新製品 XT3 デジタル ボアゲージ
バウアーズ社のXT3デジタル内測マイクロメータは、新たに人間工学的デザインと、大きくて鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えると共にIP67のエレクトロニクス・防水保護、そしてオプションの内蔵Bluetoothによる近接データ出力、すなわち双方向コミニュケーションはデータ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。XTシリーズの幅広いメカニカルな動き、その特注測定ヘッドにより、殆どの厄介な測定の悩みに答えることができます。ねじ、スプライン、スロット、溝、深穴等多様な特殊形状アンビル付ヘッド製作が可能です。

特 長
蘋 大きくて鮮明なLCDディスプレイを備えた新たな人間工学的デザイン。
蘋 IP67のエレクトロニクス・防水保護。
蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 プリセットメモリーを4つ入力できます。
蘋 データ出力：RS232/USB
蘋 オプションにてBluetooth Low Energy(内蔵モデル）による近接データ出力。
蘋 双方向コミュニケーション。

Sylvac社提供のBT Smart Appは、バウアーズ社Bluetooth Smart商品とのコミニュケーションが可能です。

蘋 測定範囲は2〜300㎜まで。（標準品で）
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。
蘋 最小表示単位：0.001㎜
蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。
蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

蘋 すべてのゲージにも、UKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。

蘋 優れたラチェットストップ機構により、安定した測定ができます。

蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付測定ヘッドの製作ができます。
（ワーク図面をお送り下さい。
）

蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 プラスチックケースまたは木箱入りです。

英国バウアーズ社のご紹介
バウアーズ社の主要製品は、特にボアゲージ及び内測マイクロメータを中心とする内径測定機器であり、メカ式（アナログ）と電気式（デジ英国バウアーズ社（ボアーズ社とも呼ばれています）の精密測定工具は、6大陸にまたがる世界50カ国以上で、各国のバウアーズ社総代タル）の両方を製造しています。
コア製品としてはバウアーズXTシリーズのXTアナログ、XTデジタル、理店の販売網に支えられて、流通しております。バウアーズのブランドは、測定機器の中でも世界のトップブランドとして広く認知されてXTホールマチック等があり、ボアゲージの Ｇｏ
ｌｄ Standard として認知されています。他に新製品として小径穴用ボアゲージのマイクロいます。ノガ・ジャパンでは、2014年7月よりバウアーズ社の日本総代理店としての活動を開始致しました。
益々激しい競争にさらされている測定機器業界においてバウアーズゲージや大口径用のユニバーサルゲージ、高精度用のスマートプラグがあります。
更にバウアーズ工場内でのＵＫＡＳ校正試験室により、常に製品の検社は常に技術革新の最前線にあり、業界内での先進的地位を保持してまいりました。

