНДАРТНОЕ КАЧЕСТВО]: Стандартное качество
EQ [ЭКОНОМ-КАЧЕСТВО]:Эконом-качество
(небольшие файлы)Format [Формат]
TIFF:
JPEG:
JPEG (info on)[JPEG (информация вкл.)]DICOM (.dcm):Несжатый формат TIFF
Сжатие JPEG:
Сжатие JPEG:
Информация о папке, отображаемая вверхней части изображений:Дата, номер, имя, дата рождения, пол,учреждение, доктор
Файл формата DICOM (изображение вформате JPEG)

Настройки

Параметры видео

Дополнительные -1

Quality [Качество]Patient Info. Entry [Ввод данных пациента]Задание качества записываемого видео.

Выбор устройства для ввода данных пациента. (Данная
настройка применима только к вводу данных пациента).

HQ [ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО]:Высокое качество
SQ [СТАНДАРТНОЕ КАЧЕСТВО]: Стандартное качество
EQ [ЭКОНОМ-КАЧЕСТВО]:Эконом-качество (небольшие файлы)Auto Index [Автом. разметка]Параметры расстановки меток во время съемки видео.
Off [Выкл.]:Метки не расставляются.
1 min [1 минута]: Метка вставляется каждую минуту.
5 min [5 минут]: Метка вставляется каждые 5 минут.
10 min [10 минут]: Метка вставляется каждые 10 минут.
20 Even Per FileПосле съемки видео разбивается на[20 равных меток 20 равных интервалов, разделенныхна файл]:метками.

Ext Switch Trigger [Внешняя пусковая
кнопка/педаль]Off [Выкл.]:Данные пациента не вводятся.
USB KeyboardВозможность вводить данные паци[USB-клавиатура]: ента с помощью USB-клавиатуры.
Card/Barcode Reader Для ввода данных пациента использу[Сканер карт/ется USB-cканер карт/штрих-кода. Приштрих-кода]:использовании этой настройки появляется экран со следующим диапазоном символов. Задайте настройки длякаждого информационного диапазона.
oo Поддерживаются клавиатуры с расширенной стандартной раскладкой для США.
oo Для ввода данных пациента подключите USB-устройства
через порт USB3 в задней части устройства.
При использовании магнитных карт/штрих-кодов задайте
диапазон считываемых символов.

Настройка работы внешнего пускателя, подключенного кразъёму EXT SW.
Push to Switch Нажать, чтобы попеременно запускать и[Однократное останавливать/приостанавливать съёмку.
нажатие]:Выбор остановки или постановки на паузу
определяется в настройках «Ext Switch
Trigger (Mode)» [Внеш. пусковая кнопка/педаль (Режим)].
Hold to Record Съемка, пока нажата кнопка
[Удержание]:Ext. Switch Trigger (Mode) [(Режим)]Выберите действие при использовании внешнего пускателяв режиме однократного нажатия:Pause [Пауза]:Stop [Остановка]:Запись <–> Пауза
Создаётся один большой файл.
Запись <–> Остановка
Создаётся серия небольших файлов.

Диапазон ограничивается положением первого символа(Start [Начало]) и положением последнего символа (End[Конец]). Если используется только один символ, значения
начала и конца совпадают.
ID [Номер]:Name [Имя]:Выбор диапазона символов, используемогодля данного номера
Выбор диапазона символов, используемогодля данного имени

45

Настройки
D.O.B. [Датарождения]:Sex [Пол]:Выбор диапазона символов, используемогодля данной даты рождения
Выбор диапазона символов, используемогодля данного полаShow All Info На данном экране отображаются все вход[Показать все ные данные сканера карт/штрих-кода.
данные]:OSD [Экранное меню]Выбор режима отображения информации на внешнем
мониторе (отображение данных пациента на экране, оставшийся объем, время и т.д.).
ON [Вкл.]:OFF [Выкл.]:ICON[ПИКТОГРАММА]:ICON + TIMER:

Отображать информациюНе отображать информацию
Отображать только пиктограмму
статуса
Отображать пиктограмму статуса исчётчик времениДля мгновенного переключения между доступными параметрами можно нажать и удерживать кнопку PATIENT INFO[ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА] (см. «Кнопка PATIENT INFO» [ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА] на стр. 11).

Auto File Division [Автом. разбивка файлов]Задайте размер файла для автоматической разбивки файлаво время записи видео.
4 GB [4 Гб]
1 GB [1 Гб]oo Разбивка необходима ввиду ограничений файловой
системы.
При использовании FTP-передачи данных более эффективны файлы меньшего размера.
oo При определенных настройках качества видео и разрешения входного видеосигнала фактический размер
части файла может оказаться меньше заданного.

Format Recording Device[Форматирование накопителя записи]Для форматирования (инициализации) накопителя записи
(носителя) используйте следующие настройки:Cancel [Отмена]
USB1
USB2
iHDD [Внутр. жесткий диск]ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Форматирование накопителя сотрет все имеющиеся на немданные. Эту операцию невозможно отменить.

46

Copy To (from iHDD) [Копировать на (свнутр. жесткого диска)]Копирование снятых видео/изображений с внутреннего
жесткого диска на другой носитель (см. на стр. 29).
Выберите устройство назначения копирования:Cancel [Отмена]
USB1
USB2
Network (FTP) [Сеть (FTP)]
Network (CIFS) [Сеть (CIFS)]После выбора носителя в строке ниже появляются следующие варианты.
После выбора одного из вариантов начнется копирование.
From Older FolderВсе данные копируются начиная с[С последней папки]: последней папки.
From Newer Folder Все данные копируются начиная с[С первой папки]:первой папки.
oo Для копирования определённой папки используйте
экран списка (на стр. 30).

Настройки

Advanced-2 [Дополнительные-2]

Storage Device Info.
[Сведения о накопителе]Различная информация о выбранном накопителе.

