SPECIFICATION SHEET
電磁誘導式電気伝導率計変換器（4線式）
電磁誘導式濃度計変換器（4線式）

MBM−160型
MBM−162型

堅牢なアルミダイカスト製の 4 線式（ACフリー電源）
現場設置型電磁誘導式電気伝導率計／濃度計変換器です。
2回路（水温を含め）の伝送出力 DC 4〜20mAと，2点調節（上下限警報）出力を装備しています。
検出器は，耐熱塩ビ（C−PVC）製，またはふっ素樹脂（PFA）製なので，ほとんどの薬品溶液に対し，優れた耐食性と耐熱性を有しています。詳細は，別冊の検出器
スペックシートをご参照ください。

特長○ 高電気伝導率の測定…MBM−160型

2電極式では測定できない20mS/cm以上の高い電気伝導率を精度よく測定できます。また，最小0〜0.5mS/cmから最大0〜2000mS/cmまでの広い測定範
囲と，−5〜105℃までの広い温度補償範囲に対応できます。
○ 伝送出力範囲の変更…MBM−160型○ 前面の防水スイッチで簡単操作

7種類のハードレンジ内において，各レンジの23.8％（5/21幅）以上で任意設定できます。

扉を開けずに，前面10個の防水スイッチで全ての操作を行うことができます。

○ 強腐食溶液濃度の測定…MBM−162型○ 測定モードへの自動復帰

塩酸・硫酸や苛性ソーダなど，強酸・強アルカリ溶液保守モードのまま2時間を経過すると，測定モードへの濃度（％）を広い範囲で精度よく測定できます。測定自動復帰します。

範囲と温度補償範囲は，個別のご要求仕様に応じて調整され，濃度測定値を直線出力（DC 4〜20mA）します。
○ 温度測定表示と出力［オプション］○ RS−232C出力

試料水の温度を測定表示すると共に，任意のレンジに対し伝送出力DC 4〜20mAを出力します。
○ 測定値補正
測定値を運転管理上の電気伝導率（濃度値）に補正でRS−232C出力に専用の通信ケーブルを接続すると，コンピューターへデーターを転送できます。
○ 電源断信号

供給電源が遮断された時に，閉接点を出力します。

きます。

構

成

図
MBM−160／162型

＜現場＞

＜計器室＞

伝送出力

受信計

検出器

専用ケーブル（標準5m）

ME−111T/H型
ME−61TNH型

ME−71T型

DC 4〜20mA

調節（警報）接点（2点）出力

DCS
記録計
調節計など

ブザー
警報装置などON・OFF
電源供給 AC 100〜240V 定格

標準仕様［共通仕様］
表示器：デジタル液晶（LCD）
伝 送 出 力：絶縁型…DC 4〜20mA（リニア），
負荷抵抗 650Ω以下
電気伝導率（濃度）と液温度（2回路コモン共通）
制 御 演 算：マイクロコンピューターによる（結露なきこと）
周 囲 温・湿 度：−20〜55℃，95％RH以下
電源：AC 90〜264V 50/60Hz
消 費 電 力：約 10VA
構
造：屋外設置，耐塵・防噴流型（IP65相当）
（W）
×180
（H）
×95（D）mm（水防栓含まず）
外 形 寸 法：181
取 付 方 法：50Aパイプ取付け（オプション：壁・ラック取付け）材

