UR-4MD
DISPOZITIV DIGITAL DE ÎNREGISTRARE VIDEO
Instrucțiuni de utilizareROMÂNĂ

Semnificația simbolurilor
Pe unitatea UR-4MD, pe ambalajul său și în aceste Instrucțiuni de utilizare pot apărea
următoarele simboluri. Asigurați-vă că înțelegeți semnificația simbolurilor în contextul
acestor Instrucțiuni de utilizare.
Dispozitiv medical în conformitate cu legislația UE
Nr. de catalog
Nr. serialAtenție: În SUA, legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv decătre sau la recomandarea unui medic.
Conținutul ambalajului

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat

A se utiliza doar în condiții de climat netropical

A se utiliza doar la altitudini care nu depășesc 2000 m deasupra nivelului mării

Perioada de timp de utilizare în condiții nedăunătoare mediului înconjurător
(ani)

Consultați instrucțiunile de utilizare

PRECAUȚII, Atenție: Consultați documentele însoțitoare

Data fabricației

Producător

Reprezentant autorizat UE

TEAC CORPORATION
1-47 Ochiai, Tama-shi
Tokyo 206-8530, JapanTEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 1265205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

2

CuprinsVă mulțumim că ați ales TEAC.
Citiți acest manual cu atenție pentru a utiliza unitatea în
condiții optime de performanță. După ce citiți manualul,păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior.
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA. . . . . . . 5
Utilizare preconizată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Drepturi de proprietate intelectuală și limitarearăspunderii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funcții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Înainte de a utiliza unitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ce se află în cutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Simbolurile inscripționate pe unitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Pregătirea unității pentru utilizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hard disk-ul intern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bateria internă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Observație privind dispozitivele de stocare carepot fi folosite cu această unitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Observație privitoare la ventilatorul intern. . . . . . . . . . . 10
Panoul frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Panoul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pregătirea unității înainte de pornire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Conectarea cablurilor de intrare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Conectarea cablurilor de ieșire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Intrare audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ieșire audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Conectarea comutatoarelor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Conectarea dispozitivelor de înregistrare. . . . . . . . . . . . . 15
Conectarea cablului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Operațiuni de bază. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pornirea unității. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Oprirea unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Modul Economisire de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standby (Oprire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Operațiuni de bază în meniul principal. . . . . . . . . . . . . . . 19
Formatarea dispozitivelor de înregistrare. . . . . . . . . . . . . 19
Înregistrarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Alegerea dispozitivului pe care se vor salva dateleînregistrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pentru a înregistra pe un dispozitiv
de stocare USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pentru a înregistra pe o rețea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Setările comutatoarelor externe (video). . . . . . . . . . . . . . 20
Înregistrarea semnalului video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cum se fac fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Introducere informații pacient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Introducerea informațiilor pacientului cu
ajutorul unei tastaturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anularea introducerii informațiilor p­ acientului . . . . . 23
Introducerea informațiilor pacientului cu
ajutorul unui card/cod de bare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Selectarea felului în care informațiile sunt afișate
pe un monitor extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ieșirea din modul înregistrare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Precauții la deconectarea dispozitivelor destocare USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Redarea înregistrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Redarea celor mai recente filme/fotografii . . . . . . . . . . . 25
Operațiuni de redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Redare și pauză. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oprirea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Modificarea vitezei de redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Saltul la un reper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Trecerea la următorul fișier înregistrat. . . . . . . . . . . . . . 26
Trecerea la folderul următor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sonorul în timpul redării. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Afișarea și redarea fișierelor într-o listă din cel mai
recent folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Căutarea fișierelor după numele bolii și redarea lor. . . 28
Căutarea după codul de identificare (ID). . . . . . . . . . . 28
Căutarea după nume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Căutarea după dată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Schimbarea dispozitivului utilizat pentrucăutare (redare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gestiunea fișierelor înregistrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Salvarea fotografiilor/fișierelor video deja înregistrate
pe un dispozitiv de stocare extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Copiere pe dispozitivul USB 1 or USB 2 . . . . . . . . . . . . 30
Copierea pe un server FTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Copierea pe un server CIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Copierea unui folder anume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Editarea informațiilor pentru folderele existente. . . . . . 32
Ștergerea datelor pentru folderele existente . . . . . . . . . 33
Structura folderului utilizată pentru fișierele video/
foto înregistrate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Structura folderului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vizualizarea fișierelor video/foto înregistrate
pe un calculator (utilizând un fișier HTML pe
dispozitivele de stocare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lista folderelor înregistrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lista fișierelor video/foto din folder . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tipărirea fotografiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Privire de ansamblu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Conectarea imprimantei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Configurarea setărilor de tipărire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Printing Options-1 (Opțiuni de tipărire-1) . . . . . . . . . . . . 38
Printer (Imprimantă). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Paper (Hârtie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Number of copies (Numărul de copii). . . . . . . . . . . . . . 38
Number per page (Număr per pagină). . . . . . . . . . . . . 38
Auto Print (Tipărire automată). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Logo File (Fișierul cu logo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Printing Options-2 (Opțiuni de tipărire-2) . . . . . . . . . . . . 39

3

Cuprins
Header (Antet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Footer-1 – Footer-5 (Subsol-1 – Subsol-5). . . . . . . . . . 39
Tipărirea fotografiei afișate în mod curent. . . . . . . . . . . . 39
Selectarea mai multor fotografii în vederea tipăririi. . . 40
Tipărirea mai multor fotografii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tipărirea manuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tipărire automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mesaj de eroare la tipărire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Setări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Setări generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Current Settings (Setările curente) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Video IN (INTRARE Video). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Audio IN (Intrare Audio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Video OUT (Ieșire Video). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Playback from (Redare de pe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Clock (Ceasul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Language (Limba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Photo Options (Opțiuni foto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Quality (Calitate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Video Options (Opțiuni video). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Quality (Calitate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Auto Index (Auto reper). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ext Switch Trigger (Declanșator comutator extern). . . . 45
Ext Switch Trigger (Mode) (Mod declanșator
comutator extern). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Advanced-1 (Avansat-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Patient Info. Entry (Introducere informații pacient). . . . 45
Auto File Division (Divizarea automată a fișierelor). . . . 46
Format Recording Device(Formatarea dispozitivului de înregistrare) . . . . . . . . .  46
OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Copy to (from iHDD) (Copiere pe (de pe hard
disk-ul intern). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Advanced-2 (Avansat-2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Erase iHDD (Keep) (Ștergere hard disk intern(Păstrează)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Storage Device Info. (Informații dispozitiv destocare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
S.M.A.R.T. information (Informații S.M.A.R.T.) . . . . . . . . . . . 47
Beep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ID de conectare / Parolă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Printer Options (Opțiuni imprimantă). . . . . . . . . . . . . . 48
Actualizarea firmware-ului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Network Options (Opțiuni de rețea). . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mode Select (Selectare mod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
IP Address (Adresa de IP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Current IP and MAC Address (Adresele IP și
MAC curente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4

Utilizarea funcțiilor DICOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Funcția de stocare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Funcția Modality Worklist Management(Administrare modalitate listă de lucru). . . . . . . . . . . . . . 53
Accesorii opționale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dispozitivul de control de la distanță TEAC/TASCAM RC-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dispozitivul de control de la distanță TEAC/TASCAM RC-3F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mentenanță. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Verificări recomandate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Curățarea unității. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Depanare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Specificații. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Limite de compatibilitate electromagnetică (CEM). . . . . 59
Informații despre licența software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU
ÎNDEPĂRTAȚI CARCASA (SAU PANOUL POSTERIOR). ÎN INTERIORNU SE AFLĂ NICIO PARTE COMPONENTĂ CARE POATE BENEFICIA
DE PE URMA UNOR OPERAȚIUNI DE SERVICE. LĂSAȚI ORICEOPERAȚIUNE DE SERVICE ÎN SEAMA PERSONALULUI CALIFICAT.

M

Simbolul fulgerului cu o săgeată într-un triunghi echilateral îl avertizează pe utilizator cu privire la prezența unei
„tensiuni periculoase” neizolate în interiorul carcasei, carear putea fi suficient de puternică pentru a reprezenta un
risc de șoc electric.

V

Semnul exclamării într-un triunghi echilateral îl avertizează pe utilizator cu privire la prezența unor instrucțiuni
de utilizare și mentenanță (service) importante în documentele însoțitoare.

AVERTIZARE: PENTRU A PREVENI INCENDIILESAU RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI
ACEASTĂ UNITATE LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.
1) Citiți aceste instrucțiuni.
2) Păstrați aceste instrucțiuni.
3) Nu ignorați nicio avertizare.
4) Urmați toate instrucțiunile.
5) Pericol de explozie. Nu utilizați aparatul în prezența unor substanțe
anestezice explozive sau a unor gaze explozive.
6) Nu utilizați acest aparat lângă lichide.
oo Nu expuneți acest aparat la picături sau stropi de lichide.
oo Nu puneți recipiente pline cu lichide pe aparat.
oo Curățați aparatul doar cu o bucată de textil umezită.

oo Aparatul trebuie așezat suficient de aproape de priză pentru ca
utilizatorul să poată ajunge imediat la ștecăr. Ștecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare și trebuie să fie întotdeauna laîndemână.
oo Evitați mișcările ce are putea duce la deteriorarea cablului dealimentare, mai ales la nivelul ștecărului, la utilizarea cu prize
multiple și la ieșirea cablului din unitate.
oo Trageți cablul în așa fel încât să nu calce nimeni pe el sau să nu
se împiedice nimeni de el și să nu fie în calea cărucioarelor.
oo Nu utilizați unitatea dacă cablul de alimentare este avariat.
oo Scoateți unitatea din priză în timpul furtunilor cu descărcări
electrice sau dacă știți că nu o veți utiliza o perioadă îndelungată de timp.
9) Unitatea UR-4MD are o baterie cu litiu care poate fi înlocuită. Există
pericolul unei explozii dacă bateria este înlocuită cu una de alt
tip. Când va trebui să înlocuiți bateria, contactați vânzătorul de lacare ați achiziționat unitatea sau utilizați datele de contact de pecoperta din spate a acestui manual pentru a solicita înlocuirea
bateriei.
10) Utilizați doar accesoriile specificate de producător.
11) Utilizați doar cu căruciorul, stativul, trepiedul,
suportul sau masa specificate de producător sau
livrate împreună cu unitatea. Când utlizați unitatea cu un cărucior, mișcați ansamblul cărucior/unitate cu atenție pentru a nu-l răsturna și răni pe
dvs. sau alte persoane.
12) Lăsați orice operațiune de service în seama personalului calificat.
Operțiunile de service sunt necesare în cazul în care unitatea a fostavariată în orice fel. De exemplu, a fost vărsat lichid peste ea sau
în unitate au pătruns obiecte, expunere la ploaie sau umiditate,funcționare defectuoasă sau lovituri. În aceste cazuri nu utilizați
unitatea decât după ce a fost reparată.
13) Nu modificați în niciun fel unitatea. Utilizarea unor controale sau
ajustări sau efectuarea unor proceduri care nu sunt specificate înacest document pot avea ca rezultat expunerea la radiații.
14) Utilizați cu precauție căștile audio. Nivelurile excesive de presiune
sonoră (volum) pot cauza pierderea auzului.

7) Nu instalați acest aparat lângă surse de căldură precum radiatoare,grilajele sistemelor de încălzire sau orice aparat care producecăldură.
oo Nu blocați gurile de aerisire cu acest aparat. Instalați aparatul în
conformitate cu instrucțiunile producătorului.
oo Nu instalați acest aparat în spații închise precum corpuri debibliotecă sau alte locuri închise.
8) Acest aparat este conform Clasei de protecție !. Este echipat cu unconector de alimentare tripolar și un cablu de alimentare cu unștecăr cu trei pini (cu împământare). Cablul unui astfel de produs
trebuie conectat la o priză de c.a. care are o conexiune de împământare de protecție.
oo Nu ignorați rolul de siguranță pe care îl are ștecărul cu împământare. Dacă ștecărul furnizat nu se potrivește în priză,solicitați ajutorul unui electrician pentru a înlocui priza veche cu
una nouă.

5

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Utilizare preconizată
Acest produs este un dispozitiv de înregistrare video destinat utilizării în unități medicale. Este conceput pentru a fi utilizat ca mijloc deînregistrare de rezervă în timpul unor examinări medicale sau a unor
intervenții chirurgicale în combinație cu microscoapele chirurgicale,camerele endoscopice, afișajele medicale și alte dispozitive de acest
gen.
oo Acest produs este destinat utilizării de către personal medical
calificat.
oo Acest produs nu este destinat utilizării în scopul diagnosticării.
oo Utilizați acest produs doar în conformitate cu aceste instrucțiuni deutilizare.

Mediul de utilizare
Acest produs este destinat utilizării în unități medicale precum săli deexaminare clinică și săli de operație.
Acest produs nu este destinat utilizării în restaurante, cafenele,chioșcuri, magazine, piețe, școli, biserici, biblioteci, în aer liber (pestradă, trotuar, în parcări), în vehicule (autoturisme, autobuze, trenuri,
vapoare, avioane, elicoptere), gări, autogări, aeroporturi, hoteluri, hosteluri, pensiuni, muzee, teatre.

Profilul utilizatorilor
Acest dispozitiv medical poate fi utilizat de către medici, asistenți
medicali, tehnicieni, terapeuți și personalul responsabil cu instalarea
și mentenanța Operatorii trebuie să aibă cunoștințe despre înregistrarea și redarea video, trebuie să fie capabili să citească și să înțeleagă
instrucțiunile de utilizare, să citească textul de pe panoul de comandăși să apese pe butoanele de comandă.

Raportarea unui incident
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Metodă de eliminareUrmați regulamentele în vigoare la nivel local pentru eliminarea
produsului.

Informații de interes pentru protecția mediuluiînconjurător
Unitatea UR-4MD consumă o cantitate redusă de curent când este
oprită de la butonul de pe panoul frontal, dar când întrerupătorul principal de pe panoul posterior este în poziția pornit ( | ).

Pentru Europa:
Eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Eliminarea bateriilor și/sau acumulatorilor

1) Toate echipamentele electrice și electronice trebuie eliminate
separat de deșeurile menajere prin centre de colectare desemnate de guvern sau autorități locale.

1) Bateriile și/sau acumulatorii uzați trebuie eliminate separat dedeșeurile menajere prin centre de colectare desemnate deguvern sau autorități locale.

2) Eliminarea adecvată a echipamentelor electrice și electronicecontribuie la economisirea unor resurse prețioase și reduce
potențialele efecte negative asupra sănătății umane și amediului.

2) Eliminarea adecvată a bateriilor și/sau acumulatorilor uzați contribuie la economisirea unor resurse prețioase și reduce potențialeleefecte negative asupra sănătății umane și a mediului.

3) Eliminarea inadecvată a deșeurilor de echipamente electrice șielectronice poate avea consecințe negative grave asupra mediului și sănătății umane din cauza prezenței unor substanțe periculoase în aceste echipamente.
4) Simbolul (Deșeu de Echipament Electric și Electronic(DEEE), reprezentat de un coș de gunoi cu roți tăiat cudouă linii diagonale, indică obligativitatea colectării șieliminării echipamentelor electrice și electronice separat de deșeurile menajere.
5) Sunt puse la dispoziția utilizatorilor sisteme de returnare și
colectare. Pentru informații detaliate despre eliminarea echipamentelor electrice și electronice vechi, vă rugăm să contactați
autoritățile locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul din care ați achiziționat echipamentul.

3) Eliminarea inadecvată a bateriilor și/sau acumulatorilor uzați poate
avea consecințe negative grave asupra mediului și sănătății
umane din cauza prezenței în ele a unor substanțe periculoase.
4) Simbolul (Deșeu de Echipament Electric și Electronic(DEEE), reprezentat de un coș de gunoi cu roți tăiat cudouă linii diagonale, indică obligativitatea colectării și Pb, Hg, Cd
eliminării bateriilor și/sau acumulatorilor separat dedeșeurile menajere.
Dacă o baterie sau un acumulator conține plumb (Pb), mercur(Hg), și/sau cadmium (Cd) conform definițiilor din Directiva
privind bateriile (2006/66/CE, 2013/56/UE), atunci simbolurile
chimice ale acestor elemente vor fi prezente sub symbolul DEEE.
5) Sunt puse la dispoziția utilizatorilor sisteme de returnare și colectare.
Pentru informații detaliate despre eliminarea deșeurilor de baterii și/sau
acumulatori, vă rugăm să contactați autoritățile locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul din care ați achiziționat echipamentul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Subsemnații, TEAC EUROPE GmbH. cu sediul în Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germania, declarăm pe proprie răspundere că produsul TEAC descris în acest manual este conform Directivei europene privind dispozitivele medicale 2017/745/EU.

