R

User Guide
Elcometer 456
Waterproof Probes

www.elcometer.com

R

1 OVERVIEW
Available with a choice of cable lengths forworking at depths up to 75m (250'),
Elcometer 456 Waterproof probes have asealed tip specifically designed formeasuring coating thickness underwater orin wet conditions.
DO NOT immerse the Elcometer 456 gauge in water.
2 BOX CONTENTS
Elcometer 456 Waterproof Probe
Precision Foil Set: 25, 50, 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000µm(1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120mils)
Jumbo Hand Grip
User Guide
Test Certificate








3 USING THE PROBE
To connect the probe to the Elcometer 456 gauge, calibrate and use
the probe, please refer to the Elcometer 456 User Guide supplied with
Elcometer 456 gauges, a copy of which is also available to download
via our website, www.elcometer.com.
4 THE JUMBO HAND GRIP
Elcometer 456 Waterproof Probes are supplied with a jumbo hand
gripa for ease of use underwater when wearing neoprene / diving
gloves.
To fit the jumbo hand grip:2

1aReplacement / additional jumbo hand grips are available to purchase from Elcometer or your local
Elcometer supplier using part number T9997766-.

en-1

www.elcometer.com

R

4 THE JUMBO HAND GRIP (continued)
3

4

5

6

)

(B

)

A)

(B

(

8

7
)

(B
)

(A

)

(B

5 CARE & MAINTENANCE
To ensure that waterproof probes are kept in the best possible
condition and prevent tip corrosion, we recommend that the probe
sleeve is removed (or the jumbo hand grip is disassembled if beingused) after each use. All parts should be rinsed in clean water anddried thoroughly prior to re-assembly.
www.elcometer.com

en-2

R

6 TECHNICAL SPECIFICATION
Elcometer 456 Waterproof Probes are Scale 2 probes with ameasuring range up to 5mm (200mils) however, for higher resolution
and accuracy on thin coatings, they can be switched to the Scale 1
mode measurement performance.

Measuring Range

Accuracy

Resolution

Scale 1 Mode

Scale 2 Mode0 - 1500µm(0 - 60mils)

0 - 5mm (0 - 200mils)±1-3% or ±2.5μm(±0.1mil)±1-3% or ±20μm(±1.0mil)

0.1μm: 0 - 100μm;
1μm: 100 - 1500μm

1μm: 0 - 1mm;
10μm: 1 - 5mm

0.01mil: 0 - 5mils;
0.1mil: 5 - 60mils

0.1mil: 0 - 50mils;
1mil: 5 - 200mils

Minimum Substrate
Thickness

0.3mm (12mils)

Minimum Convex
Surface Diameter

4mm (0.16")

Minimum Concave
Surface Radius

40mm (0.98")

Minimum Sample
Diameter

8mm (0.32")

Minimum
Headroom

138mm (5.43")

For the avoidance of doubt, please refer to the original English language version.
Elcometer 456 Waterproof Probes are packed in cardboard packaging. Please ensure that this packaging is
disposed of in an environmentally sensitive manner. Consult your local Environmental Authority for further
guidance.
is a registered trademark of Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU.
United Kingdom
All other trademarks acknowledged.
© Elcometer Limited 2008 - 2017. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted,
transcribed, stored (in a retrieval system or otherwise) or translated into any language, in any form or by anymeans (electronic, mechanical, magnetic, optical, manual or otherwise) without the prior written permission of
Elcometer Limited.
R

TMA-0438 Issue 04 - Text with cover 20517

R

Guide d'utilisation
Elcometer 456
Sondes Étanches

www.elcometer.com

R

1 PRÉSENTATION
Disponibles en plusieurs longueurs decâbles pour travailler à des profondeurs
jusqu'à 75 m (250'), les sondes étanches
pour Elcometer 456 possèdent un emboutde sonde hermétique spécialement conçu
pour mesurer les épaisseurs de revêtement
sous l'eau ou dans des conditions humides.
NE PAS immerger la jauge Elcometer 466 dans l'eau.
2 COLISAGE
Sonde étanche Elcometer 456
Jeu de cales de précision : 25, 50, 125, 250, 500, 1000, 2000,
3000μm (1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120mils)
Poignée Jumbo
Guide d’utilisation
Certificat d’essai








