XRPIX2b の時間分解能の測定
天野雄輝 石和卓真

第 1 章 イントロダクション

X 線測定の意義と問題
X 線を測定することで宇宙に存在するほとんどの天体を観測することができる
しかし大気圏で遮断されてしまう

大気圏外での観測へ！

http://ps.nikkei.co.jp/YKKAP/lectures/vol1/02.html

大気圏外での X 線の測定

大気圏外での運用に適した検出器を開発！
http://www.jaxa.jp/projects/sat/astro_h/images/astro_h_main_001.jpg

従来の検出器 CCD とその問題点
一定時間の露光後に全 pixel読み出す

時間分解能が悪い（数秒程度）改善したい！

SOI 検出器
SOI ( Silicon – On – Insulator ) 技術
によって,センサー, 読み出し部分が一体となった
半導体検出器高速, 低消費電力であり, 放射線耐性が高く衛星軌道上での運用に適しているXRPIXKEK と京大が共同で開発したX線天文学用のSOIPIX であり,イベント検出のタイミングと位置情報を出力するトリガー情報出力機能をもつ。
これにより従来の CCD では数秒程度だった時間分解能が向上している正確にはどのくらい向上しているのだろうか？

第 2 章 実験実験目的
そこで、今回の実験ではXRPIX の時間分解能の測定を行う

射出を制御可能なレーザーを用いて測定する

XRPIX の動作環境(読み出しボードの全体像)
レーザーへの出力

XRPIX2b Technical Description

用いる素子：XRPIX2b - FZ

PCへ接続

FPGAとは• 製造後に使用者が構成を設定できる集積回路• XRPIX の制御からデータ取得までを担っている• 本実験ではレーザーの射出も制御する

FPGA による制御使用したスクリプトの一部実行！

実行！

always@ ( posedge CLK25M ) begin
if ( ir_UserActive == 1’b0 | ~RSTn)
begin
stt <= STANDBY

デジタルクロック

or_RST_PD_VRST <= 1’b1
………

40 ns
T ( ns )実行する内容イベント読み出しの流れ
STAND BY
（基本状態）RESETDATA_TX(データ転送)INTEGRATION(露光)• 本実験においては振動数 25 MHz（周期 40 ns） のデジタルクロックに同期されたFPGA によって制御する

レーザーの射出の制御

Int_cnt : 露光時間に対応するカウント
or_LASER : 信号 ” LASER ” としてアウトプットされるレーザーの射出を制御

データの取得と “intT” の定義

Int_cnt >B_LASERTの時のみ
Int_cnt – B_LASERT = intTを転送する

実験の設定exposure
intT

Analog Voltage@Sense-node

VTH

LASER

TRIG_OUT

intT : 今回計測する時間t使用するレーザー(MLXGP-D13-650-5)についての注意• 立ち上がり遅れ約 200 𝜇𝑆以下
• 立下り遅れ 100 𝜇S 以下• TTLの入力により出力 (強)/(弱)の切り替えが可能(完全に出力を OFF にすることはできない)

・TTL入力が 0 V の時の弱い光が出ている状態を「出力 (弱) 」の状態と呼ぶことにする

実験方法のまとめ• レーザーの射出をFPGAで制御する• レーザー射出の信号 （信号名：LASER） がHIGHになってから、イベント検出のトリガー信号 (信号名： TRIG_OUT ) が HIGHになるまでの時間 ( intT ) を測定する。

セットアップ図PC

電源1(+5V, GND)LASERXRPIX2b(sub board)

FPGA(SEABAS)LEVEL ADAPTER
電源2(+5V, -5V,GND, GND)

電源3(+5V, GND)

セットアップ

電源2, 3

レーザー、読み出しボード電源1LEVEL
ADAPTER

実験手順 1• バックグラウンドを減らすために恒温漕にレーザー , sub board ( XRPIX2b ) , SEABAS ( FPGA ) を入れ0 ℃ に冷却する。これは遮光もかねているレーザー
XRPIX2b実験手順 2
レーザーを電源に繋がずに検出をおこない反応が起きる pixel ( bad pixel )を mask する