6

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Declarația Comisiei Federale de Comunicații (FCC) din SUA.
Declarație de conformitate

OBSERVAȚIE:Numărul modelului:
UR-4MD
Denumire comercială: TEAC
Parte răspunzătoare: TEAC AMERICA, INC.
Adresa:	10410 Pioneer Blvd., Unit #1,
Santa Fe Springs, California, 90670, U.S.A.
Număr de telefon:
1-323-726-0303

Acest echipament a fost testat și s-a determinat că se încadrează în limitele unui dispozitiv digital de Clasă B, conform Părții 15 a Regulamentului
FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura un nivel rezonabil
de protecție împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație
electrică casnică. Acest echipament generează, utilizează și poate radia
energie de frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare pentru
comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există garanții că nu vor apărea
interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează
interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi determinat oprind și repornind echipamentul, utilizatorul este sfătuit să corecteze interferențele folosind una sau mai multe dintre măsurile următoare:

Acest dispozitiv este conform Părții 15 a Regulamentului FCC.
Utilizarea se face numai cu îndeplinirea următoarelor două condiții:(1) acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2)acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată,inclusiv interferențe care ar putea cauza funcționarea defectuoasă.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Schimbările sau modificările aduse echipamentului fără aprobarea
expresă a TEAC CORPORATION pot anula autoritatea utilizatorului dea folosi acest echipament.

1) Reorientați sau schimbați locul antenei receptoare.
2) Măriți distanța dintre echipament și receptor.
3) Conectați echipamentul la o priză care se află pe un alt circuit
decât cel la care este conectat receptorul.
4) Solicitați ajutorul vânzătorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Pentru Canada
Declarație de conformitatea cu Industry Canada:
Acest aparat digital de Clasă B este conform specificaţiei canadiene ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

7

Introducere
Drepturi de proprietate intelectuală și
limitarea răspunderii
Informațiile despre produse furnizate în acest manual sunt doarcu titlu de exemplu și nu reprezintă nicio garanție împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală ale terțelor părți și aaltor drepturi asociate. TEAC Corporation nu este responsabilă în
niciun fel pentru încălcările drepturilor de proprietate intelectuală
ale terțelor părți sau pentru incidența acestor încălcări ca rezultat alutilizării acestor produse.
Acest produs este licențiat conform licenței pentru brevete al portofoliului AVC pentru uzul personal și necomercial al unui consumatorpentru a (I) codifica conținut video în conformitate cu standardul
AVC („conținut video AVC) și/sau a (II) decodifica conținut video AVC
care a fost codificat de un consumator care desfășoară o activitate
personală neremunerată și/sau care a fost obținut de la un furnizor video licențiat pentru furnizarea de conținut video AVC. Nu se
acordă nicio licență, explicită sau implicită, pentru nicio altă utilizare.
Se pot obține informații suplimentare de la MPEG LA, L.L.C.
Consultați http://www.mpegla.com
DICOM® este o marcă comercială înregistrată a Asociației Naționale
a Producătorilor de Echipamente Electrice pentru publicațiile ei
privind standardele din domeniul comunicațiilor digitale și
informațiilor medicale.
Alte nume de companii sau produse din acest document suntmărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor
respectivi.
Informațiile privind drepturile de proprietate intelectuală și licențele
programelor software cu sursă deschisă se află în secțiunea„Informații despre licența software” de la sfârșitul acestui document.

8Funcții
Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru unitatea TEAC
UR-4MD cu versiunea de firmware 1.28 sau ulterioară.
oo Detectarea automată a rezoluției și conexiunii deintrare permite conectarea cu ușurință a altor echipamente la unitate
oo Butoanele pentru înregistrarea video și foto permit utilizarea rapidă a unității
oo Este posibilă înregistrarea și redarea fișierelor video și
foto pe perioade de timp îndelungate
oo Se pot face fotografii în timp ce unitatea înregistrează
video
oo Se pot utiliza comutatoare de contact externe pentru
controlul înregistrării
oo Înregistrarea simultană pe hard disk-ul intern (HDD),
USB și rețea de tip LAN oferă siguranță la salvarea
dateloroo Compatibilitate cu formate de înaltă definiție până la
WUXGAoo Ecranul cu cristale lichide (LCD) permite verificarea
imaginilor primite și afișarea stării unității
oo Conținutul înregistrat poate fi transferat printr-o rețea
oo Tehnologia S.M.A.R.T. a hard disk-ului intern permite
verificarea defecțiunilor disk-ului
oo Retenția de c.a. pe termen scurt previne pierderea
datelor în cazul întreruperii alimentării cu energie
electrică
oo Greutate redusă și design compactÎnainte de a utiliza unitatea
Ce se află în cutie
Asigurați-vă că toate accesoriile enumerate mai jos se aflăîn cutie. Vă rugăm să contactați vânzătorul de la care ațiachiziționat unitatea sau utilizați datele de contact de pecoperta din spate a acestui manual dacă oricare dintre
aceste articole lipsește sau a fost avariat în timpul transportului.
Cablu de alimentare × 1
Instrucțiuni de utilizare (acest document) × 1
Clamă pentru cablu × 1

Simbolurile inscripționate pe unitate
Panoul frontal
SimbolFuncție
Utilizați acest buton pentru a porni/opri
unitatea.

Panoul posterior
SimbolFuncție
Utilizați acest conector pentru a alimenta
unitatea cu c.a. Aici conectați cablul dealimentare furnizat împreună cu unitatea.
Acesta este un conector cu pontențial deegalizare. Conectați un cablu cu potențial
de egalizare cu un conector DIN 42801.
Utilizați acest conector pentru a conecta
unitatea la o rețea.
Utilizați acest conector pentru intrarea
semnalelor video.
Utilizați acest conector pentru ieșirea
semnalelor video.

Pregătirea unității pentru utilizareÎnainte de a utiliza unitatea UR-4MD, citiți și respectați
toate instrucțiunile privitoare la siguranță din secțiunea„INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA” lapagina 5.
Instalați unitatea într-un loc care îndeplinește următoarele cerințe de utilizare în condiții de siguranță.
oo Condiții ambiante:• Temperatură: 5–40 °C• Umiditate: 5–80 %RH (fără condens)• Temperatură maximă a termometrului umed: 29 °C• Mediul electromagnetic: Vezi „Limite de compatibilitate electromagnetică (CEM)” la pagina 59.
oo Așezați unitatea pe piciorușele din cauciuc, pe osuprafață orizontală. Evitați locurile cu vibrații.

oo Evitați utilizarea unității în următoarele locuri deoarece
există riscul funcționării defectuoase sau a apariției
altor probleme:• Lângă echipamente care emit unde magnetice defrecvență înaltă.
• În locuri cu un câmp magnetic puternic sau cu
energie statică.
oo În funcție de frecvența de emisie TV, pot apărea
neuniformități ale culorilor la televizoarele din apropierea unității când aceasta este pornită. Aceasta nu
este o defecțiune, nici a televizorului, nici a acesteiunități. Dacă se întâmplă acest lucru, îndepărtați unitatea de televizorul afectat.
oo Înainte de împachetarea unității în scopul schimbării
locului sau transportului, deconectați toate cablurile și
toate celelalte dispozitive. În caz contrar puteți avaria
conectorii.

Hard disk-ul intern
Această unitate are un hard disk intern (HDD). Acest harddisk este foarte sensibil la lovituri, vibrații și modificări ale
condițiilor ambiante, inclusiv schimbări de temperatură
care pot afecta calitatea imaginilor video înregistrate.
Vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție.
• Nu expuneți unitatea la vibrații sau lovituri.
• Așezați și utilizați unitatea pe o suprafață orizontală.
• Nu opriți unitatea în timp ce este accesat hard disk-ul
intern.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Stocarea conținutului înregistrat pe termen lung pe
hard disk-ul intern al dispozitivului nu poate fi garantată. În plus, pe măsură ce spațiul de stocare se epuizează, înregistrările vechi vor fi șterse automat. Este
recomandat să utilizați o rețea de tip LAN sau un
dispozitiv USB pentru a transfera datele video și fotoimportante pe un calculator sau un DVD.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Orice hard disk are o durată de viață limitată. În funcție
de condițiile de utilizare, pot apărea probleme încâțiva ani. Dacă unitatea nu mai poate înregistra sau
nu mai poate reda fișierele video sau foto, contactați
vânzătorul de la care ați achiziționat unitatea sau
utilizați datele de contact de pe coperta din spate aacestui manual pentru a solicita repararea unității.

9Înainte de a utiliza unitatea

Bateria internă
Această unitate are o baterie care alimentează ceasul
intern. Dacă bateria se epuizează, ceasul nu va mai
indica ora exactă, problemă care se va regăsi și la nivelul
informației imaginilor înregistrate. Recomandăm schimbarea bateriei la fiecare cinci ani, înainte ca ea să se epuizeze. Când va trebui să înlocuiți bateria, contactați vânzătorul de la care ați achiziționat unitatea sau utilizați datelede contact de pe coperta din spate a acestui manual
pentru a solicita înlocuirea bateriei.

Observație privind dispozitivele de stocare care pot fi folosite cu această unitate
La această unitate se pot conecta dispozitive flash USB
sau hard disk-uri externe USB. Formatați dispozitivele destocare USB înainte să le folosiți în scopul înregistrării.

Observație privitoare la ventilatorul
internVentilatorul din această unitate are o durată de viață
limitată. Dacă se strică, contactați vânzătorul de la careați achiziționat unitatea sau utilizați datele de contact depe coperta din spate a acestui manual pentru a solicita
repararea.

10

Panoul frontal
A

B

C

I

A Butonul STANDBY/ONApăsați acest buton pentru a porni unitatea. Se luminează ecranul LCD.
Când unitatea este alimentată, apăsați acest buton
pentru a pune unitatea în modul economie deenergie.
OBSERVAȚIE
oo Unitatea va porni doar dacă întrerupătorul principal de pe panoul posterior al unității este înpoziția Pornit ( | ).
oo Țineți apăsat timp de cel puțin 1 secundă pentru a
opri unitatea.
oo Țineți apăsat timp de cel puțin 4 secunde pentru aforța oprirea unității.
Vezi „Oprirea unității” la pagina 18 pentru detalii.

B LED-ul STANDBY
Luminează continuu verde: On (Pornit):
Luminează continuu galben chihlimbar: Standby

C Ecranul LCD
Permite vizualizarea imaginilor primite (previzualizare), a imaginilor redate, afișarea informațiilor destare și setarea meniurilor.

D

J

K

E

L

F G

M N

O

H

P

D Butoanele 5, b, g, tUtilizați aceste butoane pentru a modifica și selecta
articole de meniu și pentru a vizualiza fișierele video
și foto înregistrate.

E LED VIDEO
Luminează continuu: Se înregistrează semnal video
Luminează intermitent: Înregistrarea video este în
modul pauză

F Butonul STANDBY/PAUSEApăsați acest buton pentru a începe înregistrarea
video.
Apăsați acest buton în timpul înregistrării video
pentru a pune înregistrarea în modul pauză.
Apăsați-l din nou pentru a relua înregistrarea.
OBSERVAȚIE
Când înregistrarea video este în modul pauză, se creează automat un reper la locul respectiv.

G LED PHOTO
Acesta luminează când se înregistrează fotografii.

11

Panoul frontal
H Butonul PHOTO
Utilizați acest buton pentru a înregistra fotografii.
OBSERVAȚIE
Când se face o fotografie, se crează un index.

I Porturi USB (USB 1/USB 2)
Conectați dispozitive de stocare USB de tip flash sau
hard disk-uri externe.
OBSERVAȚIE

M LED-urile de stare
Acestea indică starea de accesare a hard disk-uluiintern și a dispozitivelor de stocare conectate la porturile USB 1 și USB 2.
HDD (Hard disk-ul intern)
Luminează
­continuu verde:Nu luminează:Apăsați acest buton pentru afișarea informațiilor
pacientului, de exemplu când doriți să introduceți
informațiile pacientului sau când vreți să le verificați.
Țineți apăsat acest buton timp de o secundă pentru
a comuta între următoarele opțiuni de afișare a
informațiilor pe un monitor extern.
OSD1 (Informațiile sunt afișate)OSD2 (Informațiile nu sunt afișate)OSD3 (Este afișată doar pictograma de stare)
OSD4 (Sunt afișate pictograma de stare și
cronometrul)

OBSERVAȚIE
Dacă opțiunea „Introducere informații pacient” este
setată ca „Off” (Dezactivată), informațiile pacientului
nu vor fi afișate.

K Butonul LISTApăsați acest buton pentru a se afișa lista folderelordeja înregistrate.

L Butonul MENUApăsați acest buton pentru a deschide meniul învederea modificării setărilor unității.
Când lista folderelor este afișată (vezi butonul LIST),apăsați butonul MENU și va apărea un meniu de tip
pop-up în care puteți copia, edita și șterge folderele.

12

EroareUSB 1/2
Luminează
­continuu verde:

Nu conectați hub-uri USB la aceste porturi.

J Butonul PATIENT INFO

NormalLuminează galben
chihlimbar:

Nu luminează:Conexiune recunoscută
În această stare, dispozitivul de stocare extern poate fi deconectat în
condiții de siguranță
Se inscripționează informații sau seformatează (sau dispozitivul de stocare extern este în curs de conectare)
Important: Nu deconectați un dispozitiv de stocare USB în această
stare - există riscul pierderii de date!
Nu este detectat niciun dispozitiv

N Butonul PLAY/PAUSE

Butonul ENTER
Apăsați pentru a reda fișierul înregistratApăsați în timpul redării video, pentru a pune redarea
în modul pauză.
Când modificați o setare a meniului, apăsați acest
buton pentru a confirma articolul selectat.

O Butonul CASE CLOSE
Apăsați acest buton pentru a opri înregistrarea,
redarea, modificările meniului sau căutarea și pentru
a închide folderul pacientului curent.
OBSERVAȚIE
Apăsați acest buton pentru a închide orice fișiere și
foldere deschise. Așteptați până când LED-ul de stare
al dispozitivului de stocare USB luminează verde
pentru a deconecta dispozitivul respectiv. În caz contrar există riscul compromiterii datelor înregistrate.

P Butonul STOPApăsați acest buton în timpul înregistrării video
pentru a opri înregistrarea. Apăsați în timpul redării
video, pentru a opri redarea.

Panoul posterior
A

B

C

D

K

A Conectori de intrare/ieșire COMPOSITEIN (INTRARE) ()
Intrare pentru semnal video Composite (NTSC/PAL).
(conector BNC)OUT (IEȘIRE) ()
Ieșire pentru semnal video Composite (NTSC/PAL).
(conector BNC)B Conectori intrare/ieșire S-VIDEO
IN (INTRARE) ()
Intrare pentru semnal S-Video (NTSC/PAL).
(conector S)
OUT (IEȘIRE) ()
Ieșire pentru semnal video Composite (NTSC/PAL).
(conector S)

C Conectori de intrare pentru comutator

extern (EXT SW)
Aici conectați comutatoare VIDEO și FOTO externe.
(conectori mini jack stereo de 3,5 mm)

E

F

G

H

L

I

M

J

N

D Conectori intrare/ieșire AUDIOIN (INTRARE)
Intrare pentru semnal audio(conector mini jack stereo de 3,5 mm)
OUT (IEȘIRE)Ieșire pentru semnal audio(conector mini jack stereo de 3,5 mm)

E Conector MIC IN (INTRARE MICROFON)
Aici puteți conecta un microfon pentru a introduce
semnal audio. (conector mini jack mono de 3,5 mm)
OBSERVAȚIE
Când utilizați un conector stereo, asigurați-vă că
sunetul microfonului intră pe canalul stâng (L).

