TransPort® PT878GC

Débitmètre portable à ultrasonspour gaz Panametrics
Applications

Caractéristiques

Le débitmètre non-intrusif portable Transport PT878GC est unsystème à ultrason complet pour la mesure de débit de gaz,notamment sur :• Installation extérieure à la canalisation non-intrusive• Gaz naturel• Air comprimé• Gaz combustibles• Gaz érosifs• Gaz corrosifs• Gaz toxiques• Gaz ultra-purs• Gaz issue de la séparation de l’air• Aucun élément en contact avec le fluide process• Aucune pièce en mouvement• Sans de perte de charge• Mesure de la vitesse de propagation du son dans le gaz• Calcul du débit volumique standard• Compact, léger et facile à utiliser• Large écran à cristaux liquides rétro-éclairé• Batterie rechargeable• Memorisation jusqu’à 100 000 points de données de débit• Ensemble submersible IP67
• 32 configuration sites mémorisables• Jauge d’épaisseur en option

Le meilleur de la mesure de débit portable

Pas de perte de charge, peu de maintenanceLe débitmètre TransPort PT878GC est un système ultrason à
temps de transit, portable-, autonome et ultra-polyvalentproposant les options et les accessoires nécessaires à laplupart de vos besoins en matière de mesure de débit sur lesgaz. Sa taille compacte, sa légèreté, sa batterie rechargeable
et son chargeur électrique universel font de lui le débitmètre
portable de terrain idéal.

Comme les transducteurs sont fixés à l’extérieur de lacanalisation, ils ne gênent pas l’écoulement à l’intérieurde celui-ci. On évite alors la perte de charge typiquement
provoquée par d’autres types de débitmètres. Le TransPort
PT878GC ne comporte aucune pièce pouvant s’obstruer
ou collecter des matières en suspension, et aucune pièce
mouvante susceptible de s’user. Il n’exige donc aucune
lubrification et peu ou pas d’entretien.

Dans le passé, la mesure du débit non-intrusive se limitait
aux liquides car les techniques existantes ne fonctionnaientpas sur les conduites métalliques contenant des gaz.
Panametrics a développé une nouvelle technologie qui
permet de bénéficier de tous les avantages d’une mesurede débit non-instrusive sur les applications gaz. Cette
remarquable technologie ultrasonique fonctionne à haute ou
basse pression sur les conduites en métal et avec la plupart
des autres matériaux.
Le débitmètre TransPort PT878GC peut être utilisé pour
mesurer le débit de n’importe quel gaz. Cette solution s’avère
particulièrement utile pour mesurer les gaz érosifs, corrosifs,
toxiques, ultra-purs ou stériles, et lorsque l’introduction
de capteur à l’intérieur de la canalisations est jugée peu
souhaitable. Comme il n’est pas nécessaire de perforer ou
couper le tuyau, le coût de revient de l’installation est très
réduit. Le débitmètre ne contient aucune pièce mouillée
ou en mouvement, ne provoque pas de perte de charge etbénéficie d’une très large rangeabilité.
Ce nouveau débitmètre a subi de nombreux essais sur destuyaux métalliques de petit diamètre à partir de 20 mm(0,75 po) et de grand diamètre, jusqu’à 600 mm (24 po). Il
convient pour mesurer les débits d’air, d’hydrogène, de gaznaturel et de nombreux autres gaz.

Transducteurs ultrasoniques avancés“clamp-on”
L’un des plus grands défis rencontrés lors de la mise au
point de transducteurs à ultrasons non-intrusifs pour lesapplications gaz, réside dans la difficulté de transmettre
un signal ultrasonique codé à travers une paroi métallique,le gaz et à nouveau à travers la paroi opposée de lacanalisation jusqu’au second transducteurs qui joue le rôlede récepteur. En milieu gazeux, seul 4,9x10–7 pour cent del’énergie transmise sous forme d’onde sonore est reçue parles transducteurs ultrasoniques traditionnels. Ce qui n’estévidemment pas suffisant pour fournir des mesures fiables.
La nouvelle gamme de transducteurs “clamp-on” pour les
gaz génére des signaux cinq à dix fois plus puissants que
ceux des transducteurs ultrasoniques traditionnels. Ces
nouveaux transducteurs produisent des signaux fiables etcodés avec un minimum de bruit de fond. Le débitmètre
TransPort PT878GC fonctionne ainsi très bien, même sur les
gaz à faible densité.

