Keysight Measure
Spring 2020
新製品

オシロスコープ InfiniiVision 1000X シリーズ
さらにコストパワーマンス向上、豪華仕様に新製品

データロガー / データ収集システム
DAQ973A（34970A 後継機種） USB/LAN/GPIB 搭載 メインフレーム
DAQM909A 4 チャネル 同時サンプリング・デジタイザ・モジュール

データロガー・マルチプレクサ・
詳しくは中面をご覧ください
プレゼントキャンペーン
GET!

FREE!

さらに進化した InfiniiVision
新製品

さらにコストパフォーマンスを向上
黒い 2 チャネル 1000X シリーズ

実績のカスタム ASIC Mega Zoom 4 搭載
60 年の歴史が培った実績と信頼

黒い 4 チャネルモデルもパワーアップ

2 チャネルモデル DSOX1202A/G、EDUX1052A/G

4 チャネルモデル DSOX1204A/G

ここが進化のポイント
対象モデル
波形更新速度
メモリ長
セグメントメモリ
帯域オプション
シリアル・プロトコル解析

DSOX1202A/G & 1204A/G
20 万回 / 秒（4 倍に高速化）
最大 2M ポイント（2 倍に拡張）500 セグメント（10 倍に拡張）
2 チャネル・モデルに 200 MHz 帯域オプション追加
I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN,
リスト表示機能（オプションから標準搭載）

EDUX1052A/G
10 万回 / 秒（2 倍に高速化）
最大 200k ポイント（2 倍に拡張）ーー

I2C, UART/RS232,

リスト表示機能（オプションから標準搭載）

外部インタフェース（一部から全機種 標準搭載）
LAN/USB2.0（ホスト、デバイス）

その他

トレーニング信号発生機能 標準搭載、 新キーサイト・カラー（6 in 1 多機能を実現）内性能エンハンス前との比較

1 オシロスコープ機能

4 周波数解析24 個のパラメータ自動測定。
DSOX モデルにはマスクテスト / セグメントメモリ機能も標準装備。

フロントパネルの "FFT" ボタンから簡単設定。
時間 / 周波数ドメインの同時解析に最適。

2 ファンクション・ジェネレータ（Gモデルに標準搭載）

5 周波数応答解析用ボード線図プロット機能

最大 20MHz まで。
サイン波、方形波、三角波、パルス波、DC、ノイズ波に対応。

内蔵ファンクション・ジェネレータを自動掃引し、フィルタの周波数応答測定。

3 プロトコル・アナライザ

6 デジタル電圧計・周波数カウンタ

I C、UART/RS232 に対応。
DSOX モデルは SPI、CAN、LIN にも対応。

3 桁のデジタル電圧計、5 桁の周波数カウンタを内蔵。
専用ＨＷエンジンにて正確に測定。

2

周波数応答解析用
ボード線図プロット機能

2

内蔵ヘルプとトレーニング信号

シリアルプロトコル解析（標準搭載）

製品の価格は、2020 年 3 月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は 5 年間です。

プロレベルのオシロスコープ機能と解析機能

1000X シリーズ・オシロスコープ
InfiniiVision 1000X シリーズ・オシロスコープ

新ラインアップ

DSOX1204A

モデル番号
帯域幅
帯域アップグレード

DSOX1202G NEW（波形発生器内蔵）EDUX1052A NEWEDUX1052G NEW（波形発生器内蔵）

70 MHz70 MHz50 MHz

100 MHz オプション（D1202BW1A）
200 MHz オプション（D1202BW2A）−4 チャネル

2 チャネル

2 チャネル

2 GS/s2 GS/s

1 GS/s

サンプリング・レート
メモリ長
波形更新速度教育機関キット

DSOX1202A NEW

100 MHz オプション（D1200BW1A）
200 MHz オプション（D1200BW2A）

チャネル数

垂直感度

DSOX1204G（波形発生器内蔵）

2 M pts

2 M pts

200 K pts

200,000 波形 / 秒

200,000 波形 / 秒

100,000 波形 / 秒

500 µV/div 〜 10 V/div

500 µV/div 〜 10 V/div

500 µV/div 〜 10 V/div

標準（教材用の信号ライブラリを内蔵）

標準（教材用の信号ライブラリを内蔵）

標準（教材用の信号ライブラリを内蔵）

標準搭載

標準搭載

標準搭載

デジタル電圧計機能20 MHz

−

標準搭載

−

標準搭載

−

標準搭載

周波数レスポンス測定機能（ボード線図測定）

−

標準搭載

−

標準搭載

−

標準搭載

セグメント・メモリ

標準搭載（500 セグメント）

標準搭載（500 セグメント）

マスク／リミット機能

標準搭載

標準搭載

ファンクション・ジェネレータ

シリアルデコード機能
ディスプレイ
演算機能−−

I C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN 標準搭載 I C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN 標準搭載
22I C, UART/RS-232 標準搭載
27 インチ WVGA