F Conector REMOTE
Conectați o un dispozitiv de control de la distanță cu
fir TEAC/TASCAM RC-10 sau o pedală TEAC/TASCAM
RC-3F (vândută separat) pentru a controla externaceastă unitate. (conector mini jack de 2,5 mm)

13Panoul posterior
G Port USB (USB 3)
Aici puteți conecta o tastatură USB, un cititor decarduri sau un cititor de cod de bare pentru introducerea informațiilor pacienților. (USB 2.0 Tip A)
Utilizați un cititor de carduri sau un cititor de cod debare care are specificații pentru interfața tastaturii. La
acest port USB puteți conecta și o imprimantă.
Pentru detalii, vă rugăm contactați TEAC sau un distribuitor TEAC.
OBSERVAȚIE

L Conectori SDI
IN (INTRARE)
Intrare pentru semnal video SDI.
(conector BNC)THRU (PRIN)
Prin acesta trece semnal video SDI de intrare.
(conector BNC)OUT (IEȘIRE)Ieșire pentru semnal DVI (DVI-D).
(conector BNC)

Nu se pot conecta hub-uri USB aici.

M Conector LAN
H Port USB (USB 4)
Utilizați acest port pentru a accesa datele unității depe un dispozitiv extern, când unitatea este setată pe
USB Mass Storage (Stocare pe dispozitiv USB), sau
pentru a controla unitatea cu comenzi de la un dispozitiv extern, când unitatea nu este setată pe USB Mass
Storage (Stocare pe dispozitiv USB).
Pentru a controla unitatea prin comenzi, trebuie săcreați un program de comunicare. Pentru detalii, vărugăm contactați TEAC sau un distribuitor TEAC.
(USB 2.0 Tip B)
OBSERVAȚIE
Nu se pot conecta hub-uri USB aici.

I Întrerupătorul principal
Utilizați acest întrerupător pentru a porni/opri alimentarea unității cu curent alternativ. Acest întrerupător
trebuie să fie în poziția ON (Pornit) ( | ) pentru ca butonul
STANDBY/ON să funcționeze.

Utilizați acest conector pentru a conecta unitatea lao rețea. Urmați instrucțiunile furnizate de administratorul de rețea privitoare la conexiunile și setările
rețelei.
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45))
LED-ul LINK
Acesta se aprinde când este detectat un puls de legătură.
LED-ul TRANSMIT
Acesta luminează intermitent în timpul transmisiei.
OBSERVAȚIE
Nu conectați un conector USB de tip B aici. Unitatea
ar putea funcționa defectuos.

N Conector cu egalizare de potențial ( )Utilizați acest conector pentru a a conecta un cablu
de egalizare de potențial cu un conector conformDIN 42801.
La utilizarea cu alte echipamente medicale, conectați
dispozitivele utilizând cabluri dedicate.

J Conector cablu de alimentare (~IN)
Aici conectați cablul de alimentare furnizat împreună
cu unitatea.
Conectați cablul de alimentare întotdeauna la o priză
cu împământare.

K Conectori de intrare/ieșire DVI
IN (INTRARE) ()
Intrare pentru semnal DVI (DVI-D).
OUT (IEȘIRE) ()
Ieșire pentru semnal DVI (DVI-D).

14NOTĂ IMPORTANTĂ
Conectorii care au acest marcaj sunt expuși
unor avarii interne din cauza energiei statice.
Fiți atent(ă) să nu atingeți punctele de contact
ale conectorului cu mâna goală.

Pregătirea unității înainte de pornire
Conectarea cablurilor de intrare

Intrare audio

Această unitate are conectori de intrare video de tip
S-VIDEO și COMPOSITE și conectori de intrare video deînaltă definiție de tip DVI SDI.
Conectați cablurile la intrările pe care doriți să le utilizați.

Această unitate are un conector de intrare audio.
Conectați după caz. Pentru audio SDI, acesta poate fi
folosit împreună cu conectorul de intrare video SDI.
Pentru detalii, vezi secțiunea „Audio IN (Intrare Audio)”(pagina 43).

Conectarea cablurilor de ieșire
Această unitate are conectori de ieșire video de tip
S-VIDEO și COMPOSITE și conectori de ieșire video deînaltă definiție de tip DVI SDI.
În exemplul 1 de conectare de mai jos, imaginile primite nu
pot fi văzute pe monitor când unitatea este oprită.
Dacă unitatea este conectată ca în exemplul 2, imaginile primite pot fi văzute pe monitor chiar dacă unitatea este oprită.
Exemplul 1 de conectare
Dispozitiv deimagistică

Această
­unitate

MonitorAceastă unitate are un conector de ieșire audio. Conectați
după caz. Pentru audio SDI, acesta poate fi folositîmpreună cu conectorul de ieșire video SDI.

Conectarea comutatoarelor externe
Această unitate are conectori pentru comutatoare
externe (EXT SW). Conectați comutatoarele externe dupăcaz (vezi pagina 20).

Conectarea dispozitivelor de înregistrare

Exemplul 2 de conectare
Dispozitiv deimagistică

Ieșire audio

Această
­unitate

Schemă de semnal diferită

MonitorÎnregistrarea pe un dispozitiv de stocare USB
Conectați dispozitivul de stocare USB la portul USB 1 sau
USB 2 de pe panoul frontal al unității. Când dispozitivul destocare USB este pornit, LED-ul respectiv se aprinde în verde.
Pentru a deconecta, apăsați butonul CASE CLOSE.
Deconectați-l după ce LED-ul respectivului port USB nu
mai luminează intermitent (luminează continuu verde).
Pentru detalii privitoare la setări, vezi „Alegerea dispozitivului pe care se vor salva datele înregistrate” la pagina
20.
Înregistrarea pe o rețea
Utilizați un cablu pentru a vă conecta la rețea.
Pentru detalii privitoare la setări, vezi „Network Options(Opțiuni de rețea)” la pagina 49.

15

Pregătirea unității înainte de pornire

Conectarea cablului de alimentare

VATENȚIE
Conectați această unitate doar la o sursă de c.a. cu o tensiune de 100–240 V ±10 % (50/60 Hz). Orice altă sursă
de alimentare poate provoca incendii sau șoc electric.
Utilizați întotdeauna transformatoare cu izolație pentru
a preveni șocurile electrice.
Cablul de alimentare are un ștecăr cu trei pini. Pentru
a utiliza unitatea în condiții de siguranță nu conectați
cablul de alimentare la o priză electrică cu doi pini (fărăîmpământare).
Pentru SUA:Împămân­tareSursă de curentPriză cu împământare

Pentru Europa:Împămân­tareSursă de curent (Tip E)Împămân­tareSursă de curent (Tip F)

Când utilizați dispozitivul UR-4MD în Regatul Unit:
Utilizați un cablu de alimentare tip BS1363 cu o siguranță
3A.

16

Operațiuni de bazăPornirea unității

Când ecranul LCD de pe panoul frontal afișează text
despre diferiți parametri de stare, unitatea este pregătită pentru utilizare.

1 Acționați întrerupătorul de pe panoul
posterior al unității în poziția On (Pornit)( | ).

oo Dacă unitatea primește semnal video, imaginile vorapărea în fundal.

2 Apăsați butonul STANDBY/ON de pepanoul frontal al unității.
Ecranul LCD al unității se luminează și apare mesajul„Starting…” („Unitate în curs de pornire...”).

După pornirea unității, se afișează imaginile video primite. Dacă nu intră semnal video, pe ecran va apărea
un fundal negru.

17Operațiuni de bazăOprirea unității
NOTĂ IMPORTANTĂ
Înainte de a opri unitatea (modul standby sau economic):oo Opriți înregistrarea
oo Opriți accesul la toate dispozitivele de stocare(asigurați-vă că LED-urile de stare ale porturilor USB lacare sunt conectate dispozitive de stocare luminează
verde)
Procedurile de închidere vor fi efectuate automat în cazul
unei pene de curent, dar integritatea datelor înregistrate
nu poate fi garantată. În special oprirea alimentării cu
curent a unității în timp ce este accesat un dispozitiv destocare poate compromite datele.

oo Pentru a pune unitatea în modul economisire de energie: Apăsați scurt butonul
STANDBY/ON.

oo Pentru a pune unitatea în standby:Țineți apăsat butonul STANDBY/ON timp
de aproximativ o secundă.

18

Modul Economisire de energieÎn acest mod, unitatea este pregătită pentru utilizare dar
economisește energie. Acest mod este util dacă aveți
de gând să utilizați unitatea curând fără să trebuiască săașteptați.
oo În modul economic, ventilatorul va continua să
lucreze.

Standby (Oprire)
Aceasta oprește unitatea. Repornirea unității durează
aproape 30 de secunde.

Dacă nu utilizați unitatea o perioadă îndelungată de timpDacă știți că nu veți utiliza această unitate o perioadă
îndelungată de timp, urmați procedurile de mai jos
pentru a opri unitatea.
1.	Țineți apăsat butonul STANDBY/ON de pepanoul frontal pentru a pune unitatea în
modul standby.
2.	Acționați întrerupătorul principal de pepanoul posterior în poziția Off (Oprit) (˜).
oo LED-ul STANDBY rămâne aprins timp de câteva
minute după ce întrerupătorul principal este închis
datorită funcției de retenție pe termen scurt acurentului care este utilă în cazul unor pene decurent. Când această rezervă de curent se epuizează, LED-ul STANDBY se va stinge.

Operațiuni de bazăOperațiuni de bază în meniul principal

Formatarea dispozitivelor de înregistrare

1 Apăsați butonul MENU pentru a deschide meniul principal.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Nu uitați că această operațiune va șterge toate datele depe dispozitivul selectat.
Dacă este selectat hard disk-ul intern, se vor șterge toate
datele de pe hard disk-ul unității.

1 Apăsați butonul MENU pentru a deschide Meniul principal.
2 Selectați „Advanced” (Avansat) e„Format Recording Device” (Formataredispozitiv de înregistrare).

2 Utilizați butoanele 5, b, g și tpentru a selecta diferitele articole demeniu.
3 Apăsați butonul ENTER pentru a deschide meniul selectat.
oo Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul
MENU.

3 Selectați dispozitivul pe care doriți să-lformatați și apăsați butonul ENTER.
USB1
Formatare dispozitiv conectat la portul USB1.
USB2
Formatare dispozitiv conectat la portul USB2.
HDD
Formatare hard disk intern.

4 Pentru a închide Main Menu (Meniul
principal), apăsați butonul CASE
CLOSE, sau apăsați butonul ENTER cândopțiunea „Exit” (Ieșire) este selectată.

4 Selectați „Yes” (Da) pentru a începe formatarea.

19Înregistrarea
Alegerea dispozitivului pe care se vor
salva datele înregistrateÎnainte de a începe să înregistrați, stabiliți locația în carese vor salva datele.
oo Unitatea înregistrează întotdeauna pe hard disk-ul
intern.
oo În funcție de situație, unitatea poate înregistra
simultan pe hard disk-ul intern (HDD), pe dispozitivul
conectat la portul USB 1, pe dispozitivul conectat laportul USB 2 și pe rețea.

Pentru a înregistra pe un dispozitiv destocare USB
oo Conectați dispozitivul de stocare USB
la portul USB 1 sau USB 2 de pe panoul
frontal al unității.
Când dispozitivul de stocare USB este pornit, LED-ul
respectiv se aprinde în verde.
oo Înregistrarea va începe în momentul în care dispozitivul este conectat la respectivul port USB. Imaginileînregistrate înainte de conectare dispozitivului nu vor
fi transferate pe dispozitivul conectat.
oo Nu conectați sau deconectați dispozitive de stocare USB în timpul înregistrării. Dacă faceți acest
lucru riscați să pierdeți nu doar datele înregistrate la
momentul respectiv, ci și datele înregistrate anterior.
În plus, există riscul altor defecțiuni.

Pentru a înregistra pe o rețea
1 Apăsați butonul MENU.
2 Selectați „Network” (Rețea) e „Mode
Select” (Selectare mod) și setați modul
de rețea dorit.
CIFS Client (Client CIFS)
Această unitate va fi client CIFS și înregistrările vor fi
salvate pe partiția de rețea configurată în setările clientului CIFS.
FTP Client (Client FTP)
Această unitate va fi client FTP și înregistrările vor fi
salvate pe serverul FTP.

Setările comutatoarelor externe (video)Puteți conecta comutatoare externe la conectorii EXT SW
de pe panoul posterior pe care le puteți utiliza pentru acontrola această unitate.

1 Apăsați butonul MENU.
2 Selectați „Video” e „Ext Switch Trigger”(Declanșator comutator extern).
3 Setați operația dorită.
Pentru detalii, vezi „Ext Switch Trigger (Declanșator comutator extern)” în „Video Options (Opțiuni video)” la pagina
45.
OBSERVAȚIE
Nu există setări pentru comutatoare externe pentru imagini statice.

20ÎnregistrareaÎnregistrarea semnalului video
oo Apăsați butonul VIDEO/PAUSE de pepanoul frontal pentru a începe înregistrarea semnalului video.

În timpul înregistrării video se vor întâmpla următoarele.
oo Dacă unitatea primește semnal video, imaginile vorapărea în fundal.
oo În timpul înregistrării video, LED-ul VIDEO de deasuprabutonului VIDEO/PAUSE se va aprinde galben chihlimbar.
oo O pictogramă de stare va apărea în partea dreaptă sus
a ecranului.
oo În timpul înregistrării video, puteți apăsa butonul
PHOTO pentru a face o fotografie.
Pictograma de stare

oo Apăsați din nou butonul VIDEO/PAUSE
pentru a face o pauză de înregistrare.
oo Apăsați butonul STOP pentru a opri înregistrarea video.
oo Dacă înregistrarea a început înainte să fi fost introduse
informațiile pacientului, înregistrarea video nu va avea
informații despre pacienți. Dacă informațiile pacientului sunt necesare, consultați „Introducere informații
pacient” la pagina 22, și introduceți informațiile
pacientului înainte să începeți înregistrarea video.
oo Pentru a dezactiva afișarea informațiilor pacientului
în timpul înregistrării video, țineți apăsat butonul
PATIENT INFO. Sau setați „OSD” după caz (vezi „OSD” lapagina 46).

Numărul înregistrărilor(maxim 999)

Ora înregistrării

Pictogramele care apar în timpul înregistrării
Pictogramă Explicație
Oprit
Se înregistrează semnal videoPauză în timpul înregistrării video
Fotografie făcută în timp ce înregistrarea video
este oprită
Fotografie făcută în timp ce înregistrarea video
este în curs
Fotografie făcută în timp ce înregistrarea video
este în modul pauzăOBSERVAȚIE
Când se înregistrează video timp îndelungat, fișierul va
fi divizat în mai multe fișiere mai mici în mod automat.
Dimensiunea fișierelor rezultate depinde de setarea efectuată (vezi pagina 46).
Chiar dacă un fișier a fost divizat, înregistrarea poate fi
redată pe această unitate fără întreruperi.

21Înregistrarea

Cum se fac fotografii

Introducere informații pacientÎnainte de a începe înregistrarea, configurați setările decalitate al fotografiilor (vezi „Photo Options (Opțiuni foto)”la pagina 44).

Este necesară o tastatură USB, un cititor de carduri sau uncititor de cod de bare pentru introducerea informațiilor
pacientului.
oo Consultați „Patient Info. Entry (Introducere informații
pacient)” la pagina 45 și configurați dispozitivul deintroducere a datelor pe care-l utilizați.

oo Apăsați butonul PHOTO de pe panoul
frontal al unității.
LED-ul de deasupra butonului PHOTO va lumina scurt
în galben chihlimbar.
Pictograma unui aparat foto va apărea scurt în partea
dreaptă sus a ecranului.

Introducerea informațiilor pacientului cu
ajutorul unei tastaturiPuteți utiliza o tastatură USB conectată la portul USB 3de pe panoul posterior al unității pentru introducerea
informațiilor pacientului.
Utilizați tastatura USB pentru introducerea codului de identificare, numelui, sexului și datei de naștere ale pacientului.

1 Apăsați butonul PATIENT INFO.

oo Dacă se face o fotografie înainte să fi fost introduse informațiile pacientului, fotografia nu va avea
informații despre pacienți. Dacă informațiile pacientului sunt necesare, consultați „Introducere informații
pacient” la pagina 22, și introduceți informațiile
pacientului înainte să faceți fotografia.
Pictograma care apare când faceți o fotografie
Pictogramă Explicație
Se face o fotografie

2 Utilizați tastatura pentru a introduce
informațiile.

Spitalul, procedura, modalitatea și blocul operator sunt completate
automat. Ștergeți informațiilor din câmpurile care nu sunt necesare.

