INSTRUCTION MANUAL
取扱説明書

DIGITAL CLAMP METER
デジタルAC／DCクランプメータ

KEW SNAP SERIESKEW 2009R

目

次

１．使用上のご注意（安全に関するご注意）････････････････････････ J − 1
２．特長･････････････････････････････････････････････････････ J − 4

３．仕様･････････････････････････････････････････････････････ J − 6

４．各部の名称、説明･･･････････････････････････････････････････ J − 9５．測定を始める前に
５−１

電池電圧の確認･･････････････････････････････････････ J − 12５−２スイッチの設定、動作の確認･･････････････････････････ J − 12６．測定方法６−１

直流電流測定････････････････････････････････････････ J − 13６−２交流電流測定････････････････････････････････････････ J − 14６−３直流電圧測定････････････････････････････････････････ J − 15６−４交流電圧測定････････････････････････････････････････ J − 16６−５

抵抗測定････････････････････････････････････････････ J − 17

６−６

導通チェック････････････････････････････････････････ J − 17６−７周波数の測定････････････････････････････････････････ J − 18６−８

ピーク測定･･････････････････････････････････････････ J − 19

６−９

アベレージ測定･･････････････････････････････････････ J − 20

７．その他機能７−１

オートパワーオフ機能････････････････････････････････ J − 21

７−２

データホールド機能･･････････････････････････････････ J − 21

７−３

LoHz機能 ･･･････････････････････････････････････････ J − 22

７−４ ＯＵＴＰＵＴ端子 ････････････････････････････････････ J − 22８．電池の交換････････････････････････････････････････････････ J − 24
アフターサービス･･････････････････････････････････････････････ J − 25

1．使用上の注意（安全に関する注意）○本製品はIEC61010電子測定装置に関する安全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項及び、本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
#警 告●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも取り出せるようにしてください。
●取扱説明書で指定した製品本来の使用方法を守ってください。
●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
以上の指示を必ず厳守してください。
指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。
危険及び警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社としては責任と保証を負いかねます。
○本製品に表示の#マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表わしています。尚、この#マークには次の3種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。
# 危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
# 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
# 注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品および取扱説明書には、 以下のシンボルマークが表示されています。
それぞれのマークが意味する内容をよく理解した上で御使用下さい。
取扱説明書を参照する必要があることを示しています。

# 人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある
場合に付いています。
 二重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示しています。

隣接表示の測定カテゴリに対する回路−大地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計であることを示しています。

̶ J−1 ̶ 交流(AC) を示しています。
 直流(DC) を示しています。
交流(AC)と直流(DC)の両方を示しています。
本製品は、WEEE指令（2002 ／ 96 ／ EC）マーキング要求に準拠します。この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならな
いことを示します。