Erase iHDD (Keep) [Очистка внутр. жесткого диска (сохранение данных)]Настройка процедуры очистки внутреннего жесткого
диска. При запуске видеорекордера данные будут стираться согласно этой настройке.
Off [Выкл.]:Не стирать. После переполнения внутреннего жесткого диска запись будет
невозможна.
Keep 200 GBПапки будут стираться начиная с[Оставить 100 Гб]: последней до тех пор, пока не останется около 200 Гб.
Keep 100 GBПапки будут стираться начиная с[Оставить 100 Гб]: последней до тех пор, пока не останется около 100 Гб.
Keep 50 GBПапки будут стираться начиная с[Оставить 100 Гб]: последней до тех пор, пока не останется около 50 Гб.
Keep Last 24 Hours Будут стираться папки, созданные
[Оставить послед- раньше чем 24 часа назад (считая от
ние 24 часа]:времени записи).
Keep Last 7 Days Будут стираться папки, созданные
[Оставить послед- раньше, чем 7 дней назад (считая от
ние 7 дней]:времени записи).
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕРаз в день выключайте рекордер, чтобы избежать постоянного включения.
Если оставлять рекордер непрерывно включенным, функция стирания, которая очищает жёсткий диск при запуске
устройства, окажется незадействованной. В результате,внутренний жёсткий диск может быть переполнен. Когда нажёстком диске не останется свободного места, запись будет
прервана.

iHDD InformationСведения о внутреннем жестком
[Сведения о внутр. диске.
жестком диске]:Capacity [Объем]:Суммарный объем
Free SpaceОбъем свободной памяти.
[Свободно]:Used Space [Занято]: Объем занятой памяти.
Сведения S.M.A.R.T. внутреннего жестiHDD S.M.A.R.T.
[S.M.A.R.T. внутр.
кого диска.
жесткого диска]:USB 1 S.M.A.R.T.:Сведения S.M.A.R.T. устройства, подключенного к USB2.*
USB 2 S.M.A.R.T.:Сведения S.M.A.R.T. устройства, подключенного к USB2.** Сведения S.M.A.R.T. могут отражаться только в том случае,если соответствующую функцию поддерживает используемое устройство USB.

S.M.A.R.T. information [информация S.M.A.R.T.]Значения параметров «Current» [Текущий], «Worst» [Худший]и «Threshold» [Пороговый] для каждого пункта.
01 Частота ошибок чтения
02 Общая производительность
05 Число операций переназначения секторов
07 Частота ошибок позиционирования
0A Число повторных попыток раскрутки
C4 Число операций переназначения
C5 Число нестабильных секторов
C6 Число не корректируемых секторов
C8 Число ошибок записи
DF Количество новых попыток выгрузок/загрузок

47

Настройки

Beep [Сигнал]Обновление версии

Включение/выключение встроенного звукового сигнала.
On [Вкл.]:Звуковой сигнал работает.
Off [Выкл.]:Звуковой сигнал не работает.
oo Звуковой сигнал срабатывает, например, когда используются кнопки, начинается съемка или подается
предупреждение.

Процедура обновления версии программно-аппаратного
обеспечения устройства.
Во избежание неисправностей, при обновлении необходимо обеспечить точное соблюдение каждого пункта.

Имя / Пароль
Используется для ввода идентификационных данных привключении устройства UR-4MD.
Выкл.: 	При включении не производится идентификация
пользователя.
Вкл.: 	При включении появляется окно идентификации.
Введите идентификационные данные (имя пользователя, пароль).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
oo Если необходимо, перед обновлением выполните
резервное копирование записанных данных. После
обновления воспроизведение старых файлов может
оказаться невозможным. Кроме того, после обновления следует отформатировать встроенный жесткий
диск видеорекордера. (См. «Format Recording Device[Форматирование накопителя записи]» на стр. 46.)oo Во избежание неисправностей во время обновленияне допускайте перебоев с питанием и извлечения
USB-носителя.

1 Отформатируйте USB-флеш-накопительдля данного видеорекордера.
См. «Форматирование носителя данных» на стр. 18.

2 Скопируйте файл обновления версиис компьютера в корневую папку на
USB-флеш-накопителе.

Окно идентификации при включении устройства:3 Для выключения устройства нажмите
кнопку STANDBY/ON [ОЖИДАНИЕ/ВКЛ]и удерживайте ее около 1 секунды.
4 Отключите все кабели от разъемов
LAN, USB 3, USB 4 и видео (SDI, DVI,COMPOSITE [КОМПОЗИТНЫЙ СИГНАЛ],S-VIDEO) на задней панели устройства.
5 Включите устройство нажатием
кнопки STANDBY/ON [ОЖИДАНИЕ/ВКЛ].

Идентификационные данные могут вводиться с помощью
USB клавиатуры.

Параметры принтера
Используется для выбора опций печати изображений. (См.
на стр. 37). Свяжитесь с TEAC для получения информациио поддерживаемых принтерах.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕНе используйте функции записи и воспроизведения в промежуток времени после включения и дообновления.

6 Подключите USB-флеш-накопитель,подготовленный для обновления, кпорту USB1 данного устройства.
7 Нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].

48

Настройки

8 Выберите «Advanced»[Дополнительные].

Параметры сети9 Перемещайтесь по экрану вниз,пока не появится экран Advanced-2[Дополнительные-2].
10 Выберите «Firmware Update»[Обновление версии] и нажмитеENTER [ВВОД].
Cancel [Отмена]:Не обновлять.
Execute [Выполнить]: Обновить версию.

11 Выберите «Execute» [Выполнить] инажмите ENTER [ВВОД].
Открывается диалоговое окно подтверждения.
В примере, данном ниже, устройство обновляется сверсии 1.26 до версии 1.27.

12 Для запуска обновления выберите
вариант «Yes» [Да] и нажмите кнопкуENTER [ВВОД].
Появится следующий экран.

oo Обновление может занять несколько минут.
oo После завершения обновления устройство автоматически перезапустится. Дождитесь перезапуска
устройства.

