Automated Extraction

InnuPure C16 touch
The New Standard in Automated Extraction
自動核酸精製装置

2

InnuPure C16 touch
革新を続ける核酸自動精製装置
正確なリキッドハンドリングと幅広い開始サンプルに対応する専用キットでより高品質な自動核酸抽出を可能に

InnuPure C16 touch

The New Standard in Automated Extraction

3

Efficient: 効率的な自動核酸抽出

 niversally applicable
U
幅広い抽出キットのラインナップ
により様々な開始サンプルからのDNA, RNA抽出が可能■ Nucleic acid adsorption
磁性粒子を用いた核酸吸着■ Combined magnetic/heating unit
磁気および加熱ユニットを組み込
むことで自動化プロセスを柔軟にサポートし、効率的に核酸を抽出■ One platform - two technologies
1つのプラットフォームに2つのテクノロジー（SmartExtractionもしくは磁気粒子ベースの抽出方法から選択可能）■Intelligent: 洗練された専用キット
アーキテクチャー refilled reagent strips and/orPplates
1-16サンプルを並行して処理する
ストリップもしくはプレート型プレパックカートリッジ■ Sealed reagent cartridges
密封された試薬カートリッジで操作が簡単迅速に■ Manual work is limited
マニュアル操作はサンプル溶解と試薬カートリッジへのローディン
グのみ■

Established: リキッドハンドリングで25年以上の実績

 ighly precise pipettingH
高精度のピペッティング操作■ Desired elution volume
希望溶出ボリュームに設定可能（20 µL から 500 µL）■ Final step
最終ステップで溶出後サンプルを保存チューブへ移行■

Reliability: クロスコンタミを避ける mL pipette tips
1
フィルター付きチップでディスペンシングユニットへのクロスコンタミを防止■ Ready-to-use reagent
コンタミリスクを最小にするプレパック試薬■ Optional UV lamp
オプションのUVランプによる除染■

Convenient: 直感的なソフトウェア操作

Stand-alone operation
10インチタブレットでのスタンドアローン操作■ Wizard feature
ウィザード機能で使用経験を問わない簡単操作を可能に■ Barcode-labeled extraction kits
バーコード情報読み取りでキット情報入力が可能■

4

Fully Automated Nucleic Acid Extraction
選べる抽出方式で幅広い開始サンプルに柔軟に対応

2種類の磁性粒子いずれかを使用したInnuPure C16 touch■■

対応抽出キットは、細菌、ウィルス、ヒト、動物および植物組織の■ほかにもサンプル処理の難しい法医学サンプルや加工食品■など幅広い開始サンプルに柔軟に対応しています。

■

innuPREP series - Magnetic Particle Based Extraction■

DNA および RNA 自動抽出

法医学サンプル、加工食品などにも対応可能
cfDNA精製

加熱/磁気ユニット搭載 (IHMU)

抽出プロセス全体を柔軟にサポート
磁性粒子による抽出SmartExtraction – we change the way to prep

innuPREPシリーズの核酸精製キットでは、様々な開始サン

ユニークな表層構造を持ち、高分子DNAを効率よく吸着プルから磁性粒子と特許取得済みの低濃度カオトロピック塩させるSmartExtractionマクロブロックとDC Technology® でを利用するDC（Dual-Chemistry）
Technology®を組み合わせる”まるで魔法” のような超高分子核酸精製を可能にしました。

ことで、抽出後サンプルに塩を持ち越すことのなく高品質の抽出後サンプルは、1分子シークエンスなどのロングリード核酸抽出を可能にします。

を行うダウンストリーム解析に最適です。

対応開始サンプル

対応可能サンプル[DNA][DNAのみ]▪組織、真核細胞▪組織、真核細胞▪血液、抗凝固剤血▪法医学サンプル
▪植物組織

▪加工食品
（ソーセージ、缶詰、チョコレートなど）▪FFPEサンプル▪糞便▪バクテリア[RNA]▪組織、真核細胞[DNA/RNA同時抽出]▪組織、血液、セルフリー体液、培養上清、スワブ、糞便等からのバクテリアDNAならびにウィルスDNA,RNA▪血液、抗凝固剤血▪バクテリア▪酵母

SEマクロブロック

5Priming StationにSample Trayをセットしピアッシングツールで試薬カートリッジを開封Intelligent kit architecture■

同時処理可能数 1 から 16 サンプル

合わせは、核酸抽出に伴う作業効率を飛躍的にあげるこ■取扱いが簡単なプレパック試薬とが出来ます。
プレパック試薬を用いることで、クロスコン■

迅速かつ信頼性の高いキットアーキテクチャー

InnuPure C16 touch と ready-to-use 抽出キットの組みタミを防ぐとともに、装置稼働までの準備にかかる時間を大幅に短縮します。
装置で使用可能なキットは、すべて2通りのパッケージ方式をとっています。
サンプル数が少ない場合にはストリップ型を、ある程度のサンプル数がある場合にはプレート型プレパック試薬が含まれているキットをご選択ください。

6

7Core Liquid Handling Competencies
25年以上にわたる経験に基づくアナリティクイエナのコアコンピタンス
ハイスループットのリキッドハンドリングシステムInnuPure C16 touch のワークフローは、正確で再現性の高いピペッティングシステムに支えられています。
高品質のピペットチップを使用することで、チップ内残存液量を最小限に抑えることができます。

■

最大500 µLに調節可能な溶出ボリューム■

高精度リキッドハンドリング■

優れた再現性■ピアッシングツール:

溶出ボリュームは20 µL から 500 µLの範囲に設定することが出来、溶出チューブへの移行は自動で行われます。
ピペットチップならびに溶出チューブはすべてキット構成品に含まれております。
Excellent reliability：
InnuPure C16 touch ではフィルター付き1 mLチップを密封プレパック試薬カートリッジ開封に使用使用することで、ディスペンシングユニットとサンプルが■直接触れることがないためクロスコンタミを防ぐことがで信頼性を高めるシンプルで使いやすいプロセス■

オプションのUV ランプ (254 nm)

きます。
装置本体についても、複雑な洗浄プロセスを必要とせず、オプションのUVライトで簡単に取り付けおよび除染が可能です。
Special benefit:
密封されたプレパック試薬カートリッジの開封には、ピアッシングツールを使用します。
そのためフィルムを手ではがす必要がありません。

8

IPextract for the Ultimate in User Convenience
タブレットPC制御によるコンパクトなスタンドアローンシステム
InnuPure C16 touchのコントロールソフトウェアには、抽出プロトコルがプレインストールされているため、ユーザーによる自動分注プログラムセットアップの必要はありません。
さらにウィザード機能により、はじめてお使いの方でも安心してお使いいただけると共に、使用頻度の高いプロトコルを保存しておくことで抽出をすぐに開始することが可能です。
多検体処理をされる場合には、USBポート経由で接続可能な2Dバーコードリーダーを使用したサンプル管理やキット情報入力をご利用ください。

■

直感的操作が可能なコントロールソフトウェア■

10インチ Windows 10 IoT タッチパネル

9Technical Data
Extraction

Magnetic Particles

SmartExtraction

抽出方法

磁性粒子

SmartExtractionマクロブロック

抽出時間

■
■

サンプル溶解外部処理: < 45 分 (溶解時間を含まず)
サンプル溶解内部処理: < 75 分 (溶解時間を含む)

■
■

■

収量■
■
■
■

サンプルの種類および量により異なる
組織 (20 mg): 最大 50 µg
全血 (200 µL): 最大 10 µg
植物 (100 mg): 最大 60 µg■■■

抽出キットの種類およびプロトコルにより異なる
サンプル溶解外部処理: 32 分（溶解時間を含まず）
サンプル溶解内部処理: 53 分（溶解時間を含む）
溶血操作内部処理: 85/117 分 (500 µL / 1000 µL
全血)サンプルの種類および量により異なる
全血 (1 mL, direct): 最大 40 µg
全血 (3 mL): 最大 90 µg

溶出ボリューム

20 µL から 500 µL (10 µL刻み)

150 µL から 500 µL (10 µL刻み)

アプリケーション

DNA および RNA 抽出

DNA 抽出

Sample parameters

Magnetic Particles

SmartExtraction

サンプル数

1 から 16 サンプルサンプル量■
■
■
■
■

熱処理

■
■

サンプルの種類により異なる
最大 10 mL 尿(PME 濃縮)
最大 400 µL 全血
最大 20 mg 組織
最大 5×106 真核細胞

■

■
■
■

 ンプルの種類により異なる
サ（特に開始サンプル量が多い場合に適しています）
最大 3 mL 全血
最大 100 mg 組織
最大 1×107 真核細胞

サンプル内部温度 最大70 °C
サンプル溶解、乾燥、溶出ステップのサポート

Control
制御システムスタンドアローンでのコントロールシステム

ディスプレイ

10インチタブレットPC, WIN 10 IoT

特徴

■
■
■
■

設定した溶出ボリュームでの自動ピペッティング
溶出サンプルは保存チューブ（蓋つき）へ自動移行
プレインストール抽出プログラム、クロスコンタミ防止プロトコル
抽出時、進行ステップおよびプログラム残り時間をディスプレイ表示

Liquid handling
ピペッティング

16 チャンネルのディスペンサーユニット

チップ

1 mL フィルターチップ

容量1000 µLまでAccessories
クリーニング■■

正面ドアよりサンプルルームにアクセスし、適宜装置内をワイプ洗浄してください
オプションにてUV lamp (254 nm)による除染が可能です

対応キット

Ready-to-use 各種 DNA および RNA 抽出キット

アクセサリーPriming Station および Sample Tray

10Additional Technical Data
Additional technical data
インターフェース

タブレット; Windows IoT2, データ移管およびバーコードリーダ接続のための USB

静音設計

最大 55 dB

本体保証

2 年（タブレット PCを含みます）

Dimensions
重量約 30 kg

寸法 (W × H × L)

400 mm × 543 mm × 550 mm

電源

100 / 150, 230Vで使用可能

Order Information
Order number

Description

845-00020-2

InnuPure C16 touch

装置本体（10インチタブレットPC, Priming Station および Sample Trayを含みます）

845-60025-0

Priming Station

使用キットをSample Trayにセットする際に利用する Priming Station（Sample Tray 2つまでセット可能）

845-60026-0

Sample Tray

IPP抽出キットのプレパック試薬プレートを最大2つセットするSample Tray
オプションのストリップ用アダプター（845-60006-0）を用いることで、IPS抽出キットのストリップをセットすることが可能

845-60006-0

Adapter for 4 Reagent Strips

Sample TrayにIPS抽出キットのストリップをセットするためのアダプター
ストリップの最大セット数は4つで、Sample Trayには2つまで搭載可能

845-60011-0

UV ランプ （230 V）

845-60011-4

UV ランプ （110/115 V）

844-00010-2

バーコードリーダー （2D）11

本社 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
横浜ビジネスパーク イーストタワー11階
TEL 045-340-5740 FAX 045-340-5745
大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-15
セントアーバンビル3階
TEL 06-6829-7577 FAX 06-682-7688
E-mail sales@analytik-jena.co.jp
URL http://www.analytik-jena.de/jp

jpn ·3/2020 ·© Analytik Jena AG

株式会社アナリティクイエナ ジャパン