Transducteurs à ultrasons non-intrusifs pour gaz avec technologie
avancée Panametrics

Débitmètre portable TransPort PT878GC et accessoires

Measurement & Control Solutions
Rapide et facile à utiliser

Transducteur

Rapide et facile à utiliser

Vous pouvez effectuer votre première mesure de débit dansles minutes qui suivent l’ouverture de l’emballage—rien deVous
pouvezeffectuer
votre première
mesurede débitplus simple
qued’utiliser
le débitmètre
TransPort
PT878GC.
dans les minutes
qui suiventl’ouverture deinstallez
Entrez simplement
les paramètres
de l’application,
l’emballage—riende plussimplel’espacement.
que d’utiliser Aucunleles transducteurs
sur le tuyau
et ajustez
débitmètre
TransPort
simplement
les
accessoiren’est nécessaire
et ilPT878GC.
est inutileEntrez
de modifierlaparamètres
del’application,
installez
lestransducteurs
canalisation. Un utilisateur chevronné pourra prendre desur le tuyau et ajustez l’espacement. Aucun accessoire
nombreuses mesures sur différentes applications en une
n’est nécessaire et il est inutile de modifier lajournée. Le
débitmètre Un
TransPort
PT878GC
est idéal
pourtous
canalisation.
utilisateurchevronné
pourraprendreles types ded’investigation
etdediagnostiquelié
auxconditions
nombreuses mesures sur différentes applicationsd’écoulement.
en une journée. Le débitmètre TransPort PT878GC est

idéal pour tous les types d’investigation et dediagnostique
lié aux conditionsd’écoulement.
Conçu pourêtre économiqueet leresterDébit de gaz

Transducteur

Trajectoire dusignal ultrasonique

Technique de mesure du débit à temps de transit

Pour être réellement utile, un débitmètre portable doit
Le débitmètre TransPort PT878GC utilise laprésenter le meilleur rapport coût/efficacité sur site.
technique de mesure du débit à temps de transit
Le débitmètre TransPort PT878GC a été construit pour
Transit-Time Flowfonctionner pendant de nombreuses années. Entièrement
Pour être réellement
utile, un débitmètre
portable
La technique du temps de transit utilise une paire deà semi-conducteurs,
il s’use rarement
et n’a guère
besoindoit
présenterlemeilleurrapportcoût/efficacité
sur
site.
Le
transducteurs, chaque transducteur envoyant et recevantd’une maintenance, minimisant les temps d’immobilisation
débitmètre TransPort PT878GC a été construit pourdes signaux ultrasoniques codés via le fluide. Lorsqueet les frais d’entretien.
fonctionner pendant de nombreuses années.
le fluides’écoule,dule temps
temps dede transit
transit utilise
du signal
La techniqueunedans
paireladeEntièrement à semi-conducteurs, il s’use rarement ettransducteurs,chaquetransducteur
direction
aval est plus
court
que dans laenvoyant
directionet
amont ; laJauge d’épaisseur
ded’uneparoi
de canalisations
n’a guère besoin
maintenance,
minimisant lesrecevantentre
des signaux
codésàvia
le fluide.dedifférence
les deux ultrasoniques
est proportionnellela vitesse
optionnelle
temps d’immobilisation et les frais d’entretien.
Lorsque le fluides’écoule,le tempsde transit
dudifférence
signall’écoulement.
Le TransPort
PT878GC
mesurecettelaetdirectionaval
est plus court
que danslaL’épaisseur des parois de tuyau est un paramètre critiquede dans
temps
utilise lesparamètres
de tuyau
programmés
direction amont ; la différence entre les deux est
utilisé par le débitmètre TransPort PT878GC pour les mesurespour déterminer le débit et sa direction.
proportionnelle à la vitesse de l’écoulement. Le
de débit avec des transducteurs “clamp-on”. La jauge
TransPort PT878GC mesure cette différence de temps etd’épaisseur optionnelle permet la mesure précise de la paroi
Affichage
LCD alphanumériqueet graphiqueutilise les paramètres
de tuyau programmés
pourL’épaisseurparois de tuyau est un paramètre critiquedepuis l’extérieur
du destuyau.