13 При необходимости повторно подключите кабели.
oo Для получения информации об обновлении версии свяжитесь с продавцом вашего устройства.

Mode Select [Выбор режима]Задание режима работы сети.
Off [Выкл.]: Отключить функции сетиFTP ClientАвтоматически пересылать файлы на[FTP-клиент]: FTP-сервер.*CIFS Client Автоматически пересылать файлы на[CIFS-клиент]:CIFS-сервер.*CIFS Server Устройство становится CIFS-сервером, так что[CIFS-сервер]:его файлы могут считываться CIFS-клиентами.
В качестве сервера устройство работает
только в режиме чтения.
Во время записи считывание невозможно.
Использовать данное устройство как USBUSB Mass
Storage [USB- устройство массовой памяти; файлы могут
устройство считываться с USB-хоста.
В качестве сервера устройство работает
массовой
памяти]:только в режиме чтения.
Подключите USB-хост через порт USB4 в задней части устройства.
Во время записи считывание невозможно.
Одновременное выполнение функций внешнего управления командами невозможно.
При выборе этого значения для работы будет
использоваться функция USB-устройства массовой памяти. При выборе другого значениядля работы будет использоваться функция
внешнего управления командами.
При переключении на вариант «USB Mass
Storage» [USB-устройство массовой памяти]или заменой его на другой вариант необходим перезапуск устройства.
*Для данных параметров предусмотрены экраны с подробными настройками.
В зависимости от выбранных настроек, появится один изследующих экранов подробных настроек.
Для ввода данных используйте USB-клавиатуру. (Подключитеее через порт USB3 в задней части устройства.)49

Настройки
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
oo Работа с нестабильной сетью может привести к потере
данных.
oo Например, при настройке разрешения имен IP-адресов
устройства и компьютера для каждого режима необходим DNS-сервер.
oo Если в настройках режима установлен «FTP Client» или«CIFS Client», записываемое видео будет автоматически
передаваться на этот сервер. Перед записью заблаговременно проверьте конфигурацию сети, включая
сервер и соединительные кабели. Если проблемы ссетью возникнут во время записи (отсоединение кабеля,например), видео всё же будет передано после восстановления соединения. Автоматическая передача записанного видео будет осуществляться только при условии включения одного из этих режимов. (При установке
«Off» [Выкл.], передача осуществляется вручную, когдаэто необходимо.)oo При выполнении настроек сети убедитесь, что кабель
Ethernet подключен.

FTP Client Mode [Режим FTP клиента ]FTP ServerВведите имя сервера, используя
[FTP-сервер]:USB-клавиатуру.
User NameВведите имя пользователя, используя
[Имя пользователя]: USB-клавиатуру.
Password [Пароль]: Введите пароль, используя
USB-клавиатуру.
Пример настройки:FTP Server
192.168.0.101[FTP-сервер]:User Name
dvr[Имя пользователя]:Password [Пароль]: abcdeВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
oo При использовании нескольких видеорекордеров возможна утеря записей, если в качестве места назначения
выбран тот же адрес на том же сервере. Не указывайте внастройках то же самое место назначения.
oo Необходимы значения «User Name» [Имя пользователя]и «Password» [Пароль]. Соответствующие пользовательские настройки должны задаваться и на сервере.

50

Настройки
CIFS Server Mode [Режим CIFS сервера]CIFS Client Mode [Режим CIFS клиента]Model Name (or MachineName) [Название модели
(машины)]:User Name [Имяпользователя]:Password [Пароль]:Path [Путь доступа]:В ведите название модели,используя USB-клавиатуру.
В ведите имя пользователя,используя USB-клавиатуру.
Введите пароль, используя
USB-клавиатуру.

Имя пользователя и пароль, заданные здесь, могут использоваться для доступа из сети к данному устройству в режиме
«только для чтения».
Пример настройки:Model Name (or Machine Name) video_recoder[Название модели (машины)]:User Name [Имя пользователя]: dvr
Password [Пароль]:abcde

User Name[Имя пользователя]:Password [Пароль]:Введите путь сетевого доступа,используя USB-клавиатуру.
Введите имя пользователя, используя USB-клавиатуру.
Введите пароль, используя
USB-клавиатуру.

Пример настройки:Path (host name or IP/share) [Путь 192.168.0.101/dvr_mountдоступа (имя хоста или IP/общая
папка)]:
User Name [Имя пользователя]: dvr
Password [Пароль]:abcde
oo Здесь указывается имя пользователя/пароль, заданныена компьютере с сетевой папкой, и пользователь должен иметь доступ к ней.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕПри использовании нескольких видеорекордеров возможна утеря записей, если в качестве места назначения
выбран тот же адрес на том же сервере. Не указывайте внастройках одно и то же место назначения.

51Настройки

IP Address [IP адрес]Настройка сетевого адреса устройства.
Automatic (DHCP) Автоматически получить настройки
[Автоматический сети с помощью DHCP-сервера. Чтобы
(DHCP)]:
показать полученные сетевые адреса,выберите «Current IP Address» [Текущий
IP адрес] на экране «Network Options»[Параметры сети].
Manual [Вручную]: Ввести следующую информацию о сетевом адресе.
IP Address [IP адрес]:Введите IP-адрес, используя
USB-клавиатуру.
Subnet Mask
Введите маску подсети,[Маска подсети]:используя USB-клавиатуру.
Default GatewayВведите шлюз по умолчанию,[Шлюз по умолчанию]: используя USB-клавиатуру.
DNS Server1
Введите DNS-сервер1,[DNS-сервер1]:используя USB-клавиатуру.
DNS Server2
Введите DNS-сервер2,[DNS-сервер2]:используя USB-клавиатуру.
WINS ServerВведите WINS-сервер, исполь[WINS сервер]:зуя USB-клавиатуру.
ПРИМЕЧАНИЕ
После изменения настройки IP новые настройки начнут
действовать после перезапуска устройства.

