WQC-40

水深ポータブル多項目水質計

ORP
イオン
オプション

溶存酸素

海水比重TDS

温度

塩分
電気伝導率

pH

1 台 で 最 大 9 項 目 を 同 時 測 定
水 深 100m ま で 対 応濁度

河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に一体型センサで多項目の水質測定に対応
pH塩

電気伝導率

分

TDS

溶存酸素

ORP

イオン

水

深濁度

温度

海水比重
オプション

塩分、TDS（全溶存固形物量）、
海水比重は電気伝導率からの換算

水深センサ付き

水深は工場オプション

電極装着ポートをマルチポート化◆ 第1ポートにpH電極（標準）､ORP､イオン電極が接続可能◆ 第2ポートに溶存酸素､pH､ORP､イオン電極が接続可能
イオンは6種類のイオン電極から選択可能---

2+++（F 、Cl 、NO3 、Ca 、K 、NH4 ）電極装着ポート
第1ポート

pH（標準）、ORP、イオン

第2ポート

第1ポート

溶存酸素、pH、ORP、イオン
第２ポートを使用しない場合は、ダミーキャップを使用

第2ポート

センサユニット

濁度、電気伝導率、温度

Φ45mm のスマート形状◆ ボーリング調査用パイプにも楽々挿入

Modbus 対応◆ Modbus電源BOXをオプションで用意

汎用ゲートウエイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能

センサユニット
センサユニットは固定

データメモリー機能◆ 9999データのメモリーが可能（センサモジュール単独でメモリー可能）さまざまな環境測定や水質調査のニーズにお応えします
ダ ム

河川・湖沼

養殖場

農業用水

工場排水

仕 様
◆ 計器本体防水構造

IP67（1m、30分浸漬可） ＊センサモジュール非接続時と、外部入出力およびUSB使用時は無効

USB（ペリフェラル、Micro）

標準装備（絶縁）

RS-232C標準装備（外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁）

アナログ出力DC100〜2400mV、最大6項目まで設定可能（絶縁）オープンコレクタ出力

警報出力 2点

性能保証温度

0〜45℃

電源

単3形アルカリ乾電池 / 充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電（充電機能はありません）

外形寸法（突起物含まず）

約70（幅）×39（高）×188（奥）mm

質量（電池含む）

約300ｇ

DC25V、50mA以下（絶縁）◆ センサモジュール
防水構造

100m以内（1.0MPa） ＊イオン電極装着時の水深は、電極の種類により5〜15mまで

RS-485（Modbus RTU）

オプションのModbus電源BOXと接続可

性能保証温度

0〜45℃

電源

単3形アルカリ乾電池 / 充電式ニッケル水素電池 3本

外形寸法（突起物含まず）

標準：約φ45×425（長）mm
水深センサ付き：約φ47×500（長）mm

質量（電池含む）

標準：約1330ｇ
水深センサ付き：約1470ｇ

測定項目
項

目

pH
電気伝導率（EC）

測定範囲

繰返し性（一定条件にて）

測定方式

pH0.00〜pH14.00±0.05pH以内

ガラス電極法

0.00〜10.00S/m±1％FS以内

交流4電極法

表示範囲：0.0〜202.0mS/m、0.000〜2.020S/m、0.00〜20.20S/m（手動/自動レンジ切替え）

塩分（SALT）

0.00〜4.00％（NaCl）
0.00〜40.00psu（PSS）

NaCl：0.04％以内
PSS：0.40psu以内

電気伝導率からの換算

全溶存固形物量（TDS）

0.0〜999.9g/L±1％FS以内

電気伝導率からの換算

海水比重（σt）

0.0〜50.0σt±0.5σt以内

電気伝導率からの換算

温度（TEMP）-5.00〜55.00℃±0.3℃以内

白金抵抗体※1
濁度（TURB）

0.0〜80.0NTU（mg/L）
0〜800NTU（mg/L）±1.6NTU以内（0.0〜80.0NTU）±8NTU以内（0〜800NTU）

90度散乱光方式

溶存酸素（DO）（オプション）

0.00〜20.00mg/L
0〜200％±0.3mg/L以内±4％以内

隔膜式ガルバニ電池法―白金電極法ORP（オプション）-2000〜2000mV

イオン（オプション）※2
2+++（6種：F 、Cl 、NO3 、Ca 、K 、NH4 ）0.00〜2.00mg/L から 0〜62g/L（6レンジ）（使用する電極による）±5mV以内イオン電極法水深（DEPT）（工場オプション）

