OPTICAL INSTRUMENTS
R14 プロファイル プロジェクター

投影機

ベイティ社のR14卓上型プロファイ
ルプロジェクターは、スクリーン径340㎜に高精度の非接触式の測定装置と175㎜×100㎜の大型のステージ台を搭載しています。
デジタル表示装置と自動輪郭エッジ検出機能はオプションで選べます。光線が平行で被検物の輪郭を映し出すため、ベイティ社の豊富な保持具を使用して、小さな切削加工物などを容易に載物台に固定できます。コンパクトで頑強な、しかも軽量なボディー（シャーシ）によって
R14は生産現場で最も使いやすい理想のモデルとなっています。

フュージョン2PCベースのソフトウ
ェアを利用したオプションでは、測定された部品を寸法図として表示します。
型番：R14−FT2−E

タッチパネル式標準装備
蘋 340㎜（14"）スクリーン径、90°クロス線、チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 反射照明（光ファイバー）蘋 正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整：±7°
蘋 アクセサリー保持用スロット付作業台（ワークステージ）付
蘋 ワークステージ測定範囲：
175㎜×100㎜（7"×4"）
蘋 デジタル角度測定：1分

オプションのフュージョン2

蘋 スケール解析度：0.5μm

オプション装備R14 レンズの作動距離

蘋 自動エッジセンサー
蘋 長尺物を載せるために、光源を倒して使用できるオプションがあります蘋 個々の要求に合った様々な電子計測
システム

倍率

×10×20×25×50×100

視

野

34

17

13.5

6.8

3.4

作 動 距 離

80.5

38.5

28

15.5

30

最大被検物径

100

10079

4496

119

10856

3177（ハーフフィールド）蘋 キャビネット付スタンド
蘋 レンズ倍率選択範囲：
×10、×20、×25、×50、×100
レンズはオプションです。

mm

最大被検物径（フルフィールド）

100mm

最大被検物高さ

LENS SYSTEMS型 番横型ステージシステム
レンズ作動距離視野
レンズ

被検物焦点
フルフィールド

122-600
122-601
122-602

最大被検物高さ

122-603122-604

×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

ハーフフィールド

BATY R14型 番
R14-XLS
R14-GXL
R14-GXL-E
R14-FT2-E

480

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R14
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R14
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付横型照射式プロファイルプロジェクター R14
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付横型プロファイルプロジェクター R14

OPTICAL INSTRUMENTS
蜻R14 技術仕様蜷
BATY 表示器オプション

基 本 仕 様型

Baty表示器は、幾何学的機能を備えた完全にプログラム可能なユニットと、PC

式 ：卓上型、横型照射式

R14本基本モデルの標準装備＆ アクセサリースクリーン：φ340㎜回転スクリーン、平行軸より75°
傾斜、フード付
基仕 様
投 影 像 ：倒立逆像
電に直接接続できるソフトウェアモジュールが含まれます。 すべてのユニットは、Baty社のすべてのプロファイルプロジェ

