OptiSonde™

Higrómetro de espejo frío de General Eastern
Principales ventajas
Los higrómetros de espejo frío se utilizan en laboratoriosde metrología y normalización, así como en aplicaciones
industriales que requieren un alto grado de precisión yreproducibilidad en el control y medida de la humedad. La
estabilidad a largo plazo y la precisión inherentes al sistemapresentan muchas ventajas sobre otras tecnologías que
también miden la humedad.
• Su diseño compacto y resistente facilita la instalación yprolonga la vida útil.
• El registrador de datos integrado permite registrar datos
históricos• El sensor se conecta fácilmente en un chasis montado enla pared de la planta, lo que hace innecesario el tendido
de cables.
• Los sensores se pueden conectar mediante cables adistancias de hasta 91 m para operaciones remotas.
• Muestra y transmite un gran número de parámetros como
el punto de rocío, la humedad relativa, la temperatura debulbo seco y húmedo, la humedad absoluta, la relaciónde volumen y la relación de masa, garantizando así lamáxima flexibilidad de uso.

• Su interfaz digital (RS-232) garantiza la integridad de losdatos• El ciclo patentado PACER® limpia automáticamente elespejo para garantizar la integridad de la medida• El software PanaViewTM transfiere los datos del medidor
a un ordenador para su almacenamiento y visualización
gráfica.
• El panel delantero facilita la configuración y operación.
• Las medidas de la humedad están homologadas por el
National Institute of Standards and Traceability (NIST).

Aplicaciones• Cámaras de pruebas ambientales• Celdas de prueba de motores• Salas limpias• Pruebas de serpentines de intercambio térmico y aireacondicionado• Laboratorios de metrología

El higrómetro de espejo frío OptiSonde es un aparato de grancalidad y homologado por el National Institute of Standards
and Technology (NIST) para medir y transferir valores dehumedad. Es un analizador compacto y resistente que seconecta a un sensor de espejo frío de una o dos fases y PRTD.
Los espejos fríos son los mejores sensores de humedad para
medidas de laboratorio y de procesos que requieren una
precisión elevada y sin deriva a largo plazo. Una pantalla LCD
muestra simultáneamente dos parámetros configurados por
el usuario. OptiSonde ofrece también dos salidas analógicas(4 a 20 mA) configuradas por el usuario. Las teclas del paneldelantero y la pantalla permiten configurar el analizador deforma rápida y sencilla.
OptiSonde registra fácilmente datos de humedad ytemperatura de una gran variedad de aplicaciones. El
analizador cuenta con un registrador de datos capaz degrabar durante 100 días con un tiempo de muestreo de 1
segundo y está equipado con un reloj interno de tiempo real.
Los datos guardados se transfieren a un ordenador como
texto ASCII delimitado usando software de terminal, lo que
permite utilizar Excel® y otros programas de hojas de cálculo
para reducir los datos, representarlos gráficamente o realizar
análisis estadísticos.

Principio de funcionamiento
En general, los espejos fríos miden la temperatura delpunto de rocío o de escarcha controlando una superficie
reflectante a una temperatura de equilibrio entre laformación y evaporación de rocío/escarcha y midiendocon precisión la temperatura del espejo en ese punto. Los
espejos fríos de Panametrics consisten en un pequeño
espejo pulido hexagonal de rodio o platino adherido
a un módulo de enfriamiento termoeléctrico (TEC). El
servocontrolador de OptiSonde aplica corriente al TEC, lo
que hace que el espejo se enfríe. El espejo se ilumina con
un transmisor regulado de arseniuro de galio (GaAs) que
transmite luz en el espectro infrarrojo y un fotodetector
recibe la luz reflejada por el espejo. Cuando en el espejo
se condensa vapor de agua en forma de agua o escarcha(cristales de hielo), la cantidad de luz que recibe el
fotodetector se reduce debido a la dispersión. Esto haceque el servocontrolador reduzca la potencia, lo que causa
un ligero calentamiento del espejo. El sistema de control
de OptiSonde modula la cantidad de corriente que circula
por el TEC para mantener una temperatura a la que elíndice de condensación y evaporación de moléculas deagua y la masa de agua en el espejo sean constantes. La
temperatura del espejo en ese momento es, por definición,

