OPTICAL INSTRUMENTS−− ビジョンシステム −−
ビューマスター 二次元マニュアル・二次元CNC

ビューマスターは、従来品と全く異なる二次元のマニュアルのビジョンシステムです。
最近に特許取得された"カラーマップ TM "という計測システムによりビューマスタ
ーには従来型のステージやエンコーダーがありません。ただ計測範囲を動き回る測定カメラがあるだけです。その結果400×300㎜という、とても大きな測定範囲の速く正確な非接触式測定ができます。
カメラが動き部品は静止状態であるため高価で手間のかかるワークの保持具を製作する必要がありません。
ビューマスターは、手動で操作することも、検査手順を記憶させることもできます。記憶させた手順を再生させる時には、オペレーターがあらかじめ決められた検査手順に従って操作したプログラムを、ライティングの環境やビデオエッジ検出の方法までも、ビューマスターが忠実に自動的に再現します。最終的には、被検査部品の完全な寸法図面データとしてのレポートを作成できます。

型番：VM-4030M■標 準 機 能蘋 大型の400㎜×300㎜の測定範囲
蘋 御影石ベースの頑丈な構造
蘋 最新の MK4 Fusion ソフトウェア付
蘋 カラーマッピング測定テクノロジー
蘋 タッチパネル式PC（22インチモニター）■C N C 標 準 機 能上記の他、下記の機能が追加されます蘋 部品検査にティーチ＆リピート機能
蘋 ビデオエッジ検出機能
蘋 デジタルズーム
蘋 自動プログラミングのできる円弧形状のLEDによるライティングシステム
蘋 モーター制御によるオートフォーカス

VUMASTER型 番580SIMPLY SOPHISTICATED

VM-4030M

ビューマスター 二次元マニュアル 測定範囲：400×300mm

VM-4030C

ビューマスター 二次元CNC

測定範囲：400×300mm

OPTICAL INSTRUMENTS−− ビジョンシステム −−ベンチャータッチ 3D … 三次元マニュアル＆ 自動フォーカス
ベンチャータッチ3D
この進化したビジョンシステム
は手動操作のXY軸の測定と、モーターによるZ軸の測定を組み合わせたものであることです。このシステムの優位性は、サーボモーターによるZ軸の動作のなかで、最重要であるZ軸の自動焦点機能を、作業者の個人差なく実行できることです。
工場の現場作業にも適用できるスチールとみかげ石製のスタンドに設置されたPCコントローラーは、ベイティ社の全く新しい三次元のタッチスクリーン式ソフト、フュージョンタッチ（FT）を搭載した堅固な設計となっています。
HDタッチスクリーンは調整式アーム上に取り付け、ソフトウェアは画面上に写し出されます。すべての寸法は測定するために選択された部品図面上に表示され、印刷やCADへの変換が可能な部品寸法図になります。寸法公差は各寸法ごとに設定されるので、最終の検査報告書には、合否判定が各寸法ごとにはっきりと表示されます。

ベンチャーシリーズ
好評を博しているベイティ社のベンチャーシリーズにはマニュアルタイプ、手動操作のXY軸測定とモーターによるZ軸測定を組み合わせたタイプと完全なCNCシステムとが揃っており、測定分野の二つの標準領域をカバーしています。
型式VI-2510はXYZ軸の測定範囲が250㎜×125㎜×150㎜であり、型式VI-3030は300㎜×300㎜×200㎜です。
この機種の元々の設計思想は最大級のソフトウェア機能と、実証済みの機械的デザインの両方を、低価格で実現することです。ビジョンシステムの製造における20年以上の経験、測定機器においての75年以上の実績によりベイティ社は、映像処理・応用の領域で、堅実な知識をVENTURE 蘆 VENTURE TOUCH積み重ねて参りました。マニュアルタイ型 番
VI-2510M

