TransPort® PT900

Портативный ультразвуковойрасходомер PT900 жидкостей
Общая информация о TransPort PT900

Применение TransPort PT900

TransPort PT900 ― это новейшее поколение портативных
накладных расходомеров компании Panametrics. Линейкаультразвуковых расходомеров Panametrics. Данныерасходомеры обладают прочностью и превосходнымиметрологическими характеристиками своихпредшественников, расходомеров серии PT878, предлагаяпри этом совершенно новый уровень интуитивно- понятныхи удобных в использовании возможностей, основанных насовременных технологиях.

• Пригоден для использования в трубопроводах различных
размеров и материалов, как футерованных, так инефутерованных

Преимущества TransPort PT900• Широкий выбор преобразователей, пригодных дляприменения в различных условиях
• Беспроводной планшетный ПК, осуществляющий обмен
данными с электронным блоком с помощью технологииBluetooth®
• Легок в программировании благодаря цветному
сенсорному дисплею и многоязычному пользовательскомуинтерфейсу
• Быстродействующий, высокоточный электронныйблокс зеленым/красным световым индикаторомработоспособности и памятью регистрации данных на 8 Гб
• Измерения скорости, объема, массы, общего расхода ипотребления тепловой энергии• Удобное для установки зажимное устройство

• Пригоден для использования практически в любой
отрасли промышленности, требующей измерения расходав определенной точке или за определенное время• Пригоден для многих жидкостей, включая питьевуюводу, сточные воды, охлаждающую и теплофикационную
воду, ультрачистую воду и другие жидкости, такие какводно-гликолевые растворы, сырая нефть, очищенныеуглеводороды, химические вещества и пищевые жидкости.

С TransPort PT900 Ваша работа станет
намного проще
В PT900 реализованы наиболее востребованные
пользователями на сегодняшний день функции средств
измерения расхода Panametrics. Несколько лет изученияопыта практического применения пользователями
портативных расходомеров и их пожеланий и потребностейпри измерении расхода были учтены при разработке
расходомеров PT900. В Panametrics проверили результаты
этих исследований и усовершенствовали методы разработки,предоставив пользователям доступ к исходным концепциями опытным образцам устройств. Каков результат? Идеальныйпортативный расходомер должен быть универсальным,удобным для установки, интуитивно- понятным виспользовании и способным давать достоверные результатыизмерений даже в самых сложных условиях.

Что нового в TransPort PT900?
PT900 сохранил те же высокие метрологическиехарактеристики, что и PT878, но имеет полностьюмодернизированный электронный блок расходомера,зажимное устройство и пользовательский интерфейс.
Ключевые улучшения включают усовершенствованноекрепление и пользовательский интерфейс, совместимый сОС Android.
PT900 спроектирован таким образом, чтобы улучшитьего восприятие пользователем и обеспечить измерения,вызывающие высокий уровень доверия к результатам.
Все пользователи, независимо от их опыта использования
расходомеров, смогут:Характеристики изделия
Система TransPort PT900 включает:• Зажимное устройство с преобразователями
• Электронный блок расходомера (электронные устройства)• Чехол для переноски
• Дополнительные компонентыДоступны следующие дополнительные элементы:• Беспроводной планшетный ПК• Комплект перезаряжаемых батарей или запасная батарея
• Толщиномер PocketMike компании Panametrics• Комплект для измерения тепловой энергииЭксплуатация и производительностьТипы жидкостейЖидкости: жидкости с высокой звукопроводимостью, в т. ч.
большинство чистых жидкостей и многие жидкости с небольшим
содержанием механических примесей или пузырьков газа• Установить зажимное устройство без особых затрудненийили повторной установки

Измерение расходаЗапатентованный способ Transit-Time™

• Правильно соединить кабели датчиков ипреобразователей

Размеры трубопроводов
Стандарт: 0,5 - 24 дюйма (15 - 600 мм) Дополнительно: до 300
дюймов (7500 мм) доступны по запросу

• Включить планшетный ПК и связать его с датчиком
посредством Bluetooth®
• Начать проведение измерений в считанные минуты

Толщина стенки трубопровода
до 3 дюймов (76,2 мм)Характеристики изделия

Материал трубыВсе металлы и большая часть пластиков

Система TransPort PT900 включает:• Зажимное устройство с преобразователями
• Электронный блок расходомера (электронные устройства)• Чехол для переноски
• Дополнительные компонентыПроконсультируйтесь с компанией Panametrics относительнобетонных, трубопроводов из композиционных материалов,сильно корродированных или футерованных трубопроводов.
Погрешность
± 1 % показаний (2 дюйма/50 мм или трубы более крупныхразмеров)±2% измеренного значения (трубы размерами от 0,5 дюйма/15
мм до <2 дюймов/50 мм)Установка предполагает наличие полностью развитого,симметричного профиля потока (обычно, прямой участок
трубопровода на 10 диаметров трубы вверх по потоку и 5диаметров вниз по потоку). Окончательная погрешность установки
зависит от множества факторов, среди прочих включающих типжидкости, диапазон температур, центричность трубы.
Повторяемость
±0,2 % от показаний
Диапазон измерений (в двух направлениях)От 0,1 до 40 футов/с (от 0,03 до 12,19 м/с)Зажимное устройство, преобразователи и электронный блок,установленный на трубе