Текущий IP и MAC адрес
Указание текущего IP-адреса.

В нижней строке отображается MAC адрес рекордера
UR-4MD.

52

Работа с функциями DICOM
DICOM Option [Настройка DICOM]: Для использования
функции DICOM, после приобретения устройства необходимо приобрести ключ DICOM. За подробностями
обратитесь к компании-представителю, продавшей вамустройство.
oo DICOM Option [Настройка DICOM] обеспечивает получение рабочего списка и отправку статических изображений / фотографий для хранения в DICOM Storage[Хранение DICOM]. Функция DICOM Video не поддерживается в устройстве UR-4MD.

2 Нажмите кнопку MENU [МЕНЮ].

Функция Storage [Хранение]Включение функции хранения обеспечивает возможность
автоматической передачи захватываемых устройством
UR-4MD статических изображений на сервер, указанныйв настройках DICOM Storage [Хранение DICOM]. Если изображения не отправляются по причине, например, неполадок в сети передачи данных или соединения с сервером,устройство будет возобновлять попытки до тех пор, покасоединение не будет установлено.
В случае возвращения сервером сообщения об ошибке,после выполнения определённого предварительно заданного количества попыток соединения, устройство прекратит попытки повторной отправки файла и перейдёт котправке следующего файла.

Функция управления списком Modality
Worklist ManagementС помощью функции «Modality Worklist Management»можно получить доступ к Worklist [Рабочему списку] и вывести его на дисплей на передней панели UR-4MD. Данные
пациента, выделенные в отображаемом списке, можно
использовать для снимков.

Рабочий список DICOM будет запрошен с сервера. Вслучае успешного получения Рабочий список будет
отображён на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕПри активации поиска по дате (установки Requested Date[искомой даты]) нажатием на устройстве кнопки g вызывается загрузка предыдущего дня; нажатием кнопки tзагружается день, следующий за текущим.

1 Нажмите кнопку PATIENT INFO.

53

Дополнительное оборудование
Подключив одно из перечисленных устройств дистанционного управления к разъему REMOTE [ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ] в задней части устройства UR-4MD, вы можете использовать его для управления видеорекордером. Далее
приведены кнопки/педали устройств дистанционного управления и соответствующие им функции видеорекордера.
Дополнительную информацию по каждому устройству дистанционного управления см. в соответствующих руководствах
пользователя.

Пульт дистанционного управления TEAC/TASCAM RC-10
RC-10Функция UR-4MD (кнопка)RECORD [ЗАПИСЬ]Операция, задаваемая через «Ext. Switch Trigger» [Внеш. пусковая
кнопка/педаль] (см. «Задание настроек внешнего выключателя
(видео)» на стр. 19)
STOP [ОСТАНОВКА](STOP) [ОСТАНОВКА]PLAY [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ]PLAY/PAUSE [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА]MARK [МЕТКА](PHOTO) [ФОТО]
F3
(1)
F4
(z)
>> (FF) [ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД] (q)<< (REW) [ПЕРЕМОТКА НАЗАД] (a)F1(LIST) [ПЕРЕЧЕНЬ]F2(CASE CLOSE) [ЗАКРЫТЬ]oo Для работы пульта дистанционного управления RC-10 с устройством UR-4MD используйте адаптер для проводного
дистанционного управления.

Педаль дистанционного управления TEAC/TASCAM RC-3F

Штекер TRS 2,5 мм (наконечник: СИГНАЛ, кольцо: ЗЕМЛЯ, гильза: ЗЕМЛЯ)Педаль ЛПедаль ЦПедаль П

RC-3FФункция UR-4MD (кнопка)Педаль Ц(центральная)Педаль Л (левая)Педаль П (правая)Операция, задаваемая через «Ext. Switch Trigger» [Внеш. пусковая кнопка/педаль] (см. «Задание настроек
внешнего выключателя (видео)» на стр. 19)(STOP) [ОСТАНОВКА](PHOTO) [ФОТО]54

Техобслуживание
Рекомендуемые проверки
Ежедневная проверка перед использованием
позволяет быстро обнаружить проблемы иизбежать нештатных ситуаций.

Ежедневный осмотр
oo Убедитесь в целости шнура питания и розеток. Доначала работы с видеорекордером замените изношенные или поврежденные кабели.
oo Убедитесь в прочности соединения на обоих концах
шнура питания.
oo Убедитесь в правильном соединении разъемов.
oo Убедитесь в рабочем состоянии всего подключенного
оборудования.

Проверка безопасности
Проверка безопасности должна производиться как минимум раз в два в года. Если того требуют национальные
нормативы, проверки безопасности должны производиться
чаще.

Чистка устройства

Выявление и устранение
неисправностейПри выявлении указанных неисправностей выполните
соответствующие действия прежде, чем организовывать
ремонт устройства.
Устройство не включается.
ee Убедитесь, что шнур питания подключен. (Убедитесь,что вилка правильно вставлена в розетку и не выпалаиз нее.)Устройство включается, но видео не отображается.
ee Убедитесь, что разъемы в задней части устройства неотсоединились и что используемые кабели не имеют
повреждений.
Проверьте правильность подключениям к входным
разъемам.
Сообщение «Are you sure you want to format?»[Вы уверены, что хотите отформатировать?]появляется на ЖК-дисплее при подключении
внешнего USB устройства хранения. Это возможно даже если при использовании в предыдущий раз никаких проблем не возникало.

