Digital Scale and DRO Systems

ABSOLUTE DIGIMATIC
SCALE UNITS

Catalog No. E4316-572

ABSOLUTE Digimatic Scale UnitsStrengthened lineup includes new coolant-proof models
and incorporates absolute scale technology throughout
ABSOLUTE Digimatic Scale Units
Horizontal single function type572-202-20
Horizontal multi-function type
Vertical single function type572-461

Absolute functions• Absolute scale technology prevents overspeed errors.
• The coordinate origin (ABS point) can be set to desired position and stored. A previously
set ABS point is retained even when the power is off, so the current true position isdisplayed immediately after power-on.
Note: The ABS point reverts to the default value when the battery is removed or replaced.

Long battery life

Vertical multi-function type

• Single function types feature very long battery life (about 20,000 hours), thus providing
lower-cost operation and environmental benefit. (Coolant-proof type: about 15,000
hours)

Small and light• Smaller display unit allows use as a positioning sensor for jigs and tools as well as on
small machine tools.

ABSOLUTE Coolant-proof Digimatic Scale Units
Horizontal single function type572-602572-601

IP66 protection code compliant (ABSOLUTE Coolant-proof Digimatic Scale Units only)• Featuring absolute scale technology with a new detection method (electromagnetic
induction*1*2) that makes the unit usable in hostile environments where it is exposed towater or coolant spray.
*1: For details of the electromagnetic induction detection method, see page 5.
*2: Patents registered in Japan, the USA and Europe (Germany, the UK, France andSwitzerland). Patents pending in India and China.
• Position data can be output to external devices using the waterproof connecting cablededicated to ABSOLUTE Coolant-proof Digimatic Scale Units.

2572-303-10

572-561Typical applications

Machine table positioning

Drilling machine stroke position

Tool presetting

Focus setting on optical instruments

Special applications

Multi-headapplications

XY coordinate
measurement

Non-standard units can be made to special order. Contact your local sales office for more information.

3

System diagram

Scale units

Display units and peripheral devices��������������������������������������������
����������

�������������������������������
���������������������������

������������������������

������������������������

������

������������������������������

����������
���������������������������������

��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������

������������������������

�������

����������

�����������������������������

����������������
�������������������������������
�����������������

������������������������

�������

����������

������������������������������

��������������������
�����������������������������������
������������������

������������������������

���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������

������������
������������

����������
����������

�������������������������������������

�������������������������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������������

����������
����������

����������
����������

����������
����������

����������
����������

����������������� ����������
����������

������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

4

Scale unit functions

ABSOLUTE Coolant-proof

ABSOLUTE Digimatic Scale Units

Digimatic Scale UnitsType

Horizontal multi-function type with

Function

Horizontal single function type Horizontal multi-function type

Function
SymbolHorizontal single function type

Vertical single function type

Vertical multi-function type

diameter display function
Vertical multi-function type withdiameter display function

ABS point setting

ORIGIN✓✓✓✓

Zero-setting

ZERO

✓

✓

✓

✓

Direction changeover

DIR

–

–

✓

–

Presetting

PRE

–

–

✓

✓

Display holding

HOLD

–

✓✓

✓

✓

Data output

M-SPC

✓

✓

✓

✓

Diameter display

Dia.

–

–

–

✓

Alarm for faulty counting

E

✓

✓

✓

✓

Low battery-voltage alarm

B

✓

✓

✓

✓

✓ Standard feature ✓✓ A hold switch (option: No. 959143) must be used.
*In all scale units, switching between ABSOLUTE Mode and Incremental Mode is possible.
The ZERO/ABS key allows the display to be zero-set at any slider position along the beam for incremental comparison measurements.
This key also allows return to ABSOLUTE Mode with a display of the true position from the origin point.
Highly robust design. The Digimatic scale is safely embedded in a hardened, stainless steel bar.

The following is a brief description of each function.

ORIGINZERO

ABS point (0.00) can be set to the desired point and stored.
Can be used only when the unit is in ABSOLUTE Mode

Displayed value can be cleared (zero-set) at the desired position.
Can be used only when the unit is in Incremental Mode.

DIR
Reverses the direction of measurement.

PRE

HOLD

M-SPC

Desired value can be preset as a displayed value. A ± sign
can also be set.