3 UTILISATION DE LA SONDE
Pour connecter la sonde à l'Elcometer 456, la calibrer et l'utiliser, mercide vous référer au Guide d'utilisation de l'Elcometer 456 livré avec
l'instrument. Vous pouvez également en télécharger une copie surnotre site Internet www.elcometer.com.
4 POIGNÉE JUMBO
Les sondes étanches pour Elcometer 456 sont livrées avec une
poignée jumboa pour travailler plus facilement sous l'eau avec desgants en néoprène ou des gants de plongée.
Pour fixer la poignée jumbo :1

a2

Vous pouvez vous procurer des poignées Jumbo de rechange/supplémentaires auprès d'Elcometer ou devotre revendeur local sous la référence T9997766-.

fr-1

www.elcometer.com

R

4 POIGNÉE JUMBO (suite)
3

4

5

6

)

(B

)

A)

(B

(

8

7
)

(B
)

(A

)

(B

5 ENTRETIEN & MAINTENANCE
Pour maintenir vos sondes étanches en bon état et éviter la corrosion
de l'embout de sonde, nous vous conseillons de retirer le manchon desonde (ou de démonter la poignée Jumbo si vous l'utilisez) après
chaque utilisation. Rincez tous les composants à l'eau claire etséchez-les soigneusement avant de les remonter.
www.elcometer.com

fr-2

R

6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les sondes étanches pour Elcometer 456 sont d'échelle 2, avec une
plage de mesure jusqu'à 5 mm (200 mils); cependant, pour une
résolution et une précision accrues sur les revêtements fins, vous
pouvez sélectionner le mode Echelle 1.

Plage de mesure

Précision

Résolution

Epaisseur minimale
du substrat

Mode Echelle 1

Mode Echelle 2

0 - 1500µm(0 - 60mils)

0 - 5mm (0 - 200mils)±1-3% ou ±2.5μm(±0.1mil)±1-3% ou ±20μm(±1.0mil)

0.1μm: 0 - 100μm;
1μm: 100 - 1500μm

1μm: 0 - 1mm;
10μm: 1 - 5mm

0.01mil: 0 - 5mils;
0.1mil: 5 - 60mils

0.1mil: 0 - 50mils;
1mil: 5 - 200mils

0.3 mm (12 mils)Diamètre desurface convexe

4 mm (0.16")

Rayon de surface
concave

40 mm (0.98")

Diamètre minimumd’échantillon

8 mm (0.32")

Largeur minimum
de la tête138 mm (5.43")

En cas de doute, merci de vous référer à la version originale anglaise de ce manuel.
Les sondes étanches pour Elcometer 456 sont livrées dans un emballage en carton. Merci d'éliminer cet
emballage de manière écologique. Contactez la déchèterie de votre localité pour plus d'informations sur lerecyclage.
est une marque déposée d'Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU. Royaume Uni.
Toutes les autres marques sont reconnues.
© Elcometer Limited 2008 - 2017. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite,transmise, transcrite, stockée (dans un système documentaire ou autre) ou traduite dans quelque langue que cesoit, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen (électronique, mécanique, magnétique, optique,manuel ou autre) sans la permission écrite préalable d’Elcometer Limited.
R

