SPECIFICATION SHEET
蒸気圧計

DVP−03型

本計器は，石油精製プラントにおいて，ナフサ，ガソリン原料，自動車ガソリン，ジェット燃料などの石油製品の蒸気圧を測定するもので，装置の制御，製品の品質管理に使用されます。

特長○ 防爆構造（TIIS Exd2BT4，sd2G4）に認定されています。
○ 一定温度のもとでノズルから噴出させたときの試料流体の静圧から蒸気圧を求めます。
○ JIS K 2258，ASTM D323に定められたリード法蒸気圧測定法による蒸気圧と一定の相関があります。
○ 0〜100から0〜150kPa absを高精度に測定します。

（連続測定で0〜200kPa absの実績もあります。）○ 簡単な構造で省メンテナンスな計器です。
○ 制御部は最新電子回路に更新し，計器異常警報を充実させました。

標準仕様
製品
名：蒸気圧計型
名：DVP−03
測 定 対 象：石油の蒸気圧
適 用 規 格：防爆規格 TIIS 特殊防爆及び耐圧防爆 sd2G4
及び Exd2BT4,恒温槽部；特殊防爆および耐圧防爆制御部；耐圧防爆
F＝37.8℃）のもとでノズルから測 定 方 式：一定温度（100°
噴き出し蒸気化した試料の圧力を絶対圧力変換器で検出する（動的測定方式）
測 定 範 囲：0〜100kPa abs，0〜150kPa abs
伝 送 出 力：タイプ；2線式
DC 4〜20mA DC 16.6〜42V
負荷抵抗 250〜600Ω（絶対圧力変換器の一例）
接 点 出 力：接点容量；AC 220V DC 24V 以下
3A 以下 抵抗負荷
計器異常信号1点（下記内容の一括出力）異常時 開
内容；温度管理異常，ヒーター異常加熱，絶縁油異常
直線性：±0.5％FS 以内
繰 り 返 し 性：±1.0％FS 以内
恒温槽内温調性能：温度表示部で 37.8±0.1℃
応 答 速 度：90％応答 60秒以内
暖 気 時 間：60分以内
構
造：自立式架台
外 形 寸 法：W1500×D700×H1500mm（標準部のみ）
質量：約250kg（標準部のみ）
塗
装
色：メタリックシルバー

設 置 場 所：
許容周囲温度：0〜40℃
設 置 条 件：屋外の場合は分析計小屋等に設置し直射日光や風雨を避けてください。
試 料 条 件：
圧力；0.4〜1.0MPa
温度；20〜35℃（常用）流量；1L/min（参考）水分；500ppm 以下
ス ラ ッ ジ；懸濁物を含まないこと（参考）気泡；気泡を含まないこと（参考）
接 続 口 仕 様：（例 機器の標準仕様による）
試 料 入 口；Rc1/2
試 料 出 口；Rc1/2
冷却水入口；Rc1/2
冷却水出口；Rc1/2
電 源 入 口；G1
信号線入口；G1/2
DC24V電源入口；G1/2●前処理部

前処理装置，排液回収装置は要求仕様に基づき別途設計製作させて頂きますのでご相談下さい。
●ユーティリティー

電源：AC 100/110V±10％，50/60Hz
消 費 電 力：2kVA
D C 2 4 V：絶対圧力変換器，2線式
冷却
水：性状；水道水相当
温度；20〜30℃（参考）
流量；1L/min
（常用）

動作原理
試料を一定温度（100 ゜F 37.8℃）のもとで，一定の圧力排出された試料を再びプロセスに戻す場合にはポンプでノズルから吹き出し，蒸気化したときの圧力から試料が必要となります。の蒸気圧を測定する，動的蒸気圧法（KINETIC VAPOR
PRESSURE METHOD）を採用しています。

恒温槽内の油の温度は白金側温抵抗体（TH1）で検出され，制御部にある温調器によりヒーター（H）に流れる電一定の容器内に入れた試料液上の空間の圧力を測定流をPID制御し，精密に一定に保つようになっています。

し，蒸気圧とするリード法（REID VAPOR PRESSURE

また，絶縁油は攪拌機（S）によって攪拌されており，METHOD）とは相関関係があります。

恒温槽内の温度分布を無くすと供に試料との熱交換を効

プロセス流路から分岐して導入された試料はストレー率良く行ないます。試料温度が恒温槽設定温度（37.8℃）

ナー（YS1）を経てレギュレーター（RG1）で所定の圧力（通より高い場合や，夏季のように周囲温度が高くなる場合

常0.3MPa）に調整された後，恒温槽（B）に入ります。には，温度平衡を実現するため冷却管（C）に冷却水を適恒温槽には熱媒体として不燃性絶縁油が入っており，当な流量で流すことが必要となります。