Holds the displayed value. When this function is released,
the display reverts to displaying the current true position.

The main unit features an output connector, which allows
connection with the DP-1VR digimatic mini processor orother devices. When the DP-1VR is connected, various
statistical analysis processing, creation of histograms, andprinting can be performed.

Dia.

E

B

The doubled scale displacement can be displayed. This
comvenient feature can be used to display the diameter ofworkpieces being machined on a lathe.

If a position reading cannot be displayed due to noise orother reasons, an error is displayed.

B is displayed when battery voltage becomes low, indicatingthat the battery needs to be replaced soon.

5

ABSOLUTE Coolant-proof
Digimatic Scale Units
Horizontal single
function type
Inch type, Inch/Metric switching type, or Metric type can be selected.

COMMON SPECIFICATIONS*1

B

Resolution: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm
Response speed*3: Unlimited
Length standard: ABSOLUTE electromagnetic induction encoder*4
Dust/Water protection level*5: IP66
Battery: SR44 (1pc. , 938882)
Battery life: Approx. 1.5 years under normal use

SPECIFICATIONS
572-6120-8".001"572-6150-8"0.03mm/.001"
572-6020-200mm0.03mm311mm/287mm
430g

DIMENSIONS Unit:mm
��*1 Only connecting cables with an output switch dedicated for ABSOLUTE Coolant-proof Digimatic Scale Units(No.05CZA624/1m, No.05CZA625/2m) can be used.

��
����

6: Water resistant

��
�

����

��

��

�

��������������������

��

���

���
���

����

What is electromagnetic induction?
• Current I1, which changes withtime, flows through coil L1,
generating a magnetic field aroundcoil L1 and adjacent coil L2.
• A voltage V2 is induced in L2 whichcauses a current l2 to flow in the
direction that opposes change inthe magnetic field.

��This principle is applied to ABSOLUTE Coolant Proof Digimatic��

Scales. The induction between coils offers excellent water����

resistance and oil resistance. Absolute detection is achieved�by synthesizing position data with arrangements of two-row

��

graduations on the main scale.

6����������

Description
Complete protection against
ingress of dust
A powerful water jet directed
at the enclosure from any
direction has no harmful
effect6: Dustproof

��

���

Protection against the
ingress of water

Level���������������
������������������
����������������������

����Protection
Protection against the
ingress of foreign bodies

���*2 Not including quantizing error ±1 count*3 High slider speed does not cause data errors. Position feedback and output data may not be used while the slider
is moving.
*4 Patents registered in Japan, the USA, and Europe (Germany, the UK, France, and Switzerland), patents pending inIndia and China.
*5 Protection code: IP66. This product is not waterproof. (Anti-corrosion treatment is required after use.)*6 Tapped insert: No.5-40 UNC (Inch type, Inch/Metric switching type) / 2-M3x0.5 (Metric type) Screwed depth on therear side of display unit: under 2mm

���

����

���

572-6110-6".001"
572-6140-6"0.03mm/.001"
572-6010-150mm0.03mm
259mm/235mm
410g

��

572-6100-4".001"572-6130-4"0.03mm/.001"
572-600
0-100mm0.03mm209mm/185mm
390g

�Order No.
Range
Accuracy *2
Order No.
Inch / Metric Range
Accuracy *2
Order No.
MetricRange
Accuracy *2
L1 / L2
Dimensions
Mass
Inch

�

E

��

M-SPC

���

ZERO

��

FUNCTION ORIGIN

ABSOLUTE Digimatic Scale Units

Horizontal single
function type
Either Inch/Metric switching type or Metric type can be selected.

DIMENSIONS Unit:mm������������������������
��������������
��

��

��

���������������

572-203-10, 572-213-10

L1
L2

Tapped insert for mounting (rear side)*5

6.6

4.6

36
24

12.4

ZERO/ABS switch

70.8

1.6

2.5
15.1
3.8

7

Power ON/OFF switch

6

in/mm conversion swich(in/mm method)
ORIGIN switch

40

20
40.7

13.5

9

4-M3×0.5

���

���

����

�

Resolution: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Response speed: Unlimited*4
Length standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
Battery: SR44 (1pc. 938882)
Battery life: Approx. 3.5 years under normal use��������

