XL Detect andXL Detect+ VideoProbes더욱 뛰어난 검사를 제공해줍니다.

XL Detect와 XL Detect+ VideoProbe는 검사에 필요한 필수 요소들을 갖추고 있으며XL Detect+의 업그레이드된 5인치 LCD 화면과 함께 선명한 이미지 품질로 검사의 정확도와작업 속도 향상에 도움을 드립니다. 또한 견고한 내구성으로 유지보수 비용 절감 및Waygate Technologies의 전문적인 도움을 언제 어디서든 받으실 수 있습니다.

XL Detect와 XL Detect+는 뛰어난 휴대성과 가벼운 무게, 간편한 사용을 자랑합니다.
합리적인 가격으로 검사에 필요한 고급 기능들을 누리실 수 있습니다.

결과에 확신을 가져보세요.

편안한 마음으로 사용하세요.

XL Detect+의 5인치 LCD 화면과 3배 밝은 디스플레이를 경험해보세요.

도움을 받으실 수 있습니다.

뛰어난 이미지 품질과 함께 빠르고 정확한 검사를 완료하고,비용이 절감혹독한 검사 환경에서도 신뢰가 가능한 내구성으로유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다.

뛰어난 휴대성1.98kg에 불과한 XL Detect+는 가볍고 휴대가 편하며내부 휠이 있어 보다 안전하고 간편한 휴대가 가능합니다.

어디서나 Waygate Technologies의 전문가가 제공하는더 명확한 검사를 위한 5인치 LCD화면새롭게 출시된 XL Detect+의 디스플레이는 기존 대비 ��% 커져선명한 이미지 품질을 제공합니다. 간결한 인터페이스는 장시간 검사시눈의 피로도를 줄여줘 더 정확한 이미지를 제공하여 탐지율(POD) 및작업 속도를 높여 주며 확실한 결과를 낼 수 있습니다.

빨리 배울 수 있습니다.

차이점 보기보다 간단한 보고를 위해 결과를 정리해주는눈의 피로 감소.

직관적 인터페이스는 검사를 통해 사용자를 안내하고Menu Directed Inspection(MDI) 2.0를 포함하고 있습니다.

배터리 충전기/AC 어댑터 포함XL Detect용 홀더(옵션)XL Detect+의 강력한 광 출력과 �배 더 밝아진 디스플레이로리지드슬리브(옵션)�시간 배터리(옵션)통합 삽입 튜브 보관 릴광학 팁 어댑터 케이스마운트키트용스위블 볼 (옵션)튜브 그리퍼 (옵션)기술 사양작동 환경팁 작동 온도시스템 작동 온도보관 온도상대 습도방수시스템케이스 규격시스템 중량전원 (리튬 이온 건전지)전원 공급 장치구조
규격LCD 모니터-25°C ~ 100°C (-13°F ~ 212°F) 0°C(32°F) 미만에서는 만곡도 감소-20°C ~ 46°C (-4°F ~ 115°F) LCD는 0°C(32°F)미만에서는 LCD 예열 필요-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
최대 95%, 비응축삽입 튜브와 팁 14.7psi(1bar, 10.2m of H2O, 33.5ft of H2O)

54.9 x 34.6 x 23.6cm (21.61 x 13.62 x 9.29인치)케이스 포함:XL Detect: 6.50 kg (14.30 lb)
XL Detect+: 8.39 kg (18.5 lb)케이스 미포함:XL Detect: 1.73 kg (3.8 lb)
XL Detect+: 1.98 kg (4.37 lb)

8.4 V, 38 Wh (2 시간) 8.4 V, 75 Wh (4시간)AC Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.5A Max DC Output: 9.5 V, 6.0 A
Versalon™ (JP)범퍼들과 통합된폴리카보 네이트 하우징

XL Detect: 9.53 x 13.34 x 34.29 cm(3.75 x 5.25 x 13.50인치)XL Detect+: 10.2 x 16.5 x 34.3 cm(4.0 x 6.5 x 13.5인치)XL Detect: XpertBright를 사용한 3.7인치
(9.40cm) 액티브 매트릭스 VGA컬러 LCD모디터.
640 x 480 해상도조이스틱 조작버튼 설정오디오내부 메모리데이터 I/O 포트비디오 포트밝기 제어광원장기간 노출화이트 밸런스

XL Detect+: 통합된 5.0인치(12.7cm)
액티브 매트릭스 VGA컬러 LCD모니터표준 준수 및 분류
MIL-STD-810G
MIL-STD-461F
표준 준수IP 등급4.0mm(0.157인치) 직경 프로브하우징티타늄픽셀VGA 비디오 출력이미지 센서1/6인치 컬러 SUPER HAD CCD 카메라하우징

티타늄픽셀소프트웨어운영 체제사용자 인터페이스파일 관리자MDI 소프트웨어(옵션)오디오 데이터이미지 제어이미지 형식텍스트 주석그래픽 주석만곡 제어자동 및 수동백색 LED자동 및 수동 모드를 통해 조절기본 설정 또는 사용자 정의

290,000픽셀

6.1 mm (0.242 in) and 8.4 mm (0.331 in) diameter probes비디오 형식USB® 2.0 포트 두 개XL Detect: IP55 인증XL Detect +: IP64 인증1/10인치 컬러 SUPER HAD CCD 카메라통합 2.5mm 헤드셋/마이크 잭XL Detect+: 16 GB 플래시 메모리Group1, ClassA: EN61326-1 UL, IEC, EN CSAC22.2:61010-1 UN/DOTT1-T8