7 インチ WVGA

7 インチ WVGA

足し算、引き算、掛け算、割り算、FFT 解析、ローパスフィルタ

足し算、引き算、掛け算、割り算、FFT 解析、ローパスフィルタ

足し算、引き算、掛け算、割り算、FFT 解析、ローパスフィルタ

W 314 mm × H 165 mm × D 130 mm

サイズ

W 314 mm × H 165 mm × D 130 mm

W 314 mm × H 165 mm × D 130 mm

付属プローブ

N2140A 4 本（200 MHz 1:1/10:1 可変）N2140A 2 本（200 MHz 1:1/10:1 可変）N2142A 2 本（75 MHz 1:1/10:1 可変）

外部インタフェース

LAN/USB2.0（ホスト / デバイスポート）

LAN/USB2.0（ホスト / デバイスポート）

LAN/USB2.0（ホスト / デバイスポート）

5 年 標準保証期間
希望小売価格¥130,812

5 年 標準¥157,257¥95,698オプション

5 年 標準¥119,108¥64,094¥89,845

アクセサリ

型番概要

希望小売価格D1202BW1A

70 MHz から 100 MHz に帯域幅アップグレード（DSOX1202A/G）¥29,453

D1202BW2A

70 MHz から 200 MHz に帯域幅アップグレード（DSOX1202A/G）¥58,905

D1202BW3A

100 MHz から 200 MHz に帯域幅アップグレード（DSOX1202A/G）¥29,453

D1200BW1A

70 MHz から 100 MHz に帯域幅アップグレード（DSOX1204A/G）¥43,295

D1200BW2A

70 MHz から 200 MHz に帯域幅アップグレード（DSOX1204A/G）¥86,590

D1200BW3A

100 MHz から 200 MHz に帯域幅アップグレード（DSOX1204A/G）¥43,295

型番N2137A

概要

InfiniiVision DSOX1204A/G

ユーザーズガイド

希望小売価格¥3,517

N2738A

1000 X シリーズ
オシロスコープ用
ソフトキャリーケース¥15,321

N2138A

1000 X シリーズ
オシロスコープ用
ラックマウントキット（黒）¥39,855

新規ご購入時は、アップグレードではなく製品オプションとして指定可能です。

製品の詳細はこちら：www.keysight.co.jp/find/1000x-seriesNEW

プローブ & アクセサリ DP0001A

高電圧差動プローブ

汎用電源向けデバイス評価− 400 MHz 帯域 差動− 1.2kV IGBT や 1.7kV SiC デバイス評価− 2kV CAT1, 1kV CAT III
高速高電圧電源の設計、評価に最適− 10 M Ω /2pF プローブ容量− オートプローブ対応（50 Ω終端） 対応オシロスコープ：InfiniiVision 3000TX, 4000X, 6000X Infiniium S シリーズ、9000A, 90000 シリーズ

3強化！
プッアン
ライ

GPIB 搭載メインフレーム & 4 チャネル

DAQ970A/DAQ973A データロガー／データ収集システムは、高速なスイッチングと高精度な測定を実現する 6½ 桁の DMM を搭載。
5●7●

− 待望の GPIB & LAN/USB 搭載メインフレーム（DAQ973A）& 24 ビット、800kSa/s のサンプリングレートに対応した
4 チャネル デジタイザ・モジュール（DAQM909A）新登場。

1●− 自動校正機能が、内蔵 DMM およびDAQM907A マルチファンクション・モジュール、DAQM909A デジタイザモジュール 使用時に時間や温度変化によるドリフトを補正します。
− 低電流の測定（1µA DC、100µA AC）や、

3●

1000MΩの高抵抗測定にも対応。

2●
4●

6●

1. USB ポート 2. LED インジケーター付き オン／スタンバイスイッチ
3. カラー液晶ディスプレイ /GUI 4. ソフトキー
5. 測定用操作キー 6. 測定条件設定キー 7. ノブ
8. 方向／選択キー

8●

DAQ970A/973A の主な機能
主な機能

新製品

概要

測定のタイプ

温度、電圧、電流、抵抗、周波数、ダイオード、キャパシタンス、歪み（直接およびブリッジ）

デジタル入出力

最大 48 ビットアナログ出力

10 V 〜 ＋10 V、20 mA

多重化

最大 120（1 線式）、60（2 線式）チャネル

マトリックススイッチング

最大 96 クロスポイント

一般的用途

最大 60 スイッチ

RF 多重化最大 24 チャネル、2 GHz同時サンプリング

最大 12 チャネル、最高 800 kSa/s、24 ビット分解能

インタフェース

グラフィックウェブ、USB フロント／リア、LAN/LXI、GPIB（DAQ973A のみ）

DAQ973A 本体メインフレーム
リアパネル USB/LAN/GIPB インタフェース搭載

新製品
DAQ970A/DAQ973A 専用 プラグイン・モジュール

DAQM909A 4 チャネル 同時サンプリング・デジタイザ

全 9 モジュールを用意

特− 4 チャネル 同時サンプリング、差動入力

長− サンプリング・レート 100 kSa/s（周波数ドメイン）から 800 kSa/s（タイムドメイン）可変、24 ビット分解能− 各チャネル独自にプログラム可能− 最大 3 プラグイン・モジュール搭載で 12 チャネル同時デジタイジング可能