ベンチャーマニュアル：手動 X、Y、Z軸
測定範囲 250×125×150

プとCNCシステムの双方ともに最新版

VI-2510
TOUCH

ベンチャータッチ：手動XY、モーターZ軸
オートフォーカス、測定範囲 250×125×150ている他のどのようなビジョンシステム

VI-3030
TOUCH-XT

ベンチャータッチXT：手動XY、モーターZ軸
オートフォーカス、測定範囲 300×300×200のベンチャーシステムは、市場に出回っより標準品の機能を充実させています。

検査行程の再現■ベ ン チャー タッチ

この作業の間にオペレーターは画像としての部品図を見ながら、検査行程を確認することになります。ステージの位置がいちど決定し、カメラの画面に部品が表示されると、ビデオエッジ検出工具が部品寸法を自動的に測定しはじめます。画面が別の面になると、Z軸のドライブが最初の検査行程で設定された正しい位置に、CNC操作により動きます。ライティングやレンズの拡大率も、予め記憶された条件で可動します。
最終的には、作業者の個人差が全くない自動の繰り返し検査工程となります。

すべてのベンチャーと同じように、高精度ズームレンズが標準で付いています。
この手動式ベンチャーシリーズは30倍から200倍の倍率で6つのあらかじめセットされた拡大率が設定されており、更に補助レンズの追加で、拡大率の範囲をライティング増やすことができます。プリセットされLEDによるライティングも、タッチスクリーン上から操作できます。レンズを通しての反射照明及び透過照明の調整も楽に行えるので、製品のエッジが鮮明に映し出されます。

た拡大率は事前に正確に測定されているので、スムーズに計測を行えます。

標準のフュージョンシステムの性能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 CADへのインポート／エクスポート（有料オプション）
蘋 輪郭のスキャニングとCADマスターへのベストフィット機能
蘋 コントロールチャートを含んだSPCバッチ情報
蘋 エクセルへの自動出力
蘋 部分ごとにプログラムできるLED球64
ヶによる反射照明蘋 先進のビデオエッジ
検出蘋 TTLライト及び直線上の透過照明
蘋 ク ロ ス ロ ー ラ ーレールガイド付の頑丈なステージ■簡 単 な レ ポ ート 作 成

標準のベンチャーシステムは下記を含んでいます。

測定された部品のグラフィック表示に蘋 より精 度 を 高 め る た め に 、0.5ミクロンmの高解析度のスケール
蘋 6.5：1 のズームレンズ（手動）蘋 個々のLED球を部分ごとにオンオフする自動プログラミング機能
蘋 Z軸のアリ溝スライド式搭載
機能によるZ軸容量の強化
蘋 高精度のクロスコントロー
ラーステージ蘋 超なめらかな、シンプルなロッドドライブ

加えて、部分名称、寸法、測定値、誤差、上限と下限、あるいは不合格を赤色のラベルで測定された各寸法を表形式で示す詳細レポートを即座に作成できます。
部品のサムネイル表示とバッチ/顧客情報とともに、幾何公差の詳細も表示できます。 レポート全体を、電子メール用のExcelブックとしてコピーできます。

SIMPLY SOPHISTICATED

590

OPTICAL INSTRUMENTS
ベンチャー 三次元CNC
ベンチャーCNCモデルは、完全に検査行程を自動化することにより、フュージョンソフトウェアーの能力を一段階上に引き上げるものです。スキャニングやベストフィットなどの現在では高度な機能も、熟練したオペレーターの力を借りることなく、容易に行うことができます。
CNCプログラムの作成は、簡単なティーチ＆リピート作業です。一度、部品を測定することにより、完全なCNCプログラムが自動的に作成されます。ズームレン
ズもプログラムに取り込まれ拡大率を自在に変化させることができます。

幅広い測定領域
タッチプローブの使用はCNCシステム上で最大限に生かされています。タッチプ
ローブによって測定された点群データはビデオエッジ検出によって得られたデータと組み合わせられ、測定時間を大幅に短縮します。
プローブ交換台を設置することにより、様々な種類の測定前のスタイラスを取り付けたプローブ・モジュールを、一連の測定に使用することができます。スタイ
ラスを交換する時には、システムが自動的に使用中のプローブ・モジュールを交換台に戻し、次のモジュールを取り付け、測定を継続します。
タッチプローブを使用したプログラムを作成する際には、各要素を確定させるために必要な最小の点データのみを使用して下さい。更に、各要素に最適な数の点データを編集します。プログラムが実行される際には、新しいプローブパスが自動的に作成され、プログラム時間と検査時間が両方とも削減されます。