22Înregistrarea

3 Apăsați butonul ENTER pentru a­confirma.

Introducerea informațiilor pacientului cu
ajutorul unui card/cod de bare

Butoanele și tastele corespunzătoare ale tastaturii USBPuteți conecta un cititor de carduri sau de cod de bare laportul USB 3 de pe panoul posterior al unității pentru a
introduce informațiile pacientului.

Acțiune
Buton
Pacient nou
PATIENT INFO
Deplasare în câmpul 5de deasupra
Deplasare în câmpul bde deasupra

Tastatură USB
F10
2 (săgeată în sus)

Deplasare cursor
spre stânga
Deplasare cursor
spre dreapta
Confirmare și activare înregistrareÎnchidere ecrans (săgeată lastânga)w (săgeată ladreapta)
ENTER
F1
ESC

g
t
ENTER

CASE CLOSE
PATIENT INFOȘtergere caracter sub —cursorȘtergere caracter la —stânga cursorului
Introducere caracter —1 Apăsați butonul PATIENT INFO.

x (săgeată în jos)

DEL
Backspace
Cod caracter

OBSERVAȚIE
oo Dacă nu apăsați butonul ENTER de pe panoul frontal
sau tasta ENTER a tastaturii, valoarea introdusă nu va
confirmată.
oo Se pot introduce doar litere și cifre englezești.
oo Utilizați o tastatură conform setării „Language” (Limbă).
oo Se pot utiliza doar tastaturi USB compatibile cu IBM/
Windows. De exemplu, tastaturile de Mac nu pot fi
folosite cu această unitate.

Anularea introducerii informațiilor­pacientului
Pe ecranul de introducere a informațiilor pacientului,apăsați butonul CASE CLOSE sau PATIENT INFO.

2 Citiți cardul/codul de bare.
3 Apăsați butonul ENTER pentru a confirma și pentru a activa înregistrarea
video.
OBSERVAȚIE
oo Dacă nu apăsați butonul ENTER de pe panoul frontal
sau, valoarea introdusă nu va confirmată.
oo Se pot introduce doar litere și cifre englezești.
oo Alte caractere în afara literelor și cifrelor englezești nu
pot fi afișate corect.

Selectarea felului în care informațiile
sunt afișate pe un monitor externȚineți apăsat butonul PATIENT INFO timp de o secundă
pentru a comuta între următoarele opțiuni de afișare a
informațiilor pe un monitor extern.
OSD1 (Informațiile sunt afișate)OSD2 (Informațiile nu sunt afișate)OSD3 (Este afișată doar pictograma de stare)
OSD4 (Sunt afișate pictograma de stare și
cronometrul)23ÎnregistrareaIeșirea din modul înregistrareApăsați butonul CASE CLOSE pentru a șterge informațiile
pacientului și pentru a ieși din modul înregistrare.

3 Asigurați-vă că dispozitivul de redare
indicat în colțul din stânga jos al ecranului este un dispozitiv de stocare USB(USB1 or USB2).
4 Asigurați-vă că puteți reda imaginileînregistrate.
5 Apăsați butonul CASE CLOSE pentru a
opri redarea.

Filmele și fotografiile înregistrate înainte de a apăsa
butonul CASE CLOSE vor fi stocate în același folder.
Numărul maxim de imagini, incluzând atât imaginile statice, cât și cele video dintr-un folder este de 999. Dacă seatinge acest număr și doriți să continuați să înregistrați,apăsați butonul CASE CLOSE pentru a opri înregistrarea.
Când reluați înregistrarea, se va crea un folder nou.

Precauții la deconectarea dispozitivelor
de stocare USBDupă apăsarea butonului CASE CLOSE pentru oprireaînregistrării video sau a fotografiilor, nu conectați imediat dispozitivul de stocare USB, deoarece unitatea continuă procesul de inscripționare a dispozitivului pentru ovreme.
Dacă deconectați un dispozitiv de stocare USB în timpul
inscripționării, se pot compromite unele dintre imaginileînregistrate și fișierele de gestiune, ceea ce poate avea ca
rezultat pierderea datelor. Urmați procedurile de mai josla deconectarea dispozitivelor de stocare USB:

1 Apăsați butonul CASE CLOSE pentru a
opri înregistrarea și așteptați până cândtoate LED-urile luminează verde.
În funcție de durata înregistrării, pot trece câteva
minute până când toate LED-urile luminează verde.

2 După ce v-ați asigurat că toate LED-urile
luminează verde, apăsați butonul LISTși verificați dacă imaginile înregistratesunt în partea superioară a listei.

24

6 După ce pictograma de redare disparede pe ecran, deconectați dispozitivul destocare USB.

Redarea înregistrărilor
Redarea celor mai recente filme/fotografii

Operațiuni de redareApăsați butonul PLAY/PAUSE de pe panoul frontal alunității pentru a reda datele înregistrate cel mai recent.

Redare și pauză

Pictogramele care apar în timpul redării
Pictogramă

Explicație
Redare video normală
Redare în modul pauză
Apare cifra 1, 2, 3, 4 sau 5 în funcție de viteza deredareSe afișează o fotografieApăsați butonul PLAY/PAUSE.

oo În timpul redării video la viteză normală, aceasta vaîntrerupe redarea (o va pune în modul pauză).
oo Oricând altcândva, aceasta va porni redarea video normală (la viteza normală).
oo Când vizualizați o fotografie, această nu se soldează cu
nicio acțiune.

Oprirea
Pictograma de stareÎn timpul redării, apăsați butonul CASE CLOSE sau STOP
pentru a opri redarea.

Data și ora înregistrării
Ora redării/înregistrării
Nr. imagine redată/nr. total de imagini din folderNOTĂ IMPORTANTĂ

Cele mai recente filme/fotografii pot fi redate doar imediat după pornirea unității sau imediat după efectuareaînregistrării.
Dacă deschideți lista sau porniți redarea, folderul deredare se va modifica.

25

Redarea înregistrărilor

Modificarea vitezei de redare

Trecerea la următorul fișier înregistratÎn timpul redării video, apăsați butonul t pentru a crește
viteza de redare cu o treaptă.
Apăsați butonul g pentru a descrește viteza de redare
cu o treaptă.

Când vizualizați fotografii sau când redarea video seoprește, apăsați butonul 5 pentru a trece la următorulfișier.

Apăsați butonul b pentru a trece la fișierul precedent.

OBSERVAȚIE
oo Această unitate nu are o funcție „derulare înapoi”.
oo Când fișierul video este redat cu o viteză mare, redarea
imaginilor video poate deveni neregulată. Dacă seîntâmplă acest lucru, reporniți derularea la viteză normală și reîncercați.

Saltul la un reperCând vizionați fișiere video, țineți apăsat butonul tpentru a sări la următorul reper și pentru a continua
redarea de acolo.
Dacă nu mai există repere până la sfârșitul fișierului video,
saltul se va face la sfârșitul fișierului și redarea va intra în
modul pauză.
Țineți apăsat butonul g pentru a sări la repererul precedent și pentru a continua redarea de acolo.
Dacă nu mai există repere până la începutul fișierului
video, saltul se va face la începutul fișierului și redarea vaîncepe de acolo.

Țineți apăsat celpuțin 2 secunde

26

Redarea înregistrărilor

Trecerea la folderul următor
În timpul redării sau când redarea este în modul pauză,țineți apăsat butonul 5 timp de cel puțin două secunde
pentru a trece la folderul următor.

Sonorul în timpul redării
Sonorul este redat doar în timpul redării la viteză normală.
OBSERVAȚIE
Sonorul nu este redat când vizionați fișierele video laviteze mai mari decât cea normală.

Afișarea și redarea fișierelor într-o listă
din cel mai recent folderApăsați butonul LIST sau tasta F3 a tastaturii USB pentru
a se afișa datele înregistrate în folderul cu data cea mai
recentă.
Țineți apăsat celpuțin 2 secundeȚineți apăsat butonul b timp de cel puțin două secunde
pentru a trece la folderul precedent.

Țineți apăsat celpuțin 2 secunde

Dispozitiv detectatNumărul folderului curent/numărul total de foldere27

Redarea înregistrărilorCăutarea fișierelor după numele bolii și
redarea lorCăutarea după nume

OBSERVAȚIE

2 Poziționați cursorul în câmpul NAME(NUME).

Dacă opțiunea „Patient Info. Entry” (Introducere informații
pacient) este dezactivată, funcția de căutare nu poate fi
utilizată.

1 Apăsați butonul PATIENT INFO.

3 Utilizați tastatura USB pentru a introduce numele.
4 Apăsați butonul LIST sau tasta F3 a tastaturii USB pentru a începe căutarea.

Căutarea după dată1 Apăsați butonul PATIENT INFO.

Căutarea după codul de identificare (ID)1 Apăsați butonul PATIENT INFO.
2 Poziționați cursorul în câmpul ID.
3 Utilizați tastatura USB pentru a introduce ID-ul.
4 Apăsați butonul LIST sau tasta F3 a tastaturii USB pentru a începe căutarea.

28

2 Poziționați cursorul în câmpul DATE(DATĂ).
3 Utilizați tastatura USB pentru a introduce data.
4 Apăsați butonul LIST sau tasta F3 a tastaturii USB pentru a începe căutarea.

Redarea înregistrărilor
Butoanele și tastele corespunzătoare ale tastaturiiUSBAcțiunePacient nou
Deplasare în câmpul
de deasupra
Deplasare în câmpul
de deasupra
Deplasare cursor sprestângaDeplasare cursor spre
dreapta
Confirmare și înregistrareÎnchidere ecran

Buton
Tastatură USB
PATIENT INFO F105
2 (săgeată în sus)bx (săgeată în jos)gs (săgeată la stânga)tw (săgeată la dreapta)

ENTER

ENTER
F1
ESC

CASE CLOSE
PATIENT INFOȘtergere caracter sub —DELcursorȘtergere caracter la—Backspacestânga cursorului
Introducere caracter —Cod caracterÎncepe căutarea
LIST
F3

Schimbarea dispozitivului utilizat pentrucăutare (redare)
Pe ecran cu rezultatele căutării, apăsați butonul g saut, sau tasta s sau w a tastaturii USB pentru a schimba
dispozitivele în următoarea ordine.
iHDD

USB1

USB2

29

Gestiunea fișierelor înregistrate
Salvarea fotografiilor/fișierelor video dejaînregistrate pe un dispozitiv de stocare extern

Copierea pe un server FTPPuteți utiliza această unitate pentru a copia datele înregistrate pe un dispozitiv de stocare extern. Utilizați
funcția „Copy to (from iHDD)” (Copiere pe (de pe hard
disk-ul intern)) în ecranul „Advanced-1” (Avansat-1)(pagina 18).

2 Selectați „Advanced”.

Copiere pe dispozitivul USB 1 or USB 2

1 Apăsați butonul MENU.

3 Selectați „Copy to (from iHDD)”.
4 Selectați „Network (FTP)”.
5 Selectați ordinea de copiere a folderelor.

1 Apăsați butonul MENU.
2 Selectați „Advanced” (Avansat).
3 Selectați „Copy to (from iHDD)” (Copierepe (de pe hard disk-ul intern).
4 Selectați „USB1” sau „USB2”.
5 Selectați ordinea de copiere a folderelor.

OBSERVAȚIE
Pentru detalii privind setările serverului FTP, vezi „FTP
Client (Client FTP)” la „Mode Select (Selectare mod)” lapagina 49.

Copierea pe un server CIFS
1 Apăsați butonul MENU.
2 Selectați „Advanced”.
3 Selectați „Copy to (from iHDD)”.
OBSERVAȚIE

4 Selectați „Network (CIFS)”.

oo Toate fișierele video și fotografiile stocate pe UR-4MD
vor fi copiate pe dispozitivul selectat. Pentru a copia
numai anumite foldere, utilizați ecranul cu listă
(„Copierea unui folder anume” la pagina 31).
oo Selectarea unor fișiere individuale în vederea copierii
nu este posibilă.
oo Asigurați-vă că pe dispozitivul destinație există suficient spațiu de stocare.
Dacă hard disk-ul intern conține o cantitate mare dedate, copierea ar putea dura câteva ore.
Vă recomandăm să efectuați operațiunea de copiere
când nu utilizați unitatea un timp mai îndelungat.

5 Selectați ordinea de copiere a folderelor.

OBSERVAȚIE
Pentru detalii privind setările serverului CIFS, vezi „CIFS
Client (Client CIFS)” în secțiunea „Mode Select (Selectaremod)” la pagina 49.

30

Gestiunea fișierelor înregistrate

Copierea unui folder anume1 Apăsați butonul LIST pentru a deschidelista.

oo Dacă nu se afișează lista hard disk-ului intern,utilizați butoanele d și e pentru a seta dispozitivul de căutare (redare) ca fiind „HDD”.

2 Utilizați butoanele 3 și c pentru a
selecta folderul pe care doriți să-l copiați
și apăsați butonul MENU.

4 Utilizați butoanele 3 și c pentru a
selecta destinația de copiere și apăsați
butonul ENTER.
Dispozitivele pe care este posibilă copierea suntafișate ca destinații de copiere.

5 Când apare o fereastră de dialog deconfirmare, apăsați butonul d pentru a
selecta „Yes” (Da), și apoi apăsați butonul
ENTER.

Apare un meniu de tip pop-up.

3 Utilizați butoanele 3 și c pentru a
selecta „Copy” (Copiere) și apăsați
butonul MENU (MENIU).

oo Copierea nu poate începe dacă destinația decopiere nu are suficient spațiu de stocare disponibil.

Se deschide meniul de tip pop-up „Destination”(Destinație).

oo Puteți anula copierea în cursul ei apăsând butonul
ENTER.

31

Gestiunea fișierelor înregistrate

6 Când apare mesajul „Copy completed!”(Copiere finalizată!), apăsați butonul
ENTER pentru a reveni la listă.

Editarea informațiilor pentru folderele
existente
1 Apăsați butonul LIST pentru a deschidelista.

2 Utilizați butoanele 3 și c pentru a
selecta folderul cu informațiile pe caredoriți să le editați și apăsați butonul
MENU.
Apare un meniu de tip pop-up.

3 Utilizați butoanele 3 și c pentru a
selecta „Edit” (Editare) și apăsați butonul
ENTER.

32

Gestiunea fișierelor înregistrate
Se deschide ecranul PATIENT INFORMATION al folderului respectiv.

Ștergerea datelor pentru folderele existente
1 Apăsați butonul LIST pentru a deschidelista.

4 Modificați informațiile folderului șiapăsați butonul ENTER.
Apare o fereastră de dialog de confirmare.

2 Utilizați butoanele 3 și c pentru a
selecta folderul pe care doriți să-lștergeți și apăsați butonul MENU.
Apare un meniu de tip pop-up.

5 Selectați „Yes” (Da) și apăsați butonul
ENTER pentru a salva informațiile editate.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Când este utilizat ca dispozitiv de stocare USB sau pe orețea, editarea informațiilor folderului nu este posibilă. Înacest caz, setați modul rețea ca „Off” (Dezactivare) (vezi„Network Options (Opțiuni de rețea)” la pagina 49).

3 Utilizați butoanele 3 și c pentru a
selecta „Delete” (Ștergere) și apăsați
butonul ENTER.

33

Gestiunea fișierelor înregistrate
Apare o fereastră de dialog de confirmare.

Structura folderului utilizată pentrufișierele video/foto înregistrate.
Un folder este creat pentru fiecare pacient cu introducere
de informații. Folderele sunt numite în formatul următor:an, lună, zi, oră, minut, secundă și ID.
aaaallzzoommss_ID
OBSERVAȚIE

4 Selectați „Yes” (Da) și apăsați butonul
ENTER.
Apare din nou o fereastră de dialog de confirmare.

Dacă ID-ul are un caracter care nu poate fi utilizat în
numele fișierului, caracterul respectiv va fi înlocuit cu simbolul hash (#).
Informațiile folderului sunt actualizate când înregistrarea
este finalizată (când butonul CASE CLOSE este apăsat
pentru a se încheia sesiunea de înregistrare).