質：本体…アルミダイカスト
窓 …ポリエステル樹脂
塗
装
色：メタリックシルバー
配線
口：ケーブルグランド 6 ヶ所
（外径φ6〜φ12ケーブル用）
ケーブルグランドを取外し，電線管接続可（G 1／2×6）
質
量：約 2 kg
組合せ検出器：ME−100シリーズ，ME−6/7シリーズ
ケ ー ブ ル 長：標準 5 m
製作仕様お打ち合わせにより20mまで可能［電磁誘導式電気伝導率計変換器］
製
品
名：電磁誘導式電気伝導率計変換器
型
名：MBM−160型
測 定 範 囲：電気伝導率（単位：mS/cm）
以下の7レンジから選択
0.000 〜
2.100
0.00 〜
7.00
0.00 〜 21.00
0.0 〜 70.0
0.0 〜 210.0
0〜 7000〜2100
温度…−5〜120℃（分解能 0.1℃）（検出器の耐熱による）溶液温度補償：−5〜105℃（検出器材質による）伝送出力範囲：電気伝導率…測定レンジの23.8％以上（範囲は任意設定可能）
温度… 1℃単位で10℃幅以上（−5〜120℃の範囲で任意設定可能）
性
能：直 線 性…±0.5％FS±1digit以内
但し，0.000〜2.100mS/cmレンジ（等価抵抗にて）
では±0.8％FS以内
繰返し性…±0.2％FS以内
温度補償…±1.5％FS以内
象…電気伝導率
調節（警報）出力：対調節（警報）点数…2点 c 接点
接点容量…AC 250V 3A以下（抵抗負荷）
DC 30V 3A以下（抵抗負荷）
設定範囲…任意設定可能（2点），0〜FS
電源断信号出力：電源断時は閉接点信号を出力（オプション） 接点容量…AC 250V 3A以下（抵抗負荷）［電磁誘導式濃度計変換器］
製
品
名：電磁誘導式濃度計変換器型
名：MBM−162型
測 定 対 象：塩化ナトリウム（NaCl）
水酸化ナトリウム（NaOH）
および測 定 範 囲 塩酸（HCl）
硫酸（H2SO4）
硝酸（HNO3）
測定対象・測定範囲の詳細は6〜7ページに記載の製品コードおよび別表をご参照ください。
温度…−5〜120℃（分解能 0.1℃）（検出器の耐熱による）温度補償範囲：標準20℃幅（測定濃度種類による）伝送出力範囲：濃度…溶液濃度に対応し直線出力
温度… 1 ℃単位で10℃幅以上（−5〜120℃の範囲で任意設定可能）
象…濃度調節（警報）出力：対調節（警報）点数…2点 c接点
接点容量…AC 250V 3A以下（抵抗負荷）
DC 30V 3A以下（抵抗負荷）
電源断信号出力：電源断時は閉接点信号を出力（オプション） 接点容量…AC 250V 3A以下（抵抗負荷）−2−結線図
MBM−160/162型

専用ケーブル（5m）1234
5E＋70−71＋72−739091

検出器（MEシリーズ）E

電気伝導率／濃度 伝送出力
DC 4〜20mA
温度伝送出力DC 4〜20mA

電源供給
AC 90〜264V

アース

C 30
NO 31
NC 32
C 33NO 34
NC 35（オプション）

36
3750/60Hz

調節（警報）1 出力
電磁弁など調節（警報）2 出力

電源断信号出力
計器室などへ
（断時閉）

単位：mm

● ポール取り付け● 壁 または ラック取り付け

225
181
164

225
181
164
82139
95
フード
（オプション）

135
10

外形寸法図

表示部

180
280
300

180

表示部
操作
パネル

50Aパイプ

ケーブル配線口4−φ5.8
104

アース端子
アース端子

−3−（10）

ケーブル配線口

(35)

（35）

操作
パネル

95
フード
（オプション）（20）

製品コードMBM160A−3−
MBM160B−3−mS/cm単位系
S/m単位系
電源電圧
AC 90〜264V 50/60Hz
伝送出力
DC 4〜20mA
DC 4〜20mAおよびRS−232Cインターフェース付き
組合せ検出器セル定数9.0/cm（900/m）（ ME−100シリーズ）
2.6/cm（260/m）（ ME−11T・ME−6/7シリーズ）
電気伝導率伝送出力範囲