TMA-0438-01 Numéro 04 - Texte avec couverture N° 20517

R

Gebrauchsanleitung
Elcometer 456
Wasserdichte Sonden

www.elcometer.com

R

1 ÜBERBLICK
Die mit diversen Kabellängen für Arbeiten in
einer Tiefe von bis zu 75m (250') erhältlichen
wasserdichten Elcometer 456 Sonden sind mit
einer speziell für das Messen derBeschichtungsdicke unter Wasser oder unter
nassen Bedingungen entwickelten verkapselten
Spitze ausgestattet.
Tauchen Sie das Elcometer 456 Messgerät NICHT ins Wasser.
2 PACKUNGSINHALT
Elcometer 456 Wasserdichte Sonde
Präzisionsfolienset: 25, 50, 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000µm(1,0, 2,0, 5,0, 10, 20, 40, 80, 120mils)
Jumbo-Handgriff
Gebrauchsanleitung
Prüfzertifikat








3 VERWENDUNG DER SONDE
Entnehmen Sie das Vorgehen beim Anschließen der Sonde an das
Elcometer 456 Messgerät sowie zum Kalibrieren und zur Verwendung
der Sonde bitte der Gebrauchsanleitung für das Elcometer 456, die im
Lieferumfang der Elcometer 456 Messgeräte enthalten ist und ebenfalls
zum Download auf unserer Website www.elcometer.com bereitsteht.
4 DER JUMBO-HANDGRIFF
Wasserdichte Elcometer 456 Sonden werden mit einem JumboHandgriffa für die leichtere Handhabung beim Tragen von Neopren-/Taucherhandschuhen geliefert.
Anbringen des Jumbo-Handgriffs:
1a2Ersatz- / zusätzliche Jumbo-Handgriffe sind bei Elcometer oder ihrem örtlichen Elcometer Händler unter
der Bestellnummer T9997766- erhältlich.

de-1

www.elcometer.com

R

4 DER JUMBO-HANDGRIFF (Fortsetzung)
3

4

5

6

)

(B

)

A)

(B

(

8

7
)

(B
)

(A

)

(B

5 PFLEGE UND WARTUNG
Zur Gewährleistung des optimalen Zustands der wasserdichten
Sonden und zur Verhinderung der Korrosion der Spitze wird
empfohlen, die Sondenhülle nach jedem Gebrauch zu entfernen (bzw.
den Jumbo-Handgriff auseinanderzubauen, sofern dieser verwendet
wird). Alle Teile sollten mit sauberem Wasser gespült und vor dem
erneuten Zusammenbauen gründlich getrocknet werden.
de-2
www.elcometer.com

R

6 TECHNISCHE DATEN
Wasserdichte Elcometer 456 Sonden sind Skala 2 Sonden mit einem
Messbereich von bis zu 5 mm (200 mil). Für eine höhere Auflösung
und Genauigkeit auf dünnen Beschichtungen können sie jedoch in den
Skala 1 Modus umgeschaltet werden.
Skala 1 Modus

Skala 2 Modus

Messbereich0 - 1500µm(0 - 60mils)

0 - 5mm (0 - 200mils)

Genauigkeit±1-3% oder ±2,5μm(±0,1mil)±1-3% oder ±20μm(±1,0mil)

0,1μm: 0 - 100μm;
1μm: 100 - 1500μm

1μm: 0 - 1mm;
10μm: 1 - 5mm

0,01mil: 0 - 5mils;
0,1mil: 5 - 60mils

0,1mil: 0 - 50mils;
1mil: 5 - 200mils

Auösung

Minimale
Substratdicke

0,3mm (12mils)

Minimaler Durchmesser
konvexer Flächen

4mm (0,16")

Minimaler Radiuskonkaver Flächen

40mm (0,98")

Minimaler
Probendurchmesser

8mm (0,32")