Conçu pour être économique et leresterLe débitmètre TransPort PT878GC
utilise la technique de mesure dudébit à temps de transit TransitTime Flow

Jauge d’épaisseur de paroi decanalisations optionnelle

utilisé par le débitmètre TransPort PT878GC pour lesmesures de débit avec des transducteurs “clamp-on”.
La jauge d’épaisseur optionnelle permet la mesure
précise de la paroi depuis l’extérieur du tuyau.

large
et complet
déterminer
le débit et sa direction.

Un grand affichage multifonctions présente les données
mesurées sous forme alphanumérique et sous forme
graphique. En outre, il permet une programmation facile
en vous permettant de naviguer dans le logiciel parl’intermédiaire de menu depuis l’entrée des données et
Un grand affichage multifonctions présente lesjusqu’à la sélection des fonctionnalités.

Affichage LCD alphanumérique etgraphique large et complet
données mesurées sous forme alphanumérique etLessousfonctionsstandard
incluent
formealphanumériquesgraphique. En outre,
il permet
une lavitessed’écoulement,le débitvolumiqueou massiqueetprogrammation
facileen vouspermettant
de naviguer
dans le logiciel
par enl’intermédiairede menu
depuisl’écoulement
totaliséunités anglaises(U.S.)
ou métriques.

l’entrée des données et jusqu’à la sélection desEn mode graphique, l’affichage indique les données enfonctionnalités.
temps réel et les données enregistrées. Les enregistrements
sontconsutables
directement ce qui
est trèsincluent
utile pourLesfonctions alphanumériques
standardla faire
unevitesseévaluation
des données
et observer
leurouévolution
sur led’écoulement,le débitvolumiquemassiqueterrain.
et l’écoulement totalisé en unités anglaises (U.S.) ou

métriques.

Jauge d’épaisseur de paroi de canalisation optionnelle
Jauge d’épaisseur de paroi de canalisation optionnelle

En mode graphique, l’affichage indique les données entemps réel et les données enregistrées. Les
enregistrements sont consutables directement ce qui
est très utile pour faire une évaluation des données etobserver leur évolution sur le terrain.

1

14 13

2

11

12
3

7
8

4
9

5

10

6

Accessoires du PT878GC
Accessoires du PT878GC
1 TransPort PT878GC
1. TransPort PT878GC

2 Chargeur
c.a. du TransPort
2. Chargeur
c.a. du TransPort
PT878GC PT878GC
3. Transducteurs gaz non-intrusifs

3 Transducteurs gaz non-intrusifs

4. Câble de raccordement LEMO-BNC pou transducteur

4 Câble de raccordement LEMO-BNC pou
transducteur

5. Câble d’entrée/sortie analogiques
6. Câble RS232 vers infrarougeBoîtier électronique robuste et
submersibleBoîtierélectroniquerobusteet submersible
Ce débitmètre
est protégé
des agressions
rencontrées
lors
d’une
utilisationindustrielle
quotidienne.
Le
Ce débitmètre est protégé des agressions rencontréesTransPort PT878GC est équipé d’une protection enlors d’une utilisation industrielle quotidienne. Le TransPort
caoutchouc qui le protège contre les vibrations et les
PT878GCd’une
protection
en caoutchoucquichocs.est
Le équipéboîtier etles prises
entièrement
hermétiquesle protège
contrelesvibrationsetleschocs.
Leboîtieretsont conformes aux exigences IP67, ce qui veut dire queles prises
entièrement
hermétiques
sontconformes
aux
l’appareil est capable de résister à une submersion
exigences
cepieds)
qui veut
dirependantque l’appareil
est capablejusqu’à IP67,
1 m (3d’eau
des durées
de résister
submersion
jusqu’à 1 dem (3pieds)sûre,d’eau
limitées.àIlune
continuera
à fonctionner
manièremêmedessi vousle faites
tomberdans l’eau.
pendant
duréeslimitées.
Il continuera
à fonctionner deCâble d’entrée/sortie analogiques
7. Jauge 5d’épaisseurmanière sûre, même si vous le faites tomber dans l’eau.

