510981 1004订货号
2024-Ⅰ德图工业过程和排放测量方案 烟气分析及预处理 烟尘采样及烟尘直读 噪声和烟气水分测量www.testo.com.cn产品一览德图 | 工业过程和排放测量方案 产品一览

testo 300 三组分烟气分析仪

P5

testo 340 四组分烟气分析仪

P9

testo 370 高温红外烟气分析仪 P34

testo 3007 烟气预处理器 P31

testo 380 烟尘直读仪 P37

testo 816-1 声级计 P42
采用数字信号处理技术的新一代
噪声测量仪器，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。

测量原理：定电位电解法

测量原理：定电位电解法

测量原理：非分散红外法

工作原理：帕尔贴冷凝

测量原理：振荡天平法

最多可安装传感器数量：3个

最多可安装传感器数量：4个

最多可安装传感器数量：11个对高湿度烟气进行加酸冷却处理，
去除烟气水分的同时将SO2损失
降至最低仅用一根探针采样，仪器就可测得烟尘和烟气浓度值，且均为实时值，同时也可以将测量值以趋势图表示。

O2
COlow(H2补偿)

NO

NOlow

CO

(H2补偿)COO2(H2补偿)

CO

COlow

NO

NOlow

NO2

(H2补偿)

O2

CO

CO2

NO

NO2

N2O

SO2

NH3

HCl

H2O

CH4

SO2

(量程均可定制)

烟气分析仪testo 330LL 三组分烟气分析仪
测量原理：定电位电解法
最多可安装传感器数量：3个

P7

烟气预处理器

testo 烟气预处理器

测量原理：定点位电解法（NOx，SO2等）
非分散红外法（CO2）
催化燃烧法（CxHy）

工作原理：帕尔贴冷凝测定方法：重量法（滤筒/滤膜）测量原理：阻容法对高湿度烟气进行冷却处理，去除烟气水分满足法规：
HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

当烟气中水分浓度变化，引起传感器电容变化，进而计算得出烟气中水分含量值。可通过盐瓶校准传感器。

COlow(H2补偿)

2

NO

NOlow

CO

CO

O2

(H2补偿)CO

COlow(H2补偿)

NO

NOlow

SO2

SO2low

H2S

CxHy

CO2
(IR)

(H2补偿)

NO2

P30

testo 3008 Pro 烟尘采样器噪声和烟气水分测量

testo 350 烟气分析仪 P14

最多可安装传感器数量：6个
O2

烟尘

P40

烟气水分测量仪套装 P43

GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
HJ 836-2017《固定污染废气 低浓度颗粒物的测定重量法》

3

产品一览

德图 | 工业过程和排放测量方案 产品一览

testo 300 三组分烟气分析仪

P5

testo 340 四组分烟气分析仪

P9

testo 370 高温红外烟气分析仪 P34

testo 3007 烟气预处理器 P31

testo 380 烟尘直读仪 P37

testo 816-1 声级计 P42
采用数字信号处理技术的新一代
噪声测量仪器，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。

测量原理：定电位电解法

测量原理：定电位电解法

测量原理：非分散红外法

工作原理：帕尔贴冷凝

测量原理：振荡天平法

最多可安装传感器数量：3个

最多可安装传感器数量：4个

最多可安装传感器数量：11个对高湿度烟气进行加酸冷却处理，
去除烟气水分的同时将SO2损失
降至最低仅用一根探针采样，仪器就可测得烟尘和烟气浓度值，且均为实时值，同时也可以将测量值以趋势图表示。

O2
COlow(H2补偿)

NO

NOlow

CO

(H2补偿)COO2(H2补偿)

CO

COlow

NO

NOlow

NO2

(H2补偿)

O2

CO

CO2

NO

NO2

N2O

SO2

NH3

HCl

H2O

CH4

SO2

(量程均可定制)

烟气分析仪testo 330LL 三组分烟气分析仪
测量原理：定电位电解法
最多可安装传感器数量：3个

P7

烟气预处理器

testo 烟气预处理器

测量原理：定点位电解法（NOx，SO2等）
非分散红外法（CO2）
催化燃烧法（CxHy）

工作原理：帕尔贴冷凝测定方法：重量法（滤筒/滤膜）测量原理：阻容法对高湿度烟气进行冷却处理，去除烟气水分满足法规：
HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

当烟气中水分浓度变化，引起传感器电容变化，进而计算得出烟气中水分含量值。可通过盐瓶校准传感器。

COlow(H2补偿)

2

NO

NOlow

CO

CO

O2

(H2补偿)CO

COlow(H2补偿)

NO

NOlow

SO2

SO2low

H2S

CxHy

CO2
(IR)

(H2补偿)

NO2

P30

testo 3008 Pro 烟尘采样器噪声和烟气水分测量

testo 350 烟气分析仪 P14

最多可安装传感器数量：6个
O2

烟尘

P40

烟气水分测量仪套装 P43

GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
HJ 836-2017《固定污染废气 低浓度颗粒物的测定重量法》

3烟气分析仪

德图烟气分析仪产品系列
洁净的大气环境与人类健康、地球生态都息息相关，而燃料燃烧所产生的废气对大气环境却有着很大的影响。因此，许多国家
都严格限制燃烧所产生的气态污染物排放量和烟尘排放量。而在生产中，要降低燃烧产生的污染物排放量，就必须在保证燃烧设备合理运行的基础上加以净化后再排放。

德图烟气分析仪，是特别针对燃烧过程监测和燃烧排放测量而设计，广泛应用于供热、发电、石油石化、钢铁生产、垃圾焚烧等行业。

为什么要选用 testo 品牌烟气分析仪凭借雄厚的技术背景及六十年的制造经验，德图便携式烟气分析
仪享誉全球超过二十年；
德图烟气分析仪系列产品拥有多项专利技术和行业新技术，确保测量精度，以及数据的客观、完整、可靠 ；德图生产工厂内自设有全球多个权威实验室互认测量机构—
DKD综合测试实验室，确保德图产品的各项参数均可追根溯源。
德图拥有两种湿法脱硫的专利解决方案，与德图烟气分析仪配合
使用，可解决高湿低硫工况中SO2测量值偏低或测量值始终为零的难题。

4

testo 300 三组分烟气分析仪
烟
气

智能触控

传感器寿命长达6年，无需频繁

智能触摸显示屏快速响应，操更换传感器，很大程度上降低了

作如智能手机般简单。

testo 300

长寿命传感器

用户成本。

CO稀释

直接生成报告并发送对于CO传感器和CO（H2补偿）

Testo 300 可以直接在现场创建

传感器，当工况中CO气体浓度

文档，自动生成报告，还可通过

超过传感器保护限值后，仪器

WLAN向办公室或客户直接发送

自动开启稀释功能，传感器量报告。

程分别扩展至0-15000ppm和0-30000ppm

低量程NO传感器

密切关注所有测量值

提供NO low 传感器选配项，精度

您可以在大尺寸 5˝ HD 大显示屏可达±2ppm，使testo 300完全胜

上立即查看所有系统参数。

任低氮排放测量任务。

抽力和气体调零

清晰布局，操作便捷内置气体旁路系统，无需从烟道

友好的交互界面，帮助您快速找

内移除探针即可进行气体传感器

到相应的应用菜单。

调零。

精密级压力测量

一键启动

准确测量微小压力，精度可达

待机节能模式下，只需按下电

0.3Pa。

源按钮，瞬间唤醒显示屏幕。

便捷维护

电池续航能力强用户可自行进行

强劲的可充电电池，可使用长-气路密封检查

达10小时。

-传感器状态检查
-更换传感器获得1年的额外保修！
只需在德图官网www.testo.com网站上注册

5烟气分析仪 testo 300

testo 300 技术数据
测量参数

测量范围

精度 (±1 位)

分辨率

O2 测量

0 to 21 vol.%±0.2 vol.%0.1 vol.%CO 测量(无H2 补偿)±20 ppm (0 - 400 ppm)
±5%测量值 (401 - 2,000 ppm)
±10%测量值 (2,001 - 4,000 ppm)
±10 ppm 或 ±10%测量值 (0 - 200 ppm)
±20 ppm 或 ±5%测量值 (201 - 2,000 ppm)
±10%测量值 (2,001 - 8,000 ppm)
±200 ppm 或±20%测量值

CO测量(带H2补偿)CO 测量(无H2补偿，带稀释功能)CO 测量(带 H2补偿和稀释功能)NO 测量±100 ppm 或±10%测量值
±5 ppm (0 - 100 ppm)
±5%测量值 (101 - 2,000 ppm)
±10%测量值 (2,001 - 3,000 ppm)

NOlow （仅限testo 300 Longlife）(NO2, NOX计算)

0 to 300 ppm

效率测试(Eta)

0 to 120%
0 to 99.9%

烟气损失
CO2测定
(从O2进行数字计算)
抽力测量

显示范围

4Pa测量
(适用于带稀释的仪器)-50 to +50 Pa

压力测量

温度（仪器）
环境CO 测量
(使用仪器内置CO传感器)环境 CO 测量(使用外接CO探头)-40 to +1,200℃±2 ppm (0 - 39.9 ppm)
±5%测量值 (40 - 300 ppm)

0.1%
0.1%
±0.2 vol.%0.1 vol.%±0.005 hPa (0 - 0.1 hPa)
±0.02 hPa (0.1 - +3.00 hPa)
±1.5%测量值 (+3.01 - +40 hPa)
±0.3 Pa (< 10 Pa)±3%测量值 (其余测量范围)±0.5 hPa (0 - +50.0 hPa)
±1%测量值 (+50.1 - +100.0 hPa)
±1.5%测量值 (+100.1 - +200 hPa)
±0.5℃ (0.0 - +100.0℃)±0.5%测量值 (其余测量范围)±10 ppm (0 - 100 ppm)
±10%测量值 (101 - 2,000 ppm)
±3 ppm (0 - 29 ppm)
±10%测量值 (30 - 500 ppm)

0.001 hPa (0 - 0.1 hPa)
0.01 hPa (剩余测量范围)