Arbeitshöhe

138mm (5,43")Beziehen Sie sich im Zweifelsfall bitte auf die englischsprachige Version.
Wasserdichte Elcometer 456 Sonden sind in einem Karton verpackt. Stellen Sie bitte sicher, dass diese
Verpackung auf umweltverträgliche Weise entsorgt wird. Lassen Sie sich von Ihrer örtlichen Umweltbehörde
weiterberaten.
ist ein eingetragenes Markenzeichen der Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU,
Großbritannien und Nordirland.
Alle anderen Markenzeichen sind anerkannt.
© Elcometer Limited 2008 - 2017. Sämtliche Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne dievorherige schriftliche Genehmigung der Elcometer Limited in jedweder Form oder auf jedwede Art reproduziert,übertragen, transkribiert, gespeichert (in einem Abrufsystem oder auf sonstige Weise) oder in jedwede Sprache(elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, manuell oder auf sonstige Weise) übersetzt werden.
R

TMA-0438-02 Ausgabe 04 - Text mit Umschlag Nr. 20517

R

Guía del usuario
Elcometer 456
Sondas resistentes al agua

www.elcometer.com

R

1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Las sondas resistentes al agua Elcometer 456,
disponibles con cables de diferentes longitudes
para trabajar a profundidades de hasta 75 m
(250 pies), disponen de una punta sellada
especialmente diseñada para medir el espesor
de revestimientos bajo el agua o en condiciones
de humedad.
NO sumerja el medidor Elcometer 456 en agua.

2 CONTENIDO DE LA CAJA

Sonda resistente al agua Elcometer 456
Juego de láminas de precisión: 25, 50, 125, 250, 500, 1000, 2000,
3000 µm (1,0, 2,0, 5,0, 10, 20, 40, 80, 120 mils)
Empuñadura Jumbo
Guía del usuario

Certificado de prueba
3 UTILIZACIÓN DE LA SONDA
Para conectar la sonda al medidor Elcometer 456, así como para
calibrarla y utilizarla, consulte la Guía del usuario del Elcometer 456,
suministrada con los medidores Elcometer 456 y de la que también
puede obtener una copia descargándola de nuestro sitio web,www.elcometer.com.
4 LA EMPUÑADURA JUMBO
Las sondas resistentes al agua Elcometer 456 se suministran con una
aempuñadura jumbo para facilitar su utilización bajo el agua al llevar
guantes de neopreno/buceo.
Para colocar la empuñadura jumbo:

2

1

a

Pueden adquirirse empuñaduras jumbo de repuesto/adicionales de Elcometer o de su proveedor local deproductos Elcometer indicando el número de referencia T9997766-.

es-1

www.elcometer.com

R

4 LA EMPUÑADURA JUMBO (continuación)
3

4

5

6

)

(B

)

A)

(B

(

8

7
)

(B
)

(A

)

(B

5 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOPara asegurarse de que las sondas resistentes al agua se mantienen en
un estado de conservación óptimo y evitar la corrosión de la punta,
recomendamos quitar el manguito de la sonda (o desmontar laempuñadura jumbo, si se ha utilizado) después de cada uso. Todas laspiezas deben enjuagarse en agua limpia y secarse por completo antes
de volver a montarse.
es-2
www.elcometer.com

R

6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las sondas resistentes al agua Elcometer 456 son sondas de Escala 2
con un alcance máximo de medición de 5 mm (200 mils). No obstante,para obtener una resolución y precisión superiores con revestimientos
delgados, pueden cambiarse para que funcionen con la medición demodo de Escala 1.

Alcance de medición

Precisión

Resolución

Espesor mínimo
del sustrato

Modo de Escala 1

Modo de Escala 2

0 - 1500µm(0 - 60mils)

0 - 5mm (0 - 200mils)±1-3% o ±2,5μm(±0,1mil)±1-3% o ±20μm(±1,0mil)

0,1μm: 0 - 100μm;
1μm: 100 - 1500μm

1μm: 0 - 1mm;
10μm: 1 - 5mm

0,01mil: 0 - 5mils;
0,1mil: 5 - 60mils

0,1mil: 0 - 50mils;
1mil: 5 - 200mils

0,3mm (12mils)

Diámetro mínimo desupercie convexa

4mm (0,16 pulgadas)

Radio mínimo desupercie cóncava

40mm (0,98 pulgadas)