査証のトレースが可能で、バウアーズ製品の信頼性をより確かなものとしています。

4SIMPLY SOPHISTICATED

ボアゲージ

新製品 XT3 デジタル ボアゲージ
設定リング付及び設定リング無（測定ヘッド＋ディスプレーのみ）の単品型 番

価 格型 番設定リング付価 格

穴径の測定範囲（㎜）設定リング無精 度（㎜）

測定深さ（㎜）

設定リング（㎜）ディスプレーユニ ディスプレーユニ
ットのみの型番 ットのみの価格

XTD1M-XT3¥169,500

XTD1W-XT3¥165,600

2-2.50.004

92.50

XTDU2-XT3¥128,600

XTD2M-XT3¥169,500

XTD2W-XT3¥165,600

2.5-30.004

92.50

〃

〃XTD3M-XT3¥169,900

XTD3W-XT3¥166,200

3-40.004

124.00〃〃XTD4M-XT3¥169,900

XTD4W-XT3¥165,600

4-50.004

184.00〃〃XTD5M-XT3¥169,900

XTD5W-XT3¥165,600

5-60.004

185.00〃〃XTD6M-XT3¥122,600

XTD6W-XT3¥113,000

6-80.004

588.00XTDU6-XT3¥97,000

XTD8M-XT3¥122,000

XTD8W-XT3¥113,000

8-100.004

588.00〃〃

XTD10M-XT3¥122,000

XTD10W-XT3¥113,000

10-12.5

0.004

5812.50XTDU10-XT3¥97,000

XTD12M-XT3¥124,600

XTD12W-XT3¥116,500

12.5-160.004

6212.50〃〃

XTD16M-XT3¥127,200

XTD16W-XT3¥118,000

16-200.004

6220.00〃〃

XTD20M-XT3¥129,600

XTD20W-XT3¥121,000

20-250.004

6620.00

XTDU20-XT3¥109,500

XTD25M-XT3¥190,000

XTD25W-XT3¥168,400

25-350.004

66

35.00

〃

〃

XTD35M-XT3¥198,600

XTD35W-XT3¥175,400

35-50

0.004

80

35.00

〃

〃

XTD50M-XT3¥214,200

XTD50W-XT3¥191,600

50-650.005

8065.00

XTDU50-XT3¥122,000

XTD65M-XT3¥218,800

XTD65W-XT3¥196,000

65-800.005

8065.00〃〃

XTD80M-XT3¥245,000

XTD80W-XT3¥214,200

80-1000.005

10080.00〃〃

XTD100M-XT3¥272,300

XTD100W-XT3¥236,400

100-125

0.006

115

125.00XTDU100-XT3¥132,000

XTD125M-XT3¥280,800

XTD125W-XT3¥249,000

125-150

0.006

115

125.00〃〃

XTD150M-XT3¥306,600

XTD150W-XT3¥266,200

150-175

0.007

115

175.00〃〃

XTD175M-XT3¥326,000

XTD175W-XT3¥294,600

175-200

0.007

115

175.00〃〃

XTD200M-XT3¥395,200

XTD200W-XT3¥289,400

200-2250.008

118

225.00XTDU200-XT3¥145,800

XTD225M-XT3¥435,600

XTD225W-XT3¥282,400

225-2500.008

118225.00〃〃

XTD250M-XT3¥451,800

XTD250W-XT3¥309,000

250-275

0.009

118275.00〃〃

XTD275M-XT3¥493,900

XTD275W-XT3¥315,600

275-300

0.009

118275.00〃〃