一般技术数据
认证
存储温度
工作温度
充电温度
湿度应用范围
供电
可充电电池使用时间
防护等级
内存
显示屏
重量
尺寸
testo 300 保修

testo 300 Longlife保修

保修条款

6

0.1ppmtesto 300通过TÜV认证（据1.BlmSchV / EN50379标准Parts 1-3）
-20 to +50℃
-5 to +45℃
0 to +45℃
15 - 90 %RH, 无冷凝
可充电电池，USB供电单元
10 小时
IP 40
1百万个测量值5.0" 触摸显示屏，HD 1280*720 像素, IPS (160 k)
约800g
L: 244 mm (包括探头连接) H: 59 mm W: 98 mm
仪器/探头/气体传感器
O2, CO 传感器
12 个月
热电偶
12 个月
主机/探头
12 个月
仪器/探头/气体传感器
O2, CO 传感器
36 个月NO 传感器
12 个月
热电偶
12 个月
主机/探头
12 个月
https://www.testo.com/guarantee

0.1 Pa0.1℃ (-40 - +999.9℃)
1℃ (剩余测量范围)testo 330LL 三组分烟气分析仪
testo330LL 烟气分析仪是一款适用于供热系统检测的专业型烟气分析仪，通过TÜV认证，是值得信赖的便携式供热检测工具，烟气广泛应用于燃烧分析和NOx排放监测。

testo 330LL• testo 330-2 LL 配备的 O2 和 CO 传感器，寿命长达 6 年• 用户可根据需求选配NO（0-4000ppm）传感器或NOlow（0-300ppm）传感器，其精度最高可达±2ppm，完全能胜任低浓度
NO的检测任务。
• 无需从烟道内取出烟气采样探头，也无需断开烟气采样探头和仪器的连接，即可进行气体传感器调零，提高作业效率。
• 即使面对烟气中含有超高浓度CO的工况，仪器也可以轻松应对，通过气路稀释将CO传感器量程扩展至30000ppm，无需更换传感器，无惧传感器中毒

完成，且传感器为预标定传感器，更换后无需校准即可使用

主机与采样软管通过旋转式金属卡扣连
接，易拆装，耐老化

抽力传感器和气体传感器调零
感器和抽力传感器调零：探针可留在烟道
内直接凋零

77

烟气分析仪 testo 300

testo 330LL 技术数据8

实用型四组分烟气分析仪 testo 340
德 图 橙 testo340 烟 气 分 析 仪 ， 是 一 款 全 新 极 简 设 计 风 格 的 便 携 式 烟 气 分 析 仪 ， 单 手 持 握 操 作 ，可安装多达5种气体烟气

传 感 器 ， 多 样 性 的 细 分 应 用 推 荐 套 装 ， 包 含 环 保 专 业 版 套 装 、 环 保 氮 硫 版 套 装 、 工 业 版 套 装 和低氮版套装等，可广泛 应 用 于 炉 窑 能 效 测 试 、 烟 气 净 化 、 固 定 污 染 源 废 气 排 放 监 测 、 工 业 过 程 气 体 监 测 和 实 验 室 科研等领域。

testo 340

得
多
举
一
能
一机多

9

烟气分析仪 testo 340

实用型四组分烟气分析仪 testo 340
优势众多testo 340 烟气分析仪，经 TÜV 认证，符合EN标准，并通过中国型式批准测试，拥有卓越的测量精度，功能丰富，
配置灵活高效。
1 I 全新抗干扰SO 2 传感器：无惧高浓度CO
全新抗干扰 SO2 传感器，采用了全新的硬件，反应仓内的电解质不会与 CO
气体发生任何反应，从而完全杜绝了传统 SO2 传感器遇 CO 气体产生交叉干扰的问题。值得一提的是，抗干扰功能覆盖了全新抗干扰 SO2 传感器的整个
量程。

增强型
抗干扰
设计，
无惧高
浓度C
O的干
扰
2 I 不惧高浓度气体工况：量程自动扩展
测量过程中，当安装单量程扩展功能槽的传感器对应的气体类型（CO、CO low、NO、NO low、SO 2）的测量浓度超过保护限值，仪器会自动开启“单
槽量程5倍扩展”功能；当安装在其他槽（O 2传感器插槽除外）的传感器对应的气体类型的测量浓度超过保护限值，仪器会自动开启“所有传感器量程2倍扩展”功能。期间，无需中断测量、无需更换传感器，即可将查看并记录整个波动趋势。（注明：1.用户可自行编辑修改保护限值，更改后限值不能接近于传感器量程值，避免发生气体浓度快速上升而仪器不能及时激活量程扩
展功能的情况；2.以上2项功能均为标配。）

3 I 更换/升级传感器：即插即用所有传感器均为预标定式传感器，出厂前已将标定数据存储在传感器中，安装
后即可进行测量。

4 I 丰富的采样探针：满足所有复杂工况
可根据不同应用工况，选择不同的采样探针。探针耐温最高可达

1800℃，

探针金属管部分最长可达 3m，探针软管部分最长可达 7.8m，探针最多可有两级粉尘过滤单元，探针与主机接口为金属卡扣连接方式，坚固耐用。

5 I 智能的数据管理：蓝牙通信与智能APP
仪器可通过蓝牙方式与智能手机或平板上已安装的 testo Combustion APP 进行通讯，实现远程无线操控和报告编辑，也可以与电脑上已安装的 testo easyEmission
软件进行通讯，实现远程有线操控和数据下载、编辑等，最远距离可达上百米。

10

testo 340 技术数据烟气

常规技术数据可充电电池组外壳材质

TPE PC

960 g

尺寸

283× 103×

存储温度

-20 ~

℃

防护等级

操作温度

-5 ~

℃

最大正压

+50 mbar显示图形显示，160× 240 像素最小负压

-200 mbar

量程
O2 测量

0 ~ 25 vol.%CO测量 (H2 补偿)
CO low 测量 (H2 补偿)

精度 ± 1数位± 0.2 vol.%，电源

testo 340

电源

重量

分辨率

响应时间 t 90

0.01 vol.%<±±5%测量值 (其余量程)<±±5%测量值 (其余量程) X<

X数据取自20℃环境温度。额外的温度系数0.25%测量值/K

NO测量

±

NOlow 测量±NO2 测量*±5 ppm (0 ~ 99.9 ppm) /±5%测量值 (其余量程)<SO 2 抗干扰传感器测量*±4 ppm (0 ~ 79 ppm) /±5%测量值 (其余量程)<-40 ~ +1,200 ℃±5%测量值 (其余量程)探头类型K型 (NiCr-Ni)±℃ (0 ~ +99 ℃)± 0.5%测量值 (其余量程)

抽力测量

±

± 1.5%测量值 (其余量程)

差压测量

±

± 1.5%测量值 (其余量程)

绝压测量

±

温度测量

计算参数

燃烧效率
烟气损失
烟气露点

0 ~ 120%
0 ~ 99.9%
0 ~ 99.9 ℃td

CO 2 计算 (由O2计算)

0 ~ CO2 max.

<

±5%测量值 (其余量程)

<

0.1%
0.1%
℃td
±0.2 vol.%0.1 vol.%<*为避免吸附，不应超过最长2个小时的测量时长。

量程扩展
单槽5倍扩展 (标配)量程

精度CO测量 (H 2 补偿)± 10%测量值 (额外误差)CO low 测量 (H 2 补偿)± 10%测量值 (额外误差)NO测量± 10%测量值 (额外误差)

NOlow 测量± 10%测量值 (额外误差)

SO 2 测量

± 10%测量值 (额外误差)分辨率

所有传感器2倍扩展 (标配，订货号 0440 3350)
O2 测量

所有传感器量程扩展功能开启：
0 ~ 25 vol.%± 1 Vol.% 额外误差 (0 ~ 4.99 Vol.%)± 0.5 Vol.% 额外误差 (5 ~ 25 Vol.%)CO测量 (H2 补偿)± 10%测量值 (额外误差)CO low 测量 (H 2 补偿)± 10%测量值 (额外误差)NO测量± 10%测量值 (额外误差)

NOlow 测量± 10%测量值 (额外误差)NO2 测量± 10%测量值 (额外误差)

SO 2 测量

± 10%测量值 (额外误差)

0.01 vol.%11

烟气分析仪 testo 340

testo 340 工业烟气分析仪 订购信息
testo 340 工业烟气分析仪

testo 340 需至少配备第2个传感器才能正常工作。最多可配备除O2传感器以外的3个传感器。

testo 340 烟气分析仪，包括充电电池，出厂报告，标配O 2传感器、差压/流速传感器、新鲜空气阀订货号 参见套装订货号选配项选购请“√”

选配 CO (H2补偿)测量模块, 0 ~ 10,000 ppm，分辨率1 ppm
选配 COlow (H2补偿) 测量模块, 0 ~ 500 ppm，分辨率0.1 ppm
选配 NO测量模块, 0 ~ 4,000 ppm，分辨率1 ppm
选配 NOlow测量模块, 0 ~ 300 ppm，分辨率0.1 ppm
选配 NO2测量模块, 0 ~ 500 ppm，分辨率0.1 ppm
选配 SO2 抗干扰测量模块，0 ~ 5,000 ppm，分辨率1 ppm
选配 蓝牙® 无线传输

附件

订货号

仪器箱，用于装载主机、传感器和探针

0516 3340

100 - 240 V AC / 6.3 V 电源适配器

0554 1096“easyEmission” 软件, 带USB电缆，用于连接至PC

0554 3334“easyEmission” 软件多用户注册码请另询德图快速红外打印机，带1卷热敏打印纸和4节5号电池

0554 0549

备用热敏打印纸 (6卷)，不褪色0554 0568

备用可充电电池

0515 5107

备用NO层析过滤器，1个

0554 4150

备用CO层析过滤器，1个

0554 4100

皮托管，测量流速订货号皮托管，350 mm长，不锈钢，测量流速0635 2145

皮托管，1,000 mm长，不锈钢，测量流速0635 2345

硅胶软管，5 m长，最大承载700 hPa (mbar)

0554 0440

直皮托管，不锈钢，750 mm长，用于测量流速和温度，带3折软管(5 m长)及隔热盘

0635 2042

校准证书

订货号

ISO烟气标定证书

0520 0003

ISO风速标定证书，热线/叶轮、皮托管，标定点： 5, 10, 15, 20 m/s

0520 0034

12

选购请“√”

选购请“√”