#危 険●本製品は、AC750V ／ DC1000V以上電位のある回路では、絶対に使用しないでください。
●引火性ガスのある場所で測定しないでください。
火花が出て爆発する危険があります。
●トランス先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合、トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
●本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。
●測定の際には測定範囲を超える入力を加えないでください。
●測定中は絶対に電池蓋及びケースを開けないでください。
●クランプセンサおよび、本製品のケースが破損または外れている場
合には、絶対に測定をしないで下さい。
●指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本体の保護機能が正常に動作せず本製品を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。
●本製品の使用前あるいは指示結果に対する対策をとる前に、既知の電源で正常な動作を確認してください。
●測定の際は指先等が、バリアまたは保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。
#警 告●この測定器を使用しているうちに、 本体及び測定コードに亀裂が生じたり、金属部及び、 内部配線が露出したときは、 直ちに使用を中止してください。
●被測定物に測定コードを接続したまま、ファンクション切換スイッ
チを切り換えないでください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けはしないでください。
修理・調整が必要な場合は、 弊社または取扱店宛にお送りください。
●本製品が濡れている状態では電池交換をしないでください。
●電池交換のため電池蓋を開けるときは、測定コードを被測定物から必ず外し、ファンクション切換スイッチをOFFにした状態で行ってください。
●測定コードのコード内部から金属部分または外装被覆と異なる色が露出したときは、直ちに使用を中止してください。
̶ J−2 ̶#注 意
●本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。
付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合は、正確な測定ができない場合があります。
●測定を始める前に、ファンクション切換スイッチを必要なファンク
ションにセットしたことを確認してください。
●測定コードを使用するときは、プラグを根元まで本体の端子に差し込んでください。
●電流測定のときは、必ず測定コードを本製品から外してください。
●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本製品を放置しないでください。
●本製品は防じん・防水構造となっていません。ほこりの多い場所および水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因となります。
●使用後は必ずファンクション切換スイッチをOFFにしてください。
長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。
○測定カテゴリについて
安全規格IEC61010では測定器の使用場所についての安全レベルを測
定カテゴリという言葉で規定し、以下のようにO〜CATⅣの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CATⅢで設計された測定器はCATⅡで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
本製品の測定カテゴリはOです。本製品を測定カテゴリⅡ、Ⅲ、Ⅳの環境では使用しないでください。
O：主電源に直接接続されていない他の回路
CATⅡ：コンセントに接続する電源コード付機器の電気回路
CATⅢ：直接配電盤から電気を取込む機器の1次側および分岐部からコンセントまでの電路
CATⅣ：引込み線から電力量計および1次過電流保護装置（配電盤）
までの電路

0：主電源に直接接続されていない機器

̶ J−3 ̶2．特長

●ティアドロップ型コアの採用で、狭い場所、配線の込み入った場所
でも楽に測定できます。
●交流電流、交流電圧はひずみ波も正確に測定できる真の実効値整流回路（True RMS）を採用しています。
●アベレージ測定機能により、入力が大きく変化している場合の表示の読みとりが容易です。
●オートヌル機能により、ゼロ調整が容易です。
●交流電流、交流電圧での周波数測定機能付です。
●電流、電圧、抵抗の各ファンクションでオートレンジ。
●０〜 2000Ａまでの広範囲測定が可能です。
●スライドカバーを採用した誤使用防止の安全設計です。
●ピーク測定機能により、入力のピーク値が測定可能です。
●長時間のモニターに便利なＯＵＴＰＵＴ端子付き。
●表示を固定できるデータホールド機能。
高い所や表示の読みとりにくい場所での測定に便利です。
●オートパワーオフ機能により、電源切り忘れによる電池の無駄な消耗を防ぎます。
●ブザーによる導通チェックができます。
●フルスケール4200カウントのダイナミックレンジ。
●20 〜１kHzのワイドな周波数範囲で測定が可能です。
●安全規格IEC61010-1測定CAT準拠の安全設計。
汚染度２ 測定CAT Ⅳ 600VAC,DC
汚染度２ 測定CAT Ⅲ 750VAC,1000VDC

̶ J−4 ̶［ 実効値（RMS）について ］
実効値はRMS（Root − Mean − Square、二乗平均）値とも呼ばれ、RMSで表します。

入力電流（電圧）Iin（Vin）を二乗して平方根をとっているため、同じ電力を持つDC電流（電圧）に換算されると考えられます。
一方、平均値整流実効値校正は、単に入力電流（電圧）Iin（Vin）を整流して平均化したもので同じ正弦波を測定した場合、実効値との違い
は次表の通りです。
平均値に波形率（ 実効値 ）＝ 1.111を乗じることにより実効値との誤平均値
差を無くしていますが、正弦波以外の波形を測定するときは波形率が変化するため実効値との誤差を生じます。
［ クレストファクタ（CF、波高率）について ］
クレストファクタは、 波高値 で表します。
実効値例）正弦波；CF ＝ 1.414
デューティレシオ1：9の方形波；CF ＝ 3
実効値
Vrms