DAQ970A / DAQ973A オーダー情報
型番

概要

希望小売価格DAQ970A

メインフレーム（USB/LAN インタフェース搭載）¥243,390

DAQ973A

メインフレーム（USB/LAN/GPIB インタフェース搭載） 新製品¥280,078

DAQM900A

20 チャネル・ソリッド・ステート・マルチプレクサ¥90,544

DAQM901A

20 チャネル・マルチプレクサ＋2 電流 チャネル

¥67,766

DAQM902A

16 チャネル・リード・マルチプレクサ¥67,766

4型番

概要

希望小売価格DAQM903A

20 チャネル・アクチュエータ／汎用スイッチ¥67,766

DAQM904A

4Ｘ8 2 線式マトリクス・スイッチ¥67,766

DAQM905A

デュアル 4 チャネル RF マルチプレクサ、50 Ω¥90,544

DAQM907A

マルチファンクション・モジュール¥67,766

DAQM908A

40 チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ¥67,766

DAQM909A

4 チャネル 24 ビット
同時サンプリング・デジタイザ 新製品¥204,406

製品の価格は、2020 年 3 月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は 5 年間です。

同時サンプリング・デジタイザ新登場
標準付属の BenchVue DAQ アプリケーションの活用で、作業効率アップ
DAQ970A/973A に標準付属の BenchVue DAQ
アプリケーションソフトを有効活用すれば面倒なデータ処理や機器の設定が PC から行えます。

BenchVue DAQ アプリケーションソフト画面

キーサイト 34970A/72A をお使いのユーザ様へ

最新の 6½ 桁 DMM、自動校正機能を搭載した DAQ970A/973A の基本測定確度、読取り速度などは、長年のベストセラー 34970A/72A と比べ大幅に向上。
34970A / 72A− スキャン速度が最大 2 倍向上：最大 450 チャネル /s− I/O インタフェースおよびメモリへの読取り速度：最大 100 倍向上− 最大 10 倍の内蔵メモリ読取り速度− 抵抗の測定確度：最大 55% 向上− AC 電圧の測定確度：最大 75% 向上− AC 電流の測定確度：最大 90% 向上

DAQ970A/973A は 34970A/72ASCPI コード互換
自動試験システムに組み込み使用されているお客様も安心して置換えていただくことが可能です。

DAQ970A / DAQ973A

データロガー・マルチプレクサ・プレゼントキャンペーン
DAQ970A/DAQ973A 本体と DAQM909A デジタライザ・プラグインモジュールの同時購入で、DAQM901A マルチプレクサ・プラグインモジュールをプレゼントします。

FREE!

キャンペーン期間

2020 年 9 月 30 日 まで

詳しくはこちら ➡ www.keysight.co.jp/find/daq_present

1 対象製品を購入▶ 2 シリアル番号と ▶ 3 モジュールがGET!

お客様情報を専用ウェブに登録届きますNEW
DAQ970A or DAQ973A

DAQM909ADAQM901A

製品の詳細はこちら：www.keysight.co.jp/find/daq
5

注目のアプリケーション

DC-DC コンバータの効率測定を自動化
さまざまな条件で DC-DC コンバータの効率データを取得するのに、長時間かけていませんか ?
測定項目− リップルノイズ− 効率− 負荷変動
− 電源変動パラメータ

×− 入力電圧− 入力電流− 負荷電圧− 負荷電流

etc…

− 温度

多出力

×etc…

多チャネル出力
例えば、1 入力 8 出力

評価対象

×

− IC ①− IC ②− IC ③

今後も増える方向

DC-DC コンバータ試験条件
誰でも簡単に！ BenchVue アプリケーションソフトの テスト・フロー機能 で自動化を実現

DC-DCコンバータ制御 PC＋BenchVue 電源 アプリケーションソフト

N6705C 電源アナライザ
電源 & 電子負荷搭載

入力電圧を変えながら、負荷電流を変化させ、その時の入力パワーと出力パワーを測定を繰り返すDC-DCコンバータの効率測定こそ、自動化での大きなメリットが得られます。BenchVue のテストフローを用いれば最小限のプログラム、測定器の知識で自動テストシーケンスをすばやく作成できます。
テストフローは、GoogleBlockly や MIT Scratch のような測定ブロックを並べていくだけのビジュアル系プログラム言語です。
子供でも簡単にプログラミングできる点が注目されています。

