SPECIFICATION SHEET
大気中オゾン測定装置
大気中オゾン計

GUX−353B型
GUX−313B型

環境省デジタルテレメーター共通仕様に対応
本装置は，「紫外線吸収方式」を採用した大気中のオゾン（O 3）測定装置です。環境大気中の微量なO 3を安定に測定することができます。
本測定装置の仕様についてはJIS B 7957：2006を基本にしています。

特長○ 液晶タッチパネルを採用し，操作は対話方式とすることで設定を容易にしました。また，液晶上で各データーの履歴表示や推移グラフを簡単に表示できます。
○ メンテナンス性を考慮しオープンフレームタイプの架台を採用しました。
○ Ethernetインターフェースユニット（オプション）を搭載することで，LAN経由でデーター収集やリモート操作も可能です。また，ネットワークユニット（オプション）を接続することで，従来の100シリーズおよび200シリーズと同様のネットワークで加入電話回線を経由し，データーを収集することができます。
○ 分析計に記録された測定値（瞬時値，1時間平均値）や分析計内の状態（温度，圧力，流量）およびゼロ偏差，スパン係数，アラーム，イベントの履歴を注）CFカード（オプション）へ記録することができます。CFカードのファイルは，CSVファイルとなっているためデーター編集が容易に可能です。また，データー種類（1 分値，1 時間値，アラーム，イベントなど）も年または月単位で分けられており，データー整理が簡易的に行えます。
○ CFカードは前面から着脱できます。

注）CFカードに記録できるデーター数は下記の通りです。
（CFカードは当社の専用純正品のみ使用可能です。
）
データーの例（256MB）：約12年分（通常記録のみ）○ キャスターなしを標準仕様とし，アルミフレームを採用することで地震の際の安定性を確保しました。
また，オプションのキャスター付きを選択した場合には従来よりもキャスター間隔を広く取り，輸送時の安定性を考慮しました。
○ 353B型の記録計は，記録紙上に測定値（1時間平均値）や日報，アラーム情報などを印字します。また，停電などによる時刻と記録紙のずれを電源復旧時に自動的に記録紙を早送りし，時刻とのずれを補正します。
○ 塗装をなくし，製造段階で発生するVOCを抑え，環境に配慮した設計となっています。

標準仕様
製品
名：大気中オゾン測定装置
型
名：GUX−353B
測 定 対 象：大気中のオゾン（O3）測 定 方 式：紫外線吸収方式
測 定 範 囲：0〜0.1/0.2/0.5/1.0ppm
瞬 時 値；手動/自動切り替え
1時間平均値；手動/自動切り替え
記 録 方 式：高機能記録計によるO3の瞬時値 および 1 時間平均値
入 出 力 信 号：
ア ナ ロ グ；DC 0〜1V
伝 送 出 力 （入出力絶縁，ただし各出力信号間非絶縁）
瞬時値および 1 時間平均値（内部抵抗 500Ω以下，負荷抵抗 100kΩ以上）
接点出力信号；瞬時値測定レンジ信号，平均値測定レンジ信号，計器調整中信号，電源断信号，警報信号
接点容量…DC 50V 0.2A
AC 100V 0.1A
接点入力信号；外部リセット信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
接点閉時間…200ms〜300s
観測局停止信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
注）外部リセット信号は観測局停止信号が閉の時のみ有効：± 1 ％FS以内
直線性（指示誤差）繰 返 し 性：± 1 ％FS以内（0.5％FS）
以内
最小検出限界：0.5ppb

安

定性：ゼロドリフト…±2ppb/日以内±4 ppb/週以内
スパンドリフト…±1％FS/日以内±2％FS/週以内
応 答 時 間： 2 分以内（90％応答）（25℃ 80％存在下）；
干渉成分の影響：湿度の影響
4ppb以下トルエンの影響（トルエン/1ppm存在下）；
4ppb以下暖 機 時 間：約 2 時間
周 囲 温・湿 度：0〜40℃，85％RH以下
電源：AC 100V±10％，50/60Hz
消 費 電 力：最大 150VA，平均 60W

試料大気流量：約 1.8 L/min（20℃，1気圧）
外 形 寸 法：GUX−353B；
キャスターなし；400（W）×522（D）×919（H）mm
キャスターあり；474（W）×522（D）×988（H）
mm
×216（H）mm
GUX−313B；399（W）×520（D）
ゴム足なし
質
量：キャスターなし；約29kg
関 連 機 器：ゼロガス精製器付きオゾンガス発生器
OZ−200型
動的校正用自治体基準器対応オゾン計
GUX−300B型
ネットワーク関連機器

測定原理
また，濃度をppm，オゾンの吸光係数を標準状態（273K，latm）の値として表現すると，気体の状態方程

この測定法は，紫外線による吸光光度方式です。オゾンガスは紫外線の254nm付近で，最大の吸収帯を持っています。これを利用して，オゾンガスの吸光度を式から，次式のようになります。