平均値
Vavg

波形率
平均値検波 クレストファクタ
Vrms/Vavg 測定器指示誤差
CF

1
A
2
≒0.7072
π A≒0.637π
2 2≒1.111

0％

A
0

A

A

1

A×1,111-A
×100
A＝11.1％

A
0

1
A
3

0.5A

2
3
≒1.155

波

形

A
0

A
0

T
f

A
D=f/T

D

0.5A×1.111A
3A
3 ×100＝-3.8％

2≒1.4141
3≒1.732

1 （1.111 D -1） A1f
A T ＝A・D A D ＝
＝
D
D
A D
×100％
AD

̶ J−5 ̶3．仕様
●測定範囲及び確度（23℃±5℃

相対湿度75％以下）

交流電流 （実効値） オートレンジ
レンジ
400A

表示範囲
0.0〜420.0A

2000A

150〜2100A

測定範囲

確 度※ (周波数)±1.3%rdg±3dgt(45〜66Hz)
1.0〜1700Arms±2.0%rdg±5dgt(20Hz〜1kHz)
1700〜2000Arms ±2.3%rdg±3dgt(3000Apeak以下)(45〜66Hz)※クレストファクタ＜３の正弦波以外に対しては、確度に±1.5% of フルスケールを追加。
※４カウント以下を０に補正しています。
直流電流
レンジ
400A
2000A

オートレンジ
表示範囲±0.0〜420.0A±150〜2100A

測定範囲
0.0〜±2000A

確度±1.3%rdg±2dgt
ZERO調整後

交流電圧 （実効値） オートレンジ
レンジ
40V
400V

表示範囲
0.00〜42.00V
15.0〜420.0V

750V

150〜788V

測定範囲
0.00〜750Vrms(1200Vpeak以下)

確 度※ (周波数)±1.0%rdg±2dgt(45〜66Hz)±1.5%rdg±5dgt(20Hz〜1kHz)※入力インピーダンス：約2MΩ、入力容量：200pF以下。
※クレストファクタ＜３の正弦波以外に対しては、確度に±1.5% of フルスケールを追加。
※４カウント以下を０に補正しています。

̶ J−6 ̶

直流電圧
レンジ
40V
400V
1000V

オートレンジ
表示範囲
0.00〜±42.00V±15.0〜±420.0V±150〜±1050V

測定範囲
0.00〜±1000V

確度±1.0%rdg±2dgt※入力インピーダンス：約2MΩ
抵抗 / 導通
レンジ
400Ω
4000Ω

オートレンジ
表示範囲
0.0〜420.0Ω
150〜4200Ω

測定範囲

確度

0.0Ω〜4000Ω

±1.5%rdg±2dgt※開放電圧：約3V、測定電流：0.6mA以下(400Ωレンジ)。0.06mA以下(4000Ωレンジ)。
※導通ファンクションでは400Ωレンジ固定。20±1Ω以下でブザー鳴動。
周波数 Hz（交流電流）オートレンジ
レンジ
1000Hz
4000Hz

表示範囲
8.0〜999.9Hz
900〜4200Hz

測定範囲
10.0Hz〜1000Hz
1000〜4000Hz

確度±1.5%rdg±5dgt±1.5%rdg±5dgt

周波数 Hz（交流電圧）オートレンジ
レンジ
1000Hz
4000Hz

表示範囲
8.0〜999.9Hz
900〜4200Hz

ＯＵＴＰＵＴ端子
レンジ
DCA：400A
DCA：2000A
ACA：400A
ACA：2000A

測定範囲
10.0Hz〜1000Hz
900〜4000Hz

確度±1.5%rdg±5dgt±1.5%rdg±5dgt

出力電圧：電流ファンクションにおいて、0.1mV ／ 1カウントを出力する。
測定範囲
0.0 〜±400.0A
0 〜±2000A
0.0 〜 400.0A
0 〜 2000A

出力電圧（DCmV）
確度
0 〜±400mV
0 〜±200mV 表示値に対して±1mV以内
0 〜 400mV
0 〜 200mV※表示がOLの場合は、出力電圧は約420mVとなる。(-OLの場合は約-420mV)※出力インピーダンス：約10kΩ
̶ J−7 ̶