1AB
12A〜

＜別表 A〜T いずれかを指定＞

Y
12808A
YAB
12ABCAB
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z0101201AB

その他指定＊1
温度補償係数
NaCl％/℃
数値をご指定下さい
INPUT（最大6点）数値をご指定下さい
温度補償換算温度
at 25℃
その他（5〜95℃で5℃単位）数値をご指定下さい
試料水温度伝送出力範囲
0〜50℃
その他指定＊2
調節（警報）接点出力
2接点警報（2回路 c 接点）
2接点警報（2回路 c 接点）＋電源断信号（a 接点）
取付金具
50Aパイプ取付用
壁・ラック取付用
電源・伝送・信号ケーブル配線口＊3
φ6〜φ12用ケーブルグランド（標準）
ケーブルグランドを取り外すと電線管接続ねじG1／2
NPT1／（アダプターを5個付属）
2
表面仕上げ（塗装）＊4
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊5なし
あり
フード（日除け）
なし
あり（50Aパイプ取り付け）（ コードNo.7049930K）あり（壁取り付け）（ コードNo.69304500）
表記の形態
和文（標準）
英文
組合せ検出器
なし＊6
同時製作

−4−

＊1. その他の伝送出力範囲は，注1. 測定（表示）範囲各7レンジの5/21（23.８％）幅以上で任意に指定できます。
例：0.500〜1.000mS/cm，200〜500mS/cm，2.00〜7.00S/m＊2. 試料水温度の測定範囲は −5〜120℃ですが，伝送出力範囲は1℃単位で10℃幅以上で指定できます。
例：50〜60℃，0〜100℃＊3. 配線口は6箇所で φ6〜φ12ケーブルグランド付きですが，このケーブルグランドを取外すと電線管用ねじG1／2です。
NPT1／2の要求には，SUS316製アダプターが5個付属されますので，ケーブルグランドを取外して必要数を配線口に取付けてください。尚，コンジット配管をしない配線口のケーブルグランドは，付けたままで栓（穴ふさぎ）として使用します。
＊4. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μｍ以上です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，平均膜厚100μｍ以上です。
＊5. 電源ラインと伝送ラインにセラミック サージ アレスター（簡易的）を取り付けます。
＊6. 検出器と同時製作でない場合は，組合せ検出器のデーター（製造番号等）を連絡いただく必要があります。
尚，MB−32型変換器と組み合わせ使用中の検出器には対応できません。

電気伝導率伝送出力範囲＜別表＞
ピル
ク

A
B
CD
E
FGH
JK
L
M
N
P
Q
RS
T

MBM160A−3−
単位 mS/cm
0.000〜0.500
0.000〜1.000
0.000〜2.000
0.00〜3.00
0.00〜4.00
0.00〜5.00
0.00〜10.00
0.00〜20.00
0.0〜30.0
0.0〜40.0
0.0〜50.00.0〜100.0
0.0〜200.0
0〜300
0〜400
0〜500
0〜10000〜2000

MBM160B−3−単位 S/m.0000〜.0500.0000〜.1000.0000〜.2000
0.000〜0.300
0.000〜0.400
0.000〜0.500
0.000〜1.000
0.000〜2.000
0.00〜3.00
0.00〜4.00
0.00〜5.00
0.00〜10.00
0.00〜20.00
0.0〜30.0
0.0〜40.0
0.0〜50.0
0.0〜100.0
0.0〜200.0

レン
ジ

12
34567

注1. 測定（表示）範囲（ハードレンジ）は，下表の通り，mS/cmとS/m単位系それぞれ7レンジあります。
ハードレンジ 単位 mS/cm at25℃ 単位 S/m at25℃
10.000〜2.100.0000〜.2100
20.00〜7.00
0.000〜0.700
30.00〜21.000.000〜2.100
40.0〜70.0
0.00〜7.00
50.0〜210.0
0.00〜21.00
60〜7000.0〜70.070〜2100
0.0〜210.0
注2. 伝送出力（DC 4〜20mA）は，電気伝導率と試料水温度の2回路（コモンは共通）を標準装備しています。
注3. 温度補償範囲は，−5〜105℃です。
（検出器がPVC製の場合，−5〜60℃）−5−製品コード（食塩濃度計）（塩酸濃度計）（硝酸濃度計）（水酸化ナトリウム濃度計）（硫酸濃度計）（その他濃度計）MBM162A−2−
B−2−
C−2−
D−2−
E−2−
F−2−