igual a la temperatura del punto de rocío o de escarcha. La
temperatura se mide mediante un RTD de platino de cuatro
hilos integrado en el espejo. Se ha verificado una precisión
en la medida de ±0,2º C del punto de rocío/escarcha.
La temperatura de bulbo seco se mide con un RTD de platinode cuatro hilos con una resistencia de 100Ω. El monitor de
OptiSonde acondiciona y amplifica las señales de resistenciadel RTD para mostrar y transmitir el punto de rocío/escarcha
y la temperatura de bulbo seco.
Las medidas básicas del punto de rocío/escarcha y de latemperatura de bulbo seco, junto con las constantes depresión y peso molecular, se utilizan para calcular medianteecuaciones psicométricas otros parámetros de humedadcomo son la humedad relativa, la temperatura de bulbo
húmedo, la relación de volumen (ppmv), la relación de masa
(ppmw), la humedad absoluta y la presión de vapor deagua.
El sensor RTD, que va integrado en el espejo frío, nunca
entra en contacto con el entorno de proceso o de prueba.
Las partes que se humedecen son el espejo de platino o derodio, la barrera de vapor de acero inoxidable o Mylar® y elsellador epóxico. El resultado es una medida de la humedadsin deriva y que mantiene durante muchos años el grado deprecisión especificado.
Los espejos fríos requieren que circule un determinado
caudal nominal por el espejo para alcanzar niveles óptimos
de formación de rocío/escarcha y de tiempo de respuesta.
El sensor debe estar instalado en un conducto con aire en
movimiento o equipado con una bomba de muestreo. El
caudal óptimo oscila entre 0,5 y 2,5 SCFH (0,25 y 1,2 L/min).
Panametrics suministra sistemas de muestreo que permitenacondicionar la temperatura, regular la presión y filtrar elaire de proceso antes de que llegue al espejo frío. Nuestros
ingenieros de aplicaciones estarán encantados de discutiren detalle su aplicación y le recomendarán el sistema que
mejor se adapte a sus necesidades.
Equilibrio óptico
OP
AMP
Flujo de gas
Regulacion de LED

Control termoeléctricode la bomba de calor

Fuente dealimentación
PRTD de platino de cuatro hilos
Diodos emisores de luz (LED)
Fotodetectores

Módulo de enfriamiento Espejo de rodio otermoelétrico
platinoBefore PACER cycle

After PACER cycle

GE develimitatio
Integralcontrol p
trace huor PID coover damsamplinsamples
proporti
digital cochangecooling m
0.09°F (0improvePACER cycle

Control de contaminación y espejos con
autolimpieza
En entornos con contaminantes físicos como polvo, nieblade aceite o polen se recomienda usar un sistema demuestreo con algún medio filtrante. Este medio tiene que
ser hidrofóbico para que no absorba ni libere vapor deagua en el flujo de prueba. Las partículas pueden dañar odesgastar el espejo con el paso del tiempo, modificando
así sus características de dispersión de la luz. Los espejos
de Panametrics se pueden sustituir in situ y el espejo
estándar de rodio se puede cambiar por otro de platino para
aplicaciones industriales. Los sensores de dos fases también
utilizan superficies húmedas de acero inoxidable.
Panametrics ha desarrollado un sistema patentado
denominado PACER (Program Automatic Error Reduction)para compensar el efecto de la contaminación. El
ciclo PACER se puede iniciar de forma manual o bien
programando un ciclo cronometrado. El ciclo comienza
con la captura de datos (durante el ciclo PACER se puedetransmitir un valor constante a través de las salidas
analógicas) y con el enfriamiento del espejo hasta muy por
debajo del punto de rocío, de manera que sobre él se forme
una gruesa capa de rocío.
A continuación se somete el espejo a un rápido
calentamiento durante el cual se evapora una cantidad
importante de la contaminación soluble y una parte de lano soluble. La contaminación que queda en el espejo tiendea acumularse en “islas secas” o “manchas” (como cuando
se saca un vaso del lavavajillas). Este proceso deja limpio
aproximadamente un 85% del espejo. La señal luminosaque recibe el fotodetector se compara con la de un LED/
fotodetector de referencia y ambas señales se “equilibran”,
lo que en la práctica cancela el efecto de la contaminación
residual que queda en el espejo.