●動作方式●表 示●入力オーバー表示●応答時間●サンプルレート●使用環境条件●安全規格

ΔΣ変調方式
最大4200 単位 記号
ＯＬ表示
約２秒
約３回／秒
屋内/屋外使用高度2000m以下
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032,
IEC 61010-2-033, IEC61010-031
CAT IV 600V, CAT III 1000V●EMC指令EN61326-1, EN61326-2-2●環境規格
欧州RoHS指令適合●精度保証温湿度範囲 23℃±５℃ 相対湿度75％以下(結露しないこと)●使用温湿度範囲
0 〜 40℃ 相対湿度85％以下(結露しないこと)●保存温湿度範囲− 20 〜 60℃ 相対湿度85％以下(結露しないこと)●電 源
ＤＣ３Ｖ：R6P ２本
約40mA(ACAファンクション)：●消費電流
連続使用時間 11時間
●オートパワーオフ機能 スイッチ操作後約10分でパワーオフ状態（消費電流約200μＡ以下）
直流電流、交流電流：AC/DC 2400Ａ／10秒間●過負荷保護
直流電圧、交流電圧：AC/DC 1200V／10秒間
抵抗：AC/DC 1000V／10秒間●耐電圧
AC7000V(50/60Hz) ／５秒間
（電気回路と外箱トランスコア金属部の間）
10MΩ以上／ 1000V●絶縁抵抗（電気回路と外箱トランスコア金属部の間）
最大約55ｍｍ●被測定可能導体径250(L)×105(W)×49(D)mm
●外形寸法
●重 量
約540ｇ
測定コードMODEL 7107A ──
１セット
●付属品
電池Ｒ６Ｐ ────────── ２個
携帯ケースMODEL 9094 ─── １個
取扱説明書 ────────── １部
出力コード
MODEL 7256
●別売品

̶ J−8 ̶

4．各部の名称、説明
①
⑭

②
③

④

⑮

⑯

⑦
⑤
⑥
⑫

⑨

⑧

⑩

⑪

⑬

① トランスコア：電流検出用センサー② トリガー：トランスコア開閉用レバー③ ファンクションスイッチ
測定ファンクション切換のスイッチです。また、電源スイッチを兼ねており、 ＯＦＦ の位置で電源が切れます。
④ データホールドスイッチ
表示部の測定値を固定するためのスイッチです。
表示部にマークが表示されます。
̶ J−9 ̶注）ＯＵＴＰＵＴ端子にプラグを差し込むと、データホールドスイ
ッチはレンジ選択スイッチとして動作します。
（７―４項参照）⑤ モードスイッチ
測定モードを切り換えるスイッチです。
電源を入れた初期状態ではノーマル〔NOR〕(通常)モードに設定され、１回押す毎にモードが切り換わります。また、どのモードにあっても１秒以上続けてスイッチを押すとノーマルモードに移行します。
A ／VA ／V（交流電流/ 交流電圧）

表示

ノーマル

Ω

（抵抗 / 導通
表示
チ ェック）

ノーマル

アベレージ

抵

抗

表示
Ω

アベレージ

ピーク
周波数

（直流電流
/ 直流電圧）ピーク

導通チェックHz⑥ ０ ＡＤＪ．／ RESETスイッチ
直流電流と抵抗での０調整/ＰＥＡＫモードでの指示値のリセット。
直流電流（400Ａレンジ）と抵抗での０調整でのマークを表示します。
⑦ 表示部
表示方式は電界効果型液晶表示で､最大表示は 4200 です。
ファンクション、小数点、記号の表示は､マイコンによって自動的に表示されます｡
交流表示 直流表示

