BEST COST-PERFORMANCE LEVEL SWITCHCAPATIC シリーズ ®
静電容量式 レベルスイッチ■ 概要

CAPATICシリーズは静電容量式のレベルスイッチです。
絶縁性、導電性の各種液体の液面および比誘電率の異なる二液境界面の検出、計測を行うことができます。
（また測定対象の条件により粉粒体の計測も可能です。詳細はお問合せ下さい。）
さまざまなレベル検出方法のうちで、比較的コストが低く、また可動部もないことから、幅広いアプリケーションに使用されます。
一般防滴密閉形と危険場所で使用できる本質安全防爆形（i3aG4）が用意されており、石油、石油化学、化学などの防爆プロセスにも対応します。

■ 特●

長

幅広い用途
絶縁性、導電性にかかわらず各種液体レベル検出を行うことができます。また電極材質を選択することにより、腐食性のある液体の計測にも的確に対応します。
また、通常のレベル検出の他に配管の液体の空検知にも使用できます。
（配管空検知用ユニット参照）●CA-1000S

非防爆・防滴密閉形

本質安全防爆形

コストパフォーマンス
フロート式、超音波式、圧力式などの各種計測方法に比較して、低コストです。

●CA-1000

高信頼性
可動部のない構造ですので可動破壊の可能性はなく、また特性の経年変化が少なく、長期間安定して使用できます。

■ 一般仕様構 成１）電極部・トランスミッタ一体形（非防爆タイプ）（本質安全防爆タイプ）
２）電極・トランスミッタ分離形
測定対象１）比誘電率（εs）
2以上の液体（絶縁性、導電性）
２）比誘電率10倍以上（下層＞上層かつ、上層液の厚さ一定）の二液境界面
３）粉粒体（使用条件の検討が必要です。詳細はお問合せ下さい。）
温度範囲−10〜300℃
温度範囲−10〜80℃●

容易な調整
80〜180℃●

動作点の調整は調整トリマを回すだけ。特別な計器、工具は不要です。

180〜300℃

本質安全防爆対応

圧力範囲

電極形状、材質
裸電極およびPFA被覆電極（PTFE絶縁部）
裸電極およびPFA被覆電極（PTFE絶縁部）
裸（金属）
電極のみ（セラミック絶縁部）

フィンなし
あり
あり

標準 1MPaまで

一般防滴密閉形に加え危険場所で使用できる本質安全
防爆形（i3aG4）完備。

TG-L981-9
改訂 2014 05 K
４版 2001 06

®

CAPATIC シリーズ

■ 電極部仕様
形状
プロセス接続材質
接地、検出電極

電極被覆
接液部Oリング
接続フランジヘッドケース
フィン
電線口

●標準
特殊標準
特殊PFA
標準
特殊SUS304
SUS316, SUS316L
PTFE
セラミック

FKM（フッ素ゴム）
NBR、VMQ（シリコンゴム）、カルレッツ
標準
SUS304
特殊
SUS316, SUS316L
アルミニウム合金（銀色塗装）
アルミニウム合金
1×G3/4

続防滴・非防爆タイプ
CA‒1□□□W
CA 1000
LEVEL SWITCH

感度調整形 式

内 容

面間寸法150mm 160mm

CA-1 1 1
1 2
1 31 53 13 29 1

裸ロット
被覆ロット
裸ロット・高荷重用
裸ロット・180℃超え
パイプライン用・裸電極
パイプライン用・被覆電極
特殊
1250*22251〜 500
501〜 750
電極長 3751〜1000
L（mm） 4P
パイプライン用
9特殊W
防滴・非防爆構造
S
本質安全防爆−F
フランジ接続ねじ接続（1B）
接続の種別 − S−Z
特殊
L 〜 80℃
H 〜180℃
温度
U 〜300℃
電極形状

絶縁部

■ 接

■ 形式コード

電極形状と用途ご参照ください。
標準 1BJIS10KFFフランジ（他接続の場合、お問い合わせください。）○○*2 250mm未満は特殊L

H

VR

動作表示灯（動作時点当）RY. ON■ トランスミッタ部仕様

S No.