Antes del ciclo
PACER

Después del ciclo
PACER

Calentamiento

Ajuste automático delsistema óptico a lareflectancia correcta(5 segundos)

Inicio del
ciclo

Punto
de rocíodominante

Enfriamiento
Mirror cools
and coalesces(30 seconds)

Fin delciclo

Calentamientodel espejo
hasta secarse(90 segundos)
Muestreo y
retención de datos(3 minutos)

Vuelta delespejo al puntode rocio(60 segundos)

El ciclo PACER funciona muy bien, pero antes o después
puede ser necesario proceder a una limpieza manual. Todoslos espejos fríos de Panametrics son de fácil acceso paraeste proceso. La limpieza consiste simplemente en frotar elespejo con un bastoncillo de algodón humedecido en una
solución limpiadora o en agua destilada.

Servicios de calibración
Una buena calibración es fundamental para garantizar
la precisión de las medidas efectuadas con el equipo. La
comparación y correspondiente ajuste de la salida de undispositivo o sensor con un estándar de referencia es lamejor garantía de precisión, fiabilidad y reproducibilidad.
Disponemos de servicios integrales de puesta en servicio,
programación y verificación, así como calibraciones
planificadas. La frecuencia de calibración depende de losrequisitos de cada aplicación, por lo que le ofrecemos uncontrato adaptado a sus necesidades durante varios años.
Realizamos calibraciones in situ para que no tenga quesacar el equipo de sus instalaciones y pueda reducir almínimo el tiempo de parada. Si dispone de más de un
equipo, una buena alternativa puede ser enviar uno deellos a alguno de nuestros avanzados centros para que localibremos en un ambiente más controlado y homologado
por el NIST.

Especificaciones de OptiSonde

OptiSonde Specifications

Other Humidity Parameters

Otros
parámetrosde humedad
The range
and accuracyof absolute humidity (mH20/v) andElrelative
rango yhumidity
precisiónde lasmedidas de humedad absoluta(e/esat) readings are based on the fundamental(mH20/v)yrelativa(e/esat)dependen de lasmedidasdew point and temperature measurements.
The
range andbásicas
del
punto
de
rocío
y
la
temperatura.
Elrango
y calculated
accuracy of mass (ppmw) and volume (ppmv) ratiosareprecisióndelasrelacionesdemasa(ppmw)
yvolumenbased on the fundamental dew point measurement and pressure(ppmv)
calculan weighta partirconstants.
de la medida básica del punto
and gassemolecularde rocío y las constantes de presión y peso molecular.

8.84 in(224.5 mm)

Precisiónde la temperatura
Repeatability±0,15º0.05°CC

8 in(203.2 mm)
3.3 in(83.8 mm)Bench top
4.49 in(114 mm)

8.17 in(207.5 mm)

Reproducibilidad
0,05ºC
Display

3.7 in(94 mm)4X
2.86 inØ 0.38 in(72.6 mm)
(9.7 mm)

7.8 in(198.1 mm)

Two simultaneous parameters with 0.01°C resolution. “Dew Layer
Pantalla
Thickness,”“Control,”“Alarm”conanduna“Service”
indicators
Dos
parámetros
simultáneos
resolución
de 0,01º
C. Indicadores de “Espesor de capa de rocío”, “Control”,“Alarma”“Servicio”.
Analog yOutput
Two linear
simultaneous parameters. 0/4 to 20 mA (isolated) with
Salidaanalógica
250W
max
load lineales simultáneos. 0/4 a 20 mA (aislada)
Dos parámetros
con 250Ω de carga máxima.