例は、負荷電流を 20mA から 1A まで 30mA ステップで変化させた時の効率を測定しています。もちろん測定結果は CSV 形式で保存可能です。

BenchVue 電源 アプリケーションソフト画面▶

すばやい変動（電源 & 負荷）

N6760A シリーズは、高精度・高分解能 DC 電源モジュールです。極めて高速な電圧変化が可能ですので、動作変動が急峻な IC を想定したロードレギュレーション、ラインレギュレーション試験などに対応が可能です。N6705C の様々なモジュールを使えば、上記 DC-DCコンバータ評価以外に、電源電圧変動試験（クランキング波形）、待機時低電流波形測定・ロギング測定、Li イオンバッテリエミュレーション機能、バッテリ・キャパシタ内部抵抗測定などに幅広く対応します。

6

製品の価格は、2020 年 3 月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は 5 年間です。

Pick UP!!

Truevolt シリーズ
3446xA / 34470A デジタルマルチメータ

34460A / 34461A 6 ½ 桁 デジタルマルチメータ

34465A 6 ½ 桁 デジタルマルチメータ
34470A 7 ½ 桁 デジタルマルチメータ− ベストセラー 34410A/11A の後継モデル− ベストセラー 34401A の後継モデル：
34401A と 100％ SCPI 互換

34465A− 高速デジタイズ・モード：
最高 50,000 回 / 秒の測定速度− グラフィカルディスプレイで測定結果を表示− 1µA から 10A までの電流測定レンジ：
1µA レンジでの微小電流測定が可能

Truevolt シリーズここがポイント !!!
連続デジタイジングデジタルマルチメータの分解能・確度で波形を長時間キャプチャ

キーサイトの 34465A, 34470A は、一定間隔でデータを取り込む
デジタイジング・モードが標準しており、高分解能・確度で波形データなどを長時間キャプチャが可能です。

連続デジタイジング機能を BenchVue ソフトウェアで最大限に生かすことが可能です。
写真は、5kHz 正弦波を 20µs 間隔で取り込んだ表示です。測定データは数分毎に作成されるファイルを他の PC で読み込む事が可能ですので、取り込みながら詳細の解析も同時に進めることができます。

BenchVue DMM アプリケーションソフト画面

製品の詳細はこちら：www.keysight.co.jp/find/truevolt
71

即納在庫NO.

より新製品の情報 のお届けです！
最新在庫状況は日本電計まで2出力DC電源 黒い高性能

様々な悩みを解決できる小型DC電源の登場

テストベンチから生産ラインまでデータ収集、制御、スイッチングに必要な機能を集約

E36200Aシリーズ

DAQ970A¥194,278〜¥243,390● 大出力電源 40A あるいは120V（並列&直列動作）● 最新の6.5桁DMMを採用し、測定精度向上● 350µVrms 低ノイズ出力、デバイス保護、大型ディスプレイ

● 外部シグナル・コンディショニングなしで電圧、温度、抵抗など13種類の多点測定が可能● 1µA分解能の電流測定機能、外部マルチメータ不要● オートレンジ● プログラマブル電源：
USB/LAN標準、GPIB/デジタルI/Oオプション● 最大450チャネル/秒のスキャンレートを実現（新ソリッド・ステート・モジュール使用時）● 液晶ディスプレイを採用し、ヒストグラム表示などが可能● 34970A/72Aとのプログラミング互換

卓越した操作性 ： プレシジョン・ソース/ メジャー・ユニット（SMU）

B2900 / B2960 シリーズ

¥682,325〜● 卓越した操作性：画面上でIVカーブ描写● 幅広いアプリケーションに対応：210V/3A（DC）10A（パルス）、2chまでの構成、最高10fA電流分解能● 高速ディジタイザ、任意発生機能搭載● 無料制御ソフトウェアQuick IV● 業界最高：低ノイズソース・ラインアップもB2901A
B2902AB2911A
B2912A
B2961A
B2962A

プレシジョンSMU、1ch、100fA
プレシジョンSMU、2ch、100fA
プレシジョンSMU、1ch、10fA
プレシジョンSMU、2ch、10fA
低ノイズ・パワー・ソース、1ch
低ノイズ・パワー・ソース、2ch

プレシジョンSMU
B2900シリーズ

低ノイズ・パワー・ソース
B2960シリーズ＊ 製品の価格は2020年3月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日本電計は、キーサイト・テクノロジーの契約販売店です

http://www.keisokuten.jp/
計測試験機器総合ウェブ展キーサイト

検索