0.0〜100.0m±0.1m以内

ダイヤフラム圧力センサ方式※1 ホルマジン標準液により校正した場合の濁度をNTU、カオリン標準液により校正した場合の濁度をmg/Lとして表示。
（浮遊物質（SS）は測定できません。）※2 イオン測定に関しては、バッチでの測定となります。

標準添付品
pH6.86標準液 500mL

143F192

専用工具（スパナ）

76357900

pH4.01標準液 500mL

143F191

校正ビーカー（2個）

67659900

比較電極ゲル内部液 50mL

143F235

シリコングリス

141D002

比較電極交換用液絡部

6784580K

保護カバー（ショルダーベルト付き）

7659870K

コネクターキャップ（センサモジュールに取付済）

7659850K

接続ケーブル 2m

ダミーキャップ（電極取付部に組込済）

7313440K

単3形アルカリ乾電池（サンプル提供品）（5本）

6801640K
取扱説明書

ご発注コード◆ セット販売および本体のみ（接続ケーブル 2m付き）
発注コード

発注コード

WQC40-0-0

本体のみ

WQC40-0-2

本体 + 標準センサモジュール + 水深センサ

WQC40-0-1◆ センサモジュール
WMS40-0-0
WMS40-0-1

本体 + 標準センサモジュール

標準センサモジュール

標準センサモジュール + 水深センサ

別売品◆ pH/ORP品

比較電極名

コード番号

ELR-001

ガラス電極チップ

ELP-023

ORP電極チップ

ELM-004

液絡部

6784580K

比較電極ゲル内部液 50mL

143F235

pH 6.86標準液 500mL
pH 4.01標準液 500mL

ORPチェック液（pH4.01標準液 500mL+キンヒドロン溶液）
ORP電極用研磨剤 10mL

品名143F193◆ その他オプション

AO-001

接続ケーブル 2m（標準添付品）

6801640K

接続ケーブル 30m

6821860K

143F196

コード番号

ECセル用チェック液0.1mol/kg 250mL（2本）
25℃において1282mS/m
ECセル用チェック液0.01mol/kg 100mL（4本）
25℃において140.8mS/m◆濁接続ケーブル

143F191

pH 9.18標準液 500mL◆ 電気伝導率

143F192

143A143
143A144

品

保護カバー

名

接続ケーブル 10m

接続ケーブル 100m

データ集録ソフト

USB通信ケーブル 2m

RS-232C接続ケーブル 2m

アナログ出力ケーブルASSY 1.8m

外部プリンター（接続ケーブル付き）

度

品

名

コード番号

ホルマジン標準液 4000NTU 100mL

HACH1140

ホルマジン標準液 4000NTU 500mL◆ 溶存酸素DO電極ユニット品

HACH1141

名

DO電極電解液R-9 50mL（3本）

外部プリンター用接続ケーブル
AC-USBアダプターASSY 2m

コネクターキャップ（標準添付品）
ダミーキャップ（標準添付品）

シリコングリス（標準添付品）

6789790K

GPSユニット

0BG00007

亜硫酸ナトリウム 50g

外部プリンター用インクリボン（1個）

コード番号

ELD-001（2個）
DO電極隔膜セット

外部プリンター用紙（20巻）

143A030

会員制サービスサイト案内（標準添付品）
保護カバー（ショルダーベルト付き）

Modbus電源BOX

スターラー（すでに対象製品をお持ちの方も登録できます）

対象製品をご購入後、ユーザー登録をしていただくと下記特典が受けられるようになります。

コード番号6821850K
6821870K
GP-LOG

7473100K
118N0627585320K
EPS-P30

P0001190RD00001
118N0617472510K
7659850K
7659830K
141D0027659870K
7679760K
7670840K
ST-7

会員制サービスサイト■ 取扱説明書を無料ダウンロード■ 専用データ集録ソフトを無料ダウンロード（一部製品を除きます）■その他関連情報をお知らせいたします。

＊ご購入製品、ご使用製品ごとの登録になります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219●このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。

e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/

2024 年 5 月作成