Alarm

AlarmaForm C (SPDT) 7 amp, 30 VDC (resistive load)
Forma C (SPDT) 7 A, 30 V cc (carga resistiva)
Interfaz digital
Digital Interface
RS-232

RS-232

10.48 in(266 mm)Power

Montaje en pared• 100 - 240 VAC,
50 to 60 Hz, 60 Watts
Alimentación
eléctrica
18-32 VDC
(benchtopHz,only)• •100-240
V ca,
50 a 60
60 W• 18-32 V cc (sólo sobremesa)

Enclosure Material

Material de cierre• Wall mount: Cast aluminum• Montaje en pared: aluminio fundido• Bench top: Aluminum body with plastic front bezel• Sobremesa: cuerpo de aluminio con marco delantero deplásticoDimensions

Dimensiones• Wall mount: 26.6 x 20.8 x 11.4 cm (h x w x d)
• •Montaje
en pared:
26,6xx22.4
20,8cmx 11,4
Bench top:
9.4 x 20.3
(h cm
x w (alt.
x d) x anch. x prof.)

Rapidez de respuesta de enfriamiento
1,5º C/s

Cooling Slew Rate

Autolimpiezay equilibrado
1.5°C/sec
Con ciclo patentado PACER, que puede estar programadopara que se ejecute todos los días o después de un cierto
Self Cleaning and Balancing
tiempo.

Via patented PACER cycle. PACER may be programmed to run on

Temperaturade operación
an elapsed timeor daily timer
Analizador: -10º C a 60º C

Registrador
datos
Operatingde
TemperatureConcapacidad
registrar ocho parámetros, fecha
Analyzer:-10°C para
to 60°Cy hora durante un mínimo de 100 días con un tiempo demuestreo de 1 s.

Data Logger• Sobremesa: 9,4 x 20,3 x 22,4 cm (alt. x anch. x prof.)

Humedadoperación
Capable ofderecording
eight parameters, time and date for a
0minimuma 95% de of
humedadsin condensación
100 daysrelativa
at sample
rate of one second.

Peso• Wall mount: 2.4 kg• Montaje en pared: 2,4 kg

Tiempo medio entre fallos (MTBF)
Operating
Humidity
Cinco
años deoperación continua• Sobremesa: 1,4 kg

Certificaciones
Aprobación de la CE

Weight• Bench mount: 1.4 kg

Grado
de protección
Ingress
Protection Rating• •Montaje
en pared:
IP-65
Wall mount:
IP-65

Bench top: IP-20
IP-20• •Sobremesa:

Teclas del panel delantero
Keys de caucho que se pueden bloquear por• Front
TeclasPanelde función•software
Rubber function keys—may be locked out via software
Rango del punto de rocío
Dew Point
Range-- Dependent on sensor used
Según
el sensor
empleado
Precisión del punto de rocío
DewCPoint
Accuracy±0,2ºdel puntode rocío/escarcha

0 to 95% RH non-condensing

MTBF

E/S eléctrica
Five years of continuous operation
Alimentación: receptáculo IEC CA para sobremesa y bloquesde terminales atornillados para montaje en pared. Sensor deCertifications
espejofrío: cable/conector con llave. Sensor de temperatura:
CE Approval con llave. RS-232: SUB-D-9. Salidas
cable/conector
analógicas: terminales atornillados.

Electrical
I/O
Maletade transporte
Power:
AC
IEC
receptacle
benchrecortada
top and screw
blocksMaleta dura opcional
con forespumapara terminal
unidad deforwall
mount.
Chilledmirrorsensor:keyed
connector/cable.
sobremesa y accesorios.

± 0.2°C dew/frost point

Temperature sensor, keyed connector/cable. RS-232: SUB-D-9.
Analog Outputs: screw terminals

Dew Point Repeatability

Carrying Case

Reproducibilidad del punto de rocío
0,1º C

0.1°C

Optional hard shell carrying case with die-cut foam for bench top
unit and accessories

1111H Single Stage Chilled
Especificaciones del espejo frío
Mirror
1111H deSpecifications
una fase

Sample Flow Rate

0.25 to 1.25 LPM (0.5 to 2.5 SCFH)