Diámetro mínimo
de la muestra

8mm (0,32 pulgadas)

Espacio mínimo

138mm (5,43 pulgadas)

Para despejar cualquier duda, consulte la versión original en inglés.
Las Sondas resistentes al agua Elcometer 456 se suministran en un paquete de cartón. Asegúrese de que este
embalaje se desecha de forma respetuosa con el medio ambiente. Consulte a las autoridades locales en materia
medioambiental para obtener información.
es una marca comercial registrada de Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU.
Reino Unido
Todas las demás marcas comerciales se dan por reconocidas.
© Elcometer Limited 2008 - 2017. Todos los derechos reservados. Este documento ni ningún fragmento del mismo
pueden reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse (en un sistema de recuperación o de otro tipo) ni
traducirse a ningún idioma, en ningún formato ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, magnético,óptico, manual o de otro tipo) sin permiso previo y por escrito de Elcometer Limited.
R

TMA-0438-01 Edición 04 - Texto con cubierta 20517

R

Gebruikershandleiding
Elcometer 456
Waterdichte sondes

www.elcometer.com

R

1 OVERZICHT
Elcometer 456 waterdichte sondes hebben
een afgedichte sondekop voor het meten
van laagdiktes onder water of in natteomgevingen. De sondes zijn verkrijgbaar
met een keur aan kabellengtes voor werk
tot op een diepte van 75 m (250').
Dompel de Elcometer 456 meter NIET onder in water.
2 DOOSINHOUD
Elcometer 456 waterdichte sondePrecisie folieset: 25, 50, 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000 µm(1,0, 2,0, 5,0, 10, 20, 40, 80, 120 mil)Jumbo HandgreepGebruikershandleiding
Testcertificaat
3 GEBRUIK VAN DE SONDE

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Elcometer 456 die wordt
meegeleverd met Elcometer 456 meters voor informatie over het
aansluiten van de sonde op de Elcometer 456 meter en over het
kalibreren en gebruiken van de sonde. U kunt een exemplaar van dezegebruikershandleiding downloaden via de website van Elcometer,
www.elcometer.com.
4 DE JUMBO HANDGREEP
Elcometer 456 waterdichte sondes worden geleverd met een jumbo
handgreepa waarmee u de sonde gemakkelijk kunt gebruiken onder
water als u neopreen handschoenen/duikershandschoenen draagt.
De jumbo handgreep aanbrengen:1a2

Vervangende/aanvullende jumbo handgrepen zijn verkrijgbaar bij Elcometer of uw lokale Elcometerleverancier met referentie naar onderdeelnummer T9997766-.

nl-1

www.elcometer.com

R

4 DE JUMBO HANDGREEP (vervolg)
3

4

5

6

)

(B

)

A)

(B

(

8

7
)

(B
)

(A

)

(B

5 VERZORGING & ONDERHOUDOm te garanderen dat de waterdichte sondes in de best mogelijke
conditie blijven en dat de sondekop niet gaat roesten, is het raadzaamom na gebruik de sondemantel te verwijderen (of de jumbo handgreep
te demonteren, indien deze is gebruikt). Spoel alle onderdelen af en
droog ze grondig voordat u deze opnieuw monteert.
www.elcometer.com

nl-2

R

6 TECHNISCHE SPECIFICATIESElcometer 456 waterdichte sondes zijn Schaal 2 sondes met een
meetbereik tot 5 mm (200 mil). Voor doeleinden met een hogere
resolutie en nauwkeurigheid bij dunne coatings kunt u de sonde echteromschakelen naar Schaal 1 modus.