VВНИМАНИЕДля обеспечения безопасности перед началом чистки
извлеките вилку из розетки.
oo Для чистки корпуса устройства используйте соответствующее чистящее средство для дезинфекции
поверхностей.
oo В качестве способа очистки предусмотрена дезинфекция протиркой. Не используйте аэрозольные дезинфицирующие средства.
oo Рекомендовано применение мягких тканей/материй счистящим средством для дезинфекции протиркой.
	Принимайте соответствующие меры для проверки
результата дезинфекции.

eeПроверьте, можно ли устранить ошибку путём переподключения USB устройства хранения. Возможно, USBустройство хранения было не достаточно хорошо вставлено и не распознано должным образом.
ee Данное сообщение может появляться при возникновении ошибки в файловой системе USB устройства хранения. Ошибка файловой системы может препятствовать
записи. Остановите использование USB устройства хранения, и на компьютере проверьте и восстановите егофайловую систему с помощью инструмента проверки
диска.
Отмена без форматирования тоже возможна, но внешнее USB устройство хранения не будет распознано.
Будет выходить сообщение об ошибке и устройство небудет использоваться для записи.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕПри выборе «Yes» [Да] и последующем форматированиивсе данные, хранящиеся на USB устройстве хранения будут
стёрты. Убедитесь, что вам не нужны больше данные, илипредварительно сделайте резервную копию.

55

Техобслуживание

Запись на внешнее USB устройство хранения было внезапно прервано, либо записанный файл не появился в списке или невоспроизводится.
eeПроблемы с записью могут появляться при возникновении ошибок в файловой системе USB устройства
хранения.
Проверьте файловую систему USB устройства храненияи восстановите её на компьютере с помощью инструмента проверки диска.
Процедура проверки дисков в каждой операционной
системе своя. Следуйте соответствующим инструкциямдля операционной системы, установленной на подключенном компьютере. Введите в поиске «проверка
диска», чтобы найти инструкции.
Иногда даже при нажатии кнопки записи значок записи и время записи не появляются надисплее.
eeДанная проблема может возникать при первом запуске
записи после использования на компьютере, например,после добавления или удаления файлов на внешнем
USB устройстве хранения, которое рекордер UR-4MD
использует для записи.
Эта проблема связана исключительно с дисплеем.
Запись в действительности будет производиться, адолжный вид будет восстановлен спустя 20–120 секунд
записи на USB устройство хранения. Подождите, покадисплей восстановится самостоятельно.

56

Внутренний жёсткий диск переполнен, что непозволяет продолжать запись.
ee Проверьте, не выбрана ли на странице «Advanced-2»
установка «Off» в строке «Erase iHDD (Keep)»? Выберите
любую другую установку и перезапустите устройство.
Если уже выбрана установка отличная от «Off», убедитесь, что устройство не было непрерывно подключено
долгое время. Освобождённое на жёстком диске пространство может быть восстановлено только при перезапуске устройства. Раз в день выключайте рекордер,чтобы избежать непрерывного включения. Если вы планируете записывать долгое время, а остаток свободного
места на жёстком диске небольшой, заблаговременно
перезапустите устройство для восстановления свободного места.
Оставшееся время записи резко изменилось.
ee Оставшееся время записи зависит от выбранного разрешения записи (либо выделенного в настоящий момент
сигнала в тех случаях, когда входит несколько сигналов).

Технические характеристики
Основные

Стандарты/сертификация/регистрация

Носитель данных
Внутренний.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Жесткий диск 2,5", 500 Гб(около 450 Гб для данных)Внешний.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . USB-накопители
(флэш-накопители и жесткие диски)Формат. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . FAT32

Стандарты безопасности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . IEC 60601-1
CSA 60601-1
EN 60601-1

Размещение.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ровная поверхность
Электрическая сеть .  .  .  .  .  . 100–240 В перем.т. ±10 %, 50/60 Гц
0,62–0,35 АВнешние условия для работы
Температура. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5–40 °C
Влажность. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5–80 % относительной влажности (без конденсата)ЭМС.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . IEC 60601-1-2
EN 60601-1-2
FCC класс B
ICES-003 класс BСертификация. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NRTL/C, CBРегистрация.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . FDA

Характеристики медицинского оборудования
Классификация медицинской техники. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Класс IЭлектробезопасность .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Класс защиты IЗащита от опасного воздействия воды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Обычная

Внешние условия для хранения

Степень защиты в смеси воспламеняющегося анестетического газа с воздухом, кислородом или закисью азота:Не подходит для использования в смеси воспламеняющегося анестетического газа с воздухом, кислородомили закисью азота.

Температура. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . от −20 °C до +60 °CРежим работы.  .  .  .  .  . Непрерывно работающее оборудование

Влажность. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5–80 % относительной влажности (без конденсата)Входные видео/аудио сигналы

Максимальная температура по влажному термометру.  .  .  . 29 °CАтмосферное давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750–1040 гПаМаксимальная температура по влажному термометру.  .  .  . 29 °CАтмосферное давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600–1040 гПаВнешние условия для транспортировки
Температура. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . от -30 °C до +60 °CВлажность. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5–80 % относительной влажности (без конденсата)Максимальная температура по влажному термометру.  .  .  . 29 °CАтмосферное давление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600–1040 гПаРазмеры (Ш × Г × В)
210,5 мм × 88,5 мм × 235 мм(включая резиновые ножки, не учитывая выступы на задней
панели)Вес.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6 кгАналоговый (NTSC/PAL)КОМПОЗИТНЫЙ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1,0 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω
S-VIDEO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1,0 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω, сигнал яркостиNTSC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0,286 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω, сигнал цветности
PAL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0,3 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω, сигнал
цветности
Цифровой (изображение с высокой четкостью)SDI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 640 × 480 – 1920 × 1200
oo 1920 × 1200 уменьшается до 1728 × 1080 изаписывается
АудиоАУДИО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (стерео мини-джек 3,5 мм)−9.4 дБВ, 10 кΩ или выше, несбалансированный
Кроме разъема входа SDI видео
МИКРОФОННЫЙ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (стерео мини-джек 3,5 мм)ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании стерео штекера проследите за тем, чтобы микрофонный сигнал подавался налевый (L) канал.

