ボアゲージ

バウアーズ マイクロゲージ……2点式ボアゲージ
この新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0〜10.0㎜までの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーであるうえに、極めてコンパクトな寸法に仕上がっているので、マイクロゲージは本当にポケットサイズの計器となっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせても、ボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定のために常にゲージを携帯しなければならない方々には最高に便利です。液晶
ディスプレーは、ボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005㎜の単位で表示されます。データ転送はRS232もしくはUSBで行えます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントが付いていて、適正なサイズのリングで設定されます。
他のバウアーズ社のゲージと同様にマイクロゲージについても、単品でもフルセットとしても提供できます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。

通り穴・深穴用ストッパー

特 長
蘋 測定範囲：1〜10.0㎜
蘋 新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。
蘋 0.01/0.001/0.0005㎜に表示単位を変えられます。
蘋 操作ボタンが2つだけの、シンプルなデザイン。
蘋 鮮明な液晶表示。
蘋 データ出力：RS232 / USB蘋 直線性：径1.0〜1.5、測定距離の最大2％、最小0.001㎜。
径1.5〜10、測定距離の最大1％、最小0.001㎜。
蘋 繰り返し精度：0.001㎜
蘋 単品としてもセットとしてもお求めになれます。
蘋 設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
蘋 ハードクロムメッキのコンタクトポイント。
蘋 通り穴・深穴用ストッパーがあります。
蘋 オプションにてスタンドがございます。

18

SIMPLY SOPHISTICATED

EST0001 ￥28,200
マイクロゲージスタンド（スタンドには、マイクロゲージは含まれていません。
）

ボアゲージバウアーズ マイクロゲージ……2点式ボアゲージ
測定ヘッドの単品、ディスプレーと設定リング
測定深さ
測定範囲（㎜）
最小/最大（㎜）0.95-1.15
1.07-1.25
1.17-1.35
1.27-1.45
1.37-1.551.50-1.90
1.80-2.20
2.05-2.45
2.25-2.75
2.50-3.00
2.75-3.25
3.00-3.50
3.25-3.75
3.50-4.00
3.75-4.25
3.65-4.35
4.15-4.85
4.65-5.35
5.15-5.85
5.65-6.35
6.15-6.85
6.65-7.35
7.15-7.85
7.65-8.35
8.15-8.85
8.65-9.35
9.15-9.85
9.65-10.35

0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.9/17
0.9/17
0.9/17
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/222.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/502.0/502.0/502.0/50型 番

価 格型 番

測定ヘッドのみ¥20,800MG011W¥20,800MG012W¥20,800MG013W¥20,800MG014W¥20,800MG015W¥14,500MG016W¥14,500MG017W¥14,500MG018W¥14,500MG019W¥14,500MG020W¥14,500MG021W¥14,500MG022W¥14,500MG023W¥14,500MG024W¥14,500MG025W¥14,500MG026W¥14,500MG027W¥14,500MG028W¥14,500MG029W¥14,500MG030W¥14,500MG031W¥14,500MG032W¥14,500MG033W¥14,500MG034W¥14,500MG035W¥14,500MG036W¥14,500MG037W¥14,500
MG038W

価 格

デジタルディスプレーのみ¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2型 番

価 格

コーンのみ
¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC2¥13,700
MGC2¥13,700
MGC2¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4型 番サイズ

価 格

設定リングのみ（㎜）1.00¥32,600
MGR1001.10¥32,600
MGR1101.20¥32,600
MGR1201.30¥32,600
MGR1301.40¥32,600
MGR1401.75¥32,600
MGR1752.00¥22,400MGR200
2.25¥22,400
MGR2252.50¥22,400
MGR2502.75¥17,800
MGR275
3.00¥17,800
MGR3003.25¥17,800
MGR325
3.50¥17,800
MGR3503.75¥17,800
MGR375
4.00¥17,800
MGR4004.00¥17,800
MGR4004.50¥17,800
MGR4505.00¥17,800
MGR5005.50¥17,800
MGR5506.00¥17,800
MGR6006.50¥17,800
MGR6507.00¥17,800
MGR7007.50¥17,800
MGR7508.00¥17,800
MGR8008.50¥17,800
MGR8509.00¥17,800
MGR9009.50¥17,800
MGR95010.00¥17,800
MGR1000

マイクロゲージセット
測定ヘッド・深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング（UKAS検査証付）のセットです。
型 番
SMG001MSMG002M
SMG003M
SMG004M
SMG005M

測定範囲（㎜）0.95-1.55
1.50-2.45
2.25-4.25
3.65-6.35
6.15-10.35

価 格¥388,000¥242,000¥352,000¥283,000¥380,000

測定範囲の大きなマイクロゲージセット型 番
SMG010M
SMG011M
SMG012M

測定範囲（㎜）0.95-2.45
1.50-4.25
2.25-6.35

価 格¥506,000¥476,000¥502,000

深穴用ストッパー型 番
MGSTOP1
MGSTOP2
MGSTOP3
MGSTOP4
MGSTOP5

使用範囲（㎜）0.95-1.55
1.50-2.45
2.25-4.25
3.65-6.35
6.15-10.35

価 格¥3,800¥3,800¥3,800¥3,800¥3,800型 番

内 容

価 格30-926-6721（OUTP006）

シルバックUSB¥38,800

データ送信

SIMPLY SOPHISTICATED

19