電源
AC 90〜264V 50/60Hz
伝送出力
DC 4〜20mA（リニア）DC 4〜20mAおよびRS−232Cインターフェース付き
組合せ検出器セル定数2.6cm−1（ME−11Tシリーズ, ME−6□, 7□）9.0cm−1（ME−＊＊＊H/Tシリーズ）
濃度計測定範囲

1AB
12〜A

別表１Y
温度補償範囲〜A

別表２YAY0112012AB
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z0101201A
B

液温度出力範囲（−5〜120℃）
0.0〜50℃
その他指定（1℃単位の10℃幅以上）
調節（警報）接点出力
2接点警報（2回路 c 接点）
2接点警報（2回路 c 接点）＋電源断信号（a 接点）
取付金具
50Aパイプ取付用
壁・ラック取付用
電源・伝送・信号ケーブル配線口＊1
φ6〜φ12用ケーブルグランド（標準）
ケーブルグランドを取り外すと電線管接続ねじG1／2
NPT1／（アダプターを5個付属）
2
表面仕上げ（塗装）＊2
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊3なし
あり
フード（日除け）
なし
あり（50Aパイプ取り付け）（ コードNo.7049930K）あり（壁取り付け）（ コードNo.69304500）
表記の形態
和文（標準）
英文
組合せ検出器なし＊4
同時製作＊1. 配線口は6箇所で φ6〜φ12ケーブルグランド付きですが，このケーブルグランドを取外すと電線管用ねじG1／2です。
NPT1／2の要求には，SUS316製アダプターが5個付属されますので，ケーブルグランドを取外して必要数を配線口に取付けてください。尚，コンジット配管をしない配線口のケーブルグランドは，付けたままで栓（穴ふさぎ）として使用します。
＊2. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μｍ以上です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，平均膜厚100μｍ以上です。
＊3. 電源ラインと伝送ラインにセラミック サージ アレスター（簡易的）を取り付けます。
＊4. 検出器と同時製作でない場合は，組合せ検出器のデーター（製造番号等）を連絡いただく必要があります。
尚，MB−32型変換器と組み合わせ使用中の検出器には対応できません。
注1. 温度補償範囲は別表2をご参照下さい。さらに，検出器の材質により制限が発生します。
注2. 温度表示，伝送出力は−5〜120℃ですが，測定対象，検出器材質，温度補償範囲を考慮し，指定温度以下でご使用下さい。
注3. 伝送出力（DC 4〜20mA）は，溶液濃度に対応して直線出力（リニア）ですので，MB−32型（ノンリニア）からの更新の場合は受信計の目盛変更等が必要となります。