�����������������������COMMON SPECIFICATIONS

���

���

��

�

�������������
����������������������������������������

��

572-213-100-12"0.04mm/.002"
572-203-10
0-300mm
0.04mm444mm/420mm
370g

��

572-212-200-8"0.03mm/.001"
572-202-20
0-200mm0.03mm311mm/287mm
275g

572-200-20~572-202-20
572-210-20~572-212-20

�

B

��

572-211-20
0-6"0.03mm/.001"
572-201-20
0-150mm0.03mm
259mm/235mm
255g

E

���

572-210-20
0-4"0.03mm/.001"
572-200-20
0-100mm0.03mm209mm/185mm
235g

*2

M-SPC

����

HOLD

����

Order No.
Inch / Metric Range
Accuracy *3Order No.
MetricRange
Accuracy *3
L1 / L2
Dimensions
Mass

*1

ZERO

��

FUNCTION ORIGIN
SPECIFICATIONS

Vertical single
function type
Either Inch/Metric switching type or Metric type can be selected.

DIMENSIONS Unit:mm

E

B

L1
L2

572-312-100-8"0.03mm/.001"
572-302-10
0-200mm0.03mm
344mm/320mm
275g

572-313-100-12"0.04mm/.002"
572-303-10
0-300mm
0.04mm444mm/420mm
370g

in/mm conversion swich(in/mm method)

6
ZERO/ABS switch

Power ON/OFF switch

72.1

24

2.5
14.6
3.8

7

COMMON SPECIFICATIONS

4.6
6.6

572-311-100-6"0.03mm/.001"
572-301-10
0-150mm0.03mm
294mm/270mm
255g

36

572-310-100-4"0.03mm/.001"
572-300-10
0-100mm0.03mm
244mm/220mm
235g

Tapped insert for mounting (rear side)*5
4-M3×0.5
16.3
40
ORIGIN switch

12.4

*2

M-SPC

Resolution: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Response speed: Unlimited*4
Length standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
Battery: SR44 (1pc. 938882)
Battery life: Approx. 3.5 years under normal use

1.6

HOLD

20
35.4

Order No.
Inch / Metric Range
Accuracy *3Order No.
MetricRange
Accuracy *3
L1 / L2
Dimensions
Mass

*1

ZERO

9

FUNCTION ORIGIN
SPECIFICATIONSOPTIONAL ACCESSORIES
Hold switch

Connecting cable with output switch*1 A hold switch (No. 959143), an optional accessory, is required. The output function cannot be used at the same time.
*2 Connecting cables on page 3 and connecting cables with output switch (No. 959149/1m and No. 959150/2m) can be used.
*3 Not including quantizing error ±1 count*4 High slider speed does not cause data errors. Position feedback and output data may not be used while the slider is moving.
*5 Tapped insert: No.5-40 UNC ( Inch/Metric switching type) / 4-M3x0.5 (Metric type) Screwed depth on the rear side of display unit: under 2mm

9591437

1m:959149
2m:959150

Horizontal multifunction type
Either Inch/Metric switching type or Metric type can be selected.

FUNCTION ORIGIN
SPECIFICATIONS
Order No.
Inch / Metric Range
Accuracy *1
Order No.
MetricRange
Accuracy *1
L1 / L2
Dimensions t / G / H
Mass

ZERO

PRE

DIR

HOLD

572-4700-4"0.03mm/.001"
572-460
0-100mm0.03mm
244mm/220mm

572-4710-6"0.03mm/.001"
572-4610-150mm0.03mm
294mm/270mm

250g

280g

M-SPC

E

572-4720-8"0.03mm/.001"
572-4620-200mm0.03mm
344mm/320mm

572-4730-12"0.04mm/.002"
572-4630-300mm
0.04mm444mm/420mm

310g

370g

–

B

572-474572-4750-18"
0-24"
0.04mm/.002"
0.05mm/.002"
572-464572-4650-450mm0-600mm
0.04mm
0.05mm
594mm/570mm 774mm/750mm
6mm/23.2mm/14.6mm
760g
900g

572-476572-4770-32"
0-40"
0.06mm/.0025" 0.07mm/.0025"
572-466
572-4670-800mm0-1000mm
0.06mm0.07mm
974mm/950mm 1174mm/1150mm
10mm/27.2mm/18.6mm
1710g
2040g