アベレージモード表示
データホールド

マイナス
表示

抵抗
電圧

導通チェック表示

電流低周波入力表示

電池電圧警告 ピークモード表示 直流電流オートゼロ動作表示

̶ J−10 ̶

⑧ スライドカバー
ＯＵＴＰＵＴ端子を使用するときは入力端子が使用できなくなり、
誤って電圧を入力する危険を防ぎます。
⑨ ＯＵＴＰＵＴ端子（電流測定時のみ使用可能）
ＡＣ電流測定時は測定値がＤＣ電圧に変換されこの端子から出力されます。
ＤＣ電流測定時は測定値がＤＣ電圧に変換されこの端子から出力されます。
この出力は記録計等に接続し、モニター等に使用可能です。尚、電圧測定、抵抗測定時には、ＯＵＴＰＵＴ端子は使用できません。
⑩ ＣＯＭ端子電圧及び抵抗測定時に測定コード（黒）を接続する端子です｡⑪ Ｖ／Ω端子電圧及び抵抗測定時に測定コード（赤）を接続する端子です｡⑫ 落下防止バンド
使用中手に通し本製品の落下を防止するためのバンドです｡⑬ 測定コードMODEL 7107A
電圧及び抵抗測定時に入力端子に接続します。
⑭ バリア、⑯保護用フィンガガード
操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。
⑮ 測定コードキャップ
キャップをはずした状態：CAT Ⅱに対応
キャップを取り付けた状態：CAT Ⅲ/Ⅳに対応
キャップは奥までしっかりと差し込んで装着してください。
キャップを着脱することでCAT II とCAT III 及びCAT IV環境下での測定に対応します。測定場所にあった正しい方法でご使用ください。
保護用フィンガガード
キャップ

測定コードと本体の測定カテゴリが違っている場合は低い方の測定カ
テゴリが優先されます。

̶ J−11 ̶

5．測定を始める前に
５−１ 電池電圧の確認① ファンクションスイッチを、ＯＦＦ以外の任意の位置にセット
してください。
② 表示が鮮明で 電池電圧警告 マークが表示されていない場合、そのまま使えます。
③ 表示がなにも出ない、または、表示が出ても 電池電圧警告マークが表示されている場合は、８．「電池の交換」に従い新しい電池と交換してください。
注記◇ ファンクションスイッチがＯＦＦ以外の位置で表示が消えていることがあります。これはオートパワーオフ機能により、自動的に電源が切れた状態です。この場合は、一度ファンクションスイッ
チをＯＦＦの位置にした後、任意の位置に設定してください。

５−２ スイッチの設定、動作の確認
ファンクションスイッチが正しく設定されているか、モードは適
切か、データホールド機能は動作していないか確認してください。
違っていると希望する測定ができません。
（６．測定方法，７．機能の説明参照）

̶ J−12 ̶

6．測定方法
６−１ 直流電流の測定#危 険●感電の危険を避けるためＤＣ1000Ｖ以上電位のある回路では、絶対に使用しないでください。
●電池蓋を外した状態で絶対に測定しないでください。
●測定コードを取り付けた状態で、電流測定をしないでください。
●測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注意してください。

⑴ ファンクションスイッチをＡにセットしてください。
（ＬＣＤ左上にＤＣのマークが表示されます）⑵ トランスコアを閉じた状態（被測定導体をクランプしない）で０ Ａ
ＤＪ．スイッチを約１秒間押し、表示をゼロにしてください。（０ＡＤＪ．スイッチは400Ａレンジのみ動作）表示部にマークが表示されます。
⑶ トリガーを押してコアの先端を開き被測定導体の１本をコアの中心になるようクランプしてください。
表示部に測定値が表示されます。
注 記◇ 被測定可能導体径は、φ55mmです。大きい導体をクランプしトラン
スコア先端が完全に閉じてない状態では正確な測定ができません。

̶ J−13 ̶◇ クランプ電流の向きは､表側（表示部側）から裏側へ流れる場合は、プラス（＋）になり裏側から表側へ流れる場合は、マイナス（−）になります。
◇ ＯＵＴＰＵＴ端子の出力は０ ＡＤＪ．スイッチを押して表示をゼロにしても出力はゼロにならない場合があります。
接続する記録計等でゼロを合わせてください。
◇ ゼロを取った後、ファンクションスイッチを直流電流以外にセットすると、ゼロ設定が解除されます。
６−２

交流電流の測定#危 険●感電の危険を避けるためＡＣ750Ｖ以上電位のある回路での測定
は、絶対にしないでください。
●電池蓋を外した状態で絶対に測定しないでください。
●測定コードを取り付けた状態で、電流測定をしないでください。
●測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注意してください。