−6−

＜別表１＞
測定対象

その他濃度計＊7

食塩濃度計

塩酸濃度計

硝酸濃度計

A

0〜 5 ％ NaCl

0〜 5 ％ HCl

0〜 5 ％ HNO3

0〜 5 ％ NaOH

0〜 5 ％ H2SO4

B

0〜10 ％ NaCl

0〜10 ％ HCl

0〜10 ％ HNO3

0〜10 ％ NaOH

0〜10 ％ H2SO4

発煙硫酸

C

0〜20 ％ NaCl

0〜15 ％ HCl

0〜20 ％ HNO3

0〜15 ％ NaOH ＊5

0〜20 ％ H2SO4D0〜25 ％ NaCl

25〜35 ％ HCl

0〜25 ％ HNO3

20〜40 ％ NaOH ＊5

0〜30 ％ H2SO4 ＊5

フッ酸
水酸化カリウムE

25〜40 ％ HCl

40〜80 ％ HNO3

40〜80 ％ H2SO4F

30〜40 ％ HCl

60〜70 ％ HNO3

60〜80 ％ H2SO4

60〜80 ％ HNO3

93〜99.5 ％ H2SO4 ＊5

水酸化ナトリウム濃度計

硫酸濃度計

桁

濃度計 04
測定 桁
範囲GH

燐酸
塩化カルシウム

94〜99.5 ％ H2SO4 ＊5

Y

その他のNaCl

その他のHCl

その他のHNO3

その他のNaOH

その他のH2SO4

指定 ＊6Z特殊特殊特殊特殊特殊特殊＊5. 温度補償範囲に制限がありますのでご注意願います。
（下記別表2を参照下さい）＊6. 測定対象および測定範囲，単位を指定して下さい。
＊7. その他の濃度計として，発煙硫酸，フッ酸，水酸化カリウム，燐酸，塩化カルシウム（凍結防止剤）などの実績があります。

＜別表2＞
測定対象

食塩濃度計

塩酸濃度計

硝酸濃度計

水酸化ナトリウム濃度計

硫酸濃度計

その他濃度計

桁

温度
補 05
償 桁
範
囲A
B
C
D
E
FG
H
JY
Z

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定
特殊

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定 ＊11
特殊 ＊11

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定 ＊11
特殊 ＊11＊8. 測定範囲 0〜15％については，製作不可です。
＊9. 測定範囲 20〜40％については，製作不可です。
＊10. 測定範囲 0〜30％については，製作不可です。
＊11. 中間温度が70℃を越える場合は，事前に当社にお問い合わせ下さい。

−7−

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃指定
特殊＊8＊90〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定
特殊＊10

指定
特殊

組合せ検出器一覧
MBM−160/162型用の検出器は，小型軽量タイプのME−100シリーズ（セル定数：9.0/cm）と高感度型ME−6/7シリーズ（セル定数：2.6/cm）の 2 種類があります。詳細につきましては，別冊の「プロセス計器システムガイド」または「検出器スペックシート」をご参照ください。

高感度型 ME−6 /7 シリーズ
（ケーブル一体型）

小型 ME−100シリーズ（使用ケーブル：EC−11 防水コネクター接続 ）
タイプ形状

仕様形

状

仕様︵ねじ 配込 管み 挿取 入付 型け︶

型名：ME−112□
接液材質：C−PVCPVDFPFAのいずれか接続ねじ：R 3／4
挿入部の長さ：123mm

型名：ME−11T
接液材質：PFA
接続ねじ：G3／4
挿入部の長さ：103mm
ケーブル長さ：5m

密︵フ 閉タラ ンン
クジ 挿取付 入浸け︶ 漬型

型名：ME−122□
接液材質：C−PVCPVDFPFAのいずれか接続フランジ規格：
50A JIS10K FF
フランジ下長さ：
96〜2000mm

型名：ME−72T
接液材質：PFA
接続フランジ規格：
100A JIS10K RF
フランジ下長さ：
500〜2000mm
ケーブル長さ：5m

型名：ME−142H
接液材質：C−PVC
ケースフランジ規格：
15A JIS10K FF

型名：ME−62T
接液材質：PFA
ケースフランジ規格：
25A JIS10K RF
ケーブル長さ：5m

型名：ME−111H
ケーブル直結型
接液材質：C−PVC
外径：φ30ケーブル長さ：5〜10m

型名：ME−11T
接液材質：PFA/PVC
質量：約1kg
外径：φ60ケーブル長さ：5〜20mー︵ 流フ 液ラ 型
ン ・ジ ケ取合 スい 付︶ き

投げ込み式

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo＠toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2021年05月作成