光電的に測定し，ランベルトベールの法則によってオゾンガス濃度を求めます。ランベルトベールの法則によると，次式の関係が成り立ちます。
3 ppm）=O（セル長LI0
入射光濃度C−1I 1T・log10 ・ ・・10 6K・L
IO P 273

I ：試料大気を試料セルに導入したときの透過光強度
IO ：オゾン分解器でオゾンを除去した比較ガスを試料セルに導入したときの透過光強度
K ：オゾンの吸光係数（134cm−1・atm−1）
O3 ：オゾン濃度（ppm）
L ：セル長（cm）
T ：ガスの温度（K）
P ：セル内の圧力（atm）

I
透過光

I=10 −aLC
I0
IO ：入射光I ：透過光a ：吸光系数（mol−1・cm−1）
C ：オゾン濃度 （mol/L）
L ：セル長（cm）
このランベルトベールの法則に基づき，オゾンの吸光係数，試料セルの長さ，試料セル内の温度および圧力が正確に分かっていれば，オゾンによる透過率の減少を測定することにより，オゾン濃度を求めることができます。
この装置の場合は，オゾン分解器でオゾンを除去した比較ガスを試料セルに導入したときの透過光強度が I 0に相当し，試料大気を試料セルに導入したときの透過（JIS B 7957 大気中のオキシダント自動計測器「解説」より）

光強度が I に相当します。

−2−

動作説明
○ 電気系統試料大気はダストフィルター，試料大気/内部ゼロガ
ス切替バルブ（ゼロガス精製部はオプションです）を経た光源ランプの光は，ビームスプリッターにより参照光後，直接試料セルに至る測定流路と，オゾン分解器を経由する比較流路に分かれます。これらの流路を経た試料を測定すると共にセルを通過しオゾン量と比例した吸収ガスは試料切替えバルブにより交互に試料セルに送られます。試料セルではオゾンの吸収帯である254nm付近のドはオゾン分解器を通った比較用のガスと，試料大気そのままのガスを交互に測定し，その透過光量の比を演算

紫外線吸収が測定され，両流路の光量比からオゾン濃度してオゾン濃度を求めます。

を受けてフォトダイオードに入ります。フォトダイオーの演算を行います。また，試料セルの温度と圧力を測定

また，オゾン分解器，光源ランプの温度調節，検出部して補正しています。

温度によるファンの動作制御など，精密なコントロール○ ガス系統を行っています。

試料大気はフィルターとセルを通過し，ポンプで排出されます。
自動ゼロ校正と内部ゼロ校正を行う場合は，フィルターを通過した試料大気がバルブの流路切り替えにより，PFおよびPC吸着筒を経てゼロガスになり，セルを通過します。

目盛り校正について
本製品は，当社基準器（紫外線吸収法）にて校正済みです。
ご使用に際しましては，必要により環境大気常時監視マニュアル第 6 版にもとづき，お客様にて再校正の上ご使用願います。

測定系統図
試料切替バルブ
試料導入口

NOCOM

COM

NO

バッファタンク
フィルター

NC

ポンプ

NC

オゾン分解器
試料切替バルブ

COM

PF吸着筒

キャピラリ−

NO

PC吸着筒

キャピラリ−

NC

水銀ランプ ゼロガス精製部（オプション）

流量センサー

キャピラリ−

検出器
試料圧力センサー
試料セル
検出器
ビームスプリッター
試料温度センサー−3−

排出口

外部端子図O3瞬時値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
O3平均値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上

7071727350515253

リセット信号入力
閉時間 200ms〜300s
開放電圧 DC 5V 短絡電流2.5mA
観測局停止信号入力
テレメーター故障時接点 開開放電圧 DC 5V 短絡電流2.5mAO3校正開始信号入力
閉時間 200ms〜300s
開放電圧 DC 5V 短絡電流2.5mA

303132
33
3474

54

75

5576

56

3677

57

3735

231

COM

233

38

1300.1140391310.214140

1320.5142

41

133

1

143

42144

43134

O3瞬時値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A
AC 100V 0.1Appm

232COM234

441350.1

14545

1360.2146

461370.5147

47

138114848139

O3平均値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A
AC 100V 0.1Appm

O3電源断信号出力
電源ヒューズ断時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A，AC 100V 0.1AO3アラーム信号出力1 ※1
警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A，AC 100V 0.1AO3アラーム信号出力2 ※2
重度の警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A，AC 100V 0.1A
O3調整中出力信号
計器調整時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A，AC 100V 0.1AO3校正中出力信号
校正ガス導入中接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A，AC 100V 0.1A

49149330331※1 ア ラ ー ム：正常値になると自己復帰するアラーム※2 重アラーム：計器動作が停止し電源リセットを行わないと復帰しないアラーム−4−O3パルス伝送
1パルス＝0.001ppm
接点容量 DC 50V 0.2A，AC 100V 0.1A

