電磁誘導式電気伝導率計変換器
電磁誘導式濃度計変換器

MDM−135A型（2線式）
MDM−137A型（2線式）

小型堅牢なアルミ製ケース，シンプル操作の2線式（現場設置型）電磁誘導式電気伝導率計および濃度計変換器（発信器）です。

特長○ 高電気伝導率の測定……MDM−135A

2電極式では測定できない20mS/cm以上の高い電気伝導率を精度よく測定できます。また，
最小0〜0.5mS/cmから最大0〜2000mS/cmまでの広い測定範囲と，−5〜105℃までの広い温度補償範囲に対応できます。
○ 強腐食溶液濃度の測定……MDM−137A
塩酸・硫酸や苛性ソーダなど，強酸・強アルカリ溶液の濃度（％）を広い範囲で精度よく測定できます。測定範囲と温度補償範囲は，個別のご要求仕様に応じて調整され，濃度測定値を直線出力（DC 4〜20ｍA）します。

○ 検出器はPFA製検出器の接液材質はPFA製なので，耐食性・耐熱性・耐圧性に優れ，過酷な測定条件に対応できます。なお，汎用型のPVC製検出器もあります。

○ 付着物（汚れや気泡）による影響が小さい

検出器はトロイダル型なので，溶液中の汚れや気泡が付着し難く長期間安定に測定できます。

○ 温度測定表示

成保守モード（ST−BY）にすると，伝送出力は切替える
直前の値にホールドされるので，制御系を乱す心配がありません。

○ 測定値アジャスト

測定値を運転管理上の電気伝導率値（濃度値）にアジャストできます。
○ 自己診断温度補償抵抗が異常，コンピューター異常など測定系に故障が発生すると，伝送出力を上限または下限に振り切らせて異常を知らせるバーンアウト機能を装備しています。
○ 測定モードへの自動復帰