源 ：100〜240V AC、50/60Hz

ワークステージ
R14量基本モデルの標準装備＆ アクセサリー
重：60kgs

クターと完全に互換性があり、必要に応じてアップグレードできます。

レンズ仕様
ワークステージ

XLS
Acu-rite DRO-100シリーズ液晶ディ

測定範囲：X軸（水平方向）175㎜（7"）
レ ン ズ 仕 様 Y軸（垂直方向）100㎜（4"）

スプレイユニット。XY座標データのシンプルな二次元デジタル表示。

テーブルサイズ ：325㎜×100㎜、アクセサリー搭載用スロット付
スケール解析度 ：0.0005㎜

機能には、絶対 / 漸進増加値読み取りに動ト、表示単位変換、半径 / 直径変換が含作：精密ねじによる手動式、X軸上でのクイックリリース機構

よる X・Y・ラジアス・A 測定、ゼロリセッ
まれます。

レンズ・光源仕様
光源仕様

GXL

レンズ取り付け台 シングル、ねじ止めクランプ

蘆 測定結果のグラフィック表示

投影レンズ倍率×10、×20、×25、×50、×100

蘆 ラジアス、角度、線、点、傾斜

焦点合せ

手動ハンドル式

倍率精度

透過 0.05％、反射 0.1％

ヘリックス調整

光源アライメントにより±7°光

透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ

源オプション

蘆 PC /プリンタへのデータ出力
蘆 迅速な検査の為、検査行程保存
蘆 公差判定蘆 多言語メニュー
蘆 ヘルプメニュー

GXL-E

内部搭載式エッジセンサー

自動エッジ検出機能装備のＧＸＬ。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画1210

像がスクリーンに取り付けられた光ファイバーセンサーを通過するときに、データポイントを取得できます。
741

FT-2E
2D Fusionタッチソフトウェアを使用したタッチスクリーンDRO。 測定された描画は、完全な寸法図面として印刷できます。

868400

レポート機能には、SPC、合格/不合格分析を含む表形式の詳細情報、Excelへの自動リンクが含まれます。記録した作業工程を再生して、素早い繰り返し測定ができます。Windows OSおよび内蔵22インチ縦型タッチスクリーンモニター。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画像がスクリーンに取り付けられた光XLS

GXL

ファイバーセンサーを通過するときに、データポイントを取得できます。

SIMPLY SOPHISTICATED

490

OPTICAL INSTRUMENTS
R400 プロファイル プロジェクター

投影機

ベイティ社のR400卓上型プロファ
イルプロジェクターは、スクリーン径400㎜に高精度の非接触式の測定装置と300㎜×150㎜の大型のステージ台を搭載しています。
デジタル表示装置、補正画像オプティク
ス、自動輪郭エッジ検出機能から選べます。光線が平行で被検査物の輪郭を映し出すため、ベイティ社の豊富な保持具を使用して、機械加工部品などを容易に載物台に固定できます。R400は頑強な設計がされており、生産現場だけでなく、標準検査室にも適しています。

標準装備
蘋 400㎜（16"）スクリーン径、90°クロス線、チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター、内蔵冷却ファン付光源による透過照明
蘋 高輝度光ファイバーによる反射照明蘋 正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整：±7°
蘋 アクセサリー保持用スロットが 2ヶ付いたクロームメッキ鋳物ワークステージ
蘋 ワークステージ測定範囲：
300㎜（12"）×150㎜（6"）
蘋 デジタル角度測定
取り：1分

型番：R400−FT2−E

回転角最小読み※寸法図はP67にあります。

R400 レンズの作動距離オプション装備mm

蘋 内蔵自動エッジセンサー

倍率×10×20

×25

×50×100

蘋 長尺ワークなどのワークステージへの搭載のために光源を傾ける装置

視野

40

20

1684

作 動 距 離80

82

70

5343

最大被検物径

179

176

181

147

122

184

184

184

184143

蘋 個々の要求に合った様々な電子計測システム（ハーフフィールド）蘋 キャビネット付スタンド（作業用、保管用として）（フルフィールド）蘋 フットスイッチ

最大被検物高さ

蘋 レンズ倍率選択範囲：×10、×20、×25、×50、×100

最大被検物径185

LENS SYSTEMS
型 番

横型ステージシステム
レンズ作動距離視野レンズ

被検物焦点
フルフィールド

R400LENS-X10
R400LENS-X20
R400LENS-X25

最大被検物高さ

R400LENS-X50
R400LENS-X100×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

ハーフフィールド

BATY R400
型 番
R400-XLS
R400-GXL
R400-GXL-E
R400-FT2-E

500

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R400
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R400
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付横型照射式プロファイルプロジェクター R400
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付横型プロファイルプロジェクター R400

OPTICAL INSTRUMENTS
蜻R400 技術仕様蜷
BATY 表示器オプション

基 本 仕 様Baty表示器は、幾何学的機能を備えた型
式 ：卓上型、横型照射式
基
本仕 様
スクリーン：φ400㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
R14 基本モデルの標準装備＆ アクセサリー
投 影 像 ：正立逆像
電：100〜240V AC、50/60Hz
R14源基本モデルの標準装備＆ アクセサリー
ワークステージ
重量 ：120kg

完全にプログラム可能なユニットと、PCに直接接続できるソフトウェアモジュールが含まれます。 すべてのユニットは、Baty社のすべてのプロファイルプロジェクターと完全に互換性があり、必要に応じてアップグレードできます。

ワークステージ
レンズ仕様

XLS

測定範囲

：X軸（水平方向）300㎜（12"）
レ ン ズ 仕 様：Y軸（垂直方向）150㎜（6"）
テーブルサイズ ：480㎜×127㎜、アクセサリー搭載用スロット2ヶ付
スケール解析度 ：0.0005㎜
動作：超精密なロッドドライブ方式による手動式、X軸上でのクイックリリース機構