⑴ ファンクションスイッチを Ａにセットしてください。
（表示部左上にＡＣのマークが表示されます。）⑵ トリガーを押してコアの先端を開き、被測定導体をコアの中心になるようクランプしてください。
表示部に測定値が表示されます。
̶ J−14 ̶注記◇ 被測定可能導体径は、φ55mmです。大きい導体をクランプしトラ
ンスコア先端が完全に閉じてない状態では正確な測定ができません。
◇ 交流電流の測定の場合は、直流電流の測定で行うゼロ調整は必要ありません。また、電流の方向も表示には無関係です。
◇ 入力電流がレンジの３％以下の場合、または被測定電流の周波数が低い場合、表示部にLoHzの文字が表示されます。

６−３

直流電圧の測定#危 険●感電の危険を避けるためＤＣ1000Ｖ以上電位のある回路での測定
は、絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。

赤コード

黒コード

⑴ ファンクションスイッチをＶにセットしてください。
（表示部左上にＤＣのマークが表示されます。）⑵ スライドカバーを左にスライドさせ、赤の測定コードをＶ／Ω端子に、黒の測定コードをＣＯＭ端子に接続してください。
⑶ 被測定回路の＋側に赤の測定コード、−側に黒の測定コードを接続
してください。表示部に測定値が表示されます。測定コードを逆に接続した場合は、表示部に−が表示されます。
̶ J−15 ̶６−４交流電圧の測定#危 険●感電の危険を避けるためＡＣ750Ｖ以上電位のある回路での測定
は、絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。

赤コード

黒コード

⑴ ファンクションスイッチを Ｖにセットしてください。
（表示部左上にＡＣのマークが表示されます。）⑵ スライドカバーを左にスライドさせ、赤の測定コードをＶ／Ω端子に、黒の測定コードをＣＯＭ端子に接続してください。
⑶ 被測定回路に測定コードを接続してください。表示部に測定値が表示されます。
注 記◇ 入力電圧がレンジの３％以下の場合、または被測定電圧の周波数が低い場合、表示部にLoHzの文字が表示されます。

̶ J−16 ̶

６−５

抵抗測定

#危 険
●電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。

⑴ ファンクションスイッチをΩにセットしてください。
表示部右上にΩのマークが表示されます。
⑵ スライドカバーを左にスライドさせ、赤の測定コードをＶ／Ω端子に、黒の測定コードをＣＯＭ端子に接続してください。
⑶ 測定コードの先端をショートして、０ ＡＤＪ. ／ＲＥＳＥＴスイッ
チを１度押し測定コードの抵抗値をキャンセルしてください。
⑷ 被測定抵抗の両端に測定コードを接続してください。
表示部に測定値が表示されます。
６−６

導通チェック（400Ωレンジ固定）
導通チェック動作時表示部左下にのマークが、表示部右上にΩのマークが表示されます。
抵抗測定時にモードスイッチを押すことで導通チェックに移行し測定値が、20Ω以下の場合ブザーが鳴ります。

̶ J−17 ̶

#危 険●電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。
Ωにセットしてください。
⑴ ファンクションスイッチを⑵ スライドカバーを左にスライドさせ、赤の測定コードをＶ／Ω端子に、黒の測定コードをＣＯＭ端子に接続してください。
⑶ 測定コードの先端をショートして、０ ＡＤＪ．スイッチを１度押し
測定コードの抵抗値をキャンセルしてください。
⑷ モードスイッチを１回押し、導通チェックモードにしてください。
マークが表示されます。
ＬＣＤ表示部に⑸ 測定抵抗の両端に測定コードを接続してください。抵抗が20.0Ω以下のとき導通ブザーが鳴ります。
６−７

周波数の測定被測定周波数をカウントし表示します。
トリガースレシホールドは交流電圧では約10V、交流電流では約40Aです。

#危 険●感電の危険を避けるためAC750Ｖ以上電位のある回路での測定は、
絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●測定コードを取り付けた状態で、電流測定をしないでください。
●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。
⑴ 交流電流および交流電圧レンジで測定できます。
ファンクションスイッチを交流電流Ａまたは交流電圧Ｖにセットしてください。

