testo easyEmission
软件
操作手册

中文

总说明

3

总说明
本手册包含了有关该软件的特性及应用等方面的重要信息。在使用该软甲之前，务请先仔细地通读本手册，并将本手册放在手头，需要时可以随时查阅。
本手册中testo easyEmission软件操作界面为中文界面。
通过授权码激活软件后，软件的功能范围取决于所连接仪器的国家版本以及数量、仪器类型。本文档中的描述覆盖了软件适用的仪器类型的完整应用。
符号
符号

含义

特别重要的信息
Text*

文本显示在仪器屏幕或PC显示器上软件操作数据引用标准的鼠标配置（左键选择，右键上下文菜单）。

商标
Microsoft和Windows是微软公司在美国和其他国家的注册商标。Intel和Pentium是英特尔公司在美国和其他国家的注册商标。
其他的商标或产品名称也为相应的企业所有。

4

目录

目录
总说明......................................................................................................................................................... 3目录 ............................................................................................................................................................ 4A.
设计用途........................................................................................................................................... 6B.
软件使用........................................................................................................................................... 7
B.1
系统配置要求 ........................................................................................................................ 7
B.2
软件安装 ................................................................................................................................ 8
B.3
开启软件 ................................................................................................................................ 8
B.4
建立 testo 335、340 的连接 ................................................................................................ 9
B.5
建立 testo 350 S/M/XL 的连接 .......................................................................................... 10
B.6
建立 testo 350 的连接 ........................................................................................................ 12
C.
操作 ................................................................................................................................................ 14D.
应用示例......................................................................................................................................... 15E.
功能 ................................................................................................................................................ 17
E.1
Testo Logo .......................................................................................................................... 17
E.1.1
扩展注册码 ...................................................................................................... 17E.2
通用 ...................................................................................................................................... 17
E.2.1
之前模块 .......................................................................................................... 17
E.2.2
初始页 ............................................................................................................. 17
E.2.3
退出 ................................................................................................................. 18
E.3
文件夹 .................................................................................................................................. 18
E.3.1 搜索文件夹 ............................................................................................................... 18
E.3.1.1 文件夹列表 .......................................................................................................... 18
E.3.2
文件夹细则 ...................................................................................................... 20
E.3.2.1 地址 ...................................................................................................................... 20
E.3.2.2 测量点列表 .......................................................................................................... 20
E.3.3
更改数据文件夹 ............................................................................................... 21
E.3.4
插入新文件夹 .................................................................................................. 21
导入数据文件夹 ............................................................................................... 21
E.3.5
E.4
测量点 .................................................................................................................................. 23
E.4.1 显示测量点数据........................................................................................................ 23
E.4.1.1 测量点、文件夹、设置、Parameters .............................................................. 23
E.4.1.2 测量值 .................................................................................................................. 24
E.4.2
更改测量点数据 ............................................................................................... 25
E.4.3
插入新测量点 .................................................................................................. 25
E.5
测量值 .................................................................................................................................. 26
E.5.1 搜索测量值 ............................................................................................................... 26
E.5.2
显示测量数据 .................................................................................................. 28
E.5.2.1 信息 ...................................................................................................................... 28
E.5.2.2 图像 ...................................................................................................................... 29
E.5.2.3 测量结果 .............................................................................................................. 30
E.5.2.4 数据表 .................................................................................................................. 31