保守モードのまま 2 時間を経過すると，測定モードへ自動復帰します。

試料水の温度を測定表示（−5〜120℃）します。

構○ 保守中は伝送出力をホールド

図変換器
MDM −135A/137A型

検出器

＜現場＞

電源・伝送出力（DC 24V 4〜20mA）

専用ケーブル5m

ME−61TNH型

ME−71T型

検出器

＜計器室＞
ディストリ
ビューター

受信計

DC24V
電源

指示計
記録計
調節計
DCS 等

ME−111T/H型

変換器

＜現場＞

＜計器室＞

標準仕様
製型
測定

対名名
象

測定

方式

測定

範

囲表

示

方式

温度

補償

性
伝品

能送

電磁誘導式電気伝導率計変換器
MDM−135A
酸・アルカリ等各種溶液の電気伝導率

直 線 性
繰返し性

出力

電源
消費
電力
周 囲 温・ 湿 度
構
造
外形
寸法
取付
方法
質量
配線
口
本体
窓
材
質
取付金具
塗
装
色

電磁誘導式濃度計変換器
MDM−137A
酸・アルカリ等各種溶液の濃度
電磁誘導式電気伝導率測定による電磁誘導式電気伝導率測定
直線近似濃度演算
0～2.000mS/cm（0〜200.0mS/m）at 25℃
NaCl ：0〜5/10/20/25％ など
0〜20.00mS/cm（0〜2.000S/m） at 25℃
HCl ：0〜5/10/15％ 25〜35/40％ など
0〜200.0mS/cm（0〜20.00S/m） at 25℃
HNO3：0〜5/10/20％ 40〜80％ など
0〜2000mS/cm（0〜200.0S/m） at 25℃
NaOH：0〜5/10/15％ 20〜40％ など
各レンジ共 25％FS以上で設定変更可
H2SO4：0〜5/20/30％ 93〜99.5％ など（温度：−5〜120℃
表示のみで，伝送出力はなし）
4 桁デジタル液晶表示
補償範囲：−5〜105℃
補償範囲：基準温度±10℃
温度特性：NaCl溶液の電気伝導率温度特性
温度特性：各種溶液の濃度換算データによるまたは ％／ ℃入力，または 3 〜 6 点入力
精度：±1.5％FS以内（等価入力において）±0.5％FS以内（等価入力において）濃度：±3％FS以内（等価入力において）±0.8％FS以内（レンジ1）±0.2％FS以内（等価入力において）−DC 4〜20mA 絶縁型
DC 4〜20mA 絶縁型（負荷抵抗 650Ω以下）
負荷抵抗 650Ω以下
溶液濃度に対して直線（リニア）出力
DC 24V±10％0.6VA以下−20〜55℃ 99％RH以下（ただし結露なきこと）
屋外設置 IP55
118
（W）
×129
（H）
×178
（D）
mm
50Aパイプ
約 3 kg3G3／（3ヶ所4 PF ／4F）
アルミニウム合金鋳物
ポリカーボネート
SUS304
メタリックシルバーおよびブルー

操作スイッチ・表示部
デジタル表示器

表示部
電源供給後数秒間，すべての点灯試験を自動的に行う。
スタンバイマーク

温度単位表示パーセント表示

ウェイトマーク

単位表示
モードスイッチ（ MODE/↓ ）サブ表示

キャルスイッチ（ CAL/↑ ）スタンバイスイッチ（ MEAS/ST-BY ）メジャー（MEAS） ： 測定モード
スタンバイ（ST-BY）： 保守モード

−2−

主表示

メートル単位シール

端子

図234512120E

E

接地端子

電源・伝送ケーブル

結線

専用ケーブル

図

ME型検出器専用ケーブルMDM−135A/137A型
変換器
1234520E

E

電源・伝送出力（DC 4〜20mA）

21

D種

D種
受信計 ＋（650Ω以下）−− ＋

DC 24V−3−

直流電源

外形寸法図

単位：mm

表示部

129

CONDUCTIVITY

53±5.5φ118119±5.5228±10予備配線口
端子箱

178±1070以上

取外しスペース

35 63±5.5電極リード線または専用ケーブル配線口

50注1）

50以上

取外しスペース

取付金具は変換器の左右どちらにも取付け可能です。

取付金具（注1）

電源・伝送ケーブル配線口

195●フード（オプション）

300±10

屋外直射日光下に設置する場合にお奨めします。
130

材
質：SUS304
取 付 方 法：50Aパイプ取付け
コ ー ド No.：544493K−4−

製品コード
MDM135A−2−A
B
CDEFGHY

測定（伝送出力）範囲
0〜2.000 mS/cm at 25℃
0〜20.00 mS/cm at 25℃
0〜200.0 mS/cm at 25℃
0〜2000 mS/cm at 25℃
0〜200.0 mS/m at 25℃
0〜2.000 S/m
at 25℃
0〜20.00 S/m
at 25℃
0〜200.0 S/m
at 25℃
その他指定＊1
組合せ検出器セル定数9.0/cm 900/m （ME−100シリーズ）
2.6/cm 260/m （ME−11T, ME−6□/7□シリーズ）＊2
表面仕上げ（塗装）
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊3なしあり
配線口アダプター組込み3 ）なし G3／（4 PF ／4 標準1 ）
G1／（
2 PF ／
2 SUS304
NPT1／2 SUS304
NPT3／4 SUS304
フード（日除け）の有無
なし
あり（コードNo.544493K）
表記の形態
標準
英文
組合せ検出器なし＊4同時制作

以上 cm単位以下 m単位

12AB01

特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z012301A
B01＊1. 各測定範囲の25％幅以上で任意の設定が可能です。		 例1：0〜2.000mS/cmの25％幅 ・・・測定範囲 0〜0.500mS/cm と弊社にお知らせ下さい。		 例2：0〜2000mS/cmの50％幅 ・・・測定範囲 0〜1000mS/cm と弊社にお知らせ下さい。
＊2. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，膜厚100μm以上です。
＊3. 電源伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊4. 既設の検出器を使用するなどで「なし」の場合は，組合せる検出器の製造番号を弊社にお知らせ下さい。
ただし，MC−61T／MC−61E／MC−71T型等の旧型検出器との組合せは出来ません。