Acu-rite DRO-100シリーズ液晶ディスプレイユニット。XY座標データのシンプルな二次元デジタル表示。
機能には、絶対 / 漸進増加値読み取りによる X・Y・ラジアス・A 測定、ゼロリセッ
ト、表示単位変換、半径 / 直径変換が含まれます。

レンズ・光源仕様
光源仕様
レンズ取り付け
投影レンズ倍率
焦点合わせ
倍率精度
ヘリックス調整
光源
反射照明

GXL

シングル、クイックチェンジのスナップフィット方式
×10、×20、×25、×50、×100
手動ハンドル式
透過 0.05％、反射 0.1％
光源アライメントにより±7°透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
調光機能付光ファイバー式光源2ヶ蘆 測定結果のグラフィック表示
蘆 ラジアス、角度、線、点、傾斜
蘆 PC /プリンタへのデータ出力
蘆 迅速な検査の為、検査行程保存
蘆 公差判定蘆 多言語メニュー
蘆 ヘルプメニュー

GXL-E
自動エッジ検出機能装備のＧＸＬ。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画像がスクリーンに取り付けられた光ファ

FT2-E レポート機能
作業者の技術に依存することなくだれでも簡単に測定ができます。
また、測定された情報はエクセル形式の業務記録として保存・印刷できます。

イバーセンサーを通過するときに、データポイントを取得できます。

FT-2E
2D Fusionタッチソフトウェアを使用したタッチスクリーンDRO。 測定された描画は、完全な寸法図面として印刷できます。
レポート機能には、SPC、合格/不合格分析を含む表形式の詳細情報、Excelへの自動リンクが含まれます。記録した作業工程を再生して、素早い繰り返し測定ができます。Windows OSおよび内蔵22インチ縦型タッチスクリーンモニター。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影※R400の寸法図はP67にあります。

画像がスクリーンに取り付けられた光ファイバーセンサーを通過するときに、データポイントを取得できます。

SIMPLY SOPHISTICATED510

OPTICAL INSTRUMENTS
R600 プロファイル プロジェクター

投影機

スクリーン径600㎜のベイティR600
は非接触式の単純測定から、SPC機能と自動エッジ検出による複合プログ
ラム測定機能までを提供できるハイスペックな床置型プロファイルプロジェ
クターです。
水平方向の光線は大きな機械加工品や、Vブロックとセンターにて保持する旋削加工部品、またはカスタマイズされた形状の測定に理想的です。

特長

蘋 スクリーン径600㎜、90°クロス線チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 投影像：正立逆像
蘋 電源：100ー240Ｖ AC、50/60Hz
蘋 重量：550kg（620kg、梱包含）蘋 測定範囲：X軸450㎜、Y軸200㎜
蘋 テーブルサイズ：900㎜×200㎜
蘋 テーブルはワークホルダー用のマシンス
ロット2ヶ付標準装備
蘋 正確なねじ形状の投影の為±15° 傾斜調整機能付ステージ

蘋 Y軸（縦）200㎜は電動ジョイスティック操作蘋 デジタル角度測定
蘋 レンズ4つ用回転式レンズタレット（5倍を除きます）

型番：R600-FT2-IES

蘋 スケール解析度：0.0005㎜（内蔵式エッジセンサー）※寸法図はP67にあります。

蘋 明るい環境光の中でも作業可能にする大きな覆いとカーテンオプション装備
蘋 投影レンズ倍率：×5（タレット無）、×10、×20、×25、×50、×100から選択
蘋 X軸（横）方向の電動ジョイスティック操作追加
蘋 オーバーレイチャートが自在に使える内蔵型 自動エッジセンサー（FT2-Eのみ）
蘋 個々の要求に合った様々な電子計測システム
蘋 SPC機能追加（FT2-Eのみ）

R600 レンズの作動距離
倍率×5

視野

120

60

作 動 距 離245135

最大被検物径

292

343

406

343

（ハーフフィールド）最大被検物径（フルフィールド）

レンズ作動距離
視野
レンズ

被検物焦点
フルフィールド

×25×50×100

3024126132

106

93

50343

343

343

195

343

343343235

型 番54-650202-1852
202-1853

最大被検物高さ×20

LENS SYSTEMS
202-1850

横型ステージシステム

×10mm

202-1854
202-1855

×5倍レンズ
×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

ハーフフィールド

BATY R600
型 番
R600-XLS
R600-GXLR600-GXL-E
R600-FT2-E

520

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R600
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R600
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付横型照射式プロファイルプロジェクター R600
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付横型プロファイルプロジェクター R600