选购请“√”

testo 340 工业烟气分析仪 推荐套装testo 340 烟气分析仪-环保专业版

testo 340 工业烟气分析仪，内置 O2 传感器

CO (H2补偿) 传感器，0 ~ 10,000 ppm

NO 传感器，0 ~ 4,000 ppm

NO 传感器，0 ~ 4,000 ppm

NO2 传感器，0 ~ 500 ppm

SO2 抗干扰传感器，0 ~ 5,000 ppm

SO2 抗干扰传感器，0 ~ 5,000 ppm

模块式烟气探针，700 mm 长，耐温 500 ℃

模块式烟气探针，700 mm 长，耐温 500 ℃

100 ~ 240 V AC / 6.3 V 电源适配器

100 ~ 240 V AC / 6.3 V 电源适配器

仪器箱，用于装载主机、传感器和探针

仪器箱，用于装载主机、传感器和探针备用过滤芯（10个/包），装于手柄处备用过滤芯（10个/包），装于手柄处

订货号：510999 3411

订货号：510999 3412

testo 340 烟气分析仪-工业版

testo 340 烟气分析仪-低氮版

testo 340 工业烟气分析仪，内置 O2 传感器

testo 340 工业烟气分析仪，内置 O2 传感器

CO (H2补偿) 传感器，0 ~ 10,000 ppm

CO (H2补偿) 传感器，0 ~ 10,000 ppm

NO 传感器，0 ~ 4,000 ppm

NOlow 传感器，0 ~ 300 ppm

NO2传感器，0 ~ 500 ppm

NO2传感器，0 ~ 500 ppm

100 ~ 240 V AC / 6.3 V 电源适配器

100 ~ 240 V AC / 6.3 V 电源适配器

仪器箱，用于装载主机、传感器和探针

仪器箱，用于装载主机、传感器和探针备用过滤芯（10个/包），装于手柄处备用过滤芯（10个/包），装于手柄处

testo 340

testo 340 工业烟气分析仪，内置 O2 传感器订货号：510999 3409

烟气

testo 340 烟气分析仪-环保氮硫版

订货号：510999 3410

13烟气分析仪 testo 350

testo 350 烟气分析仪
testo350 烟气分析仪橙色版，是一款全新的集"定电位电解法、非分散红外法、催化燃烧法"等多种原理传感器于一身的便携式烟气分析仪，可选配气体传感器类型多达10种，广泛应用于燃烧分析与能效测试、固定污染源废气排放监测、烟气净化工程、工业过程气体监测和科研实验等领域。根据绝体的应用工况和行业特征，我们精心设计了多款烟气分析仪套装：标准版、低氮版、低硫版、超低排放版环保专业套装，以及碳排放监测套装，使得各行业应用选型更加便捷。

全新抗干扰模块设计碳排放&超低排放监测产品工艺过程与能效监测

德图橙
全新亮相

14

testo 350 烟气分析仪 橙色版 — 亮在何处？
testo 350 是德图烟气分析仪系列的拳头产品，设计人性化，携带便捷，易操作，是烟气测量领域的理想工具。仪器配备了全新抗干扰SO2传感器和多种烟气采样探针，使得适用性更加广泛，例如烧结机脱硫出口排放废气的测量等。

烟气
testo 350

新型抗干扰SO2传感器

可调温式加热探针

强劲外置气体预处理采样

testo 350 烟 气 分 析 仪 配 备 了 全 新 的标准 HJ57-2017 中明确规定采样管加关于气体除水及预处理要求，德图为您抗干扰 SO2 传感器，性能更高。该传

热及保温温度可设、可调。德图的新提供完善的梯度方案；除内置的帕尔贴

感器采用了全新的硬件，其电解质不

款“全程可调温式加热探针”完全匹外，德图的新款外置冷却器及最新的外与 CO 发生任何反应，因而杜绝了传

配该法规！此外，探针采用钛合金材

置气体预处理采样系统 testo 3007

统 SO2 传感器的交叉干扰问题。

质，轻便，易于携带！

是一款功能全面的预处理系统。

中国版本计算公式，中文

CO交叉干扰实验及报告系统更加开放兼容

除了特有的中文版界面（中文简体、中针对新标准HJ57-2017中 CO 干扰实

testo 350 烟气分析仪将拥有更加开放文繁体）之外，testo 350 烟气分析仪

验的要求，德图中国已专门设立了一

的固件系统，在系统集成方面，尤其还将全部装配新版的中国版固件，中国氧化碳干扰实验室。作为生产厂家，

在 与 实 验 室 信 息 管 理 系 统 ( L I M S )，版 K 值，mg/m3等中国特有的计算公式

我们将快速响应您的实验委托，并出

以及其他客户平台的兼容性方面，将都将置入其中。仪器可同步显示基准氧具 专 业 的 测 试 报告。用户在订购有大幅提升。

含量气体排放浓度 (mg/m3) 和实测气体时可直接订购该项服务！

排放浓度 (ppm 和 *mg/m3)

扫描二维码了解产品详情15烟气分析仪 testo 350

精准测量，操作直观—— 设计坚固
testo350 烟气分析仪，能在各种工业生产领域执行炉窑能效分析、固定污染源排放监测、以及烟气净化工程等的检测任务，其设计结实坚固，可在苛刻环境下长时间工作，并擅长复杂的数据采集工作，令人印象深刻。testo 350 包含一个手操器和一个分析箱。
手操器可通过数据总线或蓝牙通信和分析箱分离使用 ，带清晰的彩色图形显示屏，是 testo 350 的测量单元与信号处理电路，以及可充电锂电池等的供电系统。分析箱设计坚固，内有气体传感器、测量气泵和清洗泵、帕尔贴气体预处理（选配）、气路、过滤器、存储芯片以及电源和可充电的锂离子电池。
A I 手操器
控制分析箱，引导用户完成测量过程，并显示测量读数

1 I 彩色图形显示，带指引式的
预设专用菜单，引导用户轻松完成测量，仪器当前状态信息也一览无余。信息以清晰的文
本格式显示，烟气分析仪的当
前状态持续显示在屏幕上。

B

2 I 自动监测的冷凝槽
当冷凝槽需要清空时，仪器会自动发出提示，测量气泵也会
自动停止，保护传感器不受冷
凝水的损坏。

A
2
1

3 I 合成橡胶边缘保护的外壳
保护传感器、气泵、分析和存储单元。

4 I 状态指示灯
便于操作者在远处也能清楚地
看到仪器当前的工作状态。

5 I 过滤芯
无需工具即可轻松更换。

45

3
6 I 工业标准级的接口
坚固耐用

16

6

2

6

8

烟
气
testo 350

B I 分析箱
带防撞保护，内有传感器、气泵、分析和存储元件

7 I 热隔离的传感器腔室防止由热影响造成的传感器漂移，增加测量仪器和测量结果
的稳定性。

B

8 I 德图传感器现场即插即用无需标定，抗干扰传感器，性能更优。

9 I 锂离子可充电电池
可独立供电长达数小时。

7

10 I 外部冷却回路
将仪器的电气部分及传感器与环境空气隔离开来 。
仪器内部通过热交换得到冷却，避免了与外部环境空气中的烟尘及其他有害气体的接触。

11
12
9
2

11 I 便于维护保养的检修口使得仪器保养和对易损件的维护十分简单方便，例如气泵和过滤器，在现场即可快速进行检查或
更换。

14
13

12 I 新鲜空气和稀释泵

10

13 I 蠕动泵

自动归零的压力传感器
可确保在无人值守时，流速和
流量的长时间测量，以及在烟气测量的同时进行流速流量的
测量。

14 I 主气泵1017烟气分析仪 testo 350

testo 350 技术数据
testo 350 手操器
操作温度-5 ~ +45 ℃

重量

存储温度

-20 ~ +50 ℃

尺寸

电池类型

锂电池

防护等级

电池寿命

5 小时 (未使用无线连接)IP40

testo 350 分析箱技术数据
量程

精度± 1 数位分辨率响应时间 t 90

0 ~ 25 Vol%

± 0.2 Vol%

0.01 Vol%

20 s (t95)CO 测量(H2 补偿)*±± 5%测量值 (其余量程)

1 ppm

CO low 测量(H2 补偿)*±± 5%测量值NO 测量±± 5%测量值 (其余量程)

NOlow 测量±± 5%测量值

NO2 测量±± 5%测量值SO 2 抗干扰传感器测量±4 ppm (0 ~ 79 ppm)
± 5%测量值 (其余量程)SO2 low
抗干扰传感器测量**±1.5 ppm (0 ~ 29.9 ppm)
± 5%测量值 (其余量程)O2 测量CO 2 测量
(IR)± 0.3 Vol% + 1%测量值 (0 ~ 25 Vol%)± 0.5 Vol% + 1.5%测量值 (>25 ~ 50 Vol%)0 ~ 50 Vol%±
± 5%测量值

H2 S 测量C X HY 测量***0.01 Vol% (0 ~ 25 Vol%)
0.1 Vol% (>25 Vol%)

甲烷CH4: 100~40,000 ppm
丙烷C3H8: 100~21,000 ppm
丁烷C4H10: 100~18,000 ppm< 400 ppm (100 ~ 4,000 ppm)
< 10%测量值 ( >4,000 ppm)

10 ppm<40 s* H2 显示仅作为指示 ** 该传感器建议和高湿低硫探针以及加热探针配套使用*** 烟气中所需的最小O2含量为CH4：2% + (2x测量值) C3H8：2% + (5x测量值) C4H10：2% + (6.5x测量值)。 CxHy出厂设置为甲烷，用户可以自行调整为其他气体CO 测量 (H 2 补偿)

单槽量程扩展，倍数可选 (x2, x5, x10, x20, x40)

所有传感器量程扩展(5倍) 当所有传感器量程扩展功能激活时，O2，

量程

量程

精度± 1 数位

分辨率CO2-(IR)和CXHY 读数不会在屏幕上显示。

精度± 1 数位

取决于扩展的倍数

CO low 测量 (H 2 补偿)NO 测量
NOlow 测量取决于扩展的倍数

SO2 抗干扰传感器测量C X HY 测量

甲烷：100 ~ 40,000 ppm
丙烷：100 ~ 21,000 ppm
丁烷：100 ~ 18,000 ppm

NO2 测量H2 S 测量
* 仪器显示稀释前浓度，无需换算。

18± 2% 测量值
(附加误差)± 5% 测量值
(附加误差)
压力范围：-100 ~ 0 mbar
(探头尖端)