−5−

製品コード＜表1＞

MDM137 AA −3−
MDM137 AB −3−
MDM137 AC −3−
MDM137 AD−3−
MDM137 AE −3−
MDM137 AF −3−

食塩濃度計（NaCl）
塩酸濃度計（HCl）
硝酸濃度計（HNO3）
水酸化ナトリウム濃度計（NaOH）
硫酸濃度計（H2SO4）
その他濃度計＊1
濃度計測定範囲
A〜Z
表 1 からA〜Z選択
温度補償範囲
A〜Z
表 2 からA〜Z選択
組合せ検出器セル定数19.0/cm（ME−100シリーズ）
22.6/cm（ME−11T, ME−6□・7□シリーズ）＊8
表面仕上げ（塗装）
A
標準塗装
B
重防食塗装
アレスター内蔵＊90なし
1あり
配線口アダプター組込み
0なし G3／4 標準
1G1／2 SUS304
2NPT1／2 SUS304
3
NPT3／4 SUS304
フード（日除け）の有無
0なし
1あり（コードNo.544493K）
表記の形態
特殊仕様のコードA
標準
数字の桁：9B
英文
英字の桁：Z
組合せ検出器0なし＊101
同時製作
食塩
0〜 5％ NaCl
0〜10％ NaCl
0〜20％ NaCl
0〜25％ NaCl

塩酸
硝酸
0〜 5％ HCl
0〜 5％ HNO3
0〜10％ HCl
0〜10％ HNO3
0〜15％ HCl
0〜20％ HNO3
25〜35％ HCl
0〜25％ HNO3
25〜40％ HCl 40〜80％ HNO3
30〜40％ HCl 60〜70％ HNO3
60〜80％ HNO3

その他のNaCl
特殊

その他のHCl
特殊その他のHNO3
特殊その他のNaOH
特殊

硫酸
0〜 5％ H2SO40〜10％ H2SO4
0〜20％ H2SO4
0〜30％ H2SO4＊3
40〜80％ H2SO4
60〜80％ H2SO4
93〜99.5％ H2SO4＊3
94〜99.5％ H2SO4＊3
その他のH2SO4
特殊A
BCD02 EF桁GH＊2JY
Z

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
その他指定
特殊

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
その他指定＊7特殊＊7

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
その他指定＊7特殊＊70〜 20℃ ＊4
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃ ＊570〜 90℃
80〜100℃
その他指定
特殊

0〜 20℃＊6
10〜 30℃＊620〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
その他指定
特殊

濃度計測定範囲

測定溶液
AB
C
D01 E
桁 FGH
＊2YZ

＜表2＞

水酸化ナトリウム
0〜 5％ NaOH
0〜10％ NaOH
0〜15％ NaOH＊3
20〜40％ NaOH＊3

温度補償範囲＊1. その他濃度計の場合は，弊社にご相談ください。
＊2. 各測定溶液の濃度測定範囲または温度補償範囲が「その他・特殊」の場合は，弊社にご相談ください。
＊3. これらのNaOH/H2SO4測定範囲は，温度補償範囲に制限があるので，＊4／＊5／＊6を確認してください。
＊4. これらの温度補償範囲は，測定範囲 0〜15％ NaOH は製作できません。
＊5. これらの温度補償範囲は，測定範囲 20〜40％ NaOH は製作できません。
＊6. これらの温度補償範囲は，測定範囲 0〜30％ NaOH は製作できません。
また，10℃以下における93〜99.5％および，94〜99.5％の H2SO4 は製作できません。
＊7. 塩酸・硝酸の温度補償中間温度が70℃以上の場合は，濃度測定範囲に制限が生じるので，弊社にご相談ください。
＊8. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，膜厚100μm以上です。
＊9. 電源伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊10. 既設の検出器を使用するなどで「なし」の場合は，組合せる検出器の製造番号を弊社にお知らせ下さい。
ただし，MC−61T／MC−61E／MC−71T型等の旧型検出器との組合せは出来ません。