XT3デジタルボアゲージセット（測定ヘッド、デジタルディスプレー、設定リング）
設定リング

デジタルディスプレー

53（2.5/4/5㎜）

XTDU2-XT3

21（8㎜）XTDU6-XT3¥193,400

32（12.5/20㎜）

XTDU10-XT3

SXTD5M-XT3¥289,500

32（20/35㎜）

XTDU20-XT3

50-100SXTD6M-XT3¥387,600

32（65/80㎜）

XTDU50-XT3

100-150SXTD7M-XT3¥325,00021（125㎜）

XTDU100-XT3

150-200

SXTD8M-XT3¥434,600

21（175㎜）

XTDU100-XT3

100-200

SXTD9M-XT3¥695,600

42（125/175㎜） XTDU100-XT3測定範囲（㎜）

型 番

価 格

測定ヘッド数2-6

SXTD1M-XT3¥434,000

6-10

SXTD3M-XT3¥149,800

10-20

SXTD4M-XT320-50

SXTD5M-XT3※BLUETOOTH内蔵モデル（通り穴の）深穴用ストッパー型 番

内径範囲（㎜）

価 格のご注文は、注文時に別途22,500円追加下さい。

DSTOP01

2-6¥16,300

後からの追加は出来ません。

延長棒（深穴径測定用）
型 番

価 格

長さ（㎜）

適合ヘッド範囲（㎜）EGX 0200¥17,000

63

EGX 0400¥17,00076

10-12.5EGX 0500

¥17,000100

12.5-20

EGX 0001¥25,000

150

20-50

EGX 0004¥26,500

150

50-3006-1012.5mm以上の3点式ボアゲージ
では、上記のような止まり穴の底の測定ができます。

SIMPLY SOPHISTICATED

5新製品 XT3 デジタルピストルグリップ ボアゲージ
バウアーズ社の新製品XT3ホールマチックボアゲージは、新たに人間工学的デザインと、大きくて鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えると共にIP67のエレクトロニクス・防水保護、そしてオプションの内蔵Bluetoothによる近接データ出力、すなわち双方向コミニュケーションはデータ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。XTシリーズの幅広いメカニカルな動き、その特注測定ヘッドにより、殆どの厄介な測定の悩みに答えることができます。
ねじ、スプライン、スロット、溝、深穴等多様な特殊形状アンビル付ヘッド製作が可能です。

特 長
蘋 大きくて鮮明な回転式LCDディスプレイを備えた新たな人間工学的デザイン。
蘋 IP67のエレクトロニクス・防水保護。

Sylvac社提供のBT Smart Appは、バウアーズ社Bluetooth Smart商品とのコミニュケーションが可能です。

蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 プリセットメモリーを4つ入力できます。

蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

蘋 データ出力：RS232 / USB蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 オプションにてBluetooth Low Energy(内蔵モデル）による近接データ出力。

蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 双方向コミュニケーション。
蘋 測定範囲は2〜300㎜まで。（標準品で）
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。

蘋 すべてのピストルグリップゲージにも、UKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。

蘋 最小表示単位：0.001㎜

蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付測定ヘッドの製作ができます。（ワーク図面をお送り下さい。）

蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。

蘋 プラスチックケースまたは木箱入りです。

6SIMPLY SOPHISTICATED

ボアゲージ

新製品 XT3 ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ型 番価 格型 番

設定リング付価 格

穴径の測定範囲（㎜）設定リング無精 度（㎜）測定深さ（㎜）

設定リング（㎜）

ディスプレーユニットのみの型番

XTH1M-XT3¥208,000

XTH1W-XT3¥201,000

2-2.50.004

92.50

XTPG01M-XT3

XTH2M-XT3¥208,000

XTH2W-XT3¥201,000

2.5-30.004

92.50

〃

XTH3M-XT3¥208,000

XTH3W-XT3¥201,000

3-40.004

124.00〃

XTH4M-XT3¥208,000

XTH4W-XT3¥201,000

4-50.004

184.00〃

XTH5M-XT3¥208,000

XTH5W-XT3¥201,000

5-60.004

185.00〃XTH6M-XT3¥159,800

XTH6W-XT3¥152,300

6-80.004

588.00

XTPG02M-XT3

XTH8M-XT3¥159,400

XTH8W-XT3¥151,800

8-100.004

588.00〃

XTH10M-XT3¥156,400

XTH10W-XT3¥149,200

10-12.50.004

5812.50〃

XTH12M-XT3¥162,400

XTH12W-XT3¥153,800

12.5-160.004

6212.50〃

XTH16M-XT3¥165,600

XTH16W-XT3¥154,800

16-200.004

6220.00〃

XTH20M-XT3¥165,600

XTH20W-XT3¥155,300

20-250.004

6620.00

XTPG03M-XT3

XTH25M-XT3¥229,000

XTH25W-XT3¥180,500

25-350.004

6635.00〃

XTH35M-XT3¥235,000

XTH35W-XT3¥185,000

35-500.004

8035.00〃

XTH50M-XT3¥241,000

XTH50W-XT3¥231,500

50-650.005

8065.00〃

XTH65M-XT3¥241,000

XTH65W-XT3¥231,500

65-800.005

8065.00〃

XTH80M-XT3¥257,000

XTH80W-XT3¥245,000

80-1000.005

10080.00〃

XTH100M-XT3¥269,000

XTH100W-XT3¥252,000

100-1250.006

115125.00

XTPG04M-XT3

XTH125M-XT3¥285,000

XTH125W-XT3¥268,200

125-150

0.006

115125.00〃

XTH150M-XT3¥302,000

XTH150W-XT3¥279,400

150-1750.007

115

175.00〃

XTH175M-XT3¥316,000

XTH175W-XT3¥292,400

175-200

0.007

115

175.00〃

XTH200M-XT3¥415,000

XTH200W-XT3¥359,400

200-2250.008

118225.00〃

XTH225M-XT3¥458,000

XTH225W-XT3¥403,000

225-250

0.008

118225.00〃

XTH250M-XT3¥475,000

XTH250W-XT3¥409,400

250-275

0.009

118275.00〃

XTH275M-XT3¥524,000

XTH275W-XT3¥458,200

275-300

0.009

118275.00〃

XT3ホールマチックデジタルピストルグリップボアゲージセット
測定範囲（㎜）型 番価 格測定ヘッド数

設定リング

2-6

SXTH1M-XT3¥458,00053（2.5/4/5㎜）

6-10

SXTH3M-XT3¥189,600

21（8㎜）

10-20

SXTH4M-XT3¥229,900

32（12.5/20㎜）

20-50

SXTH5M-XT3¥332,000

32（20/35㎜）

50-100SXTH6M-XT3¥375,000

32（65/80㎜）

100-150SXTH7M-XT3¥334,80021（125㎜）

150-200

SXTH8M-XT3¥447,20021（175㎜）

6-20

SXTH10M-XT3¥308,00053（8/12.5/20㎜）

20-100SXTH11M-XT3¥556,00064（20/35/65/80㎜）

100-200

SXTH9M-XT3¥718,000

42（125/175㎜）

深穴用ストッパー

SXTH5M-XT3

ピストルグリップ＋ディスプレーのみの単価型 番

内径範囲（㎜）

価 格型 番DSTOP012-6¥16,300

延長棒（深穴径測定用）
型 番

価 格

長さ（㎜）

EGX 0200¥17,000

636-10

EGX 0400¥17,00076

10-12.5

EGX 0500¥17,000100

12.5-20

EGX 0001¥25,000

150

20-50

EGX 0004¥26,500

150

50-300

測定範囲（㎜）

価 格

XTPG01M-XT32-6¥140,000

XTPG02M-XT36-20¥140,000

XTPG03M-XT320-100¥140,000

XTPG04M-XT3100-300¥140,000適合ヘッド範囲（㎜）※BLUETOOTH内蔵モデルのご注文は、注文時に別途22,500円追加下さい。
後からの追加は出来ません。

SIMPLY SOPHISTICATED

7ボアゲージ

XT デジタル ボアゲージ Xtreme
バウアーズ社のXTデジタルXtreme内測マイクロメータでは、従来のラチェット式ボアゲージの高品質な機能に、先進的なIP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を組み込んでいます。
XTシリーズは大きな機械的ストロークを持ち合わせているため、従来では困難を伴っていた測定部位に特殊ヘッドで対応することが出来ます。ねじ穴、スプラインスロット、溝、深穴などに対応する特殊ヘッドを製作できますので、お問い合わせ下さい。

従来モデルの限定販売品

バウアーズ社のXTシリーズ内測マイクロメータは単品またはセットでご購入できます。
すべてのXT機器は測定範囲が大きく、アンビル交換の必要がありません。
測定ヘッドと設定リングの両方にＵＫＡＳ検査証が標準で付いています。

蘋 最小表示単位：0.001㎜
蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。
蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

特 長

蘋 優れたラチェットストップ機構により、安定した測定ができます。

蘋 IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を備えています。

蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。

蘋 すべての設定リングにＵＫＡＳ検査証が標準で付属しています。

蘋 大きくて見やすいディスプレー表示。

蘋 すべてのゲージにも、ＵＫＡＳ検査証が標準で付属しています。

蘋 プリセットメモリーを3つ入力できます。

蘋 すべてのデジタルディスプレー装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。

蘋 RS232Cによる出力。
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。
蘋 プラスチックケース又は木箱入りです。