COMMON SPECIFICATIONSResolution: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm Response speed*2: Unlimited
Length standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
Battery: SR44 (1pc. 938882)
Battery life: Approx. 5000 hours in continuous use�������������

572-464~572-467
572-474~572-477

���

��

���������������

��������������������

�����������������

��������������

���
�

�

�
�
���
����

���

���
����

�

�

��������������������

��

��

���

��������

����������������������
��������������

���

���

��

��������

�����������������������

��
��

��
��

����
��

����������������������������
������������

�����������������������������
������������ ����������������������������

��
��

�

572-460~572-463
572-470~572-473

����������������������
��������������

����

DIMENSIONS Unit:mm

Vertical multifunction type
Either Inch/Metric switching type or Metric type can be selected.

FUNCTION ORIGIN
SPECIFICATIONS
Order No.
Inch / Metric Range
Accuracy *1
Order No.
MetricRange
Accuracy *1
L1 / L2
Dimensions t / G / H
Mass

ZERO

PRE

DIR

HOLD

572-5700-4"0.03mm/.001"
572-560
0-100mm0.03mm
244mm/220mm

572-5710-6"0.03mm/.001"
572-5610-150mm0.03mm
294mm/270mm

250g

280g

M-SPC

E

572-5720-8"0.03mm/.001"
572-5620-200mm0.03mm
344mm/320mm

572-5730-12"0.04mm/.002"
572-5630-300mm
0.04mm444mm/420mm

310g

370g

–

B

572-574572-5750-18"
0-24"
0.04mm/.002"
0.05mm/.002"
572-564572-5650-450mm0-600mm
0.04mm
0.05mm
594mm/570mm 774mm/750mm
6mm/23.2mm/14.6mm
760g
900g

572-576572-5770-32"
0-40"
0.06mm/.0025" 0.07mm/.0025"
572-566
572-5670-800mm0-1000mm
0.06mm0.07mm
974mm/950mm 1174mm/1150mm
10mm/27.2mm/18.6mm
1710g
2040g

COMMON SPECIFICATIONSResolution: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm Response speed*2: Unlimited
Length standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
Battery: SR44 (1pc. 938882)
Battery life: Approx. 5000 hours in continuous use����������������������������
������������

��������������������

����������������������

��������������

���
���

��

��
��

��
���������������

����������������������

���
�

�
�
�

���
����

�

�

���������������

�����������������������

572-564~572-567
572-574~572-577

��������

��

���

��
��
��
��

��
��

�

���

��������

����������������������
��������������
�������������
����������������������
��������������

�

����
��

���
����

572-560~572-563
572-570~572-573

��������������������������������
������������ �����

DIMENSIONS Unit:mm*1 Not including quantizing error ±1 count*2 High slider speed does not cause data errors. Position feedback and output data may not be used while the slider is moving.
*3 Tapped insert: No.5-40 UNC ( Inch/Metric switching type) / 4-M3x0.5 (Metric type) Screwed depth on the rear side of display unit: under 2mm*4 Tapped insert: No.5-40 UNC ( Inch/Metric switching type) / 4-M3x0.5 (Metric type) Screwed depth on the rear side of display unit: under 3mm

8Horizontal multi-function
type with diameter
display function

Made-to-orderproducts

Either Inch/Metric switching type or Metric type can be selected.

FUNCTION ORIGIN
SPECIFICATIONSZERO

Order No.
Inch / Metric Range
Accuracy *1
Order No.
MetricRange
Accuracy *1
L1 / L2
Dimensions t / G / H
Mass

PRE

HOLD

572-490-100-4"0.03mm/.001"
572-480-100-100mm0.03mm
244mm/220mm

572-491-10
0-6"0.03mm/.001"
572-481-10
0-150mm0.03mm
294mm/270mm

250g

280g

M-SPC

Dia.