分辨率testo 350 技术数据烟气

testo 350 分析箱技术数据
量程

精度± 1 数位分辨率

0 ~ +120%烟气损失

0 ~ +99.9% qA

CO 2 计算值

0 ~ CO2 max Vol%
CO2响应时间 t 90

0.1% (0 ~ +120%)

testo 350

燃烧效率0.1% qA (-20 ~ +99.9% qA)
由O2计算± 0.2 Vol%

差压1

±
±
±

测量值
测量值

差压2

±
±
±

测量值
测量值

0.01 Vol. % CO2

流速±环境绝对压力(安装了红外传感器后选配)烟气露点计算0 ~ 99.9 ℃td

K型 (NiCr-Ni)-200 ~ +1370 ℃℃

环境温度探头 (NTC)

0.1 ℃td (0 ~ 99.9 ℃td)
± 0.4 ℃ (-100 ~ +200 ℃)
± 1℃
℃)
± 1℃
℃)

0.1 ℃ (-200 ~ +1370 ℃)± 0.2 ℃ (-10 ~ +50 ℃)

0.1 ℃ (-20 ~ +50 ℃)

其他技术数据尺寸

330× 128× 438 mm

露点计算

0 - 99 ℃td

重量4800 g最大正压

最大 +50 mbar

存储温度

-20 ~ +50 ℃

最大负压

最小 -300 mbar

操作温度-5 ~ +45 ℃

泵流量

1 升/分钟，带流量监测

外壳材质

ABS

软管长度

最长 16.2 m (通过 5根延长软管连接)内存250,000 个读数

最大湿度分析仪烟气入口处露点温度+70 ℃

电源

交流电100V - 240V (50 - 60 Hz)

防护等级

IP40

直流供电

11V - 40V

电池续航时长

最大负载下约2.5小时

最大烟尘负载

20 g/m³19烟气分析仪 testo 350

testo 350 烟气分析仪 订购信息
testo 350 手操器

testo 350 分析箱

testo 350 手操器，显示测量值，控制分析箱，包含充电电池、测量数据存储、USB 接口和 Testo 数据
总线接口testo 350 分析箱，标配 O2 传感器， 包含差压传感器，K 型和 S 型温度探头插口，testo 数据总线接口，可充电电池，内置环温传感器 (NTC)，脉冲输入，数据存储模块，USB 接口，最多可升级至 6 个传感
器 ( 包括 CO，COlow，NO，NOlow，NO2，SO2，CO2，
NDIR，CXHY，H2S)

配置及订货请咨询德图 400 882 7833

testo 350 手操器附件

订货号选购请“√”

选配蓝牙®无线传输
电源适配器 100-240 V AC / 6.3 V DC

0554 1096

testo 350 需配置至少两个气体传感器才能正常工作。还可装配另外5个传感器。

选购请“√”

选配 CO传感器 (H2补偿)，0 ~ 10,000 ppm，分辨率 1 ppm
选配 COlow传感器 (H2补偿)，0 ~ 500 ppm，分辨率 0.1 ppm
选配 NO传感器，0 ~ 4,000 ppm，分辨率 1 ppm
选配 NOlow传感器，0 ~ 300 ppm，分辨率 0.1 ppm
选配 NO2传感器，0 ~ 500 ppm，分辨率 0.1 ppm
选配 SO2传感器，0 ~ 5,000 ppm，分辨率 1 ppm
选配 SO2low 传感器，0 ~ 200 ppm，分辨率 0.1 ppm
选配 CO2 (NDIR) 传感器，0 ~ 50 Vol%，分辨率 0.01 Vol%，红外测量，包含绝压测量，CO2吸收滤片。
测量时长 >15 分钟时，推荐选配帕尔贴气体预处理模块。
选配 CxHy传感器，甲烷 100 ~ 40,000 ppm，丙烷 100 ~ 21,000 ppm，丁烷 100 ~ 18,000 ppm，分辨率10 ppm，出厂设置为甲烷。
选配 H2S 传感器，0 ~ 300 ppm，分辨率 0.1 ppm
选配 蓝牙®无线传输选配 帕尔贴气体预处理模块，包含蠕动泵，可自动排空冷凝水选配 新鲜空气阀，用于长时间测量，包含所有传感器5倍量程扩展功能。
测量时长 >2小时时，推荐选配帕尔贴气体预处理模块。
选配 单槽量程扩展，扩展倍数可选 (0，2，5，10，20，40倍)
选配 11 V ~ 40 V直流输入选配 特制气泵，用于长时间测量，带延长保修。
测量时长 >2小时时，推荐选配帕尔贴气体预处理模块。
选配 自动归零的压力传感器，用于持续测量流速/差压

testo 350 分析箱附件订货号NO传感器层析过滤器 (1 pcs.)

0554 4150

仪器箱，用于整齐地存放 testo 350 烟气分析仪、气体采样探针和附件，尺寸 570 x 470 x 210 mm (长x宽x高)0516 3510

分析箱备用过滤芯，20 个/包0554 3381

20

选购请“√”

testo 350 烟气分析仪 订购信息电脑软件和 Testo 数据总线订货号0554 3334“testo easyEmission” 软件，带Testo 数据总线控制器，含USB连接电缆，数据总线电缆。举例说来，若多台 testo 350 烟气分析仪通过Testo数据总线相连，那么就可以通过1台电脑对它们进行控制和读数 (测量间隔最小为1秒钟1次)

0554 3336“easyEmission” 软件多用户注册码

testo 350

“testo easyEmission” 软件，带USB连接电缆
功能：用户自定义测量间隔，将数据传输为Microsoft Excel 格式，用户自定义燃料，以图形或表格展示测量读数，对不同
客户的特定测量协议进行简单的调整等烟气选购请“√”

请另询

Testo 数据总线连接电缆，用于手操器和分析箱的连接或几个分析箱之间的连接，配有卡口接头，长2 m

0449 0075

Testo 数据总线连接电缆，用于手操器和分析箱的连接或几个分析箱之间的连接，配有卡口接头，长5 m

0449 0076

其他长度的电缆 (可达800 m) 可按需提供模拟输出盒套装，6通道，4 ~ 20 mA传送测量值到模拟记录仪。比如套装包含模拟输出盒、2 m长Testo数据总线连接电缆，Testo 数据总线终端。

0554 3149

Modbus适配器0554 3540

打印机和附件订货号

Testo 红外打印机，带1卷打印纸，4节5号电池

0554 0549

备用热敏打印纸（6卷），不褪色0554 0568

标定证书

订货号

ISO 风速标定证书；热线、叶轮和皮托管；标定点：5、10、15、20m/s

0520 0034

ISO 烟气标定证书；标定点：O2-2.5 vol%，CO-100 ppm，CO-1000 ppm，NO-800 ppm，NO2-100 ppm，SO2-1000 ppm

0520 0055

选购请“√”

选购请“√”

21烟气分析仪 testo 350

testo 350 烟气分析仪 推荐套装testo 350 环保专业烟气分析仪-标准版
testo 350 烟气分析仪（内置O2传感器）
配置CO(H2补偿)、NO、NO2、SO2传感器
新鲜空气阀及帕尔贴气体预处理模块，包含蠕动泵，可自动排空冷凝水蓝牙® 无线传输（手操器和分析箱通讯）
仪器箱，用于存放 testo 350 烟气分析仪、气体采样探针和附件NO 传感器层析过滤器 (1 pcs)
分析箱备用过滤芯，20个/包标定转接头

testo 350 环保专业烟气分析仪-低硫版
testo 350 烟气分析仪（内置O2传感器）
配置CO(H2补偿)、NO、NO2、SO2low传感器新鲜空气阀及帕尔贴气体预处理模块，包含蠕动泵，可自动排空冷凝水蓝牙® 无线传输（手操器和分析箱通讯）
仪器箱，用于存放 testo 350 烟气分析仪、气体采样探针和附件NO 传感器层析过滤器 (1 pcs )分析箱备用过滤芯，20个/包标定转接头

订货号：513520 0010

订货号：513520 0011

testo 350 环保专业烟气分析仪-低氮版

testo 350 环保专业烟气分析仪-超低排放版

testo 350 烟气分析仪（内置O2传感器）
配置CO(H2补偿)、NOlow、NO2、SO2传感器
新鲜空气阀及帕尔贴气体预处理模块，包含蠕动泵，可自动排空冷凝水蓝牙®无线传输（手操器和分析箱通讯）
仪器箱，用于存放 testo 350 烟气分析仪、气体采样探针和附件NO 传感器层析过滤器 (1 pcs )分析箱备用过滤芯，20个/包标定转接头
订货号：513520 0012

testo 350 碳排放烟气分析仪
testo 350 烟气分析仪（内置O2传感器）
配置CO(H2补偿)、NO、NO2、CO2传感器
新鲜空气阀及帕尔贴气体预处理模块，包含蠕动泵，可自动排空冷凝水蓝牙® 无线传输（手操器和分析箱通讯）
仪器箱，用于存放 testo 350 烟气分析仪、气体采样探针和附件NO 传感器层析过滤器 (1 pcs )分析箱备用过滤芯，20个/包标定转接头
订货号：513520 0009

22

testo 350 烟气分析仪（内置O2传感器）
配置CO(H2补偿)、NOlow、NO2、SO2low传感器新鲜空气阀及帕尔贴气体预处理模块，包含蠕动泵，可自动排空冷凝水蓝牙® 无线传输（手操器和分析箱通讯）
仪器箱，用于存放 testo 350 烟气分析仪、气体采样探针和附件NO 传感器层析过滤器 (1 pcs )分析箱备用过滤芯，20个/包标定转接头
订货号：513520 0013

testo 350 定制版 推荐套装烟气

在订购定制版套装时，可选项如下订货号testo 3008 Pro 烟尘采样器套装513008 0005

testo 3007外置烟气预处理器

513501 5401

便携式外置烟气预处理器

510639 5010

备用热敏打印纸（6卷/盒），不褪色0554 0568

红外打印机

0554 0549

Testo 数据总线连接电缆，用于手操器和分析箱的连接或几个分析箱之间的连接，配有卡口接头，长2m

0449 0075

探针备用过滤芯（10个/包）0554 3385

特制气泵，用于长时间测量，带延长保修

请另询

单槽稀释

请另询

11 V ~ 40 V直流输入请另询

自动归零的压力传感器，用于持续测量流速/差压请另询

CxHy 升级传感器

0554 2300

H2S升级传感器

0554 2350

CO2（IR）升级传感器

0554 2400

1年延期质保WEX35001

选购请“√”

testo 350

可选项

在订购定制版套装时，如下探针之一为必选项
必选项

订货号

烟气探针，模块式，335 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温500°C

0600 9766烟气探针，模块式，700 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温500°C