この pixel のみ反応している。

実験手順 3• レーザーを電源に繋ぎイベントが検出されること、レーザーの位置をずらすことで反応するpixel が変わることを確認する

実験手順 4 (予備実験)• 出力 ( 弱 ) の際の射出光の入射時刻を確かめるために、レーザーの TTL 制御の端子を電源のGND (0V) に接続し計測を行う

intT

実験手順 5 （本実験）• レーザーの射出時間を露光開始から 1-11 𝜇s ,10-20𝜇s , 20-30𝜇s と変化させ, それぞれについてVTH (素子のthreshold)の値を 550mV , 750mV ,950mV と変化させる• これを場所を変えて行う
Place1(RA94-95,CA35)
Place2(RA65-67,CA56,66)

実験結果
・以下の２通りの方法で時間分解能を計算した。
1.intTのヒストグラムから、以下の式に従って離散量として時間分解能 ∆𝑡 を計算する。
∆𝑡(ℎ𝑖𝑠𝑡) =Place1 THV 550mV
1-11𝜇s1 𝑁σ𝑖=1(𝑖𝑛𝑡𝑇𝑖 − 𝑖𝑛𝑡𝑇)2
𝑁（N=100000）

実験結果
2.intTのヒストグラムを gnuplot により以下の gauss関数でフィッティングして、連続量として時間分解能 ∆𝑡 を計算する。
𝐹 𝑖𝑛𝑡𝑇(𝑖𝑛𝑡𝑇−𝑖𝑛𝑡𝑇)2= 𝐴𝑒𝑥𝑝(−)
2(∆𝑡 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 )2

Place1 THV 550mV
1-11𝜇s

実験結果
Place1 THV 550mV 1-11𝜇s の時間分解能∆𝑡 (ℎ𝑖𝑠𝑡) = 16.6 ns∆𝑡 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 17.9 ns

実験結果
Place1 THV 750 mV 1-11𝜇sの時間分解能∆𝑡 (ℎ𝑖𝑠𝑡) = 32.7 ns∆𝑡 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 36.6 ns

実験結果
Place1 THV 950 mV 1-11𝜇sの時間分解能∆𝑡 (ℎ𝑖𝑠𝑡) = 55.4 ns∆𝑡 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 63.7 ns

実験結果まとめ① THV を大きくすると、 intT の値が大きくなった。
これは、 レーザーの出力が立ち上がりから徐々に大きくなることによるものであると思われる。
逆にこのことは、 XRPIX がレーザー光を検出できているという判断材料にもなる。

実験結果まとめ② THV を大きくすると、時間分解能が悪くなった。
これは、レーザーの立ち上がり速度が一定ではないためであると考えられる。
Place1706050Δt( ns )4030
1-11(hist)
10-20(hist)
20-30(hist)20

1-11(gauss)
10-20(gauss)
20-30(gauss)

100550
550

750
750

THV (mV)950
950

実験結果まとめ② THV を大きくすると、時間分解能が悪くなった。
これは、レーザーの立ち上がり速度が一定ではないためであると考えられる。
Place250454035Δt( ns )

30
25
20
1-11(hist)
10-20(hist)
20-30(hist)1510

1-11(gauss)
10-20(gauss)
20-30(gauss)

50
550
550

750
750

THV (mV)

950
950

追加実験
レーザーの射出時間が時間分解能に及ぼす影響を調べるた
めに、 Place3(RA86,CA22)において、レーザー射出時間を、下図の intT に近づけて追加実験を行った。
レーザー出力 弱 による intT

intT

追加実験
レーザー射出時間による時間分解能への影響はそれほどみられなかった。
各レーザー射出時間におけるΔt19181716Δt(ns)1514131211
101１～１１- 11( 𝜇s )１００～１１１０
100 - 110( 𝜇s )２００～２１０200- 210( 𝜇s )レーザー射出時間

２５０～２６０250- 260( 𝜇s )

結論と今後の課題
結論： XRPIX2b の時間分解能は、15-65 ns 以下であると測定された。

今後の課題：X線の入射に近いイベントを制御したり、同期させるクロックの振動数を増やすことで、より精度の高い時間分解能を求めていきたい。

ご清聴ありがとうございました。