タッチプローブ

標準のCNCシステムの機能蘋 ティーチ＆リピートのプログラム
蘋 部分ごとにプログラムできるLEDのライティング蘋 0.5ミクロンmの高解析度のスケールによる高精度
蘋 CADへのインポート／エクスポート（有料オプション）
蘋 スキャニングとベストフィット機能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 SPC機能蘋 エクセルへのワンクリック出力
蘋 自動フォーカス
蘋 250㎜×125㎜及び300㎜×300㎜のXYステージ
蘋 CADからの自動プログラム（有料オプション）

好評なレニショーのタッチプローブをオプションとして使用することにより、複雑な三次元測定のニーズに応えられます。フュージョンシステムでは、タッチプローブとカメラによる測定の両方が同時に使用できるため、カメラの視界外の形状も部品の設定位置を変えることなく測定することができます。

VENTURE XT-CNC
型 番VI-2510C
VI-3030C-XT
VI-TP20KIT600SIMPLY SOPHISTICATED

ベンチャー 3D CNCモデル
測定範囲：250×112×150mm
ベンチャーXT 3D CNCモデル
測定範囲：300×300×200mm
タッチプローブキット
リファレンスボール、モジュール、スタイラス付

OPTICAL INSTRUMENTS
オプション ＆ アクセサリー
CAD
3D CADモデル（STEPまたはIGES）はインポートでき、ウィンドウ上に表示されます。
CADモデルに位置合わせした後、部品表面の任意の場所で点データが取得され、CADモデルに表示されます。
点は、表面からの距離を示すために色分けされて表示されます。 これらのモデルは、オフラインプログラミング
またはCAD比較に使用できます。

型番 SA-196-EXT
価格 ￥228,600
2510および3030ベンチャーモデル用
鋳物Vブロックとセンター

型番 VI-3030-UFB
価格 ￥137,300
すべてのプロジェクターアクセサリーの

FS-CAD-1

取り付けに対応したスロットを持つユニバーサルフィクスチャーベース

ベンチャースタンド
型番 VI-VENTURESTAND

SB-A-1371-0163
SA-196-EXT

価格 ￥312,500
花崗岩の表面と一体型の堅牢な鋼鉄製ス
タンド。Venture 2510および3030
モデルのPC /コントローラー用の棚がついています。

ガラス製の基準片VI-3030-UFB

型番 CAL-MAG2
価格 ￥112,500

VI-VENTURESTAND

視野測定検証およびピクセルキャリブレーション用の倍率付基準片CAL-MAG2SIMPLY SOPHISTICATED610

OPTICAL INSTRUMENTS
ベンチャープラス
ベンチャープラスは標準のベンチャーの機能をすべて備えています。その他の特徴は…より大きな測定物を計測できることです。
ベンチャープラスには次の三種類のモデルがあります。
1. VP-6460C：
測定範囲 640×600×250mm
2. VP-6490C：
測定範囲 640×900×250mm
3. VP-100100C：
測定範囲 1000×1000×400mm
4. VP-100150C：
測定範囲 1000×1500×400mm
門型構造で総アルミ製であるため、静止状態を維持する慣性に優れ、保温性にも優れています。すべての軸にエアーベアリングが使用され、Y軸は御影石の使用で精度を増しています。これにより測定機は温度変化による膨張や収縮が均一におこり、ゆがみやそれによる計測誤差を最小に抑えます。フュージョンソフトウェアーでは、周囲の温度変化も補正され、ベンチャープラスを検査室での使用に最も適したものとしています。
ベイティ社の標準の光学式ズーム機能とライティング機能と相まって、ベンチャー
プラスはすべてのベンチャーのカメラベース式の測定機能と同じレベルの性能を保持しています。

