14833 ・ 鉛（PAR 法）
測定範囲：

0.10～5.00mg/l Pb
結果は mmol/l 単位でも表示できます。

全硬度 0～14°d の試料

1. 試料の全硬度をチェックします。

2. 試料の pH が pH 3～6であるかチェックします。
必要ならば、アンモニア水溶液または硝酸を 1 滴ずつ加えて、pH を調整します。

3. 反応セルに試薬 Pb-1Kを 5 滴加えて攪拌します。

4. ピペットで 5.0 ml の試料を加え、ねじぶたでセルを閉じて攪拌します。

5. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。セルのマークを光度計のマークに合わせます =測定値 A

全硬度>14°d の試料

測定値 A– 測定値 B= mg/l Pb

1. 直ちに測定したセルにグ 2. セルをよく振とうして、固レーのミクロスプーンで 1体物を溶かします。
回分の試薬 Pb-2K を加えて、ねじぶたでセルを閉じます。

3. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。セルのマークを光度計のマークに合わせます =
測定値 B

重要：

品質保証：

鉛の総量を測定するには、Crack Set 10C（CAT 番号 252033）または Crack Set 10（CAT 番号 250496）およびリアクターが必要です。
測定値は鉛の全量（ΣPb）として表されます。

測定システム（試薬、測定装置、および取り扱い）の点検のため、
CombiCheck 40（CAT 番号 250485）の使用を推奨します。
また、CAT 番号 250462 の、使用準備が完了した鉛標準液（濃度1000mg/l Pb）を、濃度を適宜希釈して使用することもできます。
試料による影響を確認するため、添加液（例：CombiCheck 40 中）の使用を強く推奨します。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

データ

１. 測定原理
アルカリ性溶液中において、鉛イオンは 4-（2’-ピリジルアゾ）レソルシノー
ル（PAR）と反応して赤色の錯体を形成し、これを光学的に測定します。

製品の品質管理は、ISO 8466-1 および DIN 38402 A51 に準拠して、下記のようにコントロールされています。
標準偏差 （mg/L Pb）
CV （変動係数） （%）
信頼区間 （mg/L Pb）
ロット数
感度 （0.010 A に相当する mg/L Pb）
測定精度 （mg/L Pb）

２. アプリケーション
本法は、ニ価の鉛を測定します。不溶解性の鉛や結合した鉛錯体等を含むサンプルの場合は、あらかじめ分解してから測定します。
本法は、海水には適しません。
サンプル：
地下水、地表水、飲料水、ミネラルウォーター、工業用水、排水、浸透水
下水スラッジ（前処理後）、土壌（前処理後）

鉛イオン 0 mg/L および 2 mg/L をそれぞれ含んだ標準試料に対する妨害物質の影響を確認しました。妨害物質が、表中の濃度以下であれば測定に影響はしません。

妨害物質濃度（mg/L または %）Ag +Al3+

100
1000

Cu2+F-100
1000

NH4+
Ni2+

1000
100

EDTACa2+70(5001))

Fe3+2NO2-

100

Hg2+

50

PO43Zn2+

1000
100

酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ
10%
NaCｌ
20%
NaN03
20%
Na2S041%

Cd2+Cr3+
Cr2O72-100
1050

Mg2+ 100(2501))

Mn2+

７. ご注意◼
◼

３. 妨害物質の影響

0.10.1◼
◼

試薬ビンは、使用後直ちに蓋をしてください。
幼児の手の届かないところおよび食品から離れたところに保管してください。 保管には十分ご留意ください。
肌や目に試薬が触れた場合には、直ちに流水で試薬を良く洗い流した後、医療機関に指示を仰いでください。
未使用の試薬あるいは測定後の廃液にはシアン化カリウムが含まれますので廃棄につきましては、各都道府県･地域の条例に従って行ってください。

界 面 活 性 剤 2)1000

Ca²⁺含有量が 70 mg/L 以上 500 mg/L 以下の測定をした場合
2）
非イオン性 および 陽イオン性、陰イオン性界面活性剤を使用
1）４. 試薬の保存条件
キットに含まれる試薬類は密閉状態で、以下の条件で保存された場合、容器に記載された有効期限まで安定してご使用頂けます。
保管温度： +15～+25 °C
注意：本テストキットにはシアン化カリウムが含まれていますので、取扱いには十分ご留意ください。