0600 9767

烟气探针，模块式，335 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000°C

0600 8764

烟气探针，模块式，700 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000°C

0600 8765

烟气探针，模块式，带Ø 14 mm 前置过滤器，335 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000°C

0600 8766烟气探针，模块式，带Ø 14 mm 前置过滤器，700 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000°C

0600 8767

1200°C工业烟气采样探针

0600 7610

1800°C工业烟气采样探针

0600 7620

特制探针

0600 3333

在订购高湿低硫套装或超低排放套装时，如下探针之一为必选项
必选项

订货号

可调温式加热型工业探针1000mm

510600 7100

可调温式加热型工业探针1500mm

510600 7150

可调温式加热型工业探针2000mm

510600 7200

23

采样及预处理系统德图的采样及预处理系统——丰富探头群德图烟气采样探针，适用于高温、高湿、高粉尘工况废气采样，种类丰富，耐温最高可达1800 ℃，采样管长度最长可至3000 mm，
采样探针最多可安装2级粉尘过滤，烟温接口和气路接口一体化设计且故障率极低，是工业现场废气采样的得力助手。

标准的模块化气体采样探针标准气体采样探针有多种不同的规格供用户选择：不同耐温量程 (500 ℃ / 1,000 ℃)；不同长度 (335mm/700mm/可定制长度)；根据现场烟气含尘量选配/不选配前置过滤器。

适于工业发动机的气体采样探针工业发动机采样探针适用于固定式工业发动
机的废气采样，可有效消除排气正压。

工业烟气采样探针
工业烟气采样探针有加热和非加热之分，适于涉及高温、高湿或潮湿烟气的测量作业。
工业烟气采样探针可根据测量任务的不同进
行定制，如延长采样管长度，增加前置过滤
器等。

24

标准的模块化采样探针
测量的难点

解决方案

在发电厂、石油石化厂、水泥厂等工业生产厂矿，通过燃烧器

用于烟气采样，烟气温度的模块化烟气探针（335毫米/ 700毫燃烧各类固态、液态和气态燃料，并经过窑炉利用燃烧过程释米）可以通过标准的工业连接口方便地连接到测量仪器。模块化

放的热能，用于工业生产，燃烧产生的烟气经过净化后排放。

探针为可分离式探针，从手柄处拆为探针套管和气路软管气路两

鉴于燃料类型的固有特性和生产工艺的特点，烟气采样点的工部分，您可以安装不同耐温、不同长度、有无前置过滤器的探针

况可谓形形色色，诸如不同的烟气温度、烟道正负压、烟气水套管至同一手柄，节省成本。采样探针耐温有500 ℃和1000 ℃

分含量、烟气粉尘含量等，这些因素都会对烟气采样分析有一两种类别可选，采样探针长度最长可定制为2500 mm。

定的影响。

优势
●

通过快速更换按钮更换探针套管●

采样探针内集成k型热电偶

●不吸附NO2/ SO2专用软管，长度2.2米●

采样探针可进行烟气采样、烟温测量以及烟道压力测量等。

模块化采样探针：2种长度可选，包含固定锥、热电偶、2.2 m 软管和过滤器订货号烟气探针，模块式，335 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温500 ℃

0600 9766烟气探针，模块式，700 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温500 ℃

0600 9767

烟气探针，模块式，335 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000 ℃

0600 8764

烟气探针，模块式，700 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000 ℃

0600 8765

烟气探针，模块式，带Ø 14 mm 前置过滤器，335 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000 ℃

0600 8766烟气探针，模块式，带Ø 14 mm 前置过滤器，700 mm 长，包含2.2 m耐硫管、固定锥、热电偶，耐温1000 ℃

0600 8767

模块化采样探针附件订货号延长软管，2.8 m长

0554 1202

探针套管，带Ø14mm前置过滤器，长度最大 2500mm， 包含固定锥，NiCr-Ni (TI) 热电偶，Ø 8mm，Tmax. 500 ℃
探针套管，带Ø14mm前置过滤器，长度最大 2500mm， 包含固定锥，NiCr-Ni (TI) 热电偶，Ø 8mm，Tmax. 1000 ℃

请另询
请另询

备用烧结过滤器 (2 pcs)

0554 3372

备用粉尘过滤芯，用于模块化采样探针的手柄内，10 pcs.

0554 3385

探针套管，700 mm长，含固定锥，Ø 8 mm，耐温500 ℃

0554 9767

探针套管，335 mm长，含固定锥，Ø 8 mm，耐温1,000 ℃

0554 8764

探针套管，700 mm长，含固定锥，Ø 8 mm，耐温1,000 ℃

0554 8765

25

烟
气
探
头
理
念

采样及预处理系统

工业发动机采样探针
测量的难点

解决方案

为了将工业发动机调整到最佳运行状态，以符合限值规定，通在固定工业发动机（如燃气/柴油发动机）上进行烟气测量时，

常需要几个小时测量。特别是，发动机废气中高浓度且浓度波烟气探针性能卓越。由于它完全由金属制成，因此可防止手柄动幅度较大的NO 2，必须单独测量NO和NO 2以获得真正的NO X

因烟气管道热辐射而融化。烟气探针可用于烟温高达+1000 °C

值。在这些应用中，烟气探针会暴露于高温（例如手柄）并且

的工况。测量也可以在高压下进行（最高可达100 mbar）。

排气中存在较高的正向压力。

烟气探针的采样软管内有一个附加的过滤器，防止颗粒物污染气路。
热电偶可以并行测量烟气中的温度，并包含防热手柄，可防止金
属手柄上的任何燃烧。

优势●

金属制成的探针以及手柄，可以防止烟温过高导致的手柄融化●烟气探针采样软管的过滤器可防止颗粒物污染气路●

可选用热电偶进行温度测量●

完全胜任工业发动机正压排气的采样工业发动机专用采样探针
工业发动机专用采样探针，335 mm 长，含固定锥和隔热盘，耐温+1,000 ℃，4 m耐硫管

订货号0600 7555

工业发动机专用采样探针，带前置过滤器，335 mm长，含固定锥和隔热盘，耐温+1,000 ℃，4 m耐硫管

0600 7556

热电偶，用于烟气温度测量，1.2 m长，耐温 +1,000 ℃，带4 m长电缆和热保护手柄

0600 8894

备用工业发动机探针套管，带前置过滤器，335 mm长，耐温1,000 ℃

请另询其他探头 燃烧空气探头/皮托管燃烧空气探针
燃烧空气温度探针，浸入深度 60 mm

皮托管，测量流速26订货号0600 9797

订货号

皮托管，350 mm长，不锈钢，测量流速0635 2145

皮托管，1,000 mm长，不锈钢，测量流速0635 2345

硅胶软管，5 m长，最大承载700 hPa (mbar)

0554 0440

直皮托管，不锈钢，750 mm长，用于测量流速和温度，带3折软管 (5 m长) 及隔热盘0635 2042

工业烟气采样探针
测量的难点

解决方案

在高湿度烟道气的条件下（例如喷淋塔出口烟气），需要准确德图专门开发了低浓度抗干扰SO2传感器以及非加热的高湿低硫

测量SO2（浓度低且极易溶于水）和NOX。

探针和加热型工业烟气采样探针，用于测量脱硫装置出口烟气中低浓度的SO2。为了进行准确的测量，将探针安装在配置有帕尔°C贴预处理模块和SO2low传感器的testo 350烟气分析仪，可以在高
湿低硫工况精准测得烟气中SO2气体浓度值。

高湿低硫探针优势经多次比对测试的验证，搭配 testo 350 使用时，测量结
果非常准确。
●

超细气路孔径，具有特殊涂层的气路内表面具有疏水特性，即使该采样管无加热功能，采样过程中损失几乎为0●

快速、方便的短期测量●

无需连接市电

●易于携带和搬运

可调温式加热型工业采样探针●

采样管和导气管加热温度均大于120 ℃，有效防止采样
气路中存在液态水吸收NO2/SO2的现象，进而保证测量精度●

通过前置过滤器阻止颗粒物进入气路管内●可以进行长期测量●可用于烟气温度高达 +600℃ 的工况

为什么使用加热气体采样探针？
在湿法脱硫装置后端或垃圾焚烧厂尾气端等工况，烟气中湿度非常高，烟气采样气路内，当烟气温度下降到露点以下时，形成冷凝水，此时二氧化硫（SO2）会溶解到冷凝水中。加热型工业采样探针可防止冷凝（采样管可加热至260 °C；导气管可加热至180 °C），确
保了不产生冷凝水，从而可以准确测量SO2。
工业烟气采样探针

规格

高湿低硫探针

采样管：耐温+220 ℃；内径2mm

订货号0600 7562

采样软管：内有PTFE材质软管，2.35m长
热电偶：NiCr-Ni
全加热可调温工业探针套装-橙色版
包含：- 全加热采样管（钛合金），耐温 600 ℃- 标配前置内向过滤器- 高精度烟温传感器- 全伴热管线采样管：长度1m/1.5m/2m可选；
外径25mm，内径9mm
手柄：耐温+600 ℃
电源：230 V / 50 Hz
加热功率：1m/1.5m:600W, 2m:800W
加热温度量程：0 ~ 260 ℃
温度传感器：PT100
前置过滤器精度：20 μm
测试烟温热电偶：K 型
伴热管线：内有PTFE材质软管，长度3m (长度可定制)，
功率180W/3m
加热温度量程：0 ~ 180 ℃