Время отклика
До 2 Гц
Параметры измерения
Скорость, объемный расход, массовый расход, расход
тепловой энергии, общий расход
Каналы
1 или 2 каналаДатчик расходаКорпус
Класс пылевлагозащиты IP65
Технические характеристики
• Масса: 3 фунта (1,4 кг)• Размеры (В x Ш x ИГ): 7,9 x 4,3 x 1,5дюйм
(200 x 109 x 38 мм)• Монтаж: Гибкий хомут вокругтрубы или магнитный фиксатор
Аналоговые входы4 - 20 мА (кол-во 2)Аналоговый выход4 - 20 мА (кол-во 1)Цифровой выход
Импульс (Счетчик), Частота, Аварийная сигнализация(кол- во 1)Цифровой обмен данными
• Modbus через порт RS485• Беспроводной Bluetooth®
• Микро-USB ПортБатарея
Тип: Литий-ионная (мощная, перезаряжаемая)Срок службы (непрерывной работы): 18 - 20 часов Срокслужбы (энергосберегающий режим): > 4 дней Зарядное
устройство: 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц) Время зарядки:до 3 часов (от 0 % до 100 %)Рабочая температура
Заряд: от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)Разряд: от -20 до 55 °C (от -4 до 131 °F)Температура хранения-20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)Класс электронных устройств
• CE (Директива по ЭМС) IEC (МЭК) 61326-1:2013, IEC(МЭК) 61326-2-3:2013, Директива по низковольтному
оборудованию 2006/95/EC, Стандарт ЕС EN 61010-1 2010• Стандарт ANSI/UL. 61010-1, Стандарт CAN/CSA. C22.2№61010-1• Соответствует Директиве ЕС об утилизацииэлектрического иэлектронного оборудования WEEE (Директива 2012/19/EU)• Соответствует Директиве ЕС по ограничению вредных
веществ RoHS (Директива 2002/95/EC)Электрические соединения датчикаТехнические характеристики TransPort PT900
Пользовательский интерфейсОтображение
Необходим планшетный ПК с операционной системой
Android (версия 4.4 или выше), ЖК емкостный сенсорный
экран, разрешение 800 x 1280
Размеры• Планшетный ПК 7 дюймов:Стандартный 7,75 x 4,75 x 0,75 дюйм(196 x 120 x 19 мм)• Планшетный ПК 8 дюймов:Стандартный 8,75 x 6,00 x 0,75 дюйм(222 x 152 x 19 мм)Срок службы батареи>12 часов непрерывной работы
Зарядное устройство батареи
100 - 250 В перем. тока (50/60 Гц)Рабочая температура
от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)Связь с датчиком расходаBluetooth®

Отображение PT900 APP на планшетном ПКЭкраны измерений

Прикладное программное средство (PT900 APP)Накладные преобразователи

Интуитивный интерфейс с сенсорным экраном
• Цветное, графическое изображение

Температурный диапазон*• Стандартный: от -40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)• Программирование в виде учебного пособия

• Стандартный: от -40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)• Предварительная установка параметров площадки

*См. точный температурный диапазон в техническиххарактеристиках отдельных моделей преобразователей• Различные опции отображения• Всесторонняя онлайн-справкаЯзыки
Английский, арабский, китайский (упрощенный),голландский, французский, немецкий, итальянский,японский, корейский, португальский, русский, испанский,шведский, турецкийМонтаж
• Новое зажимное устройство PT для труб размером >2дюймов (50 мм)• Зажимное устройство CF-LP для труб размером от 1/2дюйма (15 мм) до 2 дюймов (50 мм)Установка PT900 APPКабели преобразователя PT9• Стандартная длина: 25 футов (8 м) коаксиального кабеляRG316

Загрузите PT900 APP:
• из файла, предоставленного на SD карте• Максимальная длина: 100 футов (30 м) коаксиального
кабеля RG316• бесплатно скачайте с Google Play• Температурный диапазон: от -40° до 302°F(от -40° до 150°C)• бесплатно скачайте с сайта Panametrics(используйте к од QR справа)ОпцииПланшетный ПК• Android operating system (version 4.4 or greater)• Protective caseЗажимное устройство с преобразователями CRR

Технические характеристики TransPort PT900Дополнительные компонентыЧехлы
• Мягкая нейлоновая сумка с лямкой и специальными
отделениями для оборудования (стандартный)• Твердый кожух с колесами и специальными отделениямидля оборудования (дополнительный)Кабели• Входные и выходные кабели: Аналоговые и цифровые• Переходники кабеля: Соединители разъемов TNC с BNC
или UTDR