OPTICAL INSTRUMENTS
SM300 プロファイル プロジェクター

投影機
縦型照射式300㎜スクリーンプロジ
ェクターには多機能デジタル表示装置とプリンターが装備されています。
現場用として理想的なフル幾何学測定機能と堅牢なデザイン。
高い汎用性、簡単操作の高品質プロファイルプロジェクターです。

特長蘋 スクリーン径300㎜、チャートクリップ付
蘋 電源：100ー240V AC、50/60Hz
蘋 重量：180kg
蘋 測定範囲：X軸150㎜、Y軸50㎜
蘋 テーブルサイズ：340㎜×152㎜
蘋 クロス線と鮮明な画像を映す精密に研磨されたガラス画面

標準装備
蘋 透過と反射照明

型番：SM300717

蘋 クロス線とチャートクリップ
蘋 データ表示装置GMR775

蘋 ステージのリニアスケール 解 析 度 ：0.0005㎜

オプション装備75104075

蘋 投影レンズ倍率：×10、×20、×50、×100から選択
蘋 360°
回転テーブル蘋 スイベルセンターサポート
蘋 クランプ付ホルダー
蘋 クランプ付Vブロック

データ表示装置（GMR）
82
157

350

105335690

SM300 レンズの作動距離

蘋 スキューを含む幾何学的測定機能
蘋 統合されたスクリーン分度器表示mm

蘋 PCまたはプリンター出力用RS-232

率×10×20×50×100

蘋 デカルト座標（極座標）

野

30

1563

蘋 明るく読みやすいLEDディスプレイ

レンズ作動距離

77.7

44.5

24.5

25.3

対象物最大高さ

80808080

最大被検物径1601305560倍視LENS SYSTEMS型 番
SM300-10X
SM300-20X
SM300-50XSM300-100X

×10倍レンズ
×20倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

縦型ステージシステム
レンズ
フフィー

フフィー
レンズ作動距離フフィー
対象物焦点
最大被検物径フフィー
フフィー
対象物最大高さ

BATY SM300

ガラス
フフィー
テーブル型 番SM300

GMR（データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター

SIMPLY SOPHISTICATED530

OPTICAL INSTRUMENTS
SM350 プロファイル プロジェクター

投影機

縦型350mm/14"スクリーンの卓上型プ ロファイルプ ロジェクター は 、250mm×125mmの測定範囲を備えた、高精度大型ステージ台を登載しています。
スケール解析度0.5μ。
再調整なしで瞬時にレンズを交換するための3レンズタレットのオプションがあります。

標準装備
蘋 350mmのスクリーン蘋 デジタル、スクリーンプロトラクター（分度器）
蘋 内蔵へリックス調整機能
蘋 頑強な鋼鉄製ボディ
蘋 クロスローラーベアリング
蘋 X軸、Y軸のクィックリリース
蘋 倒立像

型番：SM350-FT2-E蘋 見やすい垂直スクリーン蘋 大きなワークステージ（250mm×125mm）
蘋 回転できるチャートクリップ
蘋 光ファイバーによる反射照明
蘋 解析度0.5μ

オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：×10、×20、×25、×50、×100から選択
蘋 自動エッジセンサー
蘋 重量級、頑強なキャビネット
蘋 三点式タレット盤

SM350 レンズの作動距離mm

倍率×10×20×25×50×100

視

野

35

1714

73.4

作 動 距 離

84

3729

1741

最大被検物径

220

162

5251

140

171

130

75

3791

114

113

106111103（ハーフフィールド）最大被検物径（フルフィールド）

最大被検物高さ

LENS SYSTEMS型 番122-600

縦型ステージシステム

122-601

レンズ
フフィー

122-602122-603122-604

BATY R14

フフィー
レンズ作動距離フフィー
対象物焦点型 番

最大被検物径フフィー
フフィー
対象物最大高さ

ガラス
フフィー
テーブルSM350-XLS
SM350-GXL
SM350-GXL-E
SM350-FT2-E

540×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM350
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM350
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM350
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付縦型プロファイルプロジェクター SM350

OPTICAL INSTRUMENTS蜻SM350 技術仕様蜷
BATY 表示器オプション

基 本 仕 様Baty表示器は、幾何学的機能を備えた型式 ：卓上型、縦型照射式
スクリーン：φ350㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
R14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
投 影 像 ：倒立逆像
電源仕：100〜240V、50/60Hz
基 本様ワークステージ
重量 ：133kg完全にプログラム可能なユニットと、PCに直接接続できるソフトウェアモジュールが含まれます。 すべてのユニットは、Baty社のすべてのプロファイルプロジェクターと完全に互換性があり、必要に応じてアップグレードできます。