̶ J−18 ̶

⑵ モードスイッチを３回押し、ノーマルモードから周波数モードにしてください。表示部に Hz の文字が表示されます。
⑶ 交流電流または交流電圧の測定と同じ手順で測定してください。
注記◇ 入力信号がレンジの３％以下の場合と、被測定信号の周波数が40Hz以下の場合、表示部にLoHzの文字が表示されます。

６−８

ピーク測定
ピークモード（PEAK）動作時表示部にPEAKの表示。
測定中の実効値ピーク（正弦波の場合、波高値の1/√2）を検出し、その中の最大値を常に更新し表示します。
（応答時間ＤＣ：300mS ＡＣ：10mS）#危 険●感電の危険を避けるためＡＣ750V/ＤＣ1000V以上電位のある高圧回路での測定は、絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●測定コードを取り付けた状態で、電流測定をしないでください。
●測定の際は指先等が、バリアまたは保護用フィンガガードを越える
事のないよう充分注意してください。
⑴ 直流電流 Ａ、交流電流 Ａ、直流電圧 Ｖ、交流電圧 Ｖの各レンジで測定できます。ファンクションスイッチで測定するファンクションにセットしてください。
※直流電流Ａ 測定時のみ、トランスコアを閉じた状態で０ ＡＤＪ．ス
イッチを約１秒間押し、表示をゼロにしてください。
⑵ モードスイッチを２回押し、ノーマルモードからピーク測定モードにしてください。表示部にの文字が表示されます。
⑶ 直流電流、交流電流、直流電圧、交流電圧の測定と同じ手順で測定
してください。
⑷ 正しい測定値を得るため、測定準備の完了後（クランプまたは測定
コードの接続後）、一度ＲＥＳＥＴスイッチを押してください。
̶ J−19 ̶

注記◇ ピーク測定では、オートレンジは働きません。下記の測定範囲に固定されます。
直流・交流電流レンジ：０〜 400.0Ａ
直流・交流電圧レンジ：０〜 400.0Ｖ◇ ピークモードでは９カウント以下を０に補正しています。
◇ ピークモードではオートパワーオフ機能は働きません。

６−９

アベレージ測定
アベレージ（AVG）動作時表示部にの表示。
６回（約２秒間）のデ−タを平均化し表示します。
適応ファンクション：ＡＣＶ．ＡＣＡ．ＤＣＶ．ＤＣＡ⑴ 直流電流 Ａ、交流電流 Ａ、直流電圧 Ｖ、交流電圧 Ｖのいずれかのファンクションにセットしてください。
⑵ モードスイッチを１回押し、ノーマルモードからアベレージ測定モ
ードにしてください。表示部にマークが表示されます。
⑶ 直流電流、交流電流、直流電圧、交流電圧の測定と同じ手順で測定
してください。
⑷６回（約２秒間）のデータを平均して表示します。

̶ J−20 ̶

7．その他機能
７−１ オートパワーオフ#注 意
パワーオフ状態でも、わずかながら電流を消費しますので、使用されないときは、必ずファンクションスイッチを、 ＯＦＦ にしてください。
電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎ、電池寿命を延ばすための機能です。ファンクションスイッチまたは他のスイッチ操作後約10分
間で自動的にパワーオフ状態になります。
操作を再開するには、ファンクションスイッチを一度ＯＦＦの位置にした後、スイッチを入れ直してください。
注記◇ ＯＵＴＰＵＴ端子に出力コードを差し込んだ時は、オートパワー
オフ機能は動作しません。
出力コードを抜いた時点から約10分でパワーオフ状態になります。
◇ ピークモードのときはオートパワーオフ機能は動作しません。

７−２ データホールド機能
測定した値を表示部に固定する機能です。データホールドスイッチ
を１度押すとホールドの状態になりそのときのデータが保持され、入力が変化しても表示は変わりません。表示部右上にのマークが表示します。
データホールドを解除するには、データホールドスイッチをもう一度押してください。