57

Технические характеристики
Выходные видео/аудио сигналы

Обработка аудио

Аналоговый (NTSC/PAL)КОМПОЗИТНЫЙ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1,0 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω
S-VIDEO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1,0 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω, сигнал яркости
NTSC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0,286 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω, сигнал
цветности
PAL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0,3 В (пик-пик), оконечная нагрузка 75 Ω, сигнал
цветности

Формат. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LPCM

Цифровой (изображение с высокой четкостью)SDI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 640 × 480 – 1920 × 1200
АудиоАУДИО.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (стерео мини-джек 3,5 мм)−6 дБВ, 1 кΩ или выше, несбалансированный
Кроме разъема выхода SDI видео

Обработка данных видео/изображений
Метод сжатия, видео .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . H.264
Метод сжатия, изображений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . JPEG
Формат файла.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mov58Частота дискретизации. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 кГцРазрядность квантования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 битИнтерфейсы
LAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . RJ45 (100Base-TX/1000Base-T)
USB-A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . для записи × 2 (USB 2,0)для ввода символов × 1 (USB клавиатура)USB-B. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . для подключения компьютера
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . мини-джек 2,5 ммКонтактный выключатель. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . мини-джек 3,5 ммОграничения, связанные с электромагнитной совместимостью (ЭМС)Важная информация об ЭМС при использовании в медицинской среде.
oo Устройство UR-4MD требует специальных приготовлений в части ЭМС и должно
устанавливаться и вводиться в эксплуатацию в соответствии с информацией обЭМС, приведенной в настоящей инструкции по эксплуатации.
oo Портативные и мобильные высокочастотные средства связи, такие как сотовые
телефоны, могут оказывать влияние на устройство UR-4MD.
oo Устройство UR-4MD может быть выведено из строя статическим электричеством.
Не подключайте и не извлекайте USB накопители во время работы устройства.

oo Устройство UR-4MD предназначено для использования в медицинских учреждениях. Не используйте его в ресторанах, кафе, магазинах, супермаркетах, на рынках,в школах, церквях, библиотеках, вне помещений (на улицах, пешеходных дорожках,в парках), в автотранспорте (в машинах, автобусах, поездах, лодках, самолётах,вертолётах), на железнодорожных станциях, автостанциях, в аэропортах, отелях,хостелах, пансионатах, музеях, театрах.

Руководящие указания и заявление производителя – электромагнитное излучение
Устройство UR-4MD предназначено для использования в электромагнитной среде, описанной ниже.
Заказчику или пользователю устройства UR-4MD следует обеспечить использование устройства в указанной среде.
Проверка излучения
Радиочастотные излучения

Выполняемые требования
Класс BCISPR 32Эмиссии гармонических составляющих токаIEC 61000-3-2Пульсации напряжения /мерцание

Электромагнитная среда – руководящие указания
Устройство UR-4MD подходит для использования в любых помещениях, в том числе в жилых
помещениях и в помещениях, имеющих прямое подключение к общественным низковольтным
электросетям, обеспечивающим подачу электроэнергии в жилые помещения.

Класс AСоответствует

IEC 61000-3-3ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Если устройство UR-4MD используется рядом или в одной стойке с другим оборудованием, следует провести исследование, чтобы проверить правильность функционирования оборудования в той конфигурации, в которой оно будет использоваться.

Перечень кабелей, использующихся для испытаний на ЭМСТип кабеля
Кабель сетевого питания переменного токаКабель порта S-VIDEO IN [ВХОД S-VIDEO]
Кабель порта COMPOSITE IN [КОМПОЗИТНЫЙ ВХОД]Кабель порта DVI-D IN [ВХОД DVI-D]Кабель порта SDI IN [ВХОД SDI]
Кабель порта REMOTE [ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ]Кабель порта COMPOSITE OUT [КОМПОЗИТНЫЙ ВЫХОД]Кабель порта S-VIDEO OUT [ВЫХОД S-VIDEO]
Кабель порта DVI-D OUT [ВЫХОД DVI-D]Кабель порта SDI OUT [ВЫХОД SDI]
Кабель локальной сети (Ethernet)Кабель USBКабель порта AUDIO IN [АУДИО ВХОД]Кабель порта AUDIO OUT [АУДИО ВЫХОД]Кабель MIC IN [МИКРОФОННОГО ВХОДА]Кабель порта EXT SW (VIDEO) [ВНЕШ. ВЫКЛ.(ВИДЕО)]Кабель порта EXT SW (PHOTO) [ВНЕШ. ВЫКЛ. (ФОТО)]Кабель порта SDI THRU

Технические параметры
2 м, неэкранированный
1,5 м, экранированный
1,5 м, экранированный
1,5 м, экранированный
5 м, экранированный
3 м, экранированный
1,5 м, экранированный
1,5 м, экранированный
1,5 м, экранированный
5 м, экранированный
3 м, экранированный
1,5 м, экранированный
1,5 м, экранированный
1,5 м, экранированный
1 м, экранированный
4 м, экранированный
4 м, экранированный
2 м, экранированный

59

Ограничения, связанные с электромагнитной совместимостью (ЭМС)Руководящие указания и заявление производителя – электромагнитная устойчивость
Устройство UR-4MD предназначено для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Заказчику или пользователю устройства UR-4MD следует обеспечить использование устройства в указанной среде.
Электромагнитная среда – руководящие указания
Испытание наКонтрольный Уровень
соответствия
устойчивость
уровень
согласно IEC
60601
Электростатический разряд
±8 кВ контактное
±8 кВ контактное
Полы должны быть деревянными, бетонными или покрыты керамической плиткой. Если полы(ЭСР)покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%.
±15 кВ воздушное
±15 кВ воздушное
IEC 61000-4-2Наносекундные импульсные
±2 кВ для линий
±2 кВ для линий
Качество электроснабжения должно быть типовым для коммерческих или больничных условий
помехи
электроснабжения
электроснабжения
применения.
IEC 61000-4-4Выброс напряжения

±1 кВ для входной ивыходной линий
±1 кВ противофазное
напряжение

±1 кВ для входной ивыходной линий
±1 кВ противофазное Качество электроснабжения должно быть типовым для коммерческих или больничных условий
напряжение
применения.