Structura folderului

5 Dacă sunteți sigur(ă) că doriți să ștergeți,selectați „Yes” (Da) și apăsați butonul
ENTER.
Datele folderului selectat vor fi șterse.
NOTĂ IMPORTANTĂ
oo Datele șterse nu pot fi recuperate. Utilizați această
funcție cu precauție.
oo Când este utilizat ca dispozitiv de stocare USB sau peo rețea, s-ar putea ca ștergerea informațiilor folderuluisă nu fie posibilă. În acest caz, setați modul rețea ca„Off” (Dezactivare) (vezi „Network Options (Opțiuni derețea)” la pagina 49).

34

Director rădăcină
PatientList.html
20161216154525_000012345
video_files
000001-001.mov
000002-001.mov
000004-001.mov
000005-001.mov
000005-002.mov
000007-001.movphoto_files
000003.jpg
000006.jpg
Files.html
20161216181554_0000112255
video_files(fișier html)(folder de gestiune a pacientului)(folder de stocare a fișierelor video)(fișier video)(fișier video)(fișier video)(fișier video divizat, partea 1)(fișier video divizat, partea 2)(folder de stocare a fotografiilor)(fișier foto (numerotat în ordine cronologică))(fișier foto)(Lista fișierelor video/foto din folder)(folder de gestiune a pacientului)(folder de stocare a fișierelor video)

Gestiunea fișierelor înregistrate

Vizualizarea fișierelor video/foto înregistrate pe un calculator (utilizând un fișier HTMLpe dispozitivele de stocare)Fișierele video/foto înregistrate și informațiile folderelor pot fi vizualizate utilizând un browser de internet pe un calculator. Pentru asta deschideți fișierul „PatientList.html”.

Lista folderelor înregistrate
Unitatea creează o listă HTML ((PatientList.html) a folderelor înregistrate pe hard disk-ul intern.
În plus, când se copiază datele pe un dispozitiv de stocare USB extern, pe dispozitivul respectiv se creează o listă HTML(PatientList.html) a folderelor.

No:
Date:
ID:
Name:
D.O.B.:Sex:
Num of image:Numărul folderelor
Acestea sunt afișate în ordinea în care au fost copiate.
Data înregistrării
Codul de identificare a pacientului (link către lista fișierelor video/foto din folder)
Numele pacientului (link către lista fișierelor video/foto din folder)
Data nașterii pacientului (șirul de caractere stocat afișat ca atare)
Sexul pacientuluiNumărul de fișiere video/foto din folder (link către lista fișierelor video/foto din folder)35

Gestiunea fișierelor înregistrate

Lista fișierelor video/foto din folderFaceți clic pe ID-ul sau Numele unui pacient din Lista cu foldere pentru a se afișa lista după cum urmează:

No:
File:
Size (Byte):
Length:36Numărul de fișiere video/foto din folder, fișierele video divizate sunt indicate prin prezența unei liniuțe (–)
Numele fișierului (link)
Dimensiunea fișierului
Durata înregistrării sau „Photo” (Foto) în cazul fotografiilor. Fișierele video divizate sunt indicate prin prezența unei
liniuțe (–)

Tipărirea fotografiilor
Privire de ansamblu
Această secțiune explică setările și procedurile pentru utilizarea funcțiilor de tipărire ale UR-4MD.
oo Funcțiile de tipărire sunt disponibile pe unitățile
UR-4MD care utilizează versiunea de firmware 1.23 sau
una ulterioară. Pentru mai multe informații despre cea
mai recentă versiune de firmware, contactați distribuitorul autorizat TEAC de la care ați achiziționat unitatea.
oo Imaginile (fotografiile) înregistrate cu UR-4MD pot
fi tipărite doar pe un anumit tip de imprimantă.
Contactați TEAC pentru informații despre imprimantele acceptate.

Configurarea setărilor de tipărire
1 Apăsați butonul MENU pentru a deschide meniul principal.

2 Selectați „Advanced” și apăsați ENTER.

Conectarea imprimantei
1 Opriți unitatea UR-4MD și imprimantaînainte să le conectați.
2 Conectați imprimanta la portul USB3 depe panoul posterior al unității UR-4MD.
Folosiți cablul furnizat împreună cu imprimanta sau
un cablu USB disponibil în comerț.

3 Selectați „Printer Options” (Opțiuni
imprimantă) și apăsați ENTER.

3 Porniți unitatea UR-4MD.

4 Porniți imprimanta.

4 Configurați setările necesare pe ambele
pagini de opțiuni (Printing Options-1,
Printing Options-2).
5 Când ați terminat, apăsați butonul CASE
CLOSE.

37Tipărirea fotografiilor

Printing Options-1 (Opțiuni de tipărire-1)

LogoPuteți tipări un logo în colțul din dreapta sus al paginilor.
On (Activat): Tipărește logo-ul încărcat.
Off
Nu tipărește un logo.
(Dezactiva):
LoadÎncărcați un fișier cu un logo de pe un dispo(Încărcare): zitiv de stocare USB conectat la portul USB1.
Asigurați-vă că logo-ul respectă următoarele
specificații:Formatul fișierului: jpg, png
Denumirea fișierului: mdvrlogo.jpg / mdvrlogo.png
Dimensiuni logo: 245 × 75 pixeli

Printer (Imprimantă)Contactați TEAC pentru informații despre imprimantele
acceptate.

Paper (Hârtie)
Selectați dimensiunile hârtiei.
Letter (Scrisoare), A4

Number of copies (Numărul de copii)
Setați numărul de copii care vor fi tipărite.
1–10

Number per page (Număr per pagină)Setați numărul de fotografii care vor fi tipărită pe o singură pagină. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
1, 2, 4, 8, 15, 16 (peisaj: 1, 4, 16, portret: 2, 8, 15)
oo Orientarea va fi determinată de acest număr și nu
poate fi schimbată de utilizator.

Auto Print (Tipărire automată)Cu această opțiune activată, tipărirea va începe automat
de îndată ce s-a efectuat numărul de fotografii setat la„Number per page” (Număr per pagină).
On (Activat), Off (Dezactivat)

38

Logo File (Fișierul cu logo)
Utilizați pentru a afișa logo-ul încărcat pe ecran.

Tipărirea fotografiilor

Printing Options-2 (Opțiuni de tipărire-2)Tipărirea fotografiei afișate în mod curent
1 Afișați fotografia JPEG pe care doriți să otipăriți.
2 Apăsați butonul MENU
Apare următoarea casetă de dialog pentru confirmare.

3 Selectați „Yes” (Da) și apăsați ENTER
pentru a începe tipărirea fotografiei.

Header (Antet)
Utilizați o tastatură USB pentru a introduce până la 32 decaractere alfanumerice, care vor fi tipărite în partea superioară a paginii.
NOTĂConectați o tastatură USB la portul USB1 sau USB2.
Asigurați-vă că dispozitivul selectat pentru introducerea
informațiilor pacientului este „USB Keyboard” (Tastatură
USB); vezi Menu > Advanced > Patient Info. Entry.

4 Apăsați ENTER pentru închiderea casetei
de dialog.
OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ
oo Dacă apare un mesaj de eroare, consultați manualul
utilizatorului imprimantei pentru instrucțiuni.

Footer-1 – Footer-5 (Subsol-1 – Subsol-5)
Selectați informațiile pacientului care vor fi tipărite în
subsolul paginilor. Alegeți una dintre următoarele opțiuni
pentru fiecare câmp (de la Subsol-1 la Subsol-5).
ID
Name (Nume)
Date of birth (Data nașterii)
Sex
Hospital (Numele unității (spitalul))
Physician (Medic)
Procedure type (Tipul procedurii)
Modality (Modalitate)
Operating room (Sala de operații)Off (Dezactivat)

oo Contactați TEAC pentru informații despre imprimantele acceptate.

39Tipărirea fotografiilor

Selectarea mai multor fotografii învederea tipăririi
1 Când unitatea este în modul inactiv,
apăsați butonul LIST pentru a se afișa
lista pacienților.

4 Selectați fotografia pe care doriți să o
imprimați și apăsați PATIENT INFO.

Pe fotografia în miniatură selectată apare o bifă.

2 Selectați folderul care conține fotografiile pe care doriți să le tipăriți și apăsați
MENU.

w

3 Selectați „Print” (Tipărire) și apăsațiENTER.
Va apărea un ecran cu fotografii în miniatură.

oo Apăsați din nou pe PATIENT INFO pentru a deselecta fotografia.
oo Apăsați PHOTO pentru a selecta toate fotografiile.

w

40

oo Apăsați PHOTO din nou pentru a deselecta toate
fotografiile.

Tipărirea fotografiilorTipărirea mai multor fotografii.
Se pot tipări mai multe fotografii manual sau automat.

3 Selectați „Execute” (Executare) și apăsațiENTER.
Apare o casetă de dialog pentru confirmare.

Tipărirea manuală
1 Apăsați pe MENU, pe ecranul fotografiei
în miniatură pentru a deschide ecranul
Print Layout (Configurație tipărire).

4 Selecta „Yes” (Da) și apăsați ENTER.
Când tipărirea s-a încheiat, va apărea următoarea
casetă de dialog:

Pe această pagină puteți modifica numărul de copii,
numărul de fotografii per pagină și puteți activa sau
dezactiva tipărirea logo-ului.

2 Selectați „Print” (Tipărire) și apăsațiENTER.

5 Apăsați ENTER pentru a confirma.

w

41Tipărirea fotografiilorTipărire automată
Cu tipărirea automată activată, tipărirea începe automat
de îndată ce introduceți numărul de fotografii care să fietipărite.
oo Setați numărul de fotografii care vor fi tipărite pefiecare pagină (vezi „Number per page (Număr per
pagină)” la pagina 38).
oo Pentru utilizarea acestei funcții, setați „Auto Print”(Tipărire automată) pe „On” (Activată) (vezi „Auto Print(Tipărire automată)” la pagina 38).
În exemplul de mai jos, tipărirea automată va începe
când se vor fi făcut opt fotografii.
Când închideți folderul unui pacient apăsând pe butonul
CASE CLOSE, se vor tipări și restul fotografiilor.

Mesaj de eroare la tipărireMesaj
ERROR (701) PRINTER OFF LINEERROR (702) PRINTER NO RIBBONERROR (703) PRINTER END RIBBONERROR (704) PRINTER DOOR OPENERROR (705) PRINTER NO PAPER
ERROR (706) PRINTER UNKNOWNERROR (707) PAPER WRONG SIZEERROR (708) PRINT FAILED

42

Răspuns
Porniți imprimanta Verificați cablul USB, care trebuie să fie conectat atât la imprimantă,cât și la unitatea UR-4MD.
Instalați un cartuș.
Înlocuiți cartușul.
Închideți complet capacul imprimantei.
Puneți hârtie în imprimantă.
Cauza erorii este necunoscută. Opriți imprimanta și unitatea UR-4MD. Apoi reporniți-le șiîncercați să tipăriți din nou.
Asigurați-vă că dimensiunile hârtiei încărcate corespund cu dimensiunile selectate.
Verificați setările de tipărire. Opriți imprimanta și unitatea UR-4MD. Apoi reporniți-le șiîncercați să tipăriți din nou.

Setări
De exemplu, dacă „Video IN” (INTRARE Video) este setată
pe „DVI”, se va acorda prioritate după cum urmează.
DVI w SDI w S-VIDEO w COMPOSITE
oo Dacă intrarea video este COMPOSITE, unitatea nu va
comuta pe S-VIDEO.
oo Dacă intrarea video este S-VIDEO, unitatea nu va
comuta pe COMPOSITE.
oo Pe lângă aceasta, intrarea video nu se va schimba în
timpul înregistrării.

Setări generale

Deplasați cursorul la articolul pe doriți să-l modificați șiapăsați butonul ENTER pentru a activa articolul respectiv.

Current Settings (Setările curente)
Se arată setările principale.

Video IN (INTRARE Video)
Comutare automată între intrările video
Când este detectat semnal video de intrare, unitatea va
comuta în mod automat în funcție de tipul de semnal
Când intră mai multe tipuri de semnal, unitatea va
comuta pe intrarea video cu cea mai mare prioritate.
Semnalul video de intrare este detectat în următoarea
ordine.
DVIS-VIDEO

Audio IN (Intrare Audio)Setați intrarea audio cu cea mai mare prioritate.
SDI
AUDIO
MIC
Comutare automată între intrările audio
Când este detectat semnal audio împreună cu semnalul
video, unitatea va comuta în mod automat pe semnalul
audio respectiv.
Semnalul audio de intrare este detectat în următoarea
ordine.

Firmware version (Versiunea de firmware)
Patient Info. Entry (Introducere informații pacient)
Auto Index (Auto reper)
Auto File Division (Divizarea automată a fișierelor)
Ext Switch Trigger (Declanșator comutator extern)
Erase HDD (Keep) (Ștergere HDD (Păstrează))iHDD Available (iHDD disponibil)

SDI

Comutare manuală între intrările video
Când unitatea nu înregistrează sau redă video, țineți
apăsat butonul 5 sau b pentru a căuta un alt conector
de intrare cu semnal și pentru a comuta pe respectivul
conector. Dacă unitatea nu identifică niciun alt tip desemnal de intrare, nu se va schimba nimic.

SDI

AUDIO

MIC

De exemplu, dacă setarea este AUDIO, se va acorda prioritate după cum urmează.
AUDIO w SDI w MIC
oo În cazul intrării audio SDI se detectează prezența unuisemnal digital și se detectează mufele conectate
pentru la intrările AUDIO și MIC.
oo Pe lângă aceasta, intrarea audio nu se va schimba în
timpul înregistrării.
oo Audio SDI poate fi selectată doar când intrarea video
este și ea de tip SDI.
oo Audio SDI va funcționa doar când se utilizează ointrare video SDI. Pe lângă aceasta, dacă intrarea video
este un semnal SDI cu audio integrat, setarea audio
automată va fi SDI și nu va putea fi schimbată (nu se
poate folosi semnal AUDIO sau MIC).

COMPOSITESetați intrarea video cu cea mai mare prioritate.

43SetăriVideo OUT (Ieșire Video)
Aceasta setează rezoluția semnalului video de ieșire cândnu există semnal video de intrare.
NTSC:
PAL:
1024x768:
1920x1080:

Photo Options (Opțiuni foto)Ieșire de la conectorii COMPOSITE și S-VIDEOOUT (IEȘIRE S-VIDEO)
Ieșire de la conectorii COMPOSITE și S-VIDEOOUT (IEȘIRE S-VIDEO)
Ieșire de la conectorul DVI OUT (IEȘIRE DVI)
Ieșire de la conectorii DVI și SDI OUT (IEȘIRE SDI)oo În timpul redării, rezoluția video setată va fi transmisă
dacă este diferită de imaginea redată, chiar dacă există
un semnal video de intrare.

Playback from (Redare de pe)

Quality (Calitate)

Aceasta setează dispozitivul de pe care se face redarea
USB1
USB2
Internal HDD (Hard disk-ul intern)oo Dacă dispozitivul setat nu este disponibil în timpulredării, unitatea va verifica conexiunile în ordinea demai sus și va căuta un dispozitiv.

Utilizați această funcție pentru a seta calitatea fotografiilor făcute.

Clock (Ceasul)
Acesta indică data și ora curentă
Este evidențiat elementul selectat (poziția cursorului).
Poziționați cursorul la elementul precedent/următor.
5, b: Măriți sau micșorați valoarea elementului.
ENTER: Confirmați data și ora setate.
MENU: Anulați modificările făcute la dată și oră.

HQ:
SQ:
EQ:

Calitate înaltă
Calitate standard
Calitate economic (fișiere de dimensiuni reduse)

FormatTIFF:
JPEG:
JPEG (info on):g, t:

Observație
Ceasul unității nu indică întotdeauna ora exactă. Vă recomandăm să verificați și să ajustați periodic ora.