Operating Temperature-15ºC to 80ºCde operación
Temperatura-15º C a 80º C

OperatingPressure
Presión
de operación
0.8ato1515
bar(-3a to
200
psig)
0,8
bar
(-3
200
psig)
Alimentación eléctrica
Power del analizador
Derivada

Derived from analyzer

3.5 in(89 mm)1 in(25.4 mm) NPT

Cuerpo del sensor
Aluminio con recubrimiento epóxico

Sensor Body

FiltroEpoxy-coated aluminum
Filtro de PTFE opcional (de serie en 1111H-Panametrics)
EspejoFilterCobre chapado en rodio (platino macizo opcional)

Ø 1.2 in
(30 mm)PTFE filter optional (standard on 1111H-GE)

0.62 in(16 mm)2.57 in(65 mm)1.23 in(31 mm)Barrera de vapor
Mylar

MirrorRhodium-plated(solid platinum optional)
Material
húmedocopperdel sensor
Aluminio con recubrimiento epóxico, cobre-rodio, Mylar

Vapor Barrier
Conector
eléctricoMylar multipin de estilo MS
Conector
Peso
Wetted Material• Sensor
1,4 kg (1111H)

Epoxy-coated aluminum, rhodium copper, mylar• 1,8 kg (1111H)

Accesorios
Electrical Connector• MB-11: soporte para montaje en pared (1111H)

MS style multipin keyed connector• PTFE-Panametrics: filtro de PTFE
• Weight
Espejo de platino

1.4 kgcierre(1111H)• • O111D:de presión (celda de flujo)• 1.8 kg (1111H-GE)

Accessories• MB-11: Wall mounting bracket (1111H)• PTFE-GE: PTFE filter• Platinum mirror
Elemento sensor
Element
PRT deSensing
4 hilos 1/3
Clase A DIN 43760, 100Ω a 0º C

Four-wire 1/3 Class A DIN 43760 PRT, 100Ω @ 0°C

Precisión del punto de rocío/escarcha±0,2º C

Dew/Frost Point Accuracy

Depresión± 0.2ºC
45º C a 25º C, 1 atmósfera para aire estándar

1111 H

RangoDepression
típico de medida del punto de rocío-15º C45ºC
a 25ºat
C 25ºC,
Td a 25º
C, 1 atmósfera
para aire air
estándar.
1 atmospherefor standard(Equivalente a 6-100% de humedad relativa)
Caudalde muestreo
TypicalDew Point Measurement Range
0,25 a-15ºC
1,25 L/min(0,5Tda 2,5
SCFH)1 atmosphere for standard air.
to 25ºC
at 25ºC,(Equivalent to 6-100% RH)

1111 H-GE

Especificaciones del espejo frío
D2 de dos
D2fasesTwo Stage Chilled

Mirror Specifications

Sensing Element

Four-wire 1/3 Class A DIN 43760 PRT, 100W @ 0ºC
Elemento sensor
Point
PRT de 4 Dew/Frost
hilos 1/3 ClaseA DINAccuracy
43760, 100Ω a 0º C

± 0.2ºC

Precisión del punto de rocío/escarcha±0,2º C

Depression

Depresión
65ºC at 25ºC, 1 atmosphere for standard air
65º C a 25º C, 1 atmósfera para aire estándar
Rango típico
de medidadel puntode rocío Range
TypicalDew Point
Measurement-35º C a -35ºC
25º C Tda 25ºTd
C, at
1 atmósfera
para aire estándar.
to 25ºC
25ºC, 1 atmospherefor standard air.
(Equivalente
a 1-100%
humedadrelativa)(Equivalent
tode
1 to
100 % RH)
Caudal de muestreo
0,25 a 1,25
L/min (0,5
a 2,5
SCFH)
SampleFlowRateØ 0.107 in (4.75 mm)
por 4 sitios
0.25 in (6.35 mm)compresión aceroinoxidable

4.5 in (114 mm)
perpendicular0.25 to
LPM (0.5 to 2.5 SCFH)
Temperaturade1.25operación-25º C a 85º C