IEC 61000-4-5Провалы напряжения, кратковременные прерыванияи изменения напряжения
электропитания
IEC 61000-4-11±2 кВ синфазное
±2 кВ синфазное
напряжение
напряжение
0 % UT
0 % UTКачество электроснабжения должно быть типовым для коммерческих или больничных условий
(100 % провал в UT) за (100 % провал в UT) за применения. Если требуется постоянная работа устройства UR-4MD в условиях прерываний
подачи питания в сети, рекомендуется подключать UR-4MD к источнику бесперебойного пита1 цикл1 циклния или батарее.
70 % UT
70 % UT(30 % провал в UT) за (30 % провал в UT) за
25 циклов
25 циклов
0 % UT
0 % UT(100 % провал в UT) за (100 % провал в UT) за
5 с.
5 с.
(50 Гц: 10 циклов, 60 (50 Гц: 10 циклов, 60
Гц: 12 циклов)Гц: 12 циклов)Частота сети(50/60 Гц)магнитное поле30 A/м

30 A/м

Магнитные поля с частотой питающей сети должны быть, по меньшей мере, характерны длятипового размещения в обычных коммерческих или больничных условиях применения.

IEC 61000-4-8ПРИМЕЧАНИЕ: UT - это напряжение переменного тока перед применением контрольного уровня.

60

Ограничения, связанные с электромагнитной совместимостью (ЭМС)Руководящие указания и заявление производителя – электромагнитная устойчивость
Устройство UR-4MD предназначено для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Заказчику или пользователю устройства UR-4MD следует обеспечить использование устройства в указанной среде.
Уровень
Электромагнитная среда - руководящие указания
Испытание наКонтрольный
устойчивость
уровень согласно соответствия
IEC 60601
Портативное и передвижное высокочастотное связное оборудование следует использовать нарасстоянии от любой части устройства UR-4MD, включая кабели, не менее рекомендуемого
расстояния, рассчитанного с помощью формулы, применимой для частоты передатчика.
Рекомендуемое расстояние
d = 1,2 √PКондуктивные помехи, наво- 3 В действующее
3 В действующее
(150 кГц – 80 МГц, за предимые радиочастотными
электромагнитными полями делами ISM диапазонов c)
IEC 61000-4-6
6 В действующее
6 В действующее
(150 кГц – 80 МГц, в пределах ISM диапазонов c)Излучаемое радиочастотное 10 В/мэлектромагнитное поле80 МГц – 2,7 ГГцIEC 61000-4-3

10 В/м

d = 0,6 √P

от 80 МГц до 2,7 ГГцгде Р – максимальная номинальная выходная мощность передатчика в Ваттах (Вт) согласно
данным производителя, а d – рекомендуемое расстояние в метрах (м).
Уровни сигналов, излучаемых стационарными источниками радиочастотного излучения,определенные при электромагнитных исследованиях, a должны быть ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне. bПри расположении вблизи оборудования, имеющего приведенную ниже маркировку, возможно возникновение помех:ПРИМЕЧАНИЕ 1: Когда частота равна 80 МГц применяется диапазон с более высокими частотами.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные руководящие указания могут быть неприменимы в некоторых ситуациях. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение отконструкций, предметов и людей.
aУровень сигнала от стационарных источников излучения, например, базовых станций (сотовых/ беспроводных) для радиотелефонов и наземных передвижных радиоприборов, любительских радиостанций, вещания в диапазоне AM и FM и телевещания, невозможно теоретически спрогнозировать с достаточной точностью. Для оценки влияния стационарных источников высокочастотного
излучения на электромагнитную среду следует предусмотреть электромагнитные исследования на месте. Если уровень сигнала, измеренный в месте использования устройства
UR-4MD, превышает указанный выше применимый уровень соответствия по радиочастотному излучению, необходимо понаблюдать за работой устройства, чтобы убедиться, чтооно работает нормально. В случае неправильной работы могут потребоваться дополнительные меры, например, переориентация или изменение положения устройства UR-4MD.
bВ диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц уровень сигнала должен быть менее 5 В/м.

c

ISM диапазоны (индустриальный, научный и медицинский) между 150 кГц и 80 МГц это 6,765 МГц – 6,795 МГц, 13,553 МГц – 13,567 МГц, 26,957 МГц – 27,283 МГц и 40,66 МГц– 40,70 МГц.

61Ограничения, связанные с электромагнитной совместимостью (ЭМС)Руководящие указания и заявление производителя – электромагнитная устойчивость
Устройство UR-4MD предназначено для использования в электромагнитной среде с контролируемыми высокочастотными помехами. Портативные устройства радиочастотной
связи должны использоваться на расстоянии не ближе 30 см от любой из частей UR-4MD. В противном случае возможно ухудшение работы данного устройства.
Испытание наустойчивость

Контрольный
уровень согласно
IEC 60601

Уровень
соответствия

Импульсная модуляция
18 Гц

27 В/м

27 В/мGMRS 460
FRS 460FM±5 кГц девиация
1 кГц синус

28 В/м

28 В/м

704–787 МГцДиапазон LTE 13, 17Импульсная модуляция
217 Гц

9 В/м

9 В/м

800–960 МГц

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Диапазон LTE 5Импульсная модуляция
18 Гц

28 В/м

28 В/м

1700–1990 МГц

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECTДиапазон LTE 1, 3, 4, 25
UMTSИмпульсная модуляция
217 Гц

28 В/м

28 В/м

2400–2570 МГцBluetooth
WLAN
802.11 b/g/n
RFID 2450
Диапазон LTE 7Импульсная модуляция
217 Гц

28 В/м

28 В/м

5100–5800 МГц

WLAN 802.11 a/nИмпульсная модуляция
217 Гц

9 В/м

9 В/м

ДиапазонaСтандартaМодуляция

380–390 МГц

TETRA 400

430–470 МГцРасстояние от оборудования беспроводной РЧ-связи
IEC 61000-4-3ПРИМЕЧАНИЕ: Данные руководящие указания могут быть неприменимы в некоторых ситуациях. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение отконструкций, предметов и людей.
a Для некоторых стандартов указаны только частоты канала исходящей связи.