Language (Limba)Setați limba utilizată în meniu.
English日本語
Français
Deutsch44

Italiano
Español한국어
中文Português
TürkçeSvenskaРусский

DICOM (.dcm):

Format TIFF necomprimat
Compresie JPEG
Compresie JPEG
Următoarele informații ale folderului suntintegrate în partea superioară:Data, ID, Nume, Data nașterii, Sex, Spital,
Medic
Format de fișier DICOM (fotografia este în
format JPEG)

SetăriVideo Options (Opțiuni video)

Advanced-1 (Avansat-1)

Quality (Calitate)

Patient Info. Entry(Introducere informații pacient)Utilizați această funcție pentru a seta calitatea fișierelor
video înregistrate.
HQ:
SQ:
EQ:

Calitate înaltă
Calitate standard
Calitate economic (fișiere de dimensiuni reduse)

Auto Index (Auto reper)
Utilizați această funcție pentru a seta felul în care reperelesunt adăugate în timpul înregistrării video.
Off:
Nu se adaugă repere.
1 min: Este adăugat un reper la fiecare minut.
5 min: Este adăugat un reper la fiecare 5 minute.
10 min: Este adăugat un reper la fiecare 10 minute.
20 Even După înregistrarea unui fișier video, înregistrarea este
Per File: împărțită în 20 de intervale egale cu ajutorul reperelor.

Ext Switch Trigger(Declanșator comutator extern)
Utilizați această funcție pentru a seta un comutator
extern conectat la EXT SW.

Selectați dispozitivul care va fi utilizat pentru introducerea informațiilor pacientului. (Această setare este valabilă doar pentru introducerea informațiilor pacientului.)Off (Dezactivat):
USB Keyboard(Tastatură USB):
Card/Barcode
Reader (Cititor decarduri/cod debare):

Informațiile pacientului nu vor fi introduse.
Activează utilizarea unei tastaturi USB învederea introducerii informațiilor pacientului.
Activează utilizarea unui cititor de carduri/cod de bare în vederea introducerii
informațiilor pacientului. Când este
utilizată această setare, va apărea următorul ecran pentru setarea intervaluluide caractere. Faceți setări pentru fiecare
interval de informații.

oo Sunt acceptate tastaturi US standard îmbunătățite.
oo Conectați dispozitivul USB pentru introducerea
datelor pacientului la portul USB 3 de pe panoul posterior al unității.
Dacă utilizați un cititor de carduri/cod de bare, setați
intervalul caracterelor citite.

Push to Switch: Apăsați pentru pornirea înregistrării și, alternativ pentru pauză/stop. Dacă înregistrarea seoprește sau intră în modul pauză depinde desetarea „Ext Switch Trigger (Mode)”.
Hold to Record: Înregistrează cât timp este apăsat.

Ext Switch Trigger (Mode)(Mod declanșator comutator extern)
Utilizați această funcție pentru a seta dacă înregistrarea intră în
modul pauză sau se oprește când utilizați un comutator extern.
Pause:
Stop:Înregistrare <–> Pauză
Se creează un fișier de mari dimensiuni.
Înregistrare <–> Stop
Se creează mai multe fișiere de dimensiuni mai mici.

45SetăriIntervalului de caractere este de la poziția primului caracter(Start) la poziția ultimului caracter (End). Dacă se utilizează
un singur caracter, valorile Start și End rămân aceleași.
ID:

Setați intervalul de caractere pentru codul deindentificare
Name:Setați intervalul de caractere pentru nume
D.O.B.:
Setați intervalul de caractere pentru pentru
data nașteriiSex:Setați intervalul de caractere pentru sex
Show All Info: Pe acest ecran sunt afișate toate datele introduse cu ajutorul cititorului de carduri/cod de
bare.

OSD
Setați modul în care informațiile sunt afișate pe monitorul
extern (OSD: afișarea informațiilor pacientului pe ecran,capacitate rămasă, ora etc.)
On (Activat):
Off (Dezactivat):
ICON:
ICON + TIMER:

Informațiile sunt afișate
Informațiile nu sunt afișate
Este afișată doar pictograma de stare
Sunt afișate pictograma de stare și cronometrulPuteți de asemenea să țineți apăsat butonul PATIENTINFO pentru a comuta instant între opțiunile disponibile(vezi „Butonul PATIENT INFO” la pagina 12).

Copy to (from iHDD)(Copiere pe (de pe hard disk-ul intern)

Auto File Division(Divizarea automată a fișierelor)Setați dimensiunea fișierelor în vederea divizării automate
în timpul înregistrării video.
4 GB
1 GB
oo Divizarea fișierelor este necesară din motive care ținde limitele sistemului de fișiere.
Când se utilizează transferul FTP, fișierele mai mici sunt
mai eficiente.
oo În funcție de setările calității video și rezoluția semnalului de intrare video, dimensiunea fișierelor divizate arputea fi mai mică decât această setare.

Format Recording Device(Formatarea dispozitivului de înregistrare)
Utilizați această funcție pentru a formata (inițializa) dispozitivul de înregistrare (de stocare extern).
Cancel (Anulare)
USB1
USB2
iHDD (hard disk intern)NOTĂ IMPORTANTĂ
Formatarea unui dispozitiv de stocare va șterge toate datelede pe el. Nu uitați că această acțiune este ireversibilă.

46

Utilizați această funcție pentru a copia fișierele video/
foto de pe hard disk-ul intern pe un dispozitiv de stocare
extern (vezi pagina 30). Selectați dispozitivul destinație
pentru copiere:
Cancel (Anulare)
USB1
USB2
Network (FTP) (Rețea - FTP)
Network (CIFS) (Rețea - CIFS)
După selectarea dispozitivului, pe linia de mai jos suntdisponibile următoarele opțiuni.
Selectarea unei opțiuni demarează procesul de copiere.
From Older Folder(De pe folderul mai
vechi):
From Newer Folder(De pe folderul mainou):

Se vor copia toate datele începând cu
cele din cel mai vechi folder.
Se vor copia toate datele începând cu
cele din cel mai nou folder.

oo Utilizați ecranul cu listă pentru a copia un anumit
folder (pagina 31).

Setări

Advanced-2 (Avansat-2)

Storage Device Info.
(Informații dispozitiv de stocare)Aceasta afișează informații despre dispozitivul de stocare
selectat.

Erase iHDD (Keep) (Ștergere hard diskintern (Păstrează))Această funcție setează felul în care sunt șterse datele depe hard disk-ul intern. Datele vor fi șterse conform acesteisetări când unitatea este pornită.
Off (Dezactivat):

Nu se șterg datele. Înregistrarea este
imposibilă când hard disk-ul intern este
plin.
Keep 200 GB
Folderele vor fi șterse începând cu cel mai(Păstreză 200
vechi și se vor păstra 200 GB de date.
Keep 100 GB
Folderele vor fi șterse începând cu cel mai(Păstreză 100 GB): vechi și se vor păstra 100 GB de date.
Keep 50 GB
Folderele vor fi șterse începând cu cel mai(Păstreză 50 GB):
vechi și se vor păstra 50 GB de date.
Keep Last 24 Hours Se șterg folderele mai vechi de 24 de ore(Păstrează ultimele (începând cu ora începerii înregistrării).
24 de ore):
Keep Last 7 Days
Se șterg folderele mai vechi de 7 zile(Păstrează ultimele (începând cu ora începerii înregistrării).
7 zile):iHDD Information
Aceasta afișează informații despre hard
(Informații despre harddisk-ul intern.
disk-ul intern):
Capacity:
Aceasta indică capacitatea totală.
Free Space:
Aceasta indică spațiul disponibil.
Used Space:
Aceasta indică spațiul deja utilizat.
iHDD S.M.A.R.T.:
Aceasta afișează informații S.M.A.R.T.
despre hard disk-ul intern.
USB 1 S.M.A.R.T.:Afișează informații S.M.A.R.T. despre dispozitivul conectat la USB 1.*
USB 2 S.M.A.R.T.:Afișează informații S.M.A.R.T. despre dispozitivul conectat la USB 2.** Parametrii S.M.A.R.T. pot fi afișați doar dacă dispozitivul
USB acceptă funcția S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. information (Informații S.M.A.R.T.)NOTĂ IMPORTANTĂ
Este recomandat să opriți unitatea o dată pe zi și să nu oțineți pornită în permanență.
Dacă unitatea nu este oprită, funcția care șterge datele dehard disk-ul intern la inițializare nu va funcționa. Rezultatul
este că hard disk-ul intern va rămâne fără spațiu de stocare. Înregistrarea se va opri când nu mai există spațiu destocare pe hard disk-ul intern.

Arată valorile „Current” (Curentă), „Worst” (Cea mai rea) și„Threshold” (Limită) pentru fiecare articol.
01 Read Error Rate
02 Throughput Performance
05 Reallocated Sectors Count
07 Seek Error Rate
0A Spin Retry CountC4 Reallocation Event CountC5 Current Pending Sector CountC6 Uncorrectable Sector Count
C8 Write Error Rate
DF Load/Unload Retry Count

47

Setări

Beep

Actualizarea firmware-ului

Utilizați această funcție pentru a activa/dezactiva semnalul sonor (beep)
On (Activat):
Semnalul sonor se aude.
Off (Dezactivat): Semnalul sonor nu se aude.
oo Semnalul sonor se aude, de exemplu, când se utilizează butoanele, începe înregistrarea și apar avertizări.

Urmați aceste proceduri pentru a actualiza firmware-ulunității. Urmați procedurile întocmai. În caz contrar, există
riscul ca unitatea să funcționeze defectuos.

ID de conectare / Parolă
Utilizați-le pentru setarea datelor de conectare solicitate
la pornirea unității UR-4MD.
Off (Dezactivat): 	La pornirea unității nu apare ecranul
de conectare.
On (Activat): 	La pornirea unității apare un ecran deconectare. Setarea datelor de conectare (numele de utilizator și parola).

NOTĂ IMPORTANTĂ
oo Înainte de a actualiza firmware-ul, faceți o copie derezervă a datelor. S-ar putea ca după actualizare unitatea să nu poate reda unele fișiere înregistrate înaintea
actualizării. Pe lângă aceasta, ar trebui să formatați și
hard disk-ul intern după actualizarea de firmware. (Vezi„Format Recording Device (Formatarea dispozitivuluide înregistrare)” la pagina 46.)
oo Nu întrerupeți alimentarea cu c.a. a unității și nu
deconectați niciun dispozitiv de stocare USB în timpul
actualizării firmware-ului. În caz contrar, există riscul ca
unitatea să funcționeze defectuos.

1 Formatați un dispozitiv flash USB cu ajutorul unității.
(Vezi „Formatarea dispozitivelor de înregistrare” lapagina 19.)

2 Copiați fișierul de actualizare a
firmware-ului de pe calculator în folderulrădăcină al dispozitivului flash USB.
Ecranul de conectare apare la pornire:

3 Apăsați butonul STANDBY/ON timp de osecundă pentru a opri unitatea.
4 Deconectați toate cablurile de la conectorii LAN, USB 3, USB 4 și conectorii
video (SDI, DVI, COMPOSITE, S-VIDEO)
de pe panoul posterior al unității.
5 Apăsați butonul STANDBY/ON pentru a
porni unitatea.
NOTĂ IMPORTANTĂ

Datele de conectare pot fi introduse cu ajutorul unei tastaturi conectate prin USB.

Printer Options (Opțiuni imprimantă)Utilizați aceste opțiuni pentru a configura opțiunile detipărire ale fotografiilor. ( Vezi pagina 37). ContactațiTEAC pentru informații despre imprimantele acceptate.

După ce porniți unitatea, nu utilizați funcțiile înregistrare sau redare înainte să efectuați actualizarea.

6 Conectați dispozitivul flash USB pregătit
pentru actualizare la portul USB 1 al unității.
7 Apăsați butonul MENU.
8 Selectați „Advanced”.

48Setări

9 Defilați în jos până când apare ecranul„Advanced-2”.

Network Options (Opțiuni de rețea)10 Selectați „Firmware Update” și apăsațiENTER.
Cancel (Anulare):Nu se efectuează actualizarea.
Execute (Executare):	Se efectuează actualizarea
firmware-ului.

11 Selectați „Execute” și apăsați ENTER.
Apare o fereastră de dialog de confirmare.
În exemplul de mai jos, firmware-ul unității va fi actualizat de la versiunea 1.26 la versiunea 1.27.

Mode Select (Selectare mod)Utilizați această funcție pentru a seta modul rețelei.

12 Selectați „Yes” (Da) și apăsați ENTER
pentru a începe actualizarea.
Va apărea următorul ecran.

Off(Dezactivat):
FTP Client(Client FTP):
CIFS Client(Client CIFS):CIFS Server(Serverul
CIFS):USB Mass
Storage(Stocare înmasă USB):oo Actualizarea poate dura câteva minute.
oo Când actualizarea este finalizată, unitatea vareporni automat. Așteptați până când unitate
repornește.

13 Reconectați cablurile dacă este nevoie.
oo Contactați vânzătorul de la care ați achiziționat unitatea pentru mai multe informații despre actualizările
de firmware.

Dezactivează funcțiile rețelei
Fișierele vor fi transmise automat către serverul
FTP.*Fișierele vor fi transmise automat către serverul
CIFS.*
Această unitate devine un server CIFS și fișierele
sale pot fi citite de pe clienți CIFS.
În rol de server, unitatea este numai pentru
citire.*Citirea nu este posibilă în timpul înregistrării.
Utilizați unitatea ca dispozitiv USB de stocare înmasă, permițând fișierelor să fie citite de o gazdă
USB.
În rol de server, unitatea este numai pentru citire.
Conectați gazda USB la portul USB 4 de pepanoul frontal al unității.
Citirea nu este posibilă în timpul înregistrării.
Funcția de control extern al comenzilor nu poate
fi utilizată în același timp. Cu această setare,funcția „Stocare în masă” va fi utilizată pentrufuncționare. Când nu este setată ca „Stocare înmasă”, funcția de control extern al comenzilor va
fi utilizată pentru funcționare.
Este necesară repornirea unității când comutați
pe „Stocare în masă” sau când treceți de la„Stocare în masă” la o altă setare.

*Aceste opțiuni au ecrane de meniu pentru setări detaliate.

49În funcție de setarea selectată, va apărea unul dintreurmătoarele ecrane pentru efectuarea setărilor detaliate.
Utilizați o tastatură USB pentru a introduce datele.
(Conectați-o la portul USB 3 de pe panoul posterior alunității.)FTP Client Mode (Modul Client FTP)NOTĂ IMPORTANTĂ
oo Efectuarea unor operațiuni pe o rețea nesigură arputea cauza pierderi de date.
oo De exemplu, este necesar un server DNS pentru
rezoluția numelui computerului și adreselor de IP aleunității în setarea fiecărui mod.
oo Dacă modul este setat ca „FTP Client” (Client FTP) sau„CIFS Client” (Client CIFS), fișierele video înregistrate
vor fi transferate automat către serverul setat. Verificați
configurarea rețelei, inclusiv a serverului și cablurilorînainte de a începe înregistrarea. Dacă apar probleme
cu rețeaua în timpul înregistrării (de exemplu, un
cablu deconectat), fișierele video vor fi, totuși, transferate după restabilirea conexiunii la rețea. Doar fișierele
video înregistrate după setarea unuia dintre aceste
moduri vor fi transferate automat. (Când setarea este
„Off” (Dezactivat), transferați manual înregistrările dacăeste cazul.)
oo Când configurați setările de rețea, asigurați-vă că ați
conectat cablul Ethernet.

50

FTP Server(Server FTP):
User Name(Nume deutilizator):
Password(Parolă):Utilizați o tastatură USB pentru a introduce
numele serverului.
Utilizați o tastatură USB pentru a introduce
numele de utilizator.
Utilizați tastatura USB pentru a introduce
parola.

Exemplu de setare:
FTP Server:
User Name:
Password:

192.168.0.101
dvr
abcde

NOTĂ IMPORTANTĂ
oo Când utilizați mai multe dispozitive de înregistrare,
datele de înregistrare se pot pierde dacă destinația deînregistrare este setată ca fiind în aceeași locație peacelași server. Nu utilizați aceeași locație.
oo Completarea câmpurilor „User Name” (Nume de utilizator) și „Password” (Parolă) este obligatorie. Setările
utilizatorului corespunzătoare trebuie făcute și pe
server.

Setări

CIFS Server Mode (Modul Server CIFS)

CIFS Client Mode (Modul Client CIFS)

Model Name Utilizați o tastatură USB pentru a introduce(or Machine numele modelului.
Name)(Nume model(sau Numemașină)):User NameUtilizați o tastatură USB pentru a introduce(Nume denumele de utilizator.
utilizator):
Password
Utilizați tastatura USB pentru a introduce parola.
(Parolă):Path (Cale):

Numele de utilizator și parola setate aici pot fi utilizate
pentru acces numai pentru citire la acest dispozitiv de perețea.
Exemplu de setare:
Model Name (or Machine Name):
User Name:
Password:

video_recoder
dvr
abcde

User Name(Nume deutilizator):
Password(Parolă):Utilizați o tastatură USB pentru a introduce calea
de rețea.
Utilizați o tastatură USB pentru a introduce
numele de utilizator.
 tilizați o tastatură USB pentru a introduceUparola.

