Be sure.

Drukmeter met lekhoeveelheid
voor gas- en waterleidingen
testo 324 – Voor alle druk- en
lekhoeveelheidscontroles

MAP/MEETLOCATIE
Meettype
Leidingvolume
Gasleiding
Vloeibaar gas
Drinkwater
Afvalwater
Programma‘sControletest
Opties

OKType gas

hPa

Alle metingen aan gas-en waterleidingen in één toestel
mbar

Grafisch kleurendisplay
Eenvoudig gebruik dankzij een duidelijke menustructuur

bar

Betrouwbare gastoevoer-unit
psiGeïntegreerde pomp voor het automatisch op druk zetten
300 mbarl/hNauwkeurige meetcellen
Getest volgens DVGW°C

Ook dichtheidscontrole op olieopslagtanks

Na verloop van tijd kunnen gas- en watersystemen lekken
vertonen. Daarom moeten alle leidingen en ventielen

Met de testo 324 kunt u alle testen uitvoeren:• Dichtheidstest op gasleidingen (volgens TRGI 2008 en

regelmatig op lekken en op een goede werking gecontroleerd

DVGW G 5952)

worden. De dichtheid is vooral belangrijk bij nieuwe installaties- Belastings-, dichtheids- en werkingstestof bij noodzakelijke aanpassingen. Met de testo 324 kanniet alleen een belastings- of dichtheidstest snel en correct
uitgevoerd worden, maar ook de belangrijke werkingstest.

• Dichtheidstest van LPG-leidingen (volgens TRF 2012)- Belastings- en dichtheidstest• Gasdrukregelaar voor het identificeren van fouten in dedrukregelaar• Druktest op drinkwaterleidingen volgens ZVSHK (EN 806-4)• Druktest op afvalwaterleidingen volgens DIN EN 1610
• Dichtheidscontrole olieopslagtanks

testo 324

Be sure.

Set testo 324

Basisset testo 324

Profi set testo 324

Drukmeter testo 324
Netadapter voor testo 324
Manuele pomp voor het op druk zetten
Adapter voor meting op gasboiler
Teststoppen (hoge druk) 3/4” en 1 1/4”
Systeemkoffer incl. gastoevoer-unit, aansluitblok* en aansluitslang

Drukmeter testo 324
Netadapter voor testo 324
Manuele pomp voor het op druk zetten
Adapter voor meting op gasboiler
Teststoppen (hoge druk) 3/4” en 1 1/4”, 3/8” en 3/4”, 1/2” en 1”
Conische teststop 1/2”, 3/4”
testo 316-2, elektronische gaslekdetector
Basisprinter met reservepapier voor de printer (6 rollen)
Systeemkoffer incl. gastoevoer-unit, aansluitblok* en aansluitslang* aansluiting voor apparaten, pomp, slangen, incl. overdrukventiel en afsluitstop* aansluiting voor apparaten, pomp, slangen, incl. overdrukventiel en afsluitstop

Bestelnr. 0563 3240 70

Bestelnr. 0563 3240 71

Extra accessoires voor controlesysteem voor olieopslagtanks*Afbeelding

Omschrijving

Bestelnr.

Montagebuis voor opslagtank

221741 3143

Slang, 5/4”

221741 3146

Vacuümpomp incl. zijkanaalventilator, manometer,
vacuümbegrenzingsventiel

221741 4143

Extra accessoires voor controleset van waterleidingen*Afbeelding

Omschrijving

Bestelnr.

Hoge druksonde tot 25 bar

0638 1748

Aansluiting hoge druksonde0554 3139* Alle extra accessoires kunnen gebruikt worden op zowel de basisset als de profi settesto 324

Be sure.

Toebehoren testo 324
Toebehoren

Bestelnr.

testo 324, drukmeter (0-1000 mbar) met lekhoeveelheid (0-10 l/h)

0632 3240

Optie Bluetooth
Systeemkoffer incl. gastoevoer-unit, aansluitblok* en aansluitslang

0516 3240

Conische teststoppen 1/2“0554 3151

Conische teststoppen 3/4“0554 3155

Teststoppen (hoge druk) 3/8“ en 3/4“0554 3163

Teststoppen (hoge druk) 1/2“ en 1“0554 3164

Teststoppen (hoge druk) 3/4” en 1 1/4”

0554 0533

Stoppen voor het aflaten van de druk

0554 3171

Tellerkap, voor aansluiting op gasleidingen0554 3156

Y-verdeler met slang

0554 0532

Hoge druk aansluiting

0554 3139

Snelle testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 mignon batterijen

0554 0549

Bluetooth-/IRDA printer, incl. 1 rol thermisch papier en accu en netadapter

0554 0621

Reservepapier voor de printer (6 rollen)

0554 0568

Snelle oppervlaktevoeler met kruisband thermo-element, meetbereik -200...+300°C (kort tot 500°C)

0604 0194

Hoge druksonde tot 25 bar

0638 1748

Testpomp voor het simuleren van drukken groter dan 500 mbar

0554 3157

ISO-kalibratiecertificaat voor doorstroming in gassen, 5 meetpunten

0520 0084PC software easyheat, gratis download mits registratie via www.testo.com

0554 3332

Aansluitkabel voor opsteekbare voelers, lengte 1,5 m

0430 0143

USB kabel (verbinding PC - testo 324)

0449 0047

Netadapter 6,3V DC 2000mA

0554 1096* aansluiting voor apparaten, pomp, slangen, incl. overdrukventiel en afsluitstop

Algemene technische gegevens
Beschermingsklasse

IP 40 volgens EN 60529

Werkingstemp.

+5°C tot +40 °C

Opslagtemp.

-20°C tot +50 °C

Extra sonde aansluitingen 2 aansluitingen voor druk- en tempvoelers
Gasaansluitingen

2 druknippels DN5Autonomie accu

min. 5h meettijd,
werking netvoeding mogelijk

Display

Kleurenscherm, weergave in grafieken

DVGW toelating
volgens 5925

Instrument klasse L tot volume = 200 liters

Lekhoeveelheidsmeting

Meetbereik: 0 ... 10 I/h
Nauwk.heid: ± 0,2 I/h of ± 5 % v.d. mw.

Drukmeting

Meetbereik: 0 ... 1.000 hPa
Nauwk.heid : ± 0,5 hPa of ± 3 % v.d. mw.

Absolute drukmeting

Meetbereik : 600 ... 1.150 hPa
Nauwkeurigheid : ± 3 hPa

Overbelasting

tot 1.200 hPa
Meetbereik : -40 °C tot +600 °C
Nauwkeurigheid : ± 0,5°C of ± 0,5 %Meetbereik : -20 °C tot +100°C

Gegevensoverdracht

USB, IRDA, Bluetooth® (optie)

Temperatuurmeting TK
type K (enkel toestel)

Printer

0554 0549, 0554 0547, 0554 0544,0554 0553, 0554 0620, 0554 0621

Temperatuurmeting NTC
type 5k (enkel toestel)Be sure.

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.beWijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

http://www.testo.com