Комплект для измерения тепловой энергииДополнительный комплект для измерения тепловой энергиирассчитывает расход тепловой энергии и общую энергию.
• Датчик температуры: С питанием от контура, 4проводные терморезисторы PT1000 для поверхностного
монтажа, имеющий сертификат NIST (Национальныйинститут стандартизации и технологии США)• Погрешность: ± 0,12°C (± 0,22°F) от показаний
• Диапазон: от 0°до 149°C (от 32° до 300°F) стандартТолщиномер PocketMike компании Panametrics• Компактное устройство из нержавеющей стали,IP67• Поворотный, высококонтрастный ЖК дисплей• Удобное управление посредством четырехкнопок
• Интегрированный, сменный сенсор на 5 МГц• Диапазон от 1 до 250 мм (от 0,040 до 10 дюймов)• Стандартные батарейка типа AAСистема PT900 в мягком корпусе для переноскиЗапасная батарея• Комплект батарей: Литий-ионные, мощные,перезаряжаемые• Зарядное устройство батареи: 100 - 240 В перем. тока (50/60Гц)Переходник кабеля
Соединители разъемов TNC с BNC или UTXDRСистема PT900 в жесткий корпусе для переноски

Bestellung des TransPort PT900 Systems
PT9-SYS

Номер базовой модели
Код
1C2C

каналы
PT900 с одним каналомPT900 с двумя каналами
Код
1234

Сетевой кабель110/120 В перем. тока (NEMA 5-15P - Стандарт для Северной Америки)В230 перем. тока (Schuko CEE 7/7 2 вывода и заземление - Стандарт для Европы)В230 перем. тока (BS 1363 A, квадратный с 3 штырями - Стандарт для Великобритании)В230 перем. тока (GB 15934-2008 - Стандарт для Азии)Код0ABCDEFGреобразователь & Зажимное устройство № 1
Нет
-40 - 150°C (-40 - 302°F), для стандартных размеров труб от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)-40 - 230°C (-40 - 446°F), для труб размером от 15 мм до 50 мм (от 0,5 до 2 дюймов)-40 - 150°C (-40 - 302°F), для труб размером 150 мм (6 дюймов) или болеедля применения при -40 - 210°C (-40 - 410°F), для труб размером от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)Совокупность A и CСовокупность A, B и CСовокупность A и B
Код0ABCDПреобразователь & Зажимное устройство № 2Нет40 - 150°C (-40 - 302°F), для стандартных размеров труб от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)-40 - 230°C (-40 - 446°F), для труб размером от 15 мм до 50 мм (от 0,5 до 2 дюймов)-40 - 150°C (-40 - 302°F), для труб размером 150 мм (6 дюймов) или болеедля применения при -40 - 210°C (-40 - 410°F), для труб размером от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)КодSCHCФутляр для переноскиСтандартный мягкий корпусный футляр для переноски; идеально подходит для ежедневногоиспользования
Дополнительный твердый корпусный футляр для переноски; идеально подходит длятранспортировкиКодTGEAIODIOBATCHGEXTEXT2Системные опцииПрибор для измерения толщины стенки трубыКомплект для измерения потребляемой тепловой энергии с согласованной паройтерморезисторов PT1000 для поверхностной установки и датчикомДополнительная цепь в сборе для монтажа на трубах размером до 1200 мм (48 дюймов)Две дополнительных цепи в сборе для монтажа на трубах размером до1200 мм (48 дюймов)Аналоговые входной и выходной кабелиЦифровые и дискретные входной и выходной кабелиЗапасная перезаряжаемая батареяВнешнее зарядное устройство для запасной батареиПара кабельных удлинителей длиной 100 футов (преобразователи C-RR)Две пары кабельных удлинителей длиной 100 футов (преобразователи C-RR)

TG(Пример маркировки конфигурации)

C48
2C48

PT9-SYS

1C2AAHCОбщие вспомогательные омпоненты
• PT9-TABLET: Планшетный ПК Android• PT9-TG: Толщиномер
• PT9-E: Комплект измерения тепловой энергии (Температуры)• PT9-C48: 48 дюймов (1200 мм) Зажимное устройство с футляром
• PT9-AI: Аналоговый входной кабель
• PT9-ADO: Аналоговый и цифровой выходной кабель
• PT9-BAT: Запасная батарея
• PT9-CHG: Дополнительное зарядное устройство для батареи• PT9-ExtPlug: Переходники соединителей кабельныхудлинителей

Panametrics, подразделение Baker Hughes Business, предлагаетустройства для измерения расхода влаги, кислорода, жидкости игаза в самых сложных условиях и системах.
Panametrics является специалистом в области управленияфакелами. Технологии Panametrics снижают выбросы факела иоптимизирует производительность.
Решения Panametrics для критически важных измерений иуправления выбросами факелов используются во всем мире ипозволяют клиентам повысить эффективность и достичь целейпо сокращению выбросов углерода в важнейших отраслях,включая: нефтегазовый сектор, энергетика, здравоохранение,водоочистка и водоподготовка, химическое производства,пищевая промышленность и многие другие.
Присоединяйтесь к обсуждению и следите за нами на LinkedIn
linkedin.com/company/panametricscompany
Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38793-RU		

(04/2023)

panametrics.com