温度が37.8℃に保たれています。
試料は熱交換器（E）を通過する間にこの温度に平衡し，恒温槽には異常過熱防止のため，ヒーター部分に絶縁油の温度制御とは別の白金側温抵抗体（TH2，TH3）が取ノズル部（N）から高速で吹き出され蒸気化します。

り付けられており，異常な温度上昇を2段の保護装置でこのノズル開口部の出口圧力が試料の蒸気圧に対応す防止しています。

るので，絶対圧力変換器（P/I）によって電気信号（DC 4〜

この装置の心臓部はノズル部（N）です。試料は一定の20mA）に変換され伝送します。

圧力でノズルから吹き出され，その流速が増大する結果，ノズル部に入る試料の入口圧力は圧力計Gにより知る

圧力低下が起こり，試料の蒸気化が始まります。

ことが出来ます。また，棒状水銀温度計（T）はノズル部

この圧力はノズルを出た試料の静圧がちょうど蒸気圧の温度を示します。に相当する圧力になったときに対応します。

ノズルから出た試料は外部に導かれ，大気圧に開放され，排出されます。

測定系統図
出力4〜20mA
電源24V DC
制御部

P/I

AC 100V
CB

試料出口
RG1
YS1

V1

試料入口

H

T

S

冷却水出口

G

LS
FM1
E

C

YS2

TH1
TH2,3

恒温槽部

V2

冷却水入口

NB

構成図

端子接続図 （排液回収装置付の例）
冷却水電源

絶対圧力伝送器※2DC24V
DC4〜20mA

恒温槽

制御部

試料入口前処理装置（オプション）

本体

警報信号

17 絶縁油異常18 （出力）ヒータ

19 ヒータ異常加熱
20 （出力）撹拌モータ

21 温度管理異常22 （出力）2線式 DC 24V
DC 4〜20mA
絶対圧力変換器
排液槽
またはプロセスへ

排液回収装置（オプション）

15排液

16

23

M

46
恒温槽
7
温度センサー 89
ヒータ保護 10センサー1 11ヒータ保護 1213センサー2 14

レベル計
（入力）

LS電源

計装エアー

19091

3相電源
ジャンクションボックス（J.B）※1AC100V
50Hz

SW

9091
E

1516

絶縁油異常
ヒータ
異常加熱
温度管理異常※3計器異常信号
異常時（開）

外形寸法図

17181920212233A
33B※1.計器電源AC100V※2.伝送DC24V 4〜20mA※3.異常信号の結線は貴社ご施工

単位：mm（前処理部・排液回収装置装置付き）

リレーボックス

絶対圧力変換器架台

コントロールボックス

1500

コンビネーション
スタート

ポンプ電源入口900

排液回収ポンプ

1800

AC電源入口恒温槽

製品コードDVP03−1−1121A
B
1230120123
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：ZA
B
C
D
E0
101234A
B＊1. 電動ポンプの駆動電源として，三相電源（AC 200/220V，AC 400/440V等）が必要です。
＊2. クーラ選定をするために，サンプル性状をお知らせください。最大サンプル温度200℃です。
＊3. 恒温槽で一度暖めたサンプルを利用するヒータです。目安としてサンプル温度10℃〜20℃です。
外気温が−5℃以下の場合は，恒温槽温度が設定温度にならない場合があります。
（恒温槽上部の保温などの対策要）

012345電源電圧AC 100V・AC 110V 50/60Hz
測定レンジ
0〜100kPa abs
0〜150kPa abs
伝送出力
DC 4〜20mA（電源 DC 24V 2 線式）
絶対圧力変換器選択
横河製
特殊
サンプル圧力0.4〜1.0MPa（標準）0.4MPa以下（ポンプ要）＊1
1.0MPa以上（リリーフ弁要）
サンプル温度（クーラの有無）
なし（サンプル温度20〜35℃）
パネルクーラ付（サンプル温度35℃以上）＊2
プレヒータ付（サンプル温度20℃以下）＊3
コアレッサ（サンプル中の水分）なし（500ppm未満）
1段
2段
1 段2系
サンプル中のスラッジ除去
なし
Y型ストレーナ（200メッシュ） 1系列
Y型ストレーナ（200メッシュ） 2系列
バケットフィルタ（5μｍ）
1系列
バケットフィルタ
（5μｍ）
2系列
排液回収部の有無（戻し点圧力）なし
排液タンク＋排液ポンプ電動式*1
冷却水中のスラッジ除去
なし
Y型ストレーナ（40メッシュ） 1系列
Y型ストレーナ（40メッシュ） 2系列バケットフィルタ（75μｍ）
1系列
バケットフィルタ
（75μｍ）
2系列
架台の形状
オープンラック（標準）オープンラック＋屋根付
配管工事
標準
火傷防止
保温
高圧（1.0MPa以上）スケジュール80S以上
シール溶接（ねじ込み接続以外）
材料証明（サンプルライン）● 発行日

2019-7-17