Exemplu de setare:
Path:
User Name:
Password:

192.168.0.101/dvr_mount
dvr
abcde

oo Numele de utilizator/parola setate aici trebuie să
existe pe computerul pe care partiția există, iar utilizatorul trebuie să aibă privilegii de acces pentru această
partiție.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Când utilizați mai multe dispozitive de înregistrare, datelede înregistrare se pot pierde dacă destinația de înregistrare este setată ca fiind în aceeași locație pe același
server. Nu utilizați aceeași locație.

51Setări

IP Address (Adresa de IP)
Utilizați-o pentru a seta adresa de rețea a unității.
Automatic(DHCP):

Utilizați un server DHCP pentru achiziția automată a setărilor de rețea. Selectați „Current IP
Address” (Adresa IP curentă) în ecranul „Network
Options” (Opțiuni de rețea) pentru a se afișa
adresa de rețea achiziționată.
Manual:Introduceți următoarele informații ale adresei derețea.
IP Address:
Utilizați o tastatură USB pentru a seta
adresa de IP.
Subnet Mask:
Utilizați o tastatură USB pentru a setamasca de subrețea.
Default Gateway:
Utilizați o tastatură USB pentru a seta
gateway-ul implicit.
DNS Server1:
Utilizați o tastatură USB pentru a setaserverul DNS 1.
DNS Server2:
Utilizați o tastatură USB pentru a setaserverul DNS 2.
WINS Server:
Utilizați o tastatură USB pentru a setaserverul WINS.

OBSERVAȚIE
Dacă se modifică setarea adresei de IP, noua setare va fi
valabilă după repornirea unității.

Current IP and MAC Address(Adresele IP și MAC curente)
Aceasta afișează adresa IP setată în mod curent.
Linia de la bază indică adresa MAC a unității UR-4MD.

52

Utilizarea funcțiilor DICOM
DICOM Option (Opțiunea DICOM): Pentru a activa funcția
DICOM după achiziționarea unității trebuie să cumpărați
cheia DICOM. Vă rugăm să cereți detalii de la reprezentantul de vânzări de la care ați achiziționat unitatea.
oo DICOM Option (Opțiunea DICOM) vă permite să primiți
lista de lucru și să transmiteți instantanee / fotografiicătre DICOM Storage (Stocare DICOM). Fișierele video
DICOM nu sunt acceptate de unitatea UR-4MD.

2 Apăsați butonul MENU.

Funcția de stocareDacă activați funcția de stocare, când instantaneele suntachiziționate de unitatea UR-4MD, ele pot fi transmise
automat către server cu ajutorul setărilor DICOM Storage(Stocare DICOM). Dacă imaginile nu pot fi trimise dincauza unor probleme de transmisie în rețea sau din cauza
imposibilității de a se conecta la server, se va încerca în
mod repetat până când se restabilește conexiunea.
În plus, dacă se primește un mesaj de eroare după ce sereîncearcă trimiterea unui fișier de numărul de ori stabilit,
se va renunța la trimiterea fișierului respectiv și se va trece
la trimiterea următorului fișier.

DICOM Worklist (Lista de lucru DICOM) va fi
achiziționată de la server. Lista de lucru va apărea peafișaj când achiziția listei s-a încheiat cu succes.

Funcția Modality Worklist Management(Administrare modalitate listă de lucru)Dacă activați funcția Modality Worklist Management(Administrare modalitate listă de lucru), Lista de lucru
poate fi achiziționată și afișată pe ecranul unității
UR-4MD. Se pot utiliza informațiile pacientului selectat
din lista de afișare pentru a se achiziționa imagini.

1 Apăsați butonul PATIENT INFO.

OBSERVAȚIE
Dacă filtrați pe baza datei (setarea Requested Date (Datasolicitată)) este activată, puteți apăsa pe butonul g alunității pentru a încărca ziua anterioară listei afișate sauapăsați butonul t pentru a încărca ziua ulterioară.

53

Accesorii opționale
Conectând unul dintre următoarele dispozitive de control la distanță la conectorul REMOTE de pe panoul posterior alunității UR-4MD, veți putea controla unitatea cu ajutorul dispozitivului respectiv. Butoanele/pedalele pentru controlul
de la distanță și funcțiile pe care acestea le controlează sunt următoarele.
Vezi Manualul utilizatorului pentru informații suplimentare despre fiecare dispozitiv de control de la distanță și felul încare acestea pot fi utilizate.

Dispozitivul de control de la distanță TEAC/TASCAM RC-10
RC-10
RECORD
STOP
PLAY
MARK
F3
F4
>> (FF)<< (REW)
F1
F2Funcția (butonul) UR-4MD
Modul de funcționare este setat la „Ext Switch Trigger” (Declanșator comutator extern)(vezi „Setările comutatoarelor externe (video)” la pagina 20)(STOP)(PLAY/PAUSE)(PHOTO)
(1)
(z)
(q)
(a)
(LIST)(CASE CLOSE)

oo Utilizați adaptorul cu fir pentru dispozitivul de control de la distanță RC-10 pentru a controla unitatea UR-4MD.

Dispozitivul de control de la distanță TEAC/TASCAM RC-3F

Conector TRS de 2,5 mm (Vârf: SEMNAL, Inel: GND, Manșon: GND)

Pedala L (din stânga)RC-3F
Pedala C (centru)
Pedala L (stânga)Pedala R (dreapta)

54

Pedala C (din mijloc)

Pedala R (din dreapta)Funcția (butonul) UR-4MD
Modul de funcționare este setat la „Ext Switch Trigger” (Declanșator comutator extern)(vezi „Setările comutatoarelor externe (video)” la pagina 20)(STOP)(PHOTO)Mentenanță
Verificări recomandate

DepanareVerificați următoarele lucruri înaintea utilizării în
fiecare zi. Dacă veți face acest lucru veți descoperi
eventualele probleme din timp și veți evita o serieîntreagă de probleme.

În următoarele cazuri, vă rugăm să verificați articolele demai jos înainte să solicitați repararea unității.

Verificări zilniceoo Asigurați-vă că ștecărul și cablul de alimentare sunt înbună stare de funcționare. Înlocuiți cablurile uzate sau
avariate înainte să le utilizați pentru a alimenta unitatea UR-4MD.
oo Asigurați-vă că ambele capete ale cablului de alimentare sunt bine conectate.
oo Asigurați-vă că diferiții conectori sunt bine conectați.
oo Asigurați-vă că toate echipamentele conectate la unitate funcționează în condiții de siguranță.

Inspecție de siguranță
O inspecție de siguranță trebuie efectuată cel puțin odată la doi ani. Dacă reglementările la nivel local din țaradvs. prevăd intervale mai scurte de timp, atunci va trebuisă efectuați inspecțiile de siguranță în conformitate cu
aceste prevederi.

Curățarea unității

VATENȚIE
Pentru siguranța dvs., deconectați cablul de alimentare
al unității înainte de a o curăța.
oo Utilizați un agent de curățare adecvat pentru
dezinfecția suprafețelor și curățarea carcasei unității.
oo Metoda de curățare prescrisă este dezinfectarea prinștergere. Nu utilizați un pulverizator de soluție dezinfectantă.
oo Recomandăm utilizarea unor bucăți de material textil/șervețele împreună cu un agent de curățare pentru
dezinfectarea prin ștergere.

 Asigurați-vă că ați curățat bine carcasa unității.

Unitatea nu pornește.
eeAsigurați-vă că este conectat cablul de alimentare.
Asigurați-vă că este conectat corect la priză și nu s-a
deconectat.
Unitatea pornește dar nu primește semnal video.
eeAsigurați-vă că nu s-au deconectat conectorii depe panoul posterior al unității și cablurile pe care lefolosiți nu sunt avariate.
Asigurați-vă că a fost selectată intrarea corectă.
Când este conectat un dispozitiv de stocare USB, peecranul LCD apare mesajul „Are you sure you want
to format?” (Sunteți sigur(ă) că doriți să formatați?),chiar dacă dispozitivul respectiv a fost utilizat anterior fără probleme.

eeÎncercați să reconectați dispozitivul de stocare USB.
S-ar putea ca dispozitivul de stocare USB să nu fie
recunoscut în din cauza felului în care conectorul afost introdus în portul USB al unității.
eeAcest mesaj ar putea apărea când se produce o eroareîn sistemul de fișiere al dispozitivului de stocare USB.
O eroare în sistemul de fișiere poate împiedica înregistrarea. Nu mai utilizați dispozitivul de stocare USB,ci utilizați un instrument de verificare a disk-ului pe
un computer, pentru a verifica și repara sistemul defișiere.
Puteți și să anulați fără să formatați, dar dispozitivul destocare USB extern nu va fi recunoscut, va apărea unmesaj de eroare și dispozitivul nu va fi utilizat pentruînregistrare.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Dacă selectați „Yes” (Da) și formatați, veți șterge toate
datele de pe dispozitivul de stocare USB. Asigurați-vă că
nu mai aveți nevoie de datele de pe acest dispozitiv, saufaceți mai întâi o copie de rezervă a datelor.

55

Mentenanță
Înregistrarea pe un dispozitiv de stocare USB
extern s-a oprit pe neașteptate sau un fișier înregistrat nu apare sau nu poate fi redat.
eeProbleme de înregistrare pot apărea când se produce
o eroare în sistemul de fișiere al dispozitivului de stocare USB.
Utilizați un instrument de verificare a disk-ului pe uncomputer pentru a verifica și repara sistemul de fișiere
al dispozitivului de stocare USB.
Fiecare sistem de operare are o metodă diferită dereparare a disk-ului, așa că trebuie să urmați procedurile pentru sistemul de operare al computerului lacare ați conectat dispozitivul de stocare USB. Căutați
după cuvintele cheie „verificare disk” pentru a găsiinstrucțiuni utile.
Chiar și după apăsarea butonului pentru înregistrare, uneori se întâmplă ca pictograma de înregistrare și ora înregistrării să nu apară.
eeAceastă problemă poate apărea prima dată cândporniți înregistrarea după ce utilizați un computer,de exemplu, pentru a adăuga sau șterge fișiere pe
un dispozitiv de stocare USB extern pe care unitatea
UR-4MD l-a folosit pentru înregistrare.
Aceasta este doar o problemă de afișare. Înregistrarea
se desfășoară fără probleme și afișajul își va reveniîntr-un interval de 20-120 de secunde de la începereaînregistrării pe dispozitivul de stocare USB extern. Nu
trebuie să faceți nimic deoarece afișajul va reveni lanormal.

56

Nu mai există spațiu disponibil pe hard disk-ul
intern, ceea ce face ca înregistrarea să nu fie posibilă.
eeVerificați dacă funcția „Erase iHDD (Keep)” (Șterge
iHDD (Păstrează)) este cumva setată ca „Off ”(Dezactivată) pe pagina de setări „Advanced-2”(Avansat-2)? Schimbați această setare cu oricare altaîn afară de „Off” (Dezactivată) și reporniți unitatea.
Dacă setare nu este „Off” (Dezactivată), verificați dacăunitatea nu a fost păstrată pornită (alimentată) în
permanență. Se poate face loc pe hard disk-ul intern
doar dacă unitatea este oprită și repornită. Opriți unitatea o dată pe zi. Nu o țineți pornită în permanență.
Dacă credeți că veți realiza o înregistrare de lungă
durată și nu aveți suficient spațiu disponibil pe hard
disk-ul intern, reporniți unitatea pentru a face mai
mult loc.
Durata de înregistrare rămasă s-a mărit sau s-amicșorat drastic.
eeDurata de înregistrare rămasă afișată depinde derezoluția semnalului video primit (sau a semnalului
video selectat în mod curent dacă sunt accesate mai
multe intrări video).

Specificații
GeneraleStandarde/certificări/înregistrare

Dispozitive de înregistrare
Intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HDD de 2,5 inci (500 GB)(capacitate aproximativă – 450 GB)
Externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispozitive de stocare USB(dispozitive de tip flash și unități hard)
Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAT32

Standarde de siguranță. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1
CSA 60601-1
EN 60601-1

Locul de funcționare. . . . . . . . . . . . . . . . . . suprafață orizontală
Priză electrică. . . . . . . . . . . . . . c.a. 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz
0,62–0,35 A

Mediul de lucru
Temperatură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–40 °C
Umiditate:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–80 %RH (fără condens)
Temperatură maximă a termometrului umed:. . . . . . . . 29 °C
Presiune atmosferică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750–1040 hPa

EMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1-2
EN 60601-1-2
Clasa B conform FCC
Clasa B conform ICES-003
Certificări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NRTL/C, CBÎnregistrare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FDA

Specificații pentru echipamente medicale
Clasificarea dispozitivului medical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clasa I
Clasificare electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clasa I de protecție
Protecție împotriva infiltrărilor dăunătoare ale apei . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Normală

Temperatură maximă a termometrului umed:. . . . . . . . 29 °C

Gradul de siguranță în prezența amestecurilor de
substanțe anestezice inflamabile cu aer sau cu oxigen sau
protoxid de azot.
A nu se utiliza în prezența amestecurilor de substanțe
anestezice inflamabile cu aer sau cu oxigen sau protoxid de azot.

Presiune atmosferică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa

Modul de lucru. . . . . . Echipament cu funcționare continuă

Condiții de transport

Semnale de intrare video/audio

Temperatură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –30 °C la +60 °C

Analogic (NTSC/PAL)COMPOSITE . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 Vpp, terminație de 75 Ω
S-VIDEO. .  1,0 Vpp, terminație de 75 Ω, semnal strălucire
NTSC. . . . . . . 0,286 Vpp, terminație de 75 Ω, semnal color
PAL. . . . . . . . . . .  0,3 Vpp, terminație de 75 Ω, semnal color

Condiții de păstrare
Temperatură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −20 °C la +60 °C
Umiditate:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–80 %RH (fără condens)

Umiditate:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–90 %RH (fără condens)
Temperatură maximă a termometrului umed:. . . . . . . . 29 °C
Presiune atmosferică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa
Dimensiuni externe (lățime x adâncime x înălțime)210,5 mm × 235 mm × 88,5 mm(incluzând piciorușele de cauciuc, excluzândpartea ieșită în afară de pe panoul posterior)
Greutate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 kg

Digital (video de înaltă rezoluție)SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 × 480 – 1920 × 1200
oo 1920 × 1200 este redusă la 1728 × 1080 și înregistratăAudio
AUDIO. . . . . . . . . . . . . conector mini jack stereo de 3,5 mm−9.4 dBV, 10 kΩ sau superior, nebalansat
Exclusiv cu conector de intrare video SDI
MIC (MICROFON). . conector mini jack mono de 3,5 mm
OBSERVAȚIE: Când utilizați un conector stereo,
asigurați-vă că sunetul microfonului intră pe canalul
stâng (L).