8. Imprimante

Large
gamme
de dispositifs de fixation
fixation
disponible
disponible

6 Câble RS232 vers infrarouge

9. Chargeur c.a. de l’imprimante

7 de
Jauge
d’épaisseur
10. Système
fixations
CFG-V1/V4/V8/V12
11. Système de fixation CFG-PI avec chaîne et blocs
8 Imprimanted’alignement
12. Préamplificateurs
9 Chargeur c.a. de l’imprimante
13. Bande d’al

Large gamme de dispositifs deIl est crucial de bien aligner les transducteurs pour obtenir
Il est crucial de bien aligner les transducteurs pourdes mesures précises avec des instruments “clamp-on” gaz.
obtenir des mesures précises avec des instruments
Panametrics
proposeune toute
gamme
systèmes“clamp-on”
gaz. GEtoute
propose
unede
gamme
de de
fixationpour garantir
le bondes transducteurssystèmesde fixation
pouralignement
garantir le bonalignement
avec
untransducteurs
minimum d’effort.
desavec un minimum d’effort.

10 Système de fixations CFG-V1/V4/V8/V12

Systèmede fixation

11 Système de fixation CFG-PI avec chaîne et blocs
d’alignement

Transducteur
aval

Préamplificateur

12 Préamplificateurs
13 Bande d’alignement
14 Couplant

PT878GC

Préamplificateur

Transducteur
amont

Configuration type d’un débitmètre portable pour mesure de débit de gaz

Table des spécifications requises pour l’installation du PT878GC

La table ci-dessous présente les conditions minimales de pression requises pour le TransPort PT878GC pour des dimensions detuyau et épaisseurs de parois données. La capacité maximale du débitmètre en matière de vitesse d’écoulement est fournie
dans chaque cas. Consulter les manuels d’installation et d’utilisation du TransPort PT878GC pour obtenir des données plus
détaillées.
Taille nominale
du tuyau pouces(mm)Épaisseur de la paroi
du tuyau pouces(mm)Pression minimum
psig (bar relatif)

Vitesse d’écoulement maximum
ft/s (m/s)

Air

NG

Steam

Air

NG

Steam

3/4 (20)≤0.07 (1.8)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

1 (25)≤0.14 (3.6)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

1-1/2 (40)≤0.15 (3.8)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

2 (50)≤0.16 (4.1)

60 (5.1)

200 (14.8)-

90 (27.4)

110 (33.5)-

3 (75)≤0.22 (5.6)

60 (5.1)

200 (14.8)-

120 (36.6)

120 (36.6)-

4 (100)4 (100)4 (100)≤0.24 (6.1)≤0.34 (8.6)≤0.68 (17.3)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

150 (11.4)
400 (28.6)
800 (56.2)

110 (8.6)
200 (14.8)-

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)-

6 (150)6 (150)6 (150)≤0.28 (7.2)≤0.44 (11.2)≤0.87 (22.1)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

150 (11.4)
400 (28.6)
800 (56.2)

110 (8.6)
200 (14.8)-

90 (27.4)
90 (27.4)
55 (16.8)

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)-

8 (200)8 (200)8 (200)≤0.33 (8.4)≤0.5 (12.7)≤0.88 (22.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

175 (13.1)
400 (28.6)
800 (56.2)

120 (9.3)
200 (14.8)-

80 (24.4)
80 (24.4)
80 (24.4)

100 (30.5)
100 (30.5)
100 (30.5)

100 (30.5)
100 (30.5)-

10 (250)
10 (250)
10 (250)≤0.37 (9.4)≤0.5 (12.7)≤1.0 (25.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

200 (14.8)500 (35.5)
800 (56.2)

130 (10.0)
200 (14.8)-

70 (21.3)
70 (21.3)
70 (21.3)

85 (25.9)
85 (25.9)
85 (25.9)

85 (25.9)
85 (25.9)-

12 (300)
12 (300)
12 (300)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)≤1.0 (25.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

250 (18.3)
500 (35.5)
800 (56.2)

140 (10.7)
200 (14.8)-

55 (16.8)
55 (16.8)
55 (16.8)

70 (21.3)
70 (21.3)
70 (21.3)