型番：VP-100100C

３Dフュージョンソフトウェア搭載WindowsベースのインダストリアルPC
タッチスクリーン ディスプレイ付手動プレシジョン ジョイスティック コントローラー

オプション装備

標準のCNCシステムの機能蘋 ティーチ＆リピートのプログラム
蘋 部分ごとにプログラム可能なLED照明
蘋 0.5μmスケールの高解析度のスケールによる高精度
蘋 CADインポート/エクスポート（有料オプション）蘋 DXFスキャンとベストフィット機能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 SPC機能
蘋 Excel™へのワンクリック出力
蘋 オートフォーカス

蘋 レニーショーTP20&SP25タッチプローブ
蘋 カラータッチスクリーンディスプレイ、マルチ機能付精密ジョイスティック蘋 12：1ズームレンズ（6.5：1から変更）
蘋 CADインポート/エクスポート
蘋 自動温度補正機能

Venture Plusの標準装備強化点
プレーンロッドドライブ、エアベアリング、ガラスライトテーブル、調整可能防振装置付きスチール製マシンスタンドを備えた御影石ベースのレール可動門型構造。
CNC制御の6.5：1マイクロズームレンズおよび高解像度USB2カラーカメラ。
Z軸方向250もしくは400mmの測定範囲。

VENTURE PLUS
型 番

620

Dimn-A

Dimn-B

Dimn-C

Dimn-D

Dimn-E

Dimn-F

VP-6460C

Venture Plus（640×600×250㎜）

950㎜

1851㎜

750㎜

1140㎜

783㎜

1030㎜

VP-6490C

Venture Plus（640×900×250㎜）

950㎜

1851㎜

750㎜

1140㎜

1083㎜

1330㎜VP-100100C

Venture Plus（1000×1000×400㎜）

1440㎜

2250㎜

1380㎜

1470㎜

1350㎜

1470㎜

VP-100150C

Venture Plus（1000×1500×400㎜）

1440㎜

2250㎜

1380㎜

1470㎜

1850㎜

1970㎜

SIMPLY SOPHISTICATEDOPTICAL INSTRUMENTS

プログラム制御のLEDライト■プログラム制御のLEDライト
正しいエッジ検出を行うためにはライティングは重要です。ベイティ社の新型プログラム制御のLEDライティングヘッドでは、どのような区切りのパターンでもスイッチオンさせることが出来、困難なエッジを斜め照明によって明るく照らし出すことができます。
このLEDのセグメントは、回転させたり明るさを調整しながらエッジの半径状の様々な部分を照らします。一度セッティングされると、各々の測定部に対するライティング条件は自動的にプログラムされるので、次々に新しい部品を測定する際に自動再生されます。
TTL（レンズを通しての）ライティングも止まり穴の測定などには適用されます。
ベンチャーの高品質なカラーイメージを実現するために、64個の白色LED球が使用されています。
標準の光学式ズームとプログラム可能なセグメント化されたLED表面照明を備えたVenture Plusは、全てのベンチャーと同じカメラベースの測定機能を提供します。

タッチプローブ■タッチプローブ
タッチプローブはCNCシステムで最適化されており、そのタッチプローブを使用して取得したデータポイントからの測定値を、ビデオエッジ検出を使用して取得したデータポイントと組み合わせることで、最適な速度と検査時間の短縮を実現できます。
プローブモジュールチェンジラックを取り付けて、予め較正をした様々なスタイラスを備えたプローブモジュールを同じ検査で使用できるようにすることができます。 スタイラスの交換が必要な場合、システムは自動的に現在のプローブモジュールをラックに戻し、次のモジュールをピックアップして検査プロセスを続行します。 この機能を当社の洗練されたビデオエッジ検出と組み合わせて、究極の大型多重感知性能ビジョンシステムであるVenture Plusを提供できます。

SIMPLY SOPHISTICATED

630

OPTICAL INSTRUMENTS
フュージョンソフトウェア

Fusion Software
フュージョンソフトウェア
フュージョン測定ソフトウェアは、この10年程ベイティ社のカメラをベースとした検査システムの基盤となるものでした。使い易さ、先進的エッジ検出、グラフィカルなレポートの組み合わせにより、ベイティ社のこの注目すべきソフトウェアは業界の標準を確立し、常に他社商品の比較の対象となっています。