OperatingPresión deoperaciónTemperature-25ºC
topsig)85ºC
1 a 11 bar (0 a 150
Alimentación eléctrica
Pressure
DerivadaOperating
del analizador

1 to 11 bar (0 to 150 psig)

MirillaMirilla iluminada para observar el espejo

Power

Cuerpo delsensorDerivedfrom analyzer
Aluminio fundido con celda de flujo 314 SS
Espejo View Port
Cobre chapado
enwithrodio(platino macizo
opcional)
Equipped
illuminatedview portthat enables
4 in (102 mm)

observationof mirror
Barrera devapor
Acero inoxidable

Material Sensor
húmedoBody
del sensor
Cast aluminum
SStórica
flow cell
Acero inoxidable
302, 314,with
316,314junta
de aluminio,
vidrio BK-7, espejo de cobre chapado en rodio o de platino,
aluminio,Mirror
cobre-rodio, Mylar, PTFE

Rhodium-plated copper (solid platinum optional)
Entrada/salida
Racores de 0,25 pulgadas (6,35 mm) de diámetro externo

Barrier
ConectorVapor
eléctrico
SUB-D-15Stainless steel
Peso
1,8 kgSensor Wetted Material

302, 314, 316 stainless steel, silicone O-ring, BK-7 glass,Accesorios
rhodium-plated copper or platinum mirror aluminum,
Espejo derhodium
platino copper, mylar, PTFE

Inlet/Outlet

0.25 in (6.35 mm) OD tubing fittings

Electrical Connector
SUB-D-15

Weight

1.8 kg (4 lb)

Accessories

Platinum mirror

Especificaciones del espejo frío
1211H de dos fases

1211H Two Stage Chilled
Mirror Specifications

Sensing Element

Four-wire 1/3 Class A DIN 43760 PRT, 100Ω @ 0°C

Elemento sensor
PRT deDew/Frost
4 hilos 1/3 ClaseDIN 43760, 100Ω a 0º C
PointA Accuracy± 0.2ºC
Precisióndel punto de rocío/escarcha±0,2º C

Depression
Depresión
65ºC
1 atmosphere
forestándar
standard air
65º C a25º atC, 125ºC,
atmósferapara aire
Rango típico de medida del punto de rocío
Dew
Point
-35º CTypicala 25º C Td
a 25º
C, 1 Measurement
atmósfera para Range
aire estándar.
-35ºC
to
25ºC
Td
at
25ºC,
1 atmosphere(Equivalente a 6-100% de humedad
relativa) for

standard air. (Equivalent to 6 to 100% RH)

Caudal de muestreo
0,25 a 1,25 L/min (0,5 a 2,5 SCFH)

Sample Flow Rate

Temperatura de operación
0.25 to 1.25 LPM (0.5 to 2.5 SCFH)-25º C a 100º C
1/4 in (6.35mm)
Racor de compresión

Presión de operación
Operating Temperature
1 a 21 bar (0 a 300 psig)-25ºC to 100ºC

Alimentación eléctrica
Derivada del analizador

Operating Pressure

1-21(0 to 300 psig)
Cuerpodel barsensorAluminio fundido con celda de flujo 314 SS

3.6 in(91.44 mm)

EspejoPower
fromanalyzer
Cobre Derived
chapadoen rodio(platino macizo opcional)

5.7 in(144.8 mm)
1211H
3.1 in (78.7 mm)

Barrera de vapor
Mylar Sensor Body

Cast aluminum with 314 SS flow cell

Material húmedo del sensor
Acero inoxidable 302, 314, 316, junta tórica de silicona, espejo
Mirrorde cobrechapado en rodio o de platino

Rhodium-plated copper (solid platinum optional)

5 in(127 mm)

Entrada/salida
Racores de 0,25 pulgadas (6,35 mm) de diámetro externo

Vapor Barrier

Conector eléctrico
Mylar
Conector multipin de tipo MS
Peso
Sensor Wetted Material
1,8 kg302, 314, 316 stainless steel, silicone O-ring,rhodium plated copper or platinum mirror
Accesorios
Espejo de platino
Barrerade vapor de acero inoxidable
Inlet/Outlet
0.25 in (6.35 mm) OD tubing fittings