57

Specificații

Semnale de intrare video/audio

Procesarea datelor audio

Analogic (NTSC/PAL)COMPOSITE . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 Vpp, terminație de 75 Ω
S-VIDEO. .  1,0 Vpp, terminație de 75 Ω, semnal strălucire
NTSC. . . . . . . 0,286 Vpp, terminație de 75 Ω, semnal color
PAL. . . . . . . . . . .  0,3 Vpp, terminație de 75 Ω, semnal color

Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LPCM

Digital (video de înaltă rezoluție)SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 × 480 – 1920 × 1200
Audio
AUDIO. . . . . . . . . . . . . conector mini jack stereo de 3,5 mm−6 dBV, 1 kΩ, nebalansat
Exclusiv cu conector de ieșire video SDI

Frecvența de eșantionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 kHz
Cuantizarea numărului de biți. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 bit

Interfețe
LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RJ45 (100Base-TX/1000Base-T)
USB-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru înregistrare × 2 (USB 2.0)
pentru introducerea de caractere × 1 (tastatură USB)
USB-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pentru conectarea la computer
Dispozitiv de control de la distanță. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conector mini jack de 2,5 mm

Procesarea datelor video/foto
Metoda de comprimare, fișiere video . . . . . . . . . . . . . . . H.264
Metoda de comprimare, fișiere foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPEG
Formatul fișierelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mov58

Comutator cu contact. . .  conectoare mini jack de 3,5 mm

Limite de compatibilitate electromagnetică (CEM)
Note importante privind CEM pentru utilizarea în unități medicale
oo UR-4MD necesită precauții speciale privitoare le CEM și trebuie
instalată și pusă în funcțiune conform informațiilor CEM din aceste
instrucțiuni de utilizare.
oo Echipamentele de comunicații FR portabile și mobile precum telefoanele mobile pot afecta unitatea UR-4MD.
oo Unitatea UR-4MD poate funcționa defectuos din cauza electricității
statice. Nu conectați sau deconectați unități USB în timpul utilizării.

oo Dispozitivul UR-4MD este destinat utilizării în unități medicale. A
nu se utiliza în restaurante, cafenele, chioșcuri, magazine, piețe,școli, biserici, biblioteci, în aer liber (pe stradă, trotuar, în parcări), în
vehicule (autoturisme, autobuze, trenuri, vapoare, avioane, elicoptere), gări, autogări, aeropoarte, hoteluri, hosteluri, pensiuni, muzee,
teatre.

Ghid de orientare și declarația producătorului - emisii electromagnetice
Unitatea UR-4MD este destinată utilizării în mediile electromagnetice specificate mai jos.
Clientul sau utilizatorul trebuie să se asigure că unitatea UR-4MD este utilizată într-un mediu conform specificațiilor de mai jos.
Testul de emisii
Emisii FR

Conformitate
Clasa BCISPR 32
Emisii harmonice

Mediul electromagnetic – ghid de orientare
Unitatea UR-4MD poate fi utilizată în orice mediu, inclusiv în mediul casnic șiîn instalațiile conectate la rețele de alimentare cu c.a. de joasă tensiune utilizate în clădiri rezidențiale.

Clasa AIEC 61000-3-2
Fluctuații de tensiune/
flicker

Unitatea este conformă

IEC 61000-3-3NOTĂ IMPORTANTĂ
Dacă doriți să utilizați unitatea UR-4MD lângă sau așezată peste alteechipamente, trebuie să verificați mai întâi dacă unitatea funcționează
în parametri normali.

Lista cablurilor utilizate pentru testele CEM
Tipul cablului
Cablu de alimentare cu c.a.
Cablu pentru intrarea S-VIDEO
Cablu pentru intrarea COMPOSITE
Cablu pentru intrarea DVI-D
Cablu pentru intrarea SDI
Cablu pentru dispozitivul de control de la distanță
Cablu pentru ieșirea COMPOSITE
Cablu pentru ieșirea S-VIDEO
Cablu pentru ieșirea DVI-D
Cablu pentru ieșirea SDI
Cablu pentru rețeaua Ethernet
Cablu USB
Cablu pentru intrarea AUDIO
Cablu pentru ieșirea AUDIO
Cablu pentru intrarea MIC (MICROFON)
Cablu pentru comutatorul extern (VIDEO)
Cablu pentru comutatorul extern (FOTO)
Cablu pentru THRU SDISpecificații
2 m, neecranat
1,5 m, ecranat
1,5 m, ecranat
1,5 m, ecranat
5 m, ecranat
3 m, ecranat
1,5 m, ecranat
1,5 m, ecranat
1,5 m, ecranat
5 m, ecranat
3 m, ecranat
1,5 m, ecranat
1,5 m, ecranat
1,5 m, ecranat
1 m, ecranat
4 m, ecranat
4 m, ecranat
2 m, ecranat59

Limite de compatibilitate electromagnetică (CEM)
Ghid de orientare și declarația producătorului - imunitate electromagnetică
Unitatea UR-4MD este destinată utilizării în mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul sau utilizatorul trebuie să se asigure că unitatea
UR-4MD este utilizată într-un mediu conform specificațiilor de mai jos.
Testul de imunitate
Nivel test IEC
Nivel deMediul electromagnetic – ghid de orientare
60601
conformitateDescărcare electrostatică ±8 kV la contact±8 kV la contact
Podelele ar trebui să fie din lemn, beton sau gresie. Dacă podelele sunt
(DES)
acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă ar trebui să fie de celpuțin 30%.
±15 kV în aer±15 kV în aer
IEC 61000-4-2
Impulsuri electrice tranzi- ±2 kV pentru cablu- ±2 kV pentru cablu- Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea normală pentru o clătorii rapide/în rafale
rile de alimentare
rile de alimentare
dire comercială sau un spital.
IEC 61000-4-4
Scurgere desupratensiune
IEC 61000-4-5Căderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată
și variații de tensiune peliniile de alimentare cu c.a.
IEC 61000-4-11

Câmpul electromagnetic
al curentului nominal(50/60 Hz)±1 kV pentru cablurile de intrare/ieșire
±1 kV în modul
diferențial

±1 kV pentru cablurile de intrare/ieșire
±1 kV în modul
Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea normală pentru o clădiferențial
dire comercială sau un spital.

±2 kV în modul
comun
0 % UT(100 % cădere în UT)
pentru 1 ciclu
70 % UT(30 % cădere în UT)
pentru 25 de cicluri±2 kV în modul
comun
0 % UT
Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea normală pentru o(100 % cădere în UT) clădire comercială sau un spital. Dacă este necesară utilizarea unității
UR-4MD în timpul întreruperilor de alimentare cu curent electric, se
pentru 1 ciclu
recomandă alimentarea unității de la o sursă de curent care nu se întrerupe sau de la o baterie.
70 % UT(30 % cădere în UT)
pentru 25 de cicluri

0 % UT(100 % cădere în UT)
pentru 5 s(50 Hz: 10 cicluri, 60
Hz: 12 cicluri)

0 % UT(100 % cădere în UT)
pentru 5 s(50 Hz: 10 cicluri, 60
Hz: 12 cicluri)

30 A/m30 A/mCâmpurilor magnetice ale curentului trebuie să fie cel puțin caracteristice pentru o clădire comercială sau un spital.

IEC 61000-4-8
OBSERVAȚIE: UT reprezintă tensiunea curentului alternativ înainte de aplicarea nivelului de testare.

60

Limite de compatibilitate electromagnetică (CEM)
Ghid de orientare și declarația producătorului - imunitate electromagnetică
Unitatea UR-4MD este destinată utilizării în mediile electromagnetice specificate mai jos. Clientul sau utilizatorul trebuie să se asigure că unitatea
UR-4MD este utilizată într-un mediu conform specificațiilor de mai jos.
Testul de imunitate
Nivel test
Nivel deMediul electromagnetic – ghid de orientare
IEC 60601
conformitate
Echipamentele de comunicații FR portabile și mobile ar trebui să fie ladistanța recomandată față de orice componentă a unității UR-4MD, inclusiv
cabluri, calculată din ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului.
Distanța recomandată:Perturbații FR conduse
IEC 61000-4-6

3 Vrms(150 kHz la
80 MHz, în afara
benzilor ISM c)

3 Vrmsd = 1,2 √P

6 Vrms6 Vrms(150 kHz la
80 MHz, în benzile
ISM c)

Perturbații FR radiate
IEC 61000-4-3

10 V/m80 MHz la 2,7 GHz

10 V/md = 0,6 √P

80 MHz la 2,7 GHz

Unde P este puterea maximă de ieșire a emițătorului în wați (W) conform
cu detaliile producătorului emițătorului și d este distanța recomandată în
metri (m).
Intensitatea câmpului electromagnetic de la emițătorii FR ficși, determinată
de investigarea sitului electromagnetic, a ar trebui să fie mai mică decât
nivelul de conformitate în orice interval de frecvență. b
Interferențe pot apărea în apropierea echipamentelor marcate cu acest
simbol:OBSERVAȚIA 1: La 80 MHz se aplică intervalul de frecvență mai înaltă.
OBSERVAȚIA 2: Aceste recomandări nu sunt valabile în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și persoanelor.
aIntensitatea câmpului electromagnetic produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru telefoane cu emitere de frecvență radio(celulare/ fără fir) și stațiile radio mobile terestre, radio amator, transmisie radio AM și FM și de difuzare TV nu poate fi prevăzută teoretic cuacuratețe. Pentru a evalua mediul electromagnetic produs de emițătoarele FR fixe, ar trebui să fie luat în considerare un studiu electromagnetic
al locului respectiv. Dacă intensitatea măsurată a câmpului electromagnetic în locul în care este utilizată unitatea UR-4MD depășește nivelul deconformitate FR de mai sus, unitatea trebuie verificată pentru confirmarea funcționării normale. Dacă se observă o funcționare anormală, pot fi
necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau mutarea unității UR-4MD.
b

Pentru valori peste intervalul de frecvență 150 kHz - 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 5 V/m.

c

Benzile ISM (industriale, stiințifice și medicale) între 150 kHz și 80 MHz sunt 6,765 MHz la 6,795 MHz, 13,553 MHz la 13,567 MHz, 26,957 MHz la
27,283 MHz și 40,66 MHz la 40,70 MHz.

61

Limite de compatibilitate electromagnetică (CEM)
Ghid de orientare și declarația producătorului - imunitate electromagnetică
Unitatea UR-4MD este destinată utilizării în medii electromagnetice în care perturbațiile FR radiate sunt controlate. Echipamentele decomunicații prin frecvențe radio trebuie uitlizate doar dacă sunt la o distanță de cel puțin 30 cm de orice parte componentă a unității UR-4MD.
În caz contrar performanța echipamentului poate fi compromisă.
Testul deimunitateCâmpurile deproximitate aleechipamentelorde comunicații
prin frecvențe
radio
IEC 61000-4-3Bandă aServiciu aModulație

380–390 MHz

TETRA 400

430–470 MHz

Nivel test
IEC 60601

Nivel deconformitate

Modulația impulsurilor
18 Hz

27 V/m

27 V/mGMRS 460
FRS 460

FM
Deviație de ±5 kHz
1 kHz sinusoidală

28 V/m

28 V/m704–787 MHz

LTE Banda 13, 17

Modulația impulsurilor
217 Hz

9 V/m

9 V/m

800–960 MHz

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
LTE Banda 5

Modulația impulsurilor
18 Hz

28 V/m

28 V/m1700–1990 MHz

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
LTE Banda 1, 3, 4, 25
UMTS

Modulația impulsurilor
217 Hz28 V/m

28 V/m

2400–2570 MHz

Bluetooth
WLAN
802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE Banda 7

Modulația impulsurilor
217 Hz28 V/m

28 V/m5100–5800 MHz

WLAN 802.11 a/n

Modulația impulsurilor
217 Hz

9 V/m

9 V/m

OBSERVAȚIE: Este posibil ca aceste ghiduri să nu fie valabile în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia
structurilor, obiectelor și persoanelor.
a Pentru unele servicii, sunt incluse doar serviciile de transmisie (uplink).

62

Informații despre licența software
Software-ul utilizat în acest produs include software pentru utilizareacăruia TEAC Corporation (denumită în continuare „TEAC”) a primit
permisiunea directă sau indirectă din partea terțelor părți. Vă rugăm săcitiți neapărat nota privitoare la acest software.

Dacă doriți să obțineți codul sursă al acestui software, îl puteți solicita
accesând următoarea adresă de internet și completând un formularde înregistrare.
http://teac-global.com/support/opensource/form/Notă privind software-ul care utilizează Licența Publică
Generală (GNU GPL)Vă rugăm să înțelegeți că nu putem răspunde la întrebări legate deconținutul codului sursă și alte chestiune asemănătoare.

Acest produs include software licențiat pe baza acordurilor de licență
General Public Licence (Licență Publică Generală) (denumită în continuare „GPL”) sau Licența Publică Generală Redusă (GNU Lesser General
Public License) (denumită în continuare „LGPL”).
În conformitate cu condițiile GPL/LGPL anexate, vă informăm căclienții au dreptul de a obține, modifica și redistribui codul sursă alacestui software.

Textele originale ale Licenței Publice Generale (GNU) și Licenței
Publice Generale Reduse (LGPL) sunt disponibile la „Software license
information” la pagina 64.

Lista pachetului
linux-3.0.35
kernel-3.0.35-imx_4.0.0
u-boot-2009.08-imx_3.0.3
gst-plugins-base-0.10.35
gst-plugins-good-0.10.30

gst-plugins-ugly-0.10.11
gstreamer-core-0.10.35-1
imx-lib-3.0.35-4.0.0
imx-test-3.0.35-4.0.0
smartmontools-6.3

63

Software license information
parties under the terms of this License.

GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
Preamblec) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for suchinteractive use in the most ordinary way, to print or display anannouncement including an appropriate copyright notice and anotice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program underthese conditions, and telling the user how to view a copy of thisLicense. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit tousing it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.

These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Program, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Program.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights thatyou have. You must make sure that they, too, receive or can get thesource code. And you must show them these terms so they know theirrights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original, sothat any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a freeprogram will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"means either the Program or any derivative work under copyright law:that is to say, a work containing the Program or a portion of it,either verbatim or with modifications and/or translated into anotherlanguage. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all thenotices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this Licensealong with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, andyou may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portionof it, thus forming a work based on the Program, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that inwhole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third

64

In addition, mere aggregation of another work not based on the Programwith the Program (or with a work based on the Program) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than yourcost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative isallowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with suchan offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For an executable work, complete sourcecode means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used tocontrol compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binaryform) with the major components (compiler, kernel, and so on) of theoperating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program isvoid, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as suchparties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute or modify the Program subject tothese terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versionsof the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail toaddress new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "anylater version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number ofthis License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other freeprograms whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goalsof preserving the free status of all derivatives of our free software andof promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTYFOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIESPROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITINGWILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISINGOUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BYYOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make itfree software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See theSoftware license information
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public Licensealong with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like thiswhen it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even bemouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with thelibrary. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

LGPL Version 2
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It isnumbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to somespecially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it foryour libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.

General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library whichcontains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee isaddressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink themwith the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyrightthe library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.

Also, for each distributor's protection, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this freelibrary. If the library is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effecttransforming the program into proprietary software. To prevent this,we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. Thislicense, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is thatthey blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, withoutchanging the library, is in some sense simply using the library, and isanalogous to running a utility program or application program. However, ina textual and legal sense, the linked executable is a combined work, aderivative of the original library, and the ordinary General Public Licensetreats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive theusers of those programs of all benefit from the free status of thelibraries themselves. This Library General Public License is intended topermit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the freelibraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regardschanges in the actual functions of the Library.) The hope is that thiswill lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinarya) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the65Software license information
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

66

It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.

programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeThis library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

Software license information
LPGL Version 2.1				

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
			Preamble

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to somespecially designated software packages--typically libraries--of theFree Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure thatyou have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can dothese things.

non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.

Although the Lesser General Public License is Less protective of theusers' freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of theordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.

		 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or otherprogram which contains a notice placed by the copyright holder orother authorized party saying it may be distributed under the terms ofthis Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender theserights. These restrictions translate to certain responsibilities foryou if you distribute copies of the library or if you modify it.

"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink themwith the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright thelibrary, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should knowthat what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might beintroduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence ofany free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist thatany patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by theordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, andis quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking thoselibraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or usinga shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if theentire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code withthe library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Lessof an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need toencourage the widest possible use of a certain library, so that it becomesa de-facto standard. To achieve this, non-free programs must beallowed to use the library. A more frequent case is that a freelibrary does the same job as widely used non-free libraries. In thiscase, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-freeprograms enables a greater number of people to use a large body offree software. For example, permission to use the GNU C Library in

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
copy of the library already present on the user's computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2)will operate properly with a modified version of the library, if

67Software license information
the user installs one, as long as the modified version isinterface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that isnormally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties withthis License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeprograms whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
			NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
		END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

68

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

69

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

Phone: +81-42-356-9154

TEAC AMERICA, INC.

10410 Pioneer Blvd. Unit #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.

Phone: +1-323-726-0303

TEAC EUROPE GmbH (EU Importer) Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

Telefon: +49-611-7158-362

TEAC SALES & TRADING(ShenZhen) Co.,LTD.

Phone: +86-755-88311561-2

Issue Date: 01 Nov 2021

Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, Futian District,
Shenzhen, Guangdong Province 518040, China

Firmware version: 1.28