70 (21.3)
70 (21.3)-

14 (350)
14 (350)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

50 (15.2)
50 (15.2)

60 (18.3)
60 (18.3)-

16 (400)
16 (400)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

40 (12.2)
40 (12.2)

54 (16.5)
54 (16.5)-

18 (450)
18 (450)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

35 (10.7)
35 (10.7)50 (15.2)
50 (15.2)-

20 (500)
20 (500)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

35 (10.7)
35 (10.7)

43 (13.1)
43 (13.1)-

24 (600)
24 (600)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

30 (9.1)
30 (9.1)

36 (11.0)
36 (11.0)-

Utilisation de la table :1. Identifier le diamètre du tuyau de votre application.
2. Identifier l’épaisseur de la paroi du tuyau de votre application.
2A. D éterminer si votre application répond aux exigences de pression minimale étant donné la dimension du tuyau et l’épaisseur du tuyau, telleque mesurée par la jauge d’épaisseur. 2B. Déterminer la vitesse d’écoulement maximale toléré par l’instrument.
3. Nous consulter pour le gaz naturel contenant du soufre ou une teneur importante en dioxyde de carbone.
4. Nous consulter pour les applications ne figurant pas ci-dessus.

Caractéristiques du PT878GC
Mode d’emploi et performance

ÉlectroniqueTypes de fluides

Mesure du débit

Gaz conduisant les ondes acoustiques avec exigences
minimales de pression. Voir la table des exigencesd’installation.

par méthode breveté Correlation Transit-Time™

Tailles de tuyau• 20 mm à 300 mm (0,75 po à 12 po) avec électroniqueTransPort PT878GC-01• 100 mm à 610 mm (4 po à 24 po) et plus avec électroniqueTransPort PT878GC-02
Épaisseur de la paroi du tuyau
Épaisseur de la paroi du tuyau Les tuyaux à paroi plusépaisse exigent une densité de gaz supérieure. Voir la tabledes exigences d’installation.

Boîtier
Submersible IP67
Dimensions
Poids 1,36 kg (3 livres), dimensions (h x l x p) 238 x 138 x 38
mm (9,4 x 5,5 x 1,5 po)
Affichage
Affichage graphique à cristaux liquides rétro-éclairé 240 x
200 pixels
Clavierde 25 touches à membrane tactile caoutchoutée

Matériaux du tuyau

Batterie interne

Tous les métaux et plastiques. Pas de tuyaux à revêtement
interne.

Batterie rechargeable : 8 h de fonctionnement continu

Précision du débit (vitesse)• Pour les tuyaux de 150 mm (6 po) et moins : ±2 %
à 5 % du relevé (typique)• Pour les tuyaux de plus de 150 mm (6 po) : ±1 à 2 %durelevé (typique)

Entrée du chargeur batterie
100 à 250 V c.a., 50/60 Hz, 0,38 A
MémoireMémoire FLASH, extensible sur site
Température de fonctionnement

La précision dépend de la taille du tuyau et d’autres facteurs.

-20 à 55 °C (4 à 131 °F)

Reproductibilité

Température de stockage±0,2 % à 0,5 % du relevé-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)

Etendue de mesure (bidirectionnelle)

Pour prolonger au maximum la vie de la batterie, évitez lestempératures supérieures à 35 °C (95 °F) pendant plus d’unmois.

Voir la Table des exigences d’installation.
Rangeabilité typique (globale)
150:1
Les caractéristiques techniques supposent un profil de débit
entièrement développé (généralement 20 diamètres enamont et 10 diamètres en aval sur une canalisation droite)
et une vitesse d’écoulement supérieure à 1,5 m/s (5 pi/s). Lestuyaux de 50 mm (2 pouces) ou moins exigent un minimum
de 3 m (10 pieds) de canalisation droite sans brides,
soudures ou joints de couplage.