新価格でご提供します。なお、数量が限定されていますので、完売次第、販売終了となります。

設定リング付及び設定リング無（測定ヘッド＋ディスプレーのみ）の単品型 番

価 格

設定リング付型 番価 格

設定リング無穴径の測定範囲（㎜）精 度（㎜）

測定深さ（㎜）

設定リング（㎜）

8.00

XTD6M

¥116,470

XTD6W¥107,350

6-80.004

58

XTD8M

¥115,900

XTD8W¥107,350

8-100.004

58

8.00

XTD10M¥115,900

XTD10W¥107,350

10-12.5

0.004

58

12.50

XTD12M¥118,370

XTD12W¥110,675

12.5-160.004

6212.50

XTD25M¥180,500

XTD25W¥159,980

25-35

0.004

66

35.00

XTD35M¥188,670

XTD35W¥166,630

35-50

0.004

80

35.00

XTD50M¥203,490

XTD50W¥182,020

50-65

0.005

80

65.00

XTD65M¥207,860

XTD65W¥186,200

65-800.005

8065.00

XTD80M¥232,750

XTD80W¥203,490

80-1000.005

10080.00

XTデジタルボアゲージセット（測定ヘッド、デジタルディスプレー、設定リング）
測定範囲（㎜）8設定リング

デジタルディスプレー

21（8㎜）XTDU632（65/80㎜）

XTDU50型 番

価 格測定ヘッド数

6-10

SXTD3M¥142,310

50-100SXTD6M¥368,220SIMPLY SOPHISTICATED

12.5mm以上の3点式
ボアゲージでは、上記のような止まり穴の底の測定ができます。

ボアゲージ

XT ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ Xtreme
バウアーズ社のXTホールマチックXtremeボアゲージは、人間工学的ピストルグリップのハンドル部と斬新な引き金動作が組み合わされ、計測作業の速さと均一な計測圧力を実現しています。
デジタル表示画面の鮮明さ、IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能などの高性能に加え、2〜300㎜までの広い測定範囲により、より使い易く、精度も保証されています。
XTホールマチック・ピストルグリップボアゲージは単品としても、ある測定範囲内でのフルセットとしても供給されています。すべてのXT機器は、固定アンビルによっても広い測定範囲に使用することが可能なうえ、測定ヘッドと設定リングの両方にＵＫＡＳの検査証が標準で付いています。

特従来モデルの限定販売品

長蘋 IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を備えています。
蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。

蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。

蘋 大きくて見やすい回転式ディスプレーが付いています。

蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

蘋 プリセットメモリーを3つ入力できます。

蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 RS232Cによる出力。

蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 ヘッドが自動センタリング方式です。
蘋 測定圧力が均一にかかります。

蘋 すべてのピストルグリップゲージにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 素早く、正確な測定ができます。

蘋 すべてのゲージと測定ヘッドに製造番号が記載されています。

蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式の測定ヘッド。

蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付測定ヘッドの製作ができます。
（ワーク図面をお送り下さい。
）

蘋 最小表示単位：0.001㎜

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。

蘋 ケース入りです。

新価格でご提供します。なお、数量が限定されていますので、完売次第、販売終了となります。

XT ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ
型 番

価 格

設定リング付型 番

価 格

設定リング無XTH10M¥148,580

XTH10W¥141,740

穴径の測定範囲（㎜）精 度（㎜）

測定深さ（㎜）

設定リング（㎜）

ディスプレーユニ
ットのみの型番

10-12.50.004

58

12.50

XTPG02M〃

XTH12M¥154,280

XTH12W¥146,11012.5-160.004

62

12.50

XTH16M¥157,320

XTH16W¥147,060

16-200.004

6220.00〃

XTH20M¥157,320

XTH20W¥147,535

20-25

0.004

66

20.00

XTPG03M

XTH35M¥223,250

XTH35W¥175,750

35-50

0.004

80

35.00

〃

XTホールマチックデジタルピストルグリップボアゲージセット
測定範囲（㎜）

6-10
6-20

型 番

価 格

測定ヘッド数設定リング

SXTH3M
SXTH10M¥180,120¥292,600

251（8㎜）
3（8/12.5/20㎜）

SIMPLY SOPHISTICATED

9