Информация о лицензии на использование программного обеспечения
Программное обеспечение, использующееся в данном изделии, включает программное обеспечение, на использование которого компания TEAC Corporation (далее потексту именуемая «TEAC») получила прямое или непрямое разрешение от третьих
сторон. Мы просим вас обязательно прочитать уведомление о данном программном
обеспечении.

Информация о программном обеспечении, в котором
используется универсальная общественная лицензия
GNUНастоящее изделие содержит программное обеспечение, на которое распространяется
приведенная ниже универсальная общественная лицензия GNU (далее по тексту –«GPL”) или стандартная общественная лицензия ограниченного применения GNU (далеепо тексту – «LGPL»).
В соответствии с приложенными условиями лицензий GPL/ LGPL мы настоящим информируем вас о том, что клиенты имеют право получить, изменять и распространять
исходный код данного программного обеспечения.

62Состав пакета
linux-3.0.35
kernel-3.0.35-imx_4.0.0
u-boot-2009.08-imx_3.0.3
gst-plugins-base-0.10.35
gst-plugins-good-0.10.30

gst-plugins-ugly-0.10.11
gstreamer-core-0.10.35-1
imx-lib-3.0.35-4.0.0
imx-test-3.0.35-4.0.0
smartmontools-6.3

Если вы желаете получить исходный код данного программного обеспечения, выможете запросить его, пройдя по следующей ссылке и заполнив форму регистрации.
http://teac-global.com/support/opensource/form/Обращаем ваше внимание на то, что мы не можем отвечать на вопросы о содержимом
исходного кода или на подобные вопросы.
Исходные тексты универсальной общественной лицензии GNU и стандартной общественной лицензии ограниченного применения GNU приведены на стр. 63.

Software license information
parties under the terms of this License.

GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
Preamblec) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for suchinteractive use in the most ordinary way, to print or display anannouncement including an appropriate copyright notice and anotice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program underthese conditions, and telling the user how to view a copy of thisLicense. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit tousing it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.

These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Program, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Program.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights thatyou have. You must make sure that they, too, receive or can get thesource code. And you must show them these terms so they know theirrights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original, sothat any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a freeprogram will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"means either the Program or any derivative work under copyright law:that is to say, a work containing the Program or a portion of it,either verbatim or with modifications and/or translated into anotherlanguage. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all thenotices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this Licensealong with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, andyou may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portionof it, thus forming a work based on the Program, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that inwhole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third

In addition, mere aggregation of another work not based on the Programwith the Program (or with a work based on the Program) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than yourcost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative isallowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with suchan offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For an executable work, complete sourcecode means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used tocontrol compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binaryform) with the major components (compiler, kernel, and so on) of theoperating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program isvoid, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as suchparties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute or modify the Program subject tothese terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versionsof the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail toaddress new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "anylater version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number ofthis License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other freeprograms whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goalsof preserving the free status of all derivatives of our free software andof promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTYFOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIESPROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITINGWILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISINGOUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BYYOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make itfree software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the63Software license information
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public Licensealong with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like thiswhen it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even bemouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with thelibrary. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

LGPL Version 2
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It isnumbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to somespecially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it foryour libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library whichcontains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee isaddressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink themwith the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyrightthe library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.

Also, for each distributor's protection, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this freelibrary. If the library is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effecttransforming the program into proprietary software. To prevent this,we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. Thislicense, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is thatthey blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, withoutchanging the library, is in some sense simply using the library, and isanalogous to running a utility program or application program. However, ina textual and legal sense, the linked executable is a combined work, aderivative of the original library, and the ordinary General Public Licensetreats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive theusers of those programs of all benefit from the free status of thelibraries themselves. This Library General Public License is intended topermit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the freelibraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regardschanges in the actual functions of the Library.) The hope is that thiswill lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary64

General Public License rather than by this special one.

a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of theSoftware license information
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.

programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free65Software license information
LPGL Version 2.1				

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
			Preamble

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to somespecially designated software packages--typically libraries--of theFree Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure thatyou have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can dothese things.

non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.

Although the Lesser General Public License is Less protective of theusers' freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of theordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.

		 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or otherprogram which contains a notice placed by the copyright holder orother authorized party saying it may be distributed under the terms ofthis Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender theserights. These restrictions translate to certain responsibilities foryou if you distribute copies of the library or if you modify it.

"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink themwith the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright thelibrary, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should knowthat what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might beintroduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence ofany free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist thatany patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by theordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, andis quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking thoselibraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or usinga shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if theentire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code withthe library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Lessof an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need toencourage the widest possible use of a certain library, so that it becomesa de-facto standard. To achieve this, non-free programs must beallowed to use the library. A more frequent case is that a freelibrary does the same job as widely used non-free libraries. In thiscase, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-freeprograms enables a greater number of people to use a large body offree software. For example, permission to use the GNU C Library in66

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
copy of the library already present on the user's computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2)will operate properly with a modified version of the library, if

Software license information
the user installs one, as long as the modified version isinterface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that isnormally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties withthis License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeprograms whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
			NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
		END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

67

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

Phone: +81-42-356-9154

TEAC AMERICA, INC.

10410 Pioneer Blvd. Unit #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.

Phone: +1-323-726-0303

TEAC EUROPE GmbH (EU Importer) Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

Telefon: +49-611-7158-362

TEAC SALES & TRADING(ShenZhen) Co.,LTD.

Phone: +86-755-88311561-2

Issue Date: 18 Oct 2021

Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, Futian District,
Shenzhen, Guangdong Province 518040, China

Firmware version: 1.28