部品寸法図■部品寸法図
検査結果は、完全な寸法図として表示されます。指定された寸法公差になっているものは緑色で、公差外のものは赤で表示されるので、被検査物は即座に視覚的に判別されます。幾何学的公差も標準の製図手法により表示されます。最終
的な部品寸法図は、社名、顧客名、部品の詳細な仕様、日付、検査方法の名称が含まれる従来のフォームの工学的製図として印刷もできます。

SPCを網羅しています■SPCを網羅しています
ベイティ社のフュージョンソフトウェアーは、多様な部品のSPCバッチ情報も表示いたします。得られる情報にはバッチごとの最大値、最小値、ユーザー定義のシグマ値、CPK値、平均偏移があり、バッチ情報を二つの異なったチャートに作図できます。

容易な報告書の作成■容易な報告書の作成
上記のものをグラフィックスで表示することに加えて、部品名、呼び・実測の寸法、誤差、公差の上限・下限、各々の測定寸法に対する緑色の合格、赤の不合格の表示などを表形式で詳細な検査表として即座に作成することができます。寸法誤差の詳細は、モニター上にアイコンの形で、あるいは顧客ごとの生産管理情報として表示することができます。すべての報告書はエクセル形式の業務記録として複製し、Eメールで使用することができます。

640

SIMPLY SOPHISTICATEDOPTICAL INSTRUMENTS
フュージョンソフトウェア

Fusion Software
フュージョンソフトウェア
ビデオエッジ検出■ビデオエッジ検出
ビデオエッジ検出機能（VED）は測定者の個人技能に頼ることなく安定した繰り返し測定の結果を保証します。数百の点群データが即座に収集され、標準の幾何学的形状を計算します。標準のビデオエッジ検出ツールは、円弧、円、線、点、焦点と曲線に対応します。

画像合成と輪郭のスキャニング■画像合成と輪郭のスキャニング

能新機

XYステージが一時停止するたびにカメラ画像を撮影して保存できます。これらの画像は、ユーザーがズームアウトしてカメラ画像ビューで被検査物全体を表示できるように、「ステッチ」されます。インポートされたdxfファイルは、ステッチされた画像の上に重ねることができるオーバーレイとして使用することで、dxfに表示される公差範囲と部品全体を視覚的に比較できます。輪郭測定が必要な場合、曲線測定用ツールで自動的に測定物の輪郭をトレースできます。測定結果のデータポイント群は、レポート用のパーツビューとステッチされたカメラ画像の両方で表示できます。輪郭寸法を追加・重ねて比較することでエラーを定義できます。また、ステッチされた画像を使用して、大きな2次元の全ての被測定物をすばやく把握することもできます。そして「ワンクリック」機能または「エリア内のすべての測定物」ツールを使用して、測定物をクリックするだけで、CNC検査行程を作成できます。

タッチプローブとの両立■タッチプローブとの両立
フュージョン測定ソフトウェアは光学的カメラベースのシステムとタッチプローブによる測定を両立、共存させています。
各々の測定システムのずれは計算され、同じ検査のなかで、非接触の測定方式を組み合わせて使用することが可能になります。オプションのプローブ保管台を使用するとプログラムのなかで自動的にプローブを交換することが可能となります。タッチプローブスキャン使用の被検査物には、レニショーのSP25スキャンプローブオプションを指定できます。

CNCによるオペレーション■CNCによるオペレーション
CNCのオプションを採用すれば、ティーチ＆リピートのプログラムと手動のジョイスティックの操作で、完全に自動化された部品検査が可能となります。部品はパレットにのせて、一括に検査され、検査報告書も自動的に作成されます。

CNCオプション■CNCオプション
被測定物表面の任意の場所で取得した測定データポイントを3D IGESまたはSTEP CADモデルと比較できます。

SIMPLY SOPHISTICATED650

OPTICAL INSTRUMENTS
ベイティ画像測定機ビジョンシステムの仕様表
マ ニ ュ ア ル シ ス テム ／ 一 部 マ ニ ュ ア ル
ビューマスター
VM-4030M