−6−組合せ検出器一覧
MDM−135A／137A型用の検出器は，小型軽量タイプのME−100シリーズ（セル定数：9.0/cm）と高感度型ME−6／7シリーズ（セル定数：2.6/cm）の2 種類があります。
それぞれ，配管挿入型・タンク挿入浸漬型・流液型・投げ込み式の 4 タイプがあり，接液材質は塩化ビニール（PVC）またはフッ素樹脂系（PVDF/PFA）ですので，多種多様なプラントのアプリケーションに対応できます。
表に，ME−100シリーズとME−6／7シリーズそれぞれの代表的な 5 機種を示します。詳細仕様につきましては，別冊の検出器編スペックシートを参照願います。

タイプ

小型 ME−100シリーズ（使用ケーブル：EC−11 防水コネクター接続）
状

仕様形

状

仕様

配管挿入型
︵ねじ込み取付け︶
密閉タンク挿入浸漬型︵フランジ取付け︶
流液型・ケ ス付き︵フランジ取合い︶

型名：ME−112□
接液材質：C−PVCPVDFPFAのいずれか接続ねじ：R 3／4
挿入部の長さ：123mm

型名：ME−11T
接液材質：PFA
接続ねじ：G 3／4
挿入部の長さ：103mm
ケーブル長さ：5m

型名：ME−122□
接液材質：C−PVCPVDFPFAのいずれか
接続フランジ規格：
50A JIS10K FF
フランジ下長さ：
96〜2000mm

型名：ME−72T
接液材質：PFA
接続フランジ規格：
100A JIS10K RF
フランジ下長さ：
500〜2000mm
ケーブル長さ：5m

型名：ME−142H
接液材質：C−PVC
ケースフランジ規格：
15A JIS10K FF

型名：ME−63E
接液材質：PVC
ケースフランジ規格：
25A JIS10K FF
ケーブル長さ：5m

型名：ME−142F/T
接液材質：PVDFPFAのいずれか
ケースフランジ規格：
15A JIS10K RF

型名：ME−62T
接液材質：PFA
ケースフランジ規格：
25A JIS10K RF
ケーブル長さ：5m

型名：ME−111H
ケーブル直結型
接液材質：C−PVC
外径：φ30ケーブル長さ：5〜10m

型名：ME−11T
接液材質：PFA/PVC
質量：約1kg
外径：φ60ケーブル長さ：5〜20mー形

高感度型 ME−６/７シリーズ（ケーブル一体型）

投げ込み式

−7−

関連機器

5250802035.48050型
名：PA−24＋3出力定格電圧：DC 24V−1 V
出力定格電流： 2 〜22mA（ 2 台の計器の並列接続は不可）
供 給 電 源：AC 100V±10％ 50/60Hz
周 囲 温 度：−5〜55℃
構
造：屋内用，プラグイン型
質量：約300g

24V出力40（6＋，5ー）

一般公差±5mm

伝送出力（3ー，4＋）2ーφ4.5（取付け穴）

DC 4〜20mAを取出し可能。
電源（7，8）アース（2）

エスカッション
（左右）e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp

https://www.toadkk.co.jp/164135

20136＋−0pH3641

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219

9144

100（目盛長）

名称板（上，下）1139.5＋−0

AC 100V 50/60Hz139※端子台より出力伝送信号

110

48

2 線式変換器用の電源ユニットを用意しております。
必要に応じてご用命ください。
●電源ユニット

10

パネルカット●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2024年08月作成