OV

100V 200V NONCCOMEP

ヘッドケース内端子
HO or LC
HO or LC

AC200V●

本質安全防爆タイプ
CA‒1□□□S
動作表示灯
ヘッドケース内端子（動作時点灯）

B

P

EVC
VR
感度調節

※4
※3 接続ケーブルは2芯シールドケーブルを用いコンダクタンスは1mH以下かつコンダクタンスは0.1μF以下であること（参考）
CVVS. 1.25sq. 2cの場合 全長≦1km※3※4 シールドの端末は必ず電極側のEに接続のこと

B

ECOM NONC

安全電源箱内端子
G

200V 100V OV

G種 別 １）防滴、非防爆形（CA‒1□□□W）
電極部、トランスミッタ部一体形、防滴ハウジング（IP54相当）
２）本質安全防爆形（CA‒1□□□S）
電極部、トランスミッタ部分離形、トラン
スミッタ部はパネル取付、非防滴（IP20相当）非危険場所設置
防爆仕様
本質安全防爆構造（i3aG4）TIIS（社）産業安全技術協会
形式認定合格番号第T39112号、防爆形式名称CSA−100
電 源 １）防滴、非防爆形（CA‒1□□□W用）
AC95〜115VまたはAC190〜230V、50/60Hz
２）本質安全防爆形（CA‒1□□□S用）
AC100VまたはAC200V、50/60Hz
消費電力
6VA
出力
1×SPDTリレー接点出力
接点容量
AC250V、2A/DC30V、2A
伝送ケーブル１）トランスミッタ部、電極部一体形の防滴、非防爆タイプ（CA‒1□□□W）の場合は電源と接点出力に一般のケーブルを使用できます。
２）電極部、アンプ部分離形の本質安全防爆タイプ（CA‒1□□□S）の場合電極部〜アンプ部の伝送ケーブルはお客先所掌となります。
防爆規定によりインダクタンス1mH以下かつコンダクタンス0.1μF以下でご使用下さい。
（CVVS1.25sq×2cでは1000m以下となります。
また出荷時の出力調整は200m相当にて行います。
）
周囲温度−10〜70℃（本安防爆品：−10〜40℃）
周囲湿度
95％RH以下（結露しないこと）