Electrical Connector

MS style multipin keyed connector

Weight

1.8 kg (4 lb)

Accessories

Platinum mirror
Stainless steel vapor barrier

Response Time

7 seconds for 25ºC to 70ºC step change in fluid

Espejo de temperatura PRTD de
Sensor Body Material
4 hilos T-100
Stainless steel

Accesorios• PTFE-Panametrics: FILTRO para sensor 1111H• Maleta de transporte dura para unidad de sobremesa conaccesorios• Servicios de calibración• Garantía ampliada

Elemento sensor
PRT de 4 hilos 1/3 Clase A DIN 43760, 100Ω a 0º C
Precisión
0,15º C
Rango
-100º C a 100º C
Tiempo de respuesta
7 segundos para cambio escalonado de 25º C a 70º C en
fluidoMaterial del cuerpo del sensor
Acero inoxidable
Cable
Cable de PTFE para 150º C, 3 m de longitud, protección contra
tirones (Strain Relief)
Alimentación eléctrica
Baja tensión derivada del analizador
Peso
0,9 kgCable depolitetrafluoroetileno,
150°C, 3 m de longitud

Conector
0.25 in (6.35 mm) NPT

7.5 in (190.5 mm)

Ø 0.25 in(6.35 mm)

Información para pedidos
Analizador
1
Sobremesa
2Montaje en pared
Alimentación eléctrica
1100-240 VAC, 50-60 Hz
2
18-32 VDC
		Sensor de espejo frío
		0
Ninguno		1
1111H Una fase con acoplamiento NPT
		21111H Una fase con brida Mt
		3
D2 Dos fases
		41211H Dos fases (alta presión y temperatura)
			Tipo de espejo frío
			1
Rodio
			2
Platino				Barrera de vapor del sensor de espejo frío
				1
Mylar
				2
Acero inoxidable					Cable entre el analizador y el sensor de espejo frío
					
01111H montado en pared sin cable					13 m estándar
					2
7,6 m					315 m					430,5 m					561 m					6
91,5 m						Sensor de temperatura						0100 de montaje en pared						
1
T-100 w con cable de 3 m (estándar)						
2
T-100 w con cable de 7,6 m						
3
T-100 w con cable de 15 m						
4
T-100 w con cable de 30,5 m						
5
T-100 w con cable de 61 m
						
6
T-100 w con cable de 91,5 m

Notas:
1.
Los sensores 1111H sólo están disponibles con barreras de vapor de Mylar.
2.

Los sensores D2 sólo están disponibles con barreras de vapor de acero inoxidable.

3.

El cable entre el analizador y el sensor depende del tipo de analizador (de sobremesa o de pared) y de sensor que se pida.

4.

La precisión estándar de todos los sistemas es de ±0,2º C Td para el punto de rocío y de ±0,15º C Ta para la temperatura.

5.

Para montar el 1111H en pared se debe seleccionar 1111H y la unidad de montaje en pared.

6.

Para montar el T-100 en pared se debe seleccionar el analizador de montaje en pared.

7.

La fuente de alimentación de 18-32 V cc sólo están disponible para analizadores de sobremesa.

Panametrics, un negocio de Baker Hughes, ofrece soluciones
para la medida de humedad y Oxígeno, así como para lamedida de caudal de líquidos y gases en aplicaciones yentornos exigentes.
Expertos en la gestión de antorchas, la tecnología dePanametrics también ayuda a reducir las emisiones y a
optimizar el rendimiento de los sistemas de antorchas.
Las soluciones de Panametrics para medidas críticas ypara la gestión de las emisiones de las antorchas tienen
un alcance que se extiende por todo el mundo y permitena los clientes impulsar la eficiencia y lograr los objetivos dereducción de carbono en industrias que incluyen: petróleo ygas; Energía; Cuidado de la salud; Agua y Aguas residuales;
Procesamiento químico; Alimentación y Bebidas y
muchos otros.
Únase a la conversación y síganos en LinkedIN
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2023 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38799-ES		

(04/2023)

panametrics.com