SM350 基本モデルの標準装備
SM35
基本モ
基本モデルの標準装
ルの標準装備レン ズ仕 様蘋基
φ350㎜、
本 仕 90°様 クロス線、チャートクリップ付スクリーン
蘋ワークステージ
ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 反射照明：光ファイバーR14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
蘋 より正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整機能
ンズ仕様
蘋レ
SA-2510の精密ワークステージ（測定範囲250㎜×100㎜、0.0005㎜スケール）
ワークステージ蘋 デジタル角度測定

投影レンズ倍率
焦点合わせ
倍率精度
ヘリックス調整
光源
反射照明

Acu-rite DRO-100シリーズ液晶ディスプレイユニット。XY座標データのシンプルな二次元デジタル表示。
機能には、絶対 / 漸進増加値読み取りによる X・Y・ラジアス・A 測定、ゼロリセッ
ト、表示単位変換、半径 / 直径変換が含まれます。

GXL

レン ズ仕 様レンズ取り付けXLS

蘆 測定結果のグラフィック表示

シングル、ロックナット付クイックチェンジタイプ。
オプションでレンズ3枚のタレットホルダー。
×10、×20、×25、×50、×100
手動ハンドル式
透過 0.05％、反射 0.1％
光源アライメントにより±7°透過照明 12V 100W ランプ
反射照明 12V 100W ランプ
調光機能付光ファイバー式光源2ヶ蘆 ラジアス、角度、線、点、傾斜
蘆 PC /プリンタへのデータ出力
蘆 迅速な検査の為、検査行程保存
蘆 公差判定蘆 多言語メニュー
蘆 ヘルプメニュー

GXL-E
自動エッジ検出機能装備のＧＸＬ。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画像がスクリーンに取り付けられた光ファイバーセンサーを通過するときに、データポイントを取得できます。

505

946

FT-2E
2D Fusionタッチソフトウェアを使用したタッチスクリーンDRO。 測定された描画は、完全な寸法図面として印刷できます。
レポート機能には、SPC、合格/不合格

1001

分析を含む表形式の詳細情報、Excelへの自動リンクが含まれます。記録した作業工程を再生して、素早い繰り返し測定ができます。Windows OSおよび内蔵22インチ縦型タッチスクリーン
モニター。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画像がスクリーンに取り付けられた光ファイバーセンサーを通過するときに、データポイントを取得できます。

SIMPLY SOPHISTICATED550

OPTICAL INSTRUMENTS
SM20 プロファイル プロジェクター

投影機

ベ イ テ イ 社 の シ ャド ー マ ス タ ー
SM20はΦ500㎜（20"）のスクリーン、測定範囲250㎜×100㎜の大型高精度ワークステージ、解析度0.5μmが特徴の床置き縦型照射式プロファイルプロジェクターです。

特長蘋 スクリーンΦ500㎜、傾斜30°
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付
透過照明
蘋 フルカラーでの表面の検査が可能な2本のファイバー光による反射照明
蘋 取付レンズ：シングル
蘋 投影像：倒立逆像
蘋 電源：100−240V AC、50/60Hz
蘋 重量：150kg（212kg、梱包含）蘋 測定範囲：X軸250㎜、Y軸100㎜
蘋 テーブルサイズ：410㎜×260㎜

標準装備
蘋 正確なねじ形状の投影の為の光源のへリックス調整：±7°
蘋 デジタル角度測定

型番：SM20-FT2-E

蘋 スケール解析度：0.5μ㎜※寸法図はP67にあります。

オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：×5、×10、×20、×25、×50、×100から選択

SM20 レンズの作動距離mm

×10×20×25×25×50×100L

L

L

SS

S

50

25

20

20

105

最大被検物径200200

20020018085

蘋 3ポジションレンズタレット（5倍を除きます）

最大焦点平面高さ

205

203

218

254

240195

蘋 個々の要求に合った様々な電子計測システム（反射照明）

150

153

153

153

150

150

蘋 明るい環境光の中でも作業を可能にする大きな覆いとカーテン
蘋 自動エッジセンサー

蘋 別システムを購入することなくSPC機能の追加が可（FT2-Eのみ）

倍率コンデンサータイプ
視野（透過照明）

最大焦点平面高さ

LENS SYSTEMS
型 番
202-1850
54-650縦型ステージシステム

202-1852

レンズ

202-1853
202-1854
202-1855

BATY SM20

レンズ作動距離
対象物焦点型 番

最大被検物径
対象物最大高さ

ガラス
テーブル

SM20-XLS
SM20-GXL
SM20-GXL-E
SM20-FT2-E

56
0×5倍レンズ
×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM20
GXL
（グラフィカルデータ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM20
GXL-E
（自動エッジ検出機能装備 GXL）
付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM20
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付縦型プロファイルプロジェクター SM20