Entrées/sorties standard• Une sortie courant 0/4 à 20 mA• Une sortie impulsion (semi-conducteurs, 5 V maximum) ou
fréquence (5 V onde carrée, 100 à 10,000 Hz, sélectionnable
par l’utilisateur)• Deux entrées analogiques 4 à 20 mA avec alimentation deboucle commutable pour transmetteur température ou
pression

Paramètres de mesureInterface numérique

Débit volumique effectif et normalisé, vitesse d’écoulementet débit massiquePort de communication infrarouge pour interface avec une
imprimante ou un PC
Programmation des paramètres d’application (site)• L’interface opérateur à base de menus est utilisable par leclavier et ainsi permet de programmer des touches pourrappel rapide de fonctionnalités.
• Fonctions d’aide en ligne, y compris tableaux descanalisations• Mémoire d’enregistrement des paramètres “site”

Caractéristiques du PT878GC
Enregistrement de donnéesCâbles pour transducteur• Mémoire capable de stocker quelques 100000 points dedonnées• Standard: Une paire de câble coaxiaux de 8 m (25 ft) avec
connecteurs LEMO®.

• Touches programmable pour enregistrer les unités, heuresde mise à jour, heure de démarrage et d’arrêt

• En option : Câbles d’extension jusqu’à 154 m (500 pieds)
disponibles pour la plupart des transducteurs

Fonctions d’affichage• L’affichage graphique montre le débit sous forme
numérique ou graphique• Affiche les données mémorisées• Paramètres de diagnostiques étendus
Conformité européenne
Système alimenté par batterie, conforme à la directive EMC
89/336/CEE

Transducteurs ultrasoniques “clamp-on”
Plages de température• Standard : -40 °C à 130 °C (-40 °F à 266 °F)• En option (plage globale) : -40 °C à 230 °C (-40 °F à 446 °F)
Matériaux du transducteur
Acier inoxydable et plastique
Fixation
Systèmes portables de fixation pour transducteur gaz avec
mallette de transport en polycarbonate :• PCFG-1 pour les tuyaux de moins de 300 mm (12 po) dediamètre• PCFG-2 pour les tuyaux de plus de 300 mm (12 po) dediamètre
Couplant
CPL-16Classification• Standard : Usage général (en zone sûre)• En option : étanche, type 4 IP65
• En option : antidéflagrant, classe I, division 1, groupes C et D
• En option : ignifuge
II 2 G EEx md IIC T6–T3 (certificationen cours)TransPort PT878GC electronics are designed forgeneral purpose areas.
Transport L’électronique du PT878GC est conçue pour les
zones sûres.

Jauge d’épaisseur optionnelle
Transducteur
Transducteur Panametrics à guide d’onde interne
Épaisseur du tuyau
de 1,3 mm à 76,2 mm (0,05 po à 3 po)
Matériau du tuyau
La plupart des matériaux de tuyau en plastique et en métal
standard
Précision±1 % typique ou ± 0,05 mm (± 0,002 po)
Exposition thermiqueFonctionnement continu jusqu’à 37 °C (100 °F);
fonctionnement intermittent jusqu’à 260 °C (500 °F) pendant
10 s, suivi d’un refroidissement à l’air pendant 2 minutes

Options supplémentaires
Imprimante• Imprimante thermique infrarouge portable avec batterierechargeable et alimentation/chargeur 120 à 240 V ca
• Poids 370 g (13 oz), dimensions 160 mm x 164,2 mm x 59
mm (6,3 po x 6,5 po x 2,3 po), largeur d’impression 104 mm(4 po)
RS232 vers infrarouge
Adaptateur infrarouge se branche dans tout port série
disponible pour fournir une capacité infrarouge PC

Panametrics, une division de Baker Hughes, fournit dessolutions de mesure (hygrométrie, oxygène) ou decomptage (débit gaz ou liquide) pour les applications et lesenvironnements les plus difficiles.
Expert dans le comptage sur les torches, la technologie
Panametrics permet la réduction des émissions destorchères et en optimise les performances.
Fort d’une reconnaissance mondiale, les solutions
Panametrics de mesure et de gestion des émissions detorches permet aux industriels de gagner en efficacité etd’atteindre ainsi les objectifs de réduction de l’empreinte
carbone dans leurs industries, notamment: Pétrole et gaz;Énergie; Santé; L’eau potable et eaux usées; Procédéschimiques; Alimentaires et Boissons et beaucoup d’autres.
Participez à la conversation et suivez-nous sur LinkedIN
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38744-FR		

(04/2023)

panametrics.com