外形寸法図● 大気中オゾン測定装置

GUX−353B型

399

520

大気中オゾン計

排出口

記録計

919

主電源スイッチ

400988（キャスター付きの場合）

試料大気導入口

電源タップ
端子台（6P）

テレメーター
入出力端子2722500（474）（キャスター付きの場合）

ETHERNET用コネクター● 大気中オゾン計

GUX−313B型
A面：オプション詳細

（577）
20399

520
500（20）A面

RS232C用コネクター
216

フィルター
ケース

ネットワーク用
コネクター

記録計用コネクター
外部端子用コネクター
電源スイッチ

排出口

試料大気導入口
スライドレール

電源入口

アース端子 冷却ファン

AAAネットワークシステム用コネクター−5−

製品コード● 大気中オゾン測定装置

GUX−353B型

GUX353B−0−電源
AC 100V 50/60Hz
特殊
測定範囲
0〜0.1/0.2/0.5/1.0ppm（標準）
特殊
記録計
高機能記録計（標準）
特殊
通信ユニット＊1
RS−232Cユニット（標準）ネットワークユニット
イーサネット（LAN）
特殊伝送ユニット外部端子用（ユニット付き）（ 標準）
特殊ゼロガス精製部内蔵＊2なし（標準）あり（7302210U）
プリンター＊3なし （標準）あり
特殊筐体（ラック）の形状
標準（キャスターなし）＊4
キャスター付き
特殊191919ABCZ19
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：ZA
B019129＊1.「通信ユニット」は，モデム通信やパソコンとの通信を行うための出力コネクタユニットのことです。
標準としては，単独通信用のRS−232Cを装着しますが，他計器を含めて行うときは，ネットワークユニットを選びます。
＊2. ゼロガス精製部は通常必要ありません。
＊3. プリンターを接続する場合は，RS−232Cは出力できなくなります。
＊4. 輸送時に台車が必要となる場合があります。
注1. 乾式の環境大気測定機は，その測定原理・構造上，分析部内に雨水等が入ると故障の原因になります。これを避けるため，常時監視用として運用する場合は「集合採取分配管」（マニホールド）の仕様を薦めてください。
集合採取分配管が用意できない場合で，PTFE製等の「個別採取管」を使用の場合は，測定機の試料大気口に「PTFE製」または「硬質ガラス製」のミストトラップを設置することを薦めてください。
（当社製ミストトラップ コードＮo.6499390K)
2. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。
コードNo.6958270K
3. 記録計編集器REU−300を使用すると，別成分（例えばO3とSPM）のデーターをひとつの高機能記録計に出力することができます。ただし，300B型の測定装置に限定されます。

−6−

● 大気中オゾン計

GUX−313B型

GUX313B−0−
電源
AC 100V 50/60Hz
特殊
測定範囲
0〜0.1/0.2/0.5/1.0ppm（標準）
特殊
通信ユニット＊1
RS−232Cユニット（標準）ネットワークユニット
イーサネット（LAN）
特殊
伝送出力＊2なし（標準）
外部端子用（ユニット付き）
簡易外部端子ユニット
特殊
ゼロガス精製部内蔵＊3なし（標準）あり（7302210U）
プリンター＊4なし（標準）あり
特殊1919A
B
CZ0129特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：ZA
B019＊1.「通信ユニット」は，モデム通信やパソコンとの通信を行うための出力コネクタユニットのことです。
標準としては，単独通信用のRS−232Cを装着しますが，他計器を含めて行うときは，ネットワークユニットを選びます。
＊2.「伝送出力や各種信号出力」が必要な場合は，「外部端子ユニット付き」か「簡易外部端子ユニット」を選んでください。
「簡易外部端子ユニット」は背面パネルにアナログ伝送出力と接点入出力をコネクタ出力させたものです。
アナログ伝送出力はDC 0〜1V標準でDC 4〜20mAも可能です。
詳細は販売窓口にお問い合わせください。
＊3. ゼロガス精製部は通常必要ありません。
＊4. プリンターを接続する場合は，RS−232Cは出力できなくなります。
注1. 乾式の環境大気測定器は，その測定原理・構造上，分析部内に雨水が入ると故障の原因となります。これを避けるため，常時監視用として運用する場合は「集合採取分配管」（マニホールド）の使用を薦めてください。
集合採取分配管が用意できない場合で，PTFE製チューブ等の「個別採取管」を使用の場合は，測定器の試料大気入口に「PTFE製」または「硬質ガラス製」のミストトラップを設置することを薦めてください。
（当社製ミストトラップ コードＮo.6499390K)
2. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。
コードNo.6958270K
3. 本製品コードは，分析部単体のものです。
19インチラックに組込むときは，ドライAP計用19インチラックDAP−19の製品コードを参照ください。

−7−