请另询

27

烟
气
探
头
理
念

采样及预处理系统工业烟气采样探针
1200 ℃工业烟气采样探针套装
测量的难点

解决方案

对于水泥生产等建材生产企业，窑炉气氛具有高温 (＞1200 °C)、 该工业烟气采样探针适用于在高达+1200 °C的高温烟气下抽取高粉尘含量的特点，在对窑炉气体采样分析时，对采样管的要求

烟气来进行分析，以及加装延长管来适用大烟囱管道直径的应极高。

用。碳化硅的前置过滤器，可适用于测量高粉尘的烟气。

优势●

由金属制成的探针（耐热坚固）●测量可能达到烟气温度+1200 °C●

附加的颗粒物过滤器可保护气体采样管免受污染●

使用延长管采样管可以延长到3米

工业烟气采样探针

规格

1200 ℃工业烟气采样探针套装，包含：- 非加热手柄- 非加热采样管，耐温1200 ℃- 非加热采样软管，带有内置颗粒物过滤器, 4 m长
- K型热电偶，1.2 m长

采样管：耐温+1200 ℃， 1.0 m长，Ø 12 mm
手柄：耐温 +600 ℃，
采样软管：分段式，PTFE材质内管，4.0 m长
热电偶：K型，1.2 m长, Ø 2 mm，耐温+1200 ℃

该套装可选配延长采样管和前置过滤器。
1200 ℃延长采样管*，适于1200 ℃工业烟气采样探针套装(0600 7610) 和加热型工业烟气采样探针组套
前置过滤器*，用于过滤烟气粉尘。

订货号
0600 7610

采样管：耐温 +1200 ℃

0600 7617

1.0 m长， Ø 12 mm
材质：多孔碳化硅；过滤级别：10 m

0600 7616

耐温+1,000 ℃,110 mm长，Ø 30 mm
备用过滤芯，10个/卷，用于非加热采样软管0554 3371* 可通过螺纹直接拧至耐温+1200 ℃的非加热探针套管和耐温+600 ℃的加热探针套管。

1800℃工业烟气采样探针套装
测量的难点

解决方案

在钢铁厂和玻璃厂，一些窑炉气氛采样点的烟气温度都极高，该工业探针的采样管由Al2O3含量大于> 99.7%的材料制造，耐温

对采样管耐温特性是非常大的考验。

最高可达1800 °C，完全胜任高温烟气采样分析。

优势●测量烟温可高达+1800℃●

颗粒物过滤器可保证气体采样软管和仪器内部免受污染●适用于玻璃厂和钢铁厂的高温烟气监测工业烟气采样探针

规格

1800 ℃工业烟气采样探针套装包含：- 非加热手柄- 非加热采样管，耐温1800 ℃- 非加热采样软管，带有内置颗粒物过滤器, 4 m长采样管：耐温+1800 ℃

若温度> +1370 ℃，我们推荐使用S型热电偶。

28

订货号
1.0 m长，Ø 12 mm

采样软管：分段式，PTFE材质内管，4.0 m长
手柄：耐温+600 ℃，

0600 7620

如何通过应用来选择探针标准模块探针发动机探针

高湿低硫测量解决方案

应用/工况
带过滤器

不带过滤器

带过滤器

不带过滤器

可调温式
加热探针

高湿低硫探
针（非加热）

工业探针
带过滤器

烟
气

不带过滤器

探
头
理
念

工业发动机

工业燃烧器

燃气轮机

**
(700 mm)**(700 mm)燃烧分析

日常巡检/法规测试洗涤塔能效测试

***

*
***
*

超净排放测试

** * 前置过滤器（订货号 0600 7616）可加装在 1200 ℃工业烟气采样探针（订货号 0600 7610）上。
** 带隔热盘。
* 超高温，建议采样时间不易太长，待测量值稳定并读取后即可将探针从测点取出。
***

29采样及预处理系统德图烟气采样与预处理系统——烟气预处理器
德图便携式外置烟气预处理器
 外置式，小巧紧凑， 更强劲，冷凝除水，防止损失。
针对湿法脱硫后，烟气水分较大，会影响测量以及损坏传感器，德图仪器针对性推出的德图烟气预处理器，配合着德图高湿低硫探
针或者加热探针测量在高湿低硫工况下的超低浓度的二氧化硫。

产品尺寸

100 mm x 558 mm x 70 mm

移动电源参数USB 5 V min 3 A

最大正压 / 最小负压根据测量仪器

防护等级

IP 30

流量

根据测量仪器储存温度- 20 ~ + 50 °C

冷却温度

低于环境温度-10 °C(如果环境温度>10 °C，
仪器内的预处理器可以冷却烟气温度到4 °C)

操作温度- 5 ~ + 50 °C

重量

550 g

测量时间

2h @60 °C 露点 (1l/min – testo 350)
3h @45 °C 露点 (1l/min – testo 350)

供电电源电源适配器：5 V / 4 A

订货号510639 5010

30

testo 3007 加酸型低损失烟气预处理采样系统烟气便携式烟气预处理器设计适用于任何应用工况的烟气采样预处理。此预处理系统也可以用于长时间监测。为防止二氧化硫损失，预处理

此便携式烟气预处理器采用加酸方式抑制冷凝水对二氧化硫的吸收，有效降低二氧化硫损失，更适用于高湿度、低浓度SO2烟气
工况。蠕动泵将保证连续不断的除去冷凝物，这样可以保证长时期的无故障的测量工作。与之搭配的过滤系统带有湿度报警功
能，能控制气泵在一定条件下关闭。样气出口处安装了一个流量计，并可选配流量报警。
• 加酸抑制二氧化硫损失，使得测量更精确• 露点温度+5 °C ± 0.1 °C• 系统预热时间：10分钟以内
• 自检测功能烟气预处理器
冷却温度+2 ~ +15 ℃，厂家设定是+5 ℃

冷却温度稳定性< +/-0.1 ℃

烟气预处理器入口露点温度

最高50 ℃环境温度+5 ~ +45 ℃存储温度+5 ~ +45 ℃

压力

0.7 bar to 1.4 bar abs

冷量

最大40 Kj / hr烟气预处理器进气口数量1

烟气预处理器出气口数量

1

连接管路

4/6mm连接管

供电范围

230V 50Hz 或 115V 60Hz

启动时间

10min 左右电气设备认证

EN 61010

重量

约11kg

尺寸

177mm x 220mm x 300mm

订货号

513501 5401

31烟气数据管理简便的测量数据管理
testo easyEmission 软件：读取、编辑、展示并管理数据。
testo easyEmission 软件可用于读取、编辑、展示和管理 testo 340 和 testo 350 的测量数据。另外，测量仪器还可通过蓝牙 ® 或USB 端口直接与 testo easyEmission 相连，进行在线测量。在线测量可在测量工作进行的同时，在屏幕上实时显示测量值。读
数可以以图形或表格的方式显示。一旦测量完成，读数即可轻松转换成为 Excel 表格。用户也可选择另外一个选项，将测量协议
存成 PDF 格式。 软件还提供另外的选项，根据要求生成特定客户的特定应用的测量协议。

登录www.testo.com/zh-CN/download
下载并使用免费的30 天试用版
testo easyEmission 的更多优点：· 用户自定义测量间隔· 调整仪器设定· 轻松应用用户自己的运算公式· 使用用户自定义燃料时计算燃料系数· 对不同的气体传感器进行单独的交叉干扰的调整

testo Combustion APP：通过智能手机／平板遥控。
该APP免费，可将您的安卓手机或平板变成testo 340或
testo 350的显示单元。 这样无论测量地点在哪儿（比如测量仪器被安装在一个不易触及的地方），您也可以轻松查
看数据，并立即对测量进行控制。

功能：• 开启/停止当前测量• 通过电子邮件发送测量协议• 将测量协议保存至智能手机/平板• 以图形或表格的方式显示测量数据。
• 在德图蓝牙®打印机上打印当前读数
• 通过另外的App或符合ZIV要求的HTML应用读取数据

32

烟
气

红外、USB 或蓝牙®：testo 340 / testo 350 数据接口一览。
多种数据接口可选，轻松测量、读取、传输和打印测量数据。便捷的通讯和数据传输可通过这些数据接口完成：

数
据
管
理

平板

工业软件
(485-Modbus)

智能手机笔记本电脑 / PC

与德图打印机通讯的红外接口无障碍传输100 m的蓝牙® 2.0(仅限testo 350)

数据总线的电缆最大长度800 m，可同步操作多达16个分析箱。可选择PC机、Testo数据总
线控制器或手操器进行操作。
手操器

如需4-20mA输出，请配置 0554 3149 模拟输出盒套装，通过数据总线与分析箱相连即可

数据总线连接电缆33

高温红外烟气分析仪 testo 370

testo 370 高精度红外烟气分析仪
testo 370 高精度红外烟气分析仪是一套抽取式连续测量系统，它用于气体污
染物的连续排放监测（如CO、NO、N2O、NO2、 NH3、CH4、HCl、SO2），
以及 CO 2、H 2O 和 O 2 的测量，也可用于连续过程控制。

双波长测量原理气体相关过滤原理

氧化锆原理
尾气

气体滤罐
干扰滤镜
接收器

测量滤镜
接收器

采样泵

测量池
（反光镜）
光源

参考滤镜

测量池

测量池
（反光镜）
光源

通光孔
加热器

参考介质

• 更长的测量光程（是非分散红外分析仪的7倍），更准确的测量值• 无需仪表气，环境空气即可，经预先校准，可立即使用• 直接测量未经冷凝器去除水分的烟气，无 SO2/NO2 等易溶于水• 超长运行时间、高可靠性的气体的损失• 多量程传感器设计，量程可自动切换，测量结果更可靠• 独立分开采样泵和零气泵，易于更换以及维修，并支持混用34

testo 370 技术参数
烟
气

量程
量程 1

量程 2

量程 3

组分

量程 1

量程 2

量程 3

CO

0 ~ 75 mg/m³

0 ~ 300 mg/m³

0 ~ 5000 mg/m³

SO2

0 ~ 50 mg/m³

0 ~ 300 mg/m³

0 ~ 2500 mg/m³

CO2

0 ~ 25 vol. %0 ~ 50 vol. %-HCl0 ~ 15 mg/m³

0 ~ 90 mg/m³

0 ~ 5000 mg/m³

NO

0 ~ 100 mg/m³

0 ~ 400 mg/m³

0 ~ 3000 mg/m³

H2O

0 ~ 40 vol. %

-

-

NO2

0 ~ 50 mg/m³

0 ~ 500 mg/m³-

CH4

0 ~ 50 mg/m³

0 ~ 500 mg/m³-

N2O

0 ~ 50 mg/m³

0 ~ 3000 mg/m³-

O2

0 ~ 25 vol. %

-

-

NH3

0 ~ 10 mg/m³

0 ~ 50 mg/m³

0 ~ 500 mg/m³

testo 370组分*可以选配量程，大、小量程之间的倍数关系不超过10倍其它技术参数机箱

测量原理

便携式双机箱设计，单箱尺寸 475 mm x 455 mm x 245 mm (宽 x 高 x 深)，
重量：光学测量仪箱 19.5千克，
泵箱 9.5千克 (视不同配置而定)， IP 30