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Resolutie

Minimalesubstraatdikte

Schaal 1 modus

Schaal 2 modus

0 - 1500µm(0 - 60mils)

0 - 5mm (0 - 200mils)±1-3% of ±2,5μm(±0,1mil)±1-3% of ±20μm(±1,0mil)

0,1μm: 0 - 100μm;
1μm: 100 - 1500μm

1μm: 0 - 1mm;
10μm: 1 - 5mm

0,01mil: 0 - 5mils;
0,1mil: 5 - 60mils

0,1mil: 0 - 50mils;
1mil: 5 - 200mils

0,3mm (12mils)

Convex oppervlaktediameter

4mm (0,16")

Concaafoppervlakte-radius

40mm (0,98")

Minimum
proefstaal diameter

8mm (0,32")

Minimum sonde
ruimte138mm (5,43")

Raadpleeg de originele Engelse versie om twijfel uit te sluiten.
Elcometer 456 waterdichte sondes zijn verpakt in karton. Zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk wordt
afgevoerd. Neem contact op met de milieuafdeling van uw gemeente voor advies.
is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU.
Verenigd Koninkrijk
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
© Elcometer Limited 2008 - 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit document mag worden gereproduceerd,
overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of anderszins) of vertaald in enige taal, in
enige vorm of door enig middel (elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, handmatig of anderszins) zonderde voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.
R

TMA-0438-11 Uitgave 04 - Text met voorblad No. 20517

R

用户手册
Elcometer 456
水

www.elcometer.com

头

R

1 览
可选择的电缆长 工作达75米(250英尺),
易 456 水 头 有专门设计用于在水
或潮湿 件 测量涂层厚 的 封末 .
不要

2

浸

水中.

清单
易 456 水 头
精 膜片 : 25, 50, 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000µm(1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120mils)
手 头
用户手册
检验证书








3 使用

头

要
头连
附带的用户指4

易 456仪

手

易 456仪 , 请并使用 头, 请 阅易 456仪
, 其 贝也可通过我们的网 www.elcometer.com 载.

头

易 456
水手 .

水

头配有

手

头

:

手

头

a

便在水

使用时佩戴

丁

胶/潜

2

1

a

,

替换/附加

zh-1

手

头

可从易

或您当地的易

供应

处购买,

件编

为T9997766-.

www.elcometer.com

R

4
3

手

头

（续前节）
4

6

5

)

(B

)

A)

(B

(

8

7
)

(B
)

(A

)

(B

5 维护

保养

为了 保
用后拆
冲洗并彻

水 头保 在 佳状态并头 （或如果使用, 则拆
干燥,然后重 组 .

www.elcometer.com

止型

蚀, 我们 议在 次使头 ) 有 件应在清水中

zh-2

R

6 技术规格易 456 水 头是量程2在 涂层上获得更 的分
.

测量范围

精

分

小基

量程1模式

量程2模式

0 - 1500µm(0 - 60 mils)

0 - 5mm (0 - 200mils)±1-3% 或 ±2.5μm(±0.1mil)±1-3% 或 ±20μm(±1.0mil)

0.1μm: 0 - 100μm;
1μm: 100 - 1500μm

1μm: 0 - 1mm;
10μm: 1 - 5mm

0.01mil: 0 - 5mils;
0.1mil: 5 - 60mils

0.1mil: 0 - 50mils;
1mil: 5 - 200mils

0.3mm (12mils)

厚

小凸面

4mm (0.16")

小凹面半

40mm (0.98")

小样本

8mm (0.32")

小净138mm (5.43")

疑议, 请
易 456
导.

英

水

R

有

头, 测量范围可达5mm(200mils), 但是为了
和精 , 可其 换 量程1模式测量性

头

本.
在纸

是Elcometer

标也都得

中. 请
司的注册

保此

在一个环

感的

式进行处理. 请

询当地环

局为进一

指

标, Edge Lane, 曼彻斯 , M43 6BU,英国.

注册许可.

© Elcometer Limited 2008 - 2017. 司保有权利. 本任何 分都不得复制, 传输, 存储(在检 或其他), 或者
在 有Elcometer Limited事先书面许可的情况
任何 式(电子, 机械, 性, 光学, 手动或其他)译成任何语 .