이미지 센서디지털 확대XL Detect: 4 GB 플래시 메모리

XL Detect: 미국 국방성 전자기 간섭RS103 - ABOVE DECK카메라

XpertSteer, 범프 제스처, 메뉴 액세스 및탐색을 통한 360° 전방위 팁 아티큘레이션사용자 기능, 측정 및 디지털 기능 엑세스미국 국방성 환경 테스트 섹션506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 511.5, 514.6, 516.6,521.3

소프트웨어 업데이트언어

440,000픽셀실시간 멀티-태스킹 운영 체제간단한 drop-down 방식의 메뉴 구동 조이스틱을이용한 메뉴 탐색지원하는 파일 관리 소프트웨어:파일&폴더 생성, 이름 변경, 삭제, 내장메모리(C:\) 또는 USB에 저장 USB와 C:\ 간의 복사사용자 정의 가이드 검사 제공 DICONDE 호환 검사파일 생성 MS Word® 호환 검사 보고서 생성PC 호환 파일 포맷(.AAC)

반전, 확대(디지털 5배) 이미지 저장 및 불러오기연속(5.0배)비트맵(.BMP), JPEG(.JPG)
MPEG4(.MP4)

내장된 Full-Screen 텍스트 오버레이 생성기 다국어문자 지원, 100줄의 텍스트 용량사용자 화살표 배치"Steer & Stay" 만곡 잠금/미세 만곡 팁 중립전방 팁 방향으로 "홈" 복귀 사용자가 선택 가능한미세 또는 대략적인 제어 XpertSteer프로브 만곡은정밀한 프로브 제어를 위한 빠른 스티어링 응답성을제공합니다. 범프 스티어링으로 프로브 위치를 약간조정할 수 있습니다.
USB 를 통한 현장 업데이트 가능한국어, 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어,이탈리아어, 러시아어, 일본어, 한국어, 포르 투갈어,중국어, 폴란드어삽입 튜브 길이와 외경 사양외경삽입 튜브 길이

6.1 mm (0.242 인치)

2.0 m (6.6피트)

4.0mm(0.157 인치)

8.4 mm (0.331 인치)만곡 각도

2.0 m (6.6피트)

3.0 m (9.8피트)
3.0 m (9.8피트)
3.0 m (9.8피트)삽입 튜브 길이만곡 각도6.0 m

상/하 - 최소 140° 좌/우 - 최소 140°

2.0, 3.0 또는 4.5 m
10.0 m

4.5 m (14.7피트)

6.0 m (19.7 피트)

10.0 m (32.8 피트)상/하 - 최소 160°, 좌/우 - 최소 160°
상/하 - 최소 120°, 좌/우 - 최소 120°참고 사항: 실제 사용시 표시된 만곡각도보다 더 큰 만곡이 가능합니다.

광학 팁표준 팁시야 방향(DOV)정면없음정면없음정면정면정면정면정면

정면 OBLIQUE
정면 OBLIQUE
정면 OBLIQUE
정면 OBLIQUE
정면 OBLIQUE
정면 OBLIQUE
정면 OBLIQUE측면측면측면측면측면측면
측면
측면
측면
정면
(1)

(2)

시야각(FOV)(1)광학팁 색상

80°

35 mm – 무한대(1.38 in – 무한대)50°

50 mm – 무한대(1.97 in – 무한대)

검은색

●115°

흰색

○50°

노란색●

주황색검은색●초점 거리(DOF)

80°

90°

4 mm – 무한대
12–200 mm
3–20 mm

20 mm – 무한대120°

흰색○40°

회색

●

120°

●

120°

6 mm – 무한대(0.24 in–무한대)●50°

45 mm – 무한대(1.77 in– 무한대)

없음노란색
주황색
파란색파란색빨간색
갈색초록색파란색빨간색갈색초록색파란색주황색파란색FOV는 대각선 방향으로 지정됩니다.
최대 밝기의 팁을 나타냅니다.

●
●
●
●
●

50°

40°
80°
65°

115°
50°

●120°●40°●120°

●●●
●80°
80°

120°

12–80 mm
5–200 mm

250 mm – 무한대
80–500 mm
25–500 mm
20 – 무한대

65 mm – 무한대

1–30 mm

9–160 mm
4–100 mm
1–20 mm

250 mm – 무한대
25–500 mm
4–200 mm

20mm – 무한대

XLG3T6150FF(2)XLG3T6180FN
XLG3T6190FF(0.20–4.72 in)

XLG3T61120FG(0.47–3.15 in)

XLG3T6150FB(0.20–7.87 in)

XLG3T84120FN(9.84 in–무한대)XLG3T8440FF(2)(3.15–19.68 in)

XLG3T8440FG(0.98–19.68 in)(0.79 in-무한대)(0.35–6.30 in)(0.16–3.94 in)(0.04–0.79 in)(9.84 in–무한대)(0.98–19.68 in)(0.16–7.87 in)(0.79 in-무한대)XLG3T8480FG

T61120FF(2.56 in–무한대)(0.04–0.18 in)

8.4 mm 광학 팁Part #XLG3T6150FG(0.79 in–무한대)

●

검은색●

T40115FN(0.12–0.79 in)120°

6.1 mm 광학 팁Part #T4080FF(0.47–7.87 in)●보라색

5–120 mm(0.16 in – 무한대)4.0mm 광학 팁Part #T6165FF
T40120SF

T40115SN

XLG3T6150SF

XLG3T6150SG

XLG3T61120SG
XLG3T6180SN

XLG3T8440SF(2)XLG3T8480SG

XLG3T84120SN
T84120FF

Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS39195 (12/2021)

waygate-tech.com