E

572-492-100-8"0.03mm/.001"
572-482-10
0-200mm0.03mm
344mm/320mm

572-493-100-12"0.04mm/.002"
572-483-100-300mm
0.04mm444mm/420mm

310g

370g

–

B

572-494-10
572-495-10
0-18"
0-24"
0.04mm/.002"
0.05mm/.002"
572-484-10
572-485-100-450mm0-600mm
0.04mm
0.05mm
594mm/570mm 774mm/750mm
6mm/23.2mm/14.6mm
760g
900g

572-496-10
572-497-10
0-32"
0-40"
0.06mm/.0025" 0.07mm/.0025"
572-486-10
572-487-100-800mm0-1000mm
0.06mm0.07mm
974mm/950mm 1174mm/1150mm
10mm/27.2mm/18.6mm
1710g
2040g

COMMON SPECIFICATIONSResolution: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm (Radius indication, not diameter)
Response speed*2: Unlimited
Length standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
Battery: SR44 (1pc. 938882)
Battery life: Approx. 5000 hours in continuous use���������������������

�����������

����������������������
�������������

����

���

572-483-10~572-487-10
572-494-10~572-497-10

��������������������

������������������������
��������������
�������������

�
���

��

���������������

Vertical multi-function
type with diameter
display function

���
�

�

�
�

���
����

���

���
����

�

�

���������������

��

��
��

���

��������

572-480-10~572-483-10
572-490-10~572-493-10

����������������������������
�����������

��

����
��

����������������������������
����������� �������������������������

����

Unit:mm���������������������������
��������������DIMENSIONS

Made-to-orderproducts

Either Inch/Metric switching type or Metric type can be selected.

FUNCTION ORIGIN
SPECIFICATIONSZERO

Order No.
Inch / Metric Range
Accuracy *1
Order No.
MetricRange
Accuracy *1
L1 / L2
Dimensions t / G / H
Mass

PRE

HOLD

572-590-100-4"0.03mm/.001"
572-580-100-100mm0.03mm
244mm/220mm

572-591-10
0-6"0.03mm/.001"
572-581-10
0-150mm0.03mm
294mm/270mm

250g

280g

M-SPC

Dia.

E

572-592-100-8"0.03mm/.001"
572-582-10
0-200mm0.03mm
344mm/320mm

572-593-100-12"0.04mm/.002"
572-583-100-300mm
0.04mm444mm/420mm

310g

370g

–

B

572-594-10
572-595-10
0-18"
0-24"
0.04mm/.002"
0.05mm/.002"
572-584-10
572-585-100-450mm0-600mm
0.04mm
0.05mm
594mm/570mm 774mm/750mm
6mm/23.2mm/14.6mm
760g
900g

572-596-10
572-597-10
0-32"
0-40"
0.06mm/.0025" 0.07mm/.0025"
572-586-10
572-587-100-800mm0-1000mm
0.06mm0.07mm
974mm/950mm 1174mm/1150mm
10mm/27.2mm/18.6mm
1710g
2040g

COMMON SPECIFICATIONSResolution: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm or 0.0005"/0.01mm (Radius indication, not diameter)
Response speed*2: Unlimited
Length standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
Battery: SR44 (1pc. 938882)
Battery life: Approx. 5000 hours in continuous use����������������������������
������������

��������������������

����������������������
���������������

572-584-10~572-587-10
572-594-10~572-597-10

��������

��

��
��

�����������������

��������������

���
���

����������������������
��������������

����������������������
��������������

��

�

���

��������

�����������������

��
��

����
��

��
��

��
���������������

����������������������

*1 Not including quantizing error ±1 count*2 High slider speed does not cause data errors. Position feedback and output data may not be used while the slider is moving.
*3 Tapped insert: No.5-40 UNC ( Inch/Metric switching type) / 4-M3x0.5 (Metric type) Screwed depth on the rear side of display unit: under 2mm*4 Tapped insert: No.5-40 UNC ( Inch/Metric switching type) / 4-M3x0.5 (Metric type) Screwed depth on the rear side of display unit: under 3mm

9

���
�

�
�
�
�

���
����

���

���
����

�

572-480-10~572-583-10
572-490-10~572-593-10

����������������������������
����������� �����

Unit:mm�����

DIMENSIONSDisplay Unit

EC counter
FEATURESThis Digimatic Display Unit with GO/NG judgement function offers a large, easily read display for a Digimatic Scale Unit.
The bright LED readout is ideal for low-light situations or when the scale unit must be located where its own display cannot be viewed directly.