TMA-0438-10

04

- 有盖

本 20517

R

ユーザーガイド
Elcometer 456
防⽔プローブwww.elcometer.com

R

1 概要
Elcometer 456防⽔プローブは、⽔中や濡れた場所の膜厚測定専⽤の密閉式のチップが付いており、さまざまな⾧さのケーブルをお選びいただけます。測定可能な場所の⽔深は最⼤75m（250フィート）です。
Elcometer 456膜厚計⾃体を⽔に濡らさないでください。
2 梱包内容Elcometer 456⽤防⽔プローブ

精密標準フォイルセット：25、50、125、250、500、1000、
2000、3000µm（1.0、2.0、5.0、10、20、40、80、120mil）

⼤型グリップ
ユーザーガイド
検査証明書
3 プローブの使⽤
Elcometer 456膜厚計にプローブを接続して、校正および使⽤する⼿順については、Elcometer 456膜厚計に付属している「ユーザーガイ
ド」を参照してください。このガイドは、弊社のWebサイト（www.elcometer.com）からダウンロードすることもできます。
4 ⼤型グリップ
Elcometer 456防⽔プローブには、ネオプレンの防⽔⼿袋や潜⽔服を着⽤している場合に⽔中で操作しやすいように、⼤型グリップaが付属しています。
⼤型グリップを装着するには：
1a2

交換⽤または追加の⼤型グリップのご注⽂は、Elcometerまたは最寄りの代理店で承ります。コード番号
T9997766-をご指定ください。

jp-1

www.elcometer.com

R

4 ⼤型グリップ（続き）
3

4

5

6

)

(B

)

A)

(B

(

8

7
)

(B
)

(A

)

(B

5 メンテナンス
防⽔プローブを最良の状態に保ち、チップが錆るのを防ぐために、検査が終わるたびにプローブのスリーブを外してください（⼤型グリップを装着している場合はグリップも分解してください）。すべての部品をきれいな⽔ですすぎ、完全に乾燥させてから組み⽴ててください。
www.elcometer.com

jp-2

R

6 仕様
Elcometer 456防⽔プローブは、測定範囲が5mm（200mil）までのス
ケール2のプローブですが、薄い塗膜を⾼い分解能と精度で検査する
ために、スケール1の測定モードに切り替えることができます。

測定範囲

精度

分解能

スケール1モード

スケール2モード

0～1500µm(0～60mil)

0～5mm (0～200mil)±1～3%または±2.5μm (±0.1mil)±1～3%または±20μm(±1.0mil)

0.1μm: 0～100μm;
1μm: 100～1500μm

1μm: 0～1mm;
10μm: 1～5mm

0.01mil: 0～5mil;
0.1mil: 5～60mil

0.1mil: 0～50mil;
1mil: 5～200mil

最⼩素地厚0.3mm (12mils)

最⼩凸⾯直径4mm (0.16インチ)

最⼩凹⾯半径40mm (0.98インチ)

最⼩測定域直径8mm (0.32インチ)

最⼩天地余裕138mm (5.43インチ)

不明な点がある場合は、英語版の取扱説明書を確認してください。
Elcometer 456防⽔プローブは、段ボール箱に梱包されています。包材は、環境保全に配慮した⽅法で破棄してください。詳しくは、地⽅⾃治体等の適切な機関にお問い合わせください。
R

は、Elcometer Limitedの登録商標です。所在地：Edge Lane, Manchester, M43 6BU United Kingdom

その他の商標については、その旨が記されています。
© Elcometer Limited 2008 - 2017. All rights reserved.この⽂書の⼀部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書⾯による許可なく、いかなる形式や⽅法（電⼦的、機械的、磁気的、光学的、⼿動を問わず）によっても、複製、転送、保管（検索可能なシステムかどうかを問わず）、または他の⾔語に翻訳することを禁じます。

TMA-0438-12第04版- 表紙と本⽂20517