̶ J−21 ̶注記◇ データホールド中にオートパワーオフ機能が働くと、ホールドは解除されます。

７−３ LoHz 機能
交流電流、交流電圧のファンクションに設定し、入力が40Hz以下の場合 LoHz マークが表示部に点灯します。
なお、入力信号がレンジの３％以下の場合もこのマークは点灯します。

７−４ ＯＵＴＰＵＴ端子（電流測定時のみ使用可能）#危 険●感電の危険を避けるためAC750V/DC1000V以上電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●ＯＵＴＰＵＴ端子には、絶対に電圧を加えないでください。
ＯＵＴＰＵＴ端子に出力コードを差し込むと、ACA 、DCAファンク
ションでのオートレンジ機能は解除されます。
データホールドスイッチの状態によりレンジを設定してください。
データホールドスイッチ ＯＦＦ 400Ａレンジ
データホールドスイッチ ＯＮ
2000Ａレンジ注）測定終了後は必ずデータホールドスイッチをＯＦＦにしてください。

̶ J−22 ̶

⑴ スライドカバーを右側へスライドさせ（ＣＯＭ端子／ＶＯＬＴ端子を塞ぐ）ＯＵＴＰＵＴ端子に出力コードを差込みコードを記録計等の入力端子に接続してください。

⑵ ファンクションスイッチを測定ファンクションにセットし、これ以後の各操作はそれぞれの測定と同じ手順で行ってください。
注

記◇ 被測定可能導体径は、φ55mmです。大きい導体をクランプしトラ
ンスコア先端が完全に閉じてない状態では正確な測定ができません。
◇ 交流電流の測定の場合は、直流電流の測定で行うゼロ調整は必要ありません。また、電流の方向も表示には無関係です。
◇ 直流電流の測定において、OUTPUT端子の出力は０ ＡＤＪ．スイッチを押して表示をゼロにしても出力はゼロにならない場合があります。
接続する記録計等でゼロを合わせてください。
◇ ＯＵＴＰＵＴ端子に出力コードを差し込んだ時は、オートパワー
オフ機能は動作しません。出力コードを抜いた時点から約10分でパワーオフ状態になります。
◇ ＯＵＴＰＵＴ端子の出力は３．仕様の通りで、出力に合わせて記
録計等の感度を設定してください。
◇ 長時間ＯＵＴＰＵＴ端子を使用する場合はアルカリ電池を使用してください。アルカリ電池を使用した場合、連続使用時間は約35時間です。
̶ J−23 ̶

8．電池の交換
警 告●感電事故を避けるため、電池交換の際はファンクションスイッチを、必ずＯＦＦにし、測定コードを本体から外してください。
注 意●電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。
●電池の極性を間違えないよう、接続してください。
電池の電圧警告マークが表示部の左下に表示されたら、新しい電池と交換してください。
また、電池が完全になくなっている場合は、表示部が消え、マークも表示されませんので注意してください。
⑴ ファンクションスイッチをＯＦＦにしてください。
⑵ 本製品背面に付いている電池蓋のネジをゆるめ電池蓋を外してください。
⑶ 新しい電池と交換してください。電池はＲ６Ｐ(ＳＵＭ３)タイプ１．
５Ｖ乾電池２本です。
⑷ 電池蓋を取り付け、ネジを締めてください。
ネジ電池

̶ J−24 ̶アフターサービス●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グル
ープにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について
本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に保有しています■ホームページのご案内
www.kew-ltd.co.jp●新製品情報●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウンロード●販売終了製品情報ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器
電話受付時間

修理・校正に関するお問い合わせは

お客様相談室

共立電気計器 サービスセンター

9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの弊社営業所へおかけください。

0894-62-1172
修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で
弊社サービスセンターまでお送りください。

̶ J−25 ̶

保証書
KEW 2009R

製造番号

保証期間 ご購入日（

年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。
お名前
ご住所
ＴＥＬ
◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

7-22

92-2022F