Power ON/OFF switch

Preset/Tolerance switch

Front panel

Rear panel

Input connector

Preset switch
ZERO switch

Display
Tolerance judgment result indicator
tolerance judgment
Outputresults output(switching control)
data output
Input
Power Supply
Operating temperature
Storage temperature
Mass

DIMENSIONS Unit:mm
����

542-007*1
0.01mm(±9999.99mm).0005"(±99.9995") / .001"(±999.99")
0.001mm(±999.999mm).00005"(±9.99995") / .0001"(±99.999")
Display of + and - signs and6-digit measurement data
LED (Orange, Green, Red)����-NG / GO / +NG (open-collector output)��������
���������������

Digimatic
Preset, HOLD
AC adapter*1
0°C to 40°C
-10°C to 50°C
220g

�����

�������
�������
������

������

Resolution

AC adapter jack

Ground terminal

SPECIFICATIONS
Order No.

Output connector������

Tolerance judgment result indicator(Orange: -NG / Green: GO / Red: +NG)����

*1 Standard accessory
The dedicated AC adapter AD908 is supplied with one of the following, according to the order number.
542-007:AD908N(No.526688)(for Japan)
542-007A:AD908AN(No.526688A)(for USA)542-007D:AD908AD(No.526688D)(for EU)
542-007E:AD908EN(No.526688E)(for UK)
542-007DC:AD908DC(No.526688DC)(for China)542-007K:AD908K(No.526688K)(for Korea)
Optional accessories
Connecting cables: 936937(1m),965014(2m)DC plug PJ-2: 214938
Connecting cable: C162-155(2m)

10

����

���

���
���

Output connector specifications
The output can be switched to either the tolerance judgment I/O or Digimatic output.
The following shows the detailed specifications when the tolerance judgment I/O is selected.

(3) I/O circuita. Output circuit ( -NG / GO / +NG )The transistor is on during open-collector output at low level.

(1) Connecting cable: C162-155(2m)�������������������������������

(2)
Output connector pin assignment���������������������������

��������������������

�����������������������������������

�������������

��������������
����������

�������������������������������
���������������������������
�����������������������������������

������

������

��������������
����������

���Color of thelead wire in theoptional I/O cable
1
COM
Connection to internal GND
Brown,Black�������������������������������
2
O ���������������������������
+NG
Brown,Red
Tolerance output: Relevant pin output
is low level.
��������������������
3
O �����������������������������������
GO
When an error is displayed: +NG and -NG pins are
Yellow,Black����������
low level.
4
O-NG
Yellow,Red����������������������������5
I
HOLD
HOLD input
Green,Black��������������
������������������������������������
������
���������� Preset input
6I������������������������
P.SET
Green,Red������
10
F.G.
Shield (internally connected to the case)White,Red����������
���the other pins unconnected.
Leave
Pin No.

Signalname

I/O��������������������
����������

������

������

Function�����are different for the Digimatic output mode. The I/O cable should be��Note that the output functions of the connector
pinsconnected after the output mode is set.
The free end of the I/O cable terminates in seven wires which have to be connected according to purpose.
������
Connect the F.G. line (with solderless terminals)
to the ground terminal of the equipment to be connected.

���b. Input circuit (Preset, HOLD)
Input is valid at "low" level.
����������������������������
������������������������������������
������������������������
����������
���������

���������������������������������������
���������������������������������
��������������������

����������������������������

������������������������������������
Timing chart������������������������

�������������������������������������������
���������������������������������
��������������������

����������
���

Tolerance output���������������
�����������

������

������

������������������

������

�����������

������������������������������������������
���������������������������������
��������������������

������

�������������

���

Preset and HOLD inputs
�����������
�������
�����������
����������������������������������������������
�����������

�����������

������

�������������

��������������

�������

����������������������������������������������

�������

����������������������������������������������

11�����������������������������
������������������������
����������������
�����������������
��������������
�������������������
������������
�����������������������������
��������������������������
���������������

��������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������
�������������������������
������������������������
����������������������
����������������������
�������������������������

37 0705 1 D (NE) NE, Printed in Japan���� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ������ ������
��������� �������� ��������� ���� �������� ������ �����
�������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������ ��������� ��� ���� ����������
�������������������������������������������������������
����� ����������� ��������� ������� ���� ��������� ��������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������