气压校正

是

校准

使用环境空气自动校准零点标准化干值输出，湿值输出- 双波长测量原理 (NO2，SO2，H2O，CO2)- 气体相关过滤原理(CO，NO，HCl，NH3，N2O，CH4)- 氧化锆原理 (O2)气体传输方式风箱式气泵 (独立泵箱)

压缩气连接

无需仪表气

介质温度

最高 200 °C

光学测量仪

光谱范围：1 ~ 16 µm
气路：持续加热，标准值200 °C(根据需求可定制更高温度)
传感器的光程长度：2 ~ 10米 可调传感器的固定容量：≤1升；颗粒过滤直径：2 µm

测量组分的数量

最多测量11个气体组分 (根据不同配置而定)环境温度

0 ~ 40 °C

相对湿度

最大90% (非冷凝)测量精度

小于量程的2%

零点校正

自动

显示/操作

操作软件通过USB连接

量程校正

使用标气，每6个月一次

数据存储存储在平板电脑或者笔记本电脑上

交叉干扰校正相加，相乘供电

230 V AC，50/60 Hz (每个机箱)系统运行
工业烟气采样探针

采样泵

测量池

采样软管
供电 交流 230 V AC， 50/60 Hz

光学
测量仪箱

用于可视化的笔记本电脑（可选）泵箱供电 交流 230 V AC， 50/60 Hz

35高温红外烟气分析仪 testo 370产品比对：高温红外烟气分析仪 VS 低温红外
使用非分散红外技术的光学烟气分析仪，因其测量原理，影响测量准确性的主要因素是烟气中存在的大量水分会对气体波段有交叉干扰。
市面上，大部分低温红外烟气分析仪都需要大功率烟气预处理器来进行烟气冷凝，去除水分（H 2O）后进行测量。高温红外烟气
分析仪并不用去除水分，而是加热被测气体，使所有 H 2O 以气态形式进行测量，确保没有烟气组分损失。并且可以同时直接测量烟气中水分含量。

高温红外烟气分析仪

低温红外烟气分析仪测量方法

全程伴热 → 高温红外

全程伴热 → 烟气预处理器 → 低温红外结构无需预处理单元，直接连到加热取样管/废气管气体调节，需要冷却器、凝液罐、过滤器、阀、采样泵测量可溶于水的气体

不需要酸化样气
无组分损失无低量程 SO2 损失的情况

测量小量程 SO2 时，需要磷酸酸化处理，防止损失率过高
在冷却和过滤时损失测量组分优点组分数据准确，无损失
光程长，浓度低，精度高仪器自带水分测量内置加热气体分配模块，持续加热，无热通道导致盐沉积或堵塞结构简单，维护需求小

价格经济

法规

HJ692-2017

HJ629-2011

HJ870-2017

高温红外烟气分析仪

傅立叶红外烟气分析仪

测量原理

全程伴热 → 高温红外

全程伴热 → 傅立叶变换红外

测量池

光度计

光谱仪

价格

价格实惠

价格高昂

结构

无水溶性光学元件

仪器设计复杂化，设备条件（吹扫空气、温度）调零校准新鲜空气 (现场)氮气 (N2)算法

简单计算(在分析仪内部完成，电脑仅用于可视化，不用于分析)

复杂计算(在大多数情况下需要电脑，如果崩溃可能导致停机)气体

集成加热气体模块：进气系统无机械移动部件无需维护设计

2 个便携式移动箱，方便现场携带；分析箱以及泵箱为插件模块，便于交换

冷凝器以及主机箱较重；无可交换分析仪单元，需要
公司支持

维护/备件

零件数量有限；远程支持的预期操作(服务工作和时间优化)昂贵的部件(如 FTIR 光源如激光和电源的特殊备件) 和高服务成本应用适合于普通高耗能行业如电厂、钢铁、石化等

傅里叶红外仪器在应急环境监测和 VOCs 治理等中拥有较大技术优势。
适合于测量组分复杂以有机物为主，并伴有大量未知有
机物工况。

36

分开输送单元：
高耐磨/高维护需求输送桥冷凝风险，盐沉积物堵塞细颗粒物测量系统 testo 380，烟尘直读烟尘直读与烟气分析仪结合使用，适用于固体燃料燃烧系统；实时测量，监测颗粒物；通过TUV测试；同时测量细颗粒物、O2 和 CO；
实时图形显示测量值；操作和维护经济；手持轻便，运输安全；仅用同一根探头可测得所有参数。
测量系统箱
整个测量系统集成于系统箱内，重量约为7.9kg，便于外出测量作业时携带或运输。

细颗粒物探头
转化部分原始气体为被测量气体，减小对测量系
统污染程度，并保证测量结果准确性。革新型的转化技术保证了探头的紧凑性和方便性。

隔层
用于放置说明书烟气分析仪控制单元
作为测量系统控制中心，烟气分析仪可以测量并显示O2、CO气体浓度等烟气参数，还可以显示细颗粒物浓度。

冷凝槽和过滤器
冷凝槽和过滤器分别用于冷却除水和过滤
粉尘，原始烟气经过冷凝槽和过滤器后进入烟气分析仪。

隔层
用于放置清洁套装等配件

细颗粒物传感器
Testo通过技术努力成功地简化了细颗粒物
测量过程，测量系统能实时显示细颗粒物
浓度值，直接跟踪并反应锅炉运行状态。

预加热单元保持烟气温度，确保精确的细颗粒物测
量值。
储存槽可放置备用传感器等模块

打印机
(选配)
用于现场打印测量数据

电源适配器

37

烟尘直读仪 testo 380

testo 380 革新型技术细颗粒物探头
Testo开发的手持式细颗粒物探头，涵盖了您在进行专业性的细颗粒物测量作业时所需要的一切。探头从烟囱中取样原始烟气，并输送至烟气分析仪进行烟气分析，同时稀释
器将新鲜空气和原始烟气混合用于细颗粒物测量。探头也可用于测量烟气温度和烟
道抽力。探头装有伴热模块，加热温度为
120℃，可有效避免烟气中水汽在采样探头
内冷凝。探头可以被轻松地放置在仪器箱内或者从中取出。

旋转稀释器

细颗粒物传感器为了实现非常精确的细颗粒物测量，原始气体经过采样管后进入

细颗粒物传感器用于测量气体中的颗粒物的量。气体经过喷嘴工业陶瓷制成的旋转稀释器。借助专利技术，细颗粒物浓度被引

撞击在震荡的细颗粒物传感器上，振动频率随着沉积的粒子量入的定量新鲜空气稀释，如此即可减少对气路和测量系统的污染的变化而变化，由此粒子数量被确定下来，而整个运算过程瞬程度，同时测得精确的细颗粒物浓度。这意味着整个测量系统的

间完成，所以在整个测量过程中颗粒物浓度值都是实时的测量运行状态会非常稳定。

值。如此，供热锅炉系统任何变化都会及时被反应出来，能够稀释器在长时间使用后，只需使用棉签清洁即可。

被生产人员迅速有效地调整。

38

testo 380 技术数据烟尘直读测量范围，精度，分辨率测量范围

0 ~ 300 mg/m³

精度

acc. VDI 4206-2

分辨率

1 mg/m³

内存500,000个测量值

分析单元技术数据
储存和运输温度-20 ~ +50 °C

操作温度+5 ~ +40 °C

防护级别

IP40

重量

7.9 kg

尺寸

475 x 360 x 190 mm

外壳材质

ABS

供电

100 V AC/0.45 A ~ 240 V AC/供电 0.2 A (50 ~ 60 Hz)

功率

最大100W

采样探头技术数据
集成功能

测量抽力，测量烟温，采集烟气，加热管路，旋转稀释等烟气温度

最高+500 °C

采样管

加热至+120 °C旋转稀释器加热至+80 °C状态显示LED，预热提示和操作准备就绪提示

建议适用于小型燃烧器等正压或者微正压的颗粒物测量。

39烟尘采样器 testo 3008 Pro

testo 3008 Pro 烟尘采样器
德图新推出的 testo 3008 Pro 烟尘采样器符合国家环保总局发布的HJ/T 48《烟尘采样器技术条件》和GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》以及HJ 836-2017《固定污染废气 低浓度颗粒物的测定
重量法》标准，可广泛应用于污染源烟尘排放浓度的监测以及除尘效率的测定。

• 钛合金材质组合采样探针，轻便耐用• 彩色触摸防紫外线屏，自动调节对比度• 专利强劲气泵，具有防抱死功能：• 自带内存可储存 65000 组数据，支持数据U盘转存，数据断电不丢失可在高负压条件下保持高流量工作状态：• 配备打印机，可现场打印数据极限负压大于65 kPa，空载流量大于85 L/min• 轻巧美观，人体工程学设计，配重合理，便于提携

当采用14 mm 采样嘴，采样管前负压-20 kPa 时• 仪器内置平行采样法以及跟踪采样法，适合不同的工况跟踪采样流量大于或等于50 L/min• 颗粒物浓度≤20mg/m3 选择滤膜采样• 测量水分含量时，干湿球法、仪器法(阻容法)两种
方法可选择，且可以自动切换40• 颗粒物浓度＞50mg/m3 选择滤筒采样• 20 mg/m3＜ 颗粒物浓度 ≤50mg/m3 滤膜滤筒任选关于HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
标准中规定：采样管应由耐腐蚀、耐热材料制造。采样管应德图解决方案：有足够的强度和长度，并有刻度标志，以便在合适的点位上德图采样管材料耐腐蚀，并且在上面标有明显的刻度，方便使