OPTICAL INSTRUMENTS
プロファイル プロジェクター用アクセサリー
横型プロファイルプロジェクター用アクセサリー
SA-527SA-250

52-701 / 52-604

SA-15252-602

SA-256 / SA-258

52-600 / 52-603

SA-260R14 / R400用 アクセサリー
52-605

SA-542

SA-543大型Vブロック＆ センター

ライザーブロック

縦型プロファイルプロジェクター用アクセサリー
SM350/SM20用アクセサリー
型番

名称価

格

SA-245-2 ロータリーガラスステージ ￥166,700
SA-370
バックストップ￥ 20,000
SA-371
サイドストップ￥ 9,300
SA-196-EXT
FM-2510
SA-551350-035

デュアルVブロック＆センター
2510ステージ用
オープンフレーム固定具
SM20 / SM350 / R600用
ダイアフラムSM350 / R400用
保護カバー

SA-245-2
ロータリーガラスステージ

SA-370 バックストップ￥ 83,000￥ 37,700

ABFS-001
52-371350-035
SA-328
SA-250
SA-256
SA-258

SA-371 サイドストップ

SA-152
SA-260
SA-276
SA-153SA-527

SA-196-EXT
デュアルVブロック＆センター番

ステンレスねじ ……………………………30ヶV付Tナット …………………………………2ヶロングTナット ………………………………3ヶねじ付ロックナット ………………………12ヶショートTナット………………………………6ヶ胄 クランプ、ロッド

ナローテールスプリングクランプ …………2ヶステンレスクランプロッドA ………………3ヶワイドテールスプリングクランプ …………2ヶステンレスクランプロッドB…………………3ヶVクランプ ……………………………………2ヶステンレスクランプロッドC …………………2ヶコーナーロケータークランプ ………………2ヶ胚 ロケーター

スライディングツールブロック ……………3ヶ二方向Tナット ………………………………2ヶステンレスレストボタン ……………………4ヶケース ………………………………………1ヶFM-25102510ステージ用オープンフレーム固定具

価格￥ 54,200

R14用保護カバー￥ 44,900￥ 37,700￥190,900￥ 89,300￥ 94,600￥ 54,400

R400/SM350用保護カバー
キャビネットスタンド
ダイアフラム（絞り）
Vブロック
バネ付センター

SA-256用38mm（1 1/2"）￥ 84,800
ライザーブロックバイス及びバイスステージ ￥ 83,900
スイベルバイス
シングルV＆クランプ
フィクスチャーベース
ガラス板ワークホルダー￥ 81,000￥ 58,300￥ 35,800￥ 97,500

名称価

格

セルフセンタリングバイス￥ 82,600

52-601

二軸Vブロック＆ クランプ
（φ15mm）
二軸Vブロック＆ クランプ
（φ30mm）￥ 65,300

精密ロータリーベース￥ 94,400￥ 37,700￥ 77,500

52-602

胝 ファスナー

称52-600

胙 コンポーネント

Tスロット付リニアスライドフレーム………4ヶ基準スケール付
二方向Tナット ………………………………4ヶスライディングブラケット …………………4ヶ名

AB2のフュージョンシステム用
フットスイッチ

フィクスチャーアクセサリー
型

自動くさび式のクランプは、ほとんどクランプ力を必要としません。
スライド式のTナットブロックが多様な固定具を提供します。
標準キット（FM-2510）の内容は、以下の通りです。

番

SA-259￥228,600￥264,700型

52-60352-60452-60552-701

ユニバーサルベース
精密位置決めブロック
二軸Vブロック（サイドベース付）￥ 65,300￥ 74,400

R600用 アクセサリー型

番名称価

格

SA-551
ダイアフラム（絞り）￥ 83,000
SA-542 大型Vブロック＆センター ￥344,400
SA-543
ライザーブロック￥130,000
SA-527 ガラス板ワークホルダー ￥ 97,500
SA-606 スクリーンチャートレストバー ￥ 39,200

SIMPLY SOPHISTICATED

570