ベンチャー
VI-2510M

ベンチャー
VI-2510TOUCH

ベンチャー
VI-3030TOUCH-XT

X、Y、Z 測定範囲（㎜）400×300

250×125×150

250×125×150

300×300×200

ワークステージサイズ（㎜）420×320414×262414×262464×462

被測定物最大荷重（kg）

25252525

ドライブ方式

マニュアル

マニュアル

マニュアル XY/CNC Z

マニュアル XY/CNC Z

ベアリング

エアーベアリングクロスローラレールガイド

クロスローラレールガイド

クロスローラレールガイド

名 称 ・ 型 番

カメラタイプ

2048×1590ピクセル カラーUSB2カメラ（8×9mmチップ、ダイナミックラッチ付）
プログラム制御のLEDライティング付固定対物レンズ

光源、ライティング
解析

6.5：1 ズームレンズ。
プログラム制御のソフトウェアー付白色LEDの弓形ライティングヘッドは、ステージの下部からのレンズを通しての（TTL）ライティングが標準になっています。

度

0.001mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm度

7.5μm

2 + L/100

2 + L/100

2 + L/100

最大視野（FOV）

12mm

16mm＊

16mm＊

16mm＊

精拡

大率

20×1200×以上の高画質デジタルズーム付17インチモニター、
光学拡大率 27×〜175×350×

タッチプローブオプション

無有無無プローブタイプ

不可レニショーTP20不可

不可

ラック交換機能

不可

不可

不可

不可

C N C システム
ビューマスター
VM-4030C

ベンチャー
VI-2510C

X、Y、Z 測定範囲（㎜）400×300

250×125×150

300×300×200

640×600×250

640×900
×250

1000×1000×400

1000×1500
×400

ワークステージサイズ（㎜）420×320414×262464×462700×940700×1240

1050×1350

1050×1850

被測定物最大荷重（kg）

2525

2575

75

75

75

名称・型番

ベンチャー ベンチャープラス ベンチャープラス ベンチャープラス ベンチャープラス
VP-6490C VP-100100C VP-100150C
VI-3030C-XT VP-6460C

ドライブ方式

CNC
ハンドホイール

ベアリング

エアー
ベアリング

クロスローラレールガイドクロスローラレールガイド

エアー
ベアリング

エアー
ベアリング

エアー
ベアリング

エアー
ベアリング

最大ドライブ速度100mm/秒

200mm/秒

200mm/秒

350mm/秒

350mm/秒

350mm/秒

350mm/秒カメラタイプCNC
CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック

2048×1590ピクセル、カラーUSB2カメラ（8×9mmチップ、ダイナミックラッチ付）
プログラム制御のLEDライティ

6.5：1 ズームレンズ。プログラム制御のソフトウェアー付白色LEDの弓形ライティングヘッドは、ステージ

光源・ライティング ング 付 固 定 対の下部からのレンズを通しての（TTL）ライティングが標準になっています。
物レンズ

解析

度

0.001mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm度

7.5μm

2 + L /100

2 + L /100

2.4 + 0.4L /100

2.4 + 0.4L /100

2.4 + 0.4L /100

2.5 + L/150

最大視野（FOV）

12mm

16mm＊

16mm＊

16mm＊

16mm＊

16mm＊

16mm＊

有有有精拡

大率

20〜350×タッチプローブオプション

無プローブタイプ

不可

ラック交換機能不可

有有レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20
可＊オプションの0.5×のアダプターレンズを使用した場合。

660

有SIMPLY SOPHISTICATED可可可可可OPTICAL INSTRUMENTS
寸 法 図
1660

507

1550

1028

1920

1019

1560
965

710 / 910

728

1500

R400

R600

1020

790
50

1925

970
920

1615

811

497
638
938

150

985

574
934

150

150

760
860

Venture XT（3030）

SM20-FT2E

820

125

422
590
840

125

64

501
616

Venture（2510）

SIMPLY SOPHISTICATED

670