オートキャル
3658 シリーズ（2ポート）/36584 シリーズ（4ポート）
10MHz〜40GHz

10MHz〜9GHz

高再現性、高品質の同軸校正を自動で実行

3658シリーズ

3658シリーズ オートキャルのモジュールは、高速・高再現性・高品質の同軸校正器として、40GHzまでカバーします。各モジュールは、精密に特性化された校正標準を内蔵し、システマチックで再現性のある誤差をVNAから除去します。また各モジュールには、内蔵されるデバイスのデータフ
ァイルが添付されています。モジュールは、6ヶ月間再校正しなくても、性能が保証されています。
テストポート・コンバータ・セットは、ノン・インサータブル・デバイス、3 .5 mm
SMAコネクタ付きデバイスの試験に使用します。
またテスト・コンバータ・セットには、Kコネクタ、3 .5 mm、SMAコネクタの3種類があります。N型コネクタのノン・インサータブル・デバイスには、アダプタリムーバル法で対応します。
高速でフル2ポート/フル 3ポート/フル 4ポート校正を実行
NISTにトレーサブルな特性化モジュール● 360 Bシリーズ、37000シリーズ、MS4620シリーズVNAに互換
●
●

主な機能
校正の種類
1ポート校正（S11、S22）：全機種対応1ポート校正（S33、S44）：36584シリーズにて対応
フル2ポートのOSLT校正：全機種対応
フル3ポートのOSLT校正：36854シリーズにて対応
フル4ポートのOSLT校正：36854シリーズにて対応●36584シリーズ

トゥルー・スルー校正
内部校正器のスルーは、外部で直結したダイレクトスルー接続ほど正確ではありません。トゥルー・スルー・モードは、スルー接続時にモジュール内のスルーを使わず、外部で接続します。
● アイソレーション校正
フル 2ポート校正の一部として動作。アイソレーションの除去ほか、アイソレーションにおけるディフォルト・アベレージング・ファクタの解除、独自のアベレージング・ファクタの組み込みなどのオプションとして使用します。
● スイッチ・アベレージング
エレクトロメカニカル・スイッチにより、校正標準を選択します。スイッチ・アベレージングは、スイッチの非再現性による影響を抑えられます。4つのファクタでアベレージング効果を上げ、非再現性による影響を6 dB減少させ、トータルの校正時間を節約できます。
● スルー・アップデート
ケーブルの傷みや劣化の予知にも、スルー部分の定期的な更新に、12ターム校正を推奨します。スルー・アップデート・モードは、直接手動スルー・ステップを実行するだけで、最新の校正に更新できます。モジュールを使わず、直結するだけで実行します。
●

http://www.anritsu.co.jp5698

規格（すべての規格は、23±3 ℃以内のとき保証されます）
オートキャル・モジュール

2ポートモジュール（コンバータなし）

2ポートモジュール（コンバータ付き）

方向性

38 dB（10 MHz〜2 GHz）
36 dB（2〜20 GHz）
34 dB（20〜40 GHz）

36 dB（10 MHz〜2 GHz）
34 dB（2〜20 GHz）
32 dB（20〜40 GHz）

ソースマッチ

反射トラッキング

伝送トラッキング
伝送トラッキング（トゥルースルーモード）
一般規格

動作環境

34 dB（10 MHz〜2 GHz）
32 dB（10 MHz〜2 GHz）
31 dB（2〜18 GHz、N）29 dB（2〜18 GHz、N）
34 dB（2〜20 GHz、K）
32 dB（2〜20 GHz、K）
26 dB（20〜40 GHz）
24 dB（20〜40 GHz）
±0 .15 dB（10 MHz〜2 GHz）
±0 .20 dB（10 MHz〜2 GHz）
±0 .20 dB（2〜20 GHz）
±0 .25 dB（2〜20 GHz）
±0 .25 dB（20〜40 GHz）
±0 .30 dB（20〜40 GHz）
±0 .15 dB（10 MHz〜2 GHz）
±0 .20 dB（10 MHz〜2 GHz）
±0 .20 dB（2〜20 GHz）
±0 .25 dB（2〜20 GHz）
±0 .25 dB（20〜40 GHz）
±0 .30 dB（20〜40 GHz）
±0 .10 dB（10 MHz〜2 GHz）
±0 .15 dB（10 MHz〜2 GHz）
±0 .10 dB（2〜20 GHz）±0 .15 dB（2〜20 GHz）
±0 .20 dB（20〜40 GHz）
±0 .25 dB（20〜40 GHz）
シリアル入力：D-Sub（9ピン）、VNA本体による制御
電源：AC110 /220 V
寸法：155（W）×65（H）×90（D）mm		
温度範囲：＋18〜＋28 ℃（動作）、−20〜＋70 ℃（保存）相対湿度：5〜95 ％ RH（＋40 ℃）
EMC：EMC 89 /336 /EECに準拠
伝導・放射エミッション
CISPR 11：1990 /EN55011：1991、グループ1、クラスA
イミュニティ
IEC 1000 -4 -2：1995 /EN50082 -1：1992、4 kV CD、8 kV AD
IEC 1000 -4 -3：1995 /EN50082 -1；1992、3 V/m、26〜1000 MHz、80 ％、1 kHz AM
IEC 1000 -4 -4：1995 /EN50082 -1：1992、0 .5 kV SL、1 kV PL

オーダリング・インフォメーション
ご契約にあたっては、
形名・記号、品名、数量をご指定ください。
品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

形名・記号

品

名−本 体−
SC 7072	2ポート・オートキャル・モジュール、36581 NNF（Nコネクタ用、40 MHz〜18 GHz）
SC 7075	2ポート・オートキャル・モジュール、36581 NNF/2（Nコネクタ用、10 MHz〜9 GHz）
SC 7073	2ポート・オートキャル・モジュール、36581 KKF（Kコネクタ用、40 MHz〜20 GHz）
SC 7076	2ポート・オートキャル・モジュール、36581 KKF/2（Kコネクタ用、10 MHz〜9 GHz）
SC 7074	2ポート・オートキャル・モジュール、36582 KKF（Kコネクタ用、40 MHz〜40 GHz）
SC 7077	4ポート・オートキャル・モジュール、36584 KF（Kコネクタ用、10 MHz〜9 GHz）
SC 6938	4ポート・オートキャル・モジュール、36584 NF（Nコネクタ用、10 MHz〜9 GHz）
−標準付属品−AC/DCアダプタ：
RS- 232 C接続ケーブル、1 .7 m：
オートキャル・ソフトウェア・ディスク：

36583 S
36583 L36583 K

1本
1本
1本

−応用部品−
テストポートコンバータ・セット（SMAコネクタ用）
テストポートコンバータ・セット（3 .5 mmコネクタ用）
テストポートコンバータ・セット（Kコネクタ用）

3658 シリーズの再特性化は、最寄りのサービス・センターに送っていただくか、サービス・エンジニアを現地に派遣して行います。また、再特性化ソフトウェアほか、VNA、従来の校正キットを使い、ユーザサイドでも校正モジュールの再特性化が可能です。

570

4ポートモジュール（コンバータなし）
42 dB（10 MHz〜1 GHz）
40 dB（1〜3 GHz）
36 dB（3〜6 GHz）
34 dB（6〜9 GHz）
42 dB（10 MHz〜1 GHz）
39 dB（1〜3 GHz）
35 dB（3〜6 GHz）
33 dB（6〜9 GHz）−−−

寸法：170（W）×55（H）×120（D）mm