HC or LO
AC100V
AC200V
第3種接地

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L981-9

CAPATIC シリーズ®

■ 電極形状と用途防滴、非防爆形（CA‒1□□□W）
CA‒111□W‒FL

CA‒111□W‒FHCA‒115□W‒FUCA‒112□W‒FLCA‒112□W‒FH

温度範囲−10〜80℃〜180℃〜300℃−10〜80℃

〜180℃

185

185

φ110（237）

φ110

＊1

φ110

A50
L

A（11）

CC

30
L
C

C

φ27.2

＊1φ22
根元
φ26（11）

φ22＊1φ22
根元
φ2650
L

φ27.2＊1A

A

φ1850
L

＊1C50LA

φ18形状

185（150）

（150）

G3/4
電線口

185（237）

18560138（237）

形式＊1：A寸法下端が、取付ノズルより10mm以上出るように製作します。取付ノズルの長さ寸法をお知らせ下さい。

本質安全防爆形（CA‒1□□□S）
CA‒111□S‒FLCA‒111□S‒FHCA‒115□S‒FUCA‒112□S‒FLCA‒112□S‒FH

温度範囲−10〜80℃〜180℃〜300℃−10〜80℃〜180℃

φ82φ82（235）（148）

φ27.2CLA

＊150A

φ22
根元
φ26（11）

ACC

φ22

＊1

＊130
L

φ27.2

CC50
L

φ18

＊1

φ22
根元
φ26

φ110

50
L

＊1A

φ1850L形状

φ110φ82（11）

φ110

AG3/4
電線口

φ82（235）（148）

φ82（235）

形式＊1：A寸法下端が、取付ノズルより10mm以上出るように製作します。取付ノズルの長さ寸法をお知らせ下さい。

■ 本質安全防爆形（CA‒1□□□S）
用アンプ部外形寸法■ 配管空検知用ユニット

74（形状例）CA‒131PW‒FL

5G3/4
電線口

動作表示灯（動作時点灯）

226055

L=15020185（H）

200（銘板）

取付ピッチ 190

138

接続F

CA‒132PWはL=160mmとなります。

電線口（上下2ヶ所）

TG-L981-9

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

CAPATIC シリーズ®

CAPATICご使用に際して

３．
使用環境と条件●１．
検出対象の導電率一つのタンクに複数の計器を設置する場合は、300mm以上の取付け間隔をとって下さい。相互干渉の恐れがあります。

検出対象の比誘電率が一定でない場合、動作に異常をきたす場合があ●撹拌機つきのタンクに設置する場合、電極に撹拌機からの力がかかり、電極が破損する恐れもあります。
ご注文、お引き合い時にご相りますので、ご注意ください。

談下さい。

静電容量式のCAPATICレベルスイッチの検出部は、互いに絶縁された検出電極と接地電極から構成されています。
この2つの電極間に生じる●電極または、トランスミッタまたはアンプ周囲に強力な電界や磁界がある場合には誤動作の原因になります。

静電容量の変化から、レベルの検出を行います。静電容量の変化量は、測定対象の比誘電率に比例します。
●

被測定物の比誘電率は、その温度に反比例して変化します。
（例：水の場合0.5％/℃）●

水よりも比誘電率の低い物質では、その水溶液の比誘電率は、その濃度に反比例して変化します。

●

粉、粒体では、堆積のしかたでも見掛けの比誘電率がかわります。

●

密度が高い堆積の場合比誘電率は高くなる。

密度が低い堆積の場合比誘電率は低くなる。

絶縁性の粉、粒体でも湿気を含むと導電性物質の特性を示します。

●

粉、粒体では、湿気の含み具合が変化すると、その見掛けの比誘４．
配線などの注意事項●

計器の配線口は、配線完了後、水や異物の侵入を防止するため●

AC電源ラインにノイズがあると、誤動作の原因となります。

●

配線時に必要な接地は確実に実施して下さい。

確実にシールして下さい。

●

５．
本質安全防爆仕様品について●

電率および導電率が変化します。
２．
被測定物の物性●

2液境界面の検出では●

６．
調整について●計器の調整は電源投入後30分以上ウォームアップを行ってから実●実際の使用状況と同一条件で実液を用いて行って下さい。

施して下さい。

エマルジョン（混濁層）が存在する場合は、その層の厚さが誤差に加算されます。

●

７．
特殊用途について粘度が高く、付着性の高い物質では被測定物が電極に付着し、計測不能となる場合があります。ただし、電極への付着●

原子力プラント内では管理区域の内外にかかわらず使用できません。

量がほとんど変化しない（成長しない）場合には計測可能です。
●

本質安全防爆仕様品では電極、トランスミッタ、アンプの変更、改造はできません。

下層の比誘電率＞10×上層の比誘電率かつ上層液層厚さが一定であることが必要です。

電極とトランスミッタ（またはアンプ）
間の配線は誤動作の原因となる、誘導を受けぬよう実施して下さい。

ご相談下さい。

●

高圧ガス保安法対象設備では使用できません。

粉、粒体の場合、圧送時に帯電する静電気により被測定物が●医療機器や人命に関わる機器としては使用できません。

電極に付着することがあります。またその静電気帯電量が大きい場合、計器の電気回路が破損する可能性もあります。

８．
その他の機器
特に粉、粒体の計測には重量式のMICROCELLなどの非接触タイプのレベル計測システ
ムもご用意しております。
あわせてご検討下さい。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
4

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-L981-9