５. 使用する試薬・器具
試薬セット（測定回数 25 回）

品番 M1148330001

内訳） 試薬 Pb-1K…1本
試薬 Pb-2K…1本
反応用丸セル（25 本）
品番 M1147240001

６. 精度管理
測定結果は測定器、操作法の精度管理がなされていることを前提にして、正式に認められるものです（DWA A 704）。
光度 測定系（測 定器、試薬、操作法） および作業条件 の確認に は、
CombiCheck40（標準液 2.00 mg/L Pb²⁺含有、品番 M1146920001）をご利用ください。 CombiCheck40 は、サンプル由来の影響（サンプル中のマトリックスの影響）の確認にもご利用が可能です。濃度既知の標準液を添加して測定を行うことによって確認出来ます（回収率による判定）。

ba75728exx± 0.015± 0.59± 0.03220.05最大 ± 0.10

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

09717 ・ 鉛（PAR 法）
測定範囲：

0.10～5.00mg/l Pb

10mm セル

0.05～2.50 mg/l Pb

20mm セル

0.010～1.000 mg/l Pb

50mm セル

結果は mmol/l 単位でも表示できます。

1. 試料の pH が pH 3～6であるかチェックします。
必要ならば、アンモニア水溶液または硝酸を 1 滴ずつ加えて、pH を調整します。

2. ピペットで 0.50ml の試薬 Pb-1 を試験管に取ります。

6. AutoSelector で測定法を選択します。

7. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。

3. ピペットで 0.50ml の試薬 Pb-2 加えて攪拌します。

重要：

4. ピペットで 8.0 ml の試料を加えて攪拌します。

5. 溶液を、対応する各セルに移します。

品質保証：

鉛の総量を測定するには、Crack Set 10C（CAT 番号 252033）または Crack Set 10（CAT 番号 250496）およびリアクターが必要です。
測定値は鉛の全量（ΣPb）として表されます。

測定システム（試薬、測定装置、および取り扱い）の点検のため、CombiCheck 40（CAT 番号 250485）の使用を推奨します。
また、CAT 番号 250462 の、使用準備が完了した鉛標準液（濃度1000mg/l Pb）を、濃度を適宜希釈して使用することもできます。
試料による影響を確認するため、添加液（例：CombiCheck 40 中）の使用を強く推奨します。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

データ
製品の品質管理は、ISO 8466-1 および DIN 38402 A51 に準拠して、下記のようにコントロールされています（10 mm セルの場合）。

１. 測定原理
アルカリ溶液中で鉛（Ⅱ）イオンは 4-（2’-ピリジルアゾ）レゾルシノール（PAR）と反応し赤色の錯体を形成し、これを光学的に測定します。

２. アプリケーション
本法は、ニ価の鉛を測定します。不溶解性の鉛や結合した鉛錯体等を含むサンプルの場合は、あらかじめ分解してから測定します。
本法は、海水には適しません 。
サンプル：
地下水、表面水、飲料水、ミネラルウォーター、工業用水、排水、浸透水
下水スラッジ
土壌（前処理後）

３. 妨害物質の影響

標準偏差 （mg/L Pb）
CV （変動係数） （%）
信頼区間 （mg/L Pb）
ロット数
感度 （0.010 A に相当する mg/L Pb）
測定精度 （mg/L Pb）

７. ご注意

試薬ビンは、使用後直ちに蓋をしてください。
未使用の試薬あるいは測定後の廃液にはシアン化カリウムが含まれるので廃棄につきましては、各都道府県･地域の条例に準じて行ってください。

鉛 0 mg/L および 2.5 mg/L をそれぞれ含んだ標準試料に対する妨害物
質の影響を確認しました。妨害物質が、表中の濃度以下であれば測定に影響はしません。

妨害物質濃度（mg/L または %）
Ag
50
Fe3+
2
PO 4 350 EDTA
0.25
500 Hg2+
50 Zn2+25 界面活性剤 1) 500
Al3+250 Mg2+
250
Ca2+
酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ 20%
250.1
Cd2+
Mn2+
NaCｌ
20%
25 NH 4 +
1000
5%
Cr3+
NaN0 310 Ni2+10015%
Cr 2 O 7 2Na 2 S0 4Cu2+
100NO 2 1000
37.5˚e
総硬度1）
非イオン性 および 陽イオン性、陰イオン性界面活性剤を使用+

４. 試薬の保存条件
キットに含まれる試薬類は密閉状態で、以下の条件で保存された場合、容器に記載された有効期限まで安定してご使用頂けます。
保管温度： +15～+25 °C
注意： 試薬 Pb-1 には シアン化カリウム が含まれていますので、保管には十分ご留意ください。

５. 使用する試薬・器具
試薬セット（測定回数 50 回）

品番 M1097170001

内訳）試薬 Pb-1
試薬 Pb-2
角セル 10mm（2 個入り、ガラス製）

品番 M1149460001

角セル 20mm（2 個入り、ガラス製）

品番 M1149470001

角セル 50mm（2 個入り、ガラス製）

品番 M1149440001

６. 精度管理
測定結果は測定器、操作法の精度管理がなされていることを前提にして、正式に認められるものです（ATV A 704）。
光度測定系（測定器、試薬、操作法）および作業条件の確認、サンプル由来の影響（サンプル中のマトリックスの影響）の確認には、希釈して調製した 2.50 mg/L 鉛標準液をご利用することが可能です。濃度既知の標準液を添加して測定を行うことによって確認出来ます（回収率による判定）。

ba75728exx±0.016±0.68±0.04
100.013 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.010～1.000 mg/L の場合）
0.06 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.10～5.00 mg/L の場合）
最大±0.025 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.010～1.000 mg/L の場合）
最大±0.13 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.10～5.00 mg/L の場合）

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000