采样。采样头由采样头固定装置上部装入使用采样头压盖旋用。且采样头单独配有金属垫圈，也配有接地线用于防静电。因紧固定，当烟温超过260℃时，应采用金属密封垫圈。为保

为超低排放的要求，所以脱硫方法一般都是湿法脱硫。那么烟道

证在湿度较高、烟温较低的情况下正常采样，应选择具备加

里一般温度低、湿度高的工况，滤膜在采样过程中很快就会吸热采样头固定装置功能的采样管。为避免静电对采样器的影湿，阻力非常大。造成滤膜抽破或者仪器直接停机保护，无法完响，采样器应配有接地线。

成采样，但德图特殊研发的加热型滤膜探针可以完全胜任。

标准中规定：采样头由前弯管（含采样嘴）、滤膜、不锈钢托网、德图解决方案：密封铝圈组成。前弯管应由钛或不锈钢等高强度材质制成，采样嘴

最新研发的不锈钢前弯嘴完全适用于规定要求，并配有多个

的弯管半径大于等于内径1.5 倍。前弯管、滤膜及不锈钢托网通过密

采样头，且内表面方便清洁，硬度较大，不易损坏，方便在

封铝圈装配在一起。采样头上应有唯一编号，以保证采样的记录。

运输盒存储过程中单独储存，避免污染。

标准中规定：采样嘴堵套宜采用聚四氟乙烯等无静电吸附、德图解决方案：耐腐蚀、易清洗的材质。

采样嘴堵头使用PTFE材料，耐腐蚀、防静电。和多个采样头
以及采样嘴配合进行使用，在测量结束前，将堵头堵住采样
嘴，再利用特有的密封盒放进防静电的密封袋或者密封盒。

测量参数

测量范围

精度

参数

计算控制范围

精度

动压

0 ~ 1500 Pa

全压

-30 ~ 30 kPa± 1.5%

静压

-30 ~ 30 kPa± 3.0%± 3.0%

烟气流速

0 ~ 45 m/s

计前压力± 2.5%-30 ~ 30 kPa± 2.5%

等速流量

5 ~ 50 L/min± 2.5%湿球压力

-30 ~ 30 kPa± 3.0%

等速跟踪

5 ~ 50 L/min± 5%, < 8s

计前温度

-30 ~ 50 ℃

± 1.5℃采样时间

0 ~ 999 min59s± 1.0‰

主机温度-30 ~ 50 ℃

± 1.5℃采样体积

0 ~ 999999 L± 2.5%

0 ~ 45%

干球温度

0 ~ 150 ℃± 1.5℃

水分含量

湿球温度

0 ~ 150 ℃± 1.5℃

主机重量± 5.0%

烟尘温度

0 ~ 400 ℃ (可扩至800 ℃)± 3.0 ℃ (±6 ℃)

主机尺寸

300 x 180 x 260 mm

测量流量

5 ~ 50 L/min± 2.5%

工作电源

交流 220V± 22V, 50Hz

约 5.5 kg

主机套装及配件描述订货号testo 3008 Pro 烟尘采样器套装，含主机、1.5m 烟尘组合采样枪-滤膜法、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 513008 0007
testo 3008 Pro 烟尘采样器套装，含主机、1.5m 烟尘加热滤筒采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 513008 0006
testo 3008 Pro 烟尘采样器套装，含主机、2m 烟尘加热滤筒采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴513008 0008

testo 3008 Pro 烟尘采样器主机 (含3m 电源线、干燥瓶、打印机-含打印纸2卷)，5.5 kg，305×170×280 mm (含手柄)510633 3008

1.5m 烟尘组合采样枪，包含1.4m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管，与2号滤筒配合使用，Φ32 mm，1.5 kg

510600 8015

2.0m 烟尘组合采样枪，包含1.9m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管，与2号滤筒配合使用，Φ32 mm，2 kg

510600 8020

1.5m 烟尘加热滤膜法采样枪 (含5~12 mm采样嘴7个)

510600 8016

压力、抽气管，5 m长，硅橡胶材质

510635 0050

干燥瓶，1.08 L，ABS工程塑料材质

510554 1015

含湿量测量组件，含干湿球传感器

510602 0001

1m 含湿量采样枪，含1m静压管1根，测量时需与510635 0050，510602 0001配合使用，Φ22 mm，2 kg

510600 8010

1m 阻容法湿度采样探头，电缆长4m，耐温220℃

510600 8011

testo 3008 Pro 便携包

510516 3008

2号滤筒，10 pcs/组。其他尺寸的滤筒请另询。

513381 0001

打印机，含打印纸2卷

510549 0001

打印纸，10卷/包510568 0001

色带 1pc510568 0002

采样嘴 (5～14 mm) (Φ5、6、7、8、10、11、12、14)513371 0001

41

烟
尘
采
样

噪声测量

testo 816-1 声级计testo 816-1 采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域，完成环境噪声测量、机器设备噪声测
量以及建筑声学测量。
符合 IEC61672-2、JJG188 和 GB/T 3785.2-2010 标准
A、C 频率加权PC 软件实现数据管理和长时间测量
背光高清 LCD 显示，暗光下方便读数，可显示条形图、时间和99 条数据
最大值/最小值/锁定功能
耐高温、高湿设计，胜任更多苛刻环境

testo 816-1 声级计

声级校准器 (选件)testo 816-1声级计，调节螺丝刀，海绵防风罩，
3.5mm耳机接口，PC软件安装光盘，USB数据连接线，电池和说明书

精度±0.5dB,符合IEC160942 Class2，频率1000Hz,
声级94dB/114dB可选，接口1/2英寸，9V方块电池续航40小时，国家级计量院检定证书

订货号：0563 8170

订货号：0554 0452

技术数据

42

测量量程

30～130 dB

频率范围

20 Hz～8 kHz

精度

1.4dB（在参考声位94dB@1KHz）

分辨率

0.1dB

频率加权

A/C

麦克风

1/2英寸电容式麦克风

响应时间

0.5s

动态范围

100dB

数据存储

内置：手动记录：99个；连续记录：31000个；通过PC软件：在线99999个

记录速率

内置： 最小1s最大60s；连通过PC软件： 0.1s 最大30s

条形图显示

每一格代表2dB, 采样率为20次/秒

过载指示

噪音量大于130dB警示符号”OVER”；噪音量小于30dB警示符号”UNDER”

操作温度

0℃～40℃存储温度-10℃～60℃

电池类型

碱性干电池

电池寿命

30h

重量

390g

尺寸

272×83×42mm

时间加权特性快125ms/慢1s

输出

AC/DC信号由耳机接口输出；AC=1Vrms，在130dB输出阻抗约为100Ω；DC=10mV/dB， 输出阻抗约为1KΩtesto 烟气水分测量仪德图烟气水分测量技术通过国际实验室测试

烟
气
水
分
测
量

德图仪器推出了一套便携式烟气水分测量系统——德图烟气
水分多功能测量仪，运用阻容法测量方法能克服烟道内烟气

2

高温、高湿等复杂的工况，实现对固定污染源排气中含湿量
中工作较稳定，监测仪器结构紧凑，携带方便，可以显示实时读数，并带有存储器。

%RH现场稳定可靠的测量。便携式阻容法烟气水分仪在测量过程

1.5
1
0.5
0
-0.5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-1
-1.5
-2

德图烟气水分多功能测量仪套装

采用阻容原理传感器，可适应多种复杂工况，实现精准稳定的测量，便携式设计，方便携带至不同测点。

• 高清显示功能• 可现场读取、存储、校准测量值① 德图 testo 400 烟气水分仪
主机配置探头

烟气水分探头，烟气高温测量探头，高温烟气流量探头（按配置可选）显示

高清触控显示屏，多参数同时显示电池风置可充式锂电池，可连续使用6～10小时仪器主机储存温度-20 ~ +60 °C存储量

2 GB; ～1,000,000 个测量值数据传输Bluetooth®蓝牙; USB 接口; WLAN无线

现场打印

蓝牙/红外打印机可现场打印测量数据

主机重量

510ｇ

② 烟气水分探头类型烟气水分探头

产品图片1000 mm

量程

其他参数

0 ~ 40 Vol％
0 ~ +180°C

探杆材质：不锈钢探杆连接线：5米
连接线材料：硅胶电缆
边接线耐温：180°C

备注：探杆可定制最大长度为1500mm，如需要请另询。

③ 烟气高温测量探头类型产品图片1500 mm烟气高温测量探头

量程

其他参数-60 ~ +1000°C± 1.5°C响应时间 t₉₀：2 s
防护等级：IP54④ 高温烟气流速流量探头
类型

产品图片

高温烟气流速流量探头1000 mm

量程

其他参数+1 ~ +30 m/s
0 ~ +600°C

压力范围：0 ~ 200hpa

43

守卫蓝天，
德图与您肩并肩！

德图仪器，总部位于德国南部的黑森林，始创于1957年，是高精度测量技术和创新测量解决方案的提供者。

员工 80 余人，代理商基本覆盖全国各个区域。
德图集团拥有超过 60 年的测量技术经验，我们的使命是在行业内提供良好的质量、服务和价值。德图为环保、高耗能、医药、食品以及室内环境等市场提供燃烧效率、烟气排放、食品安全、医药健康、供暖空调&制订货号德图仪器国际贸易（上海）有限公司是德国德图集团在中国的子公司，成立于 2002 年，总部位于中国上海，

2024-Ⅰ务帮助您节省时间和资源、保护环境和人类健康以及提高您的产品质量。

510981 1004

目前，德图在全球拥有34家子公司、约3000名员工致力于产品研发、生产和营销。德图产品、解决方案和服

冷和环境监测等多方位的解决方案。

德图中国总部德图仪器国际贸易(上海)有限公司
全国热线: 400 882 7833
www.testo.com.cn
地址：上海市松江区莘砖公路258号新兴产业园34幢15层
邮编：201612
传真：021-6482 9968
电邮：info@testo.com.cn(德图销售力量遍布全国，为您提供完善服务)● 延长保修● 维护保养协议
● 样机出借40

0 882 7833