E.6

测量类型 .............................................................................................................................. 32
管理测量种类 .................................................................................................. 32
定义测试程序 .................................................................................................. 33
公式设置 .......................................................................................................... 34报告设计 .......................................................................................................... 35
E.6.4.1 域、字体、边界、页 ............................................................................................ 37
E.6.4.2 编辑器 .................................................................................................................. 38
E.6.4.3 预览 ...................................................................................................................... 38
testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350.................................................................... 39
E.7.1
上传测量点 ...................................................................................................... 39
E.7.1.1 PC 中的测量点.................................................................................................... 39
E.7.1.2 分析仪中的测量点 ................................................................................................ 40
E.7.2
上载测试程序/传输测量器项目 ........................................................................ 40
E.7.3
读入测量点值 .................................................................................................. 41
E.7.4
实时测量 .......................................................................................................... 42
E.7.4.1 测量值、显示、图表 .......................................................................................... 43
E.7.4.2 显示顺序 ................................................................................................................ 44
E.7.4.3 分析仪控制器 ...................................................................................................... 44
E.7.5
装载 testo 335/340、testo 350 S/M/XL、testo 350 ........................................ 45
E.7.5.1 分析仪 (仅 testo 350S/M/XL, testo 350) ......................................................... 46
E.7.5.2 显示配置信息/更改配置 ..................................................................................... 46
E.7.6
管理仪器组合（仅 testo 350 S/M/XL 和 testo 350） ....................................... 49
设置 ...................................................................................................................................... 50
E.8.1
数据表设计器 .................................................................................................. 50
E.8.1.1 域、字体、边界、页 .......................................................................................... 51
E.8.1.2 编辑器 .................................................................................................................. 52
E.8.1.3 预览 ...................................................................................................................... 52
E.8.2
配置 ................................................................................................................. 52
E.8.2.1 分析仪 .................................................................................................................... 52
E.8.2.2 首页 ...................................................................................................................... 53
E.8.2.3 单位 ...................................................................................................................... 53
E.8.2.4 特定点的数据 ...................................................................................................... 53
E.8.2.5 程序 ...................................................................................................................... 53
E.8.2.6 所有者数据 .......................................................................................................... 54
E.8.2.7 背景颜色 ................................................................................................................ 54
E.8.2.8 软件更新 .............................................................................................................. 54
E.8.2.9 语言 ...................................................................................................................... 54
E.8.2.10 备份 ..................................................................................................................... 54
E.8.3
信息 ................................................................................................................. 54
数据库 .................................................................................................................................. 55
E.9.1
数据备份 .......................................................................................................... 55
E.9.2
附加备份 .......................................................................................................... 55
E.9.3
恢复数据库 ...................................................................................................... 55
E.9.4
修复和整合 ...................................................................................................... 55
常见问题与解决方法 ..................................................................................................................... 56
E.6.1
E.6.2
E.6.3
E.6.4

E.7

E.8

E.9

F.

6

A. 设计用途A.

设计用途

testo easyEmission软件适用的仪器包含testo 335、testo 340、testo 350S/M/XL和
testo 350，可实现如下功能：- 通过软件配置仪器。
- 管理文件夹、测量点和测量数据。
- 从测量仪器导入数据,或将数据导出至测量仪器。
- 数据导出至Excel®表格。
- 图形化显示测量数据和表格化显示测量数据。
- 在线测量- 对导入的数据设置、保存和打印测量协议。

B. 软件使用

B.

软件使用

B.1

系统配置要求操作系统
软件可在如下操作系统中运行：-

Windows® XP ServicePack 3 (SP3)-

Windows® Vista-

Windows® 7
使用德图数据总线控制器时，软件仅可在32位的操作系统中运行。

-

其他

电脑
电脑的配置除可满足相应操作系统的要求外，同时还需满足如下要求：-

USB接口1.1或更高-Internet Explorer 5.0 SP1或更高-

硬盘（最少）：150MB空间-Microsoft® .Net-4-Framework: 2GB
testo easyEmission软件会自动同步总线用户的日期和时间。若手操器和分析箱
的日期和时间不同步，则会自动使用手操器的设置！若系统中包含了手操器、分析箱和testo easyEmission软件，在系统同步前，需首先将手操器调整并与testo
easyEmission软件相连，然后再连接分析箱。

7

B. 软件使用

8

B.2

软件安装

安装USB驱动，请参阅单独的USB驱动光盘和文档。
在Windows® XP、Vista和Windows 7中安装该软件需要管理员权限。
安装后，需要输入授权码。如果没有授权码，软件会以试用版来运行，部分功能受
限（30天的时间限制）。软件初次启动时，授权码输入窗口会自动跳出。
1 插入光盘
若安装程序没有自动开启：启动（ 双击）光盘目录下的Setup.exe文件（从我的电脑或Windows资源管理器
进入）。
2.

按照安装程序的说明操作。

-

testo easyEmission软件安装完成。
-

testo 350数据总线控制器软件安装完成，可实现testo 350S/M/XL或testo 350和电脑间的连接。

B.3

开启软件
所有程序

Testo

testo easyEmission 软件- 程序打开。操作界面语言自动对应操作系统系统语言。
- 软件初次启动时，注册码输入窗口会自动跳出。
输入注册码（在光盘包装内）[OK]软件的功能范围取决于所连接仪器的国家版本以及数量和类型。
若要输入额外的注册码，请见第17页的扩展注册码。

B. 软件使用

B.4

9

建立testo 335、340的连接

在数据传输过程中，分析仪将切换至从属模式，从属模式下，分析仪的操作按键将
被禁用。一旦数据传输停止，从属模式将关闭，可通过操作按键正常控制分析仪。
在断开testo 335、testo 340与电脑的连接之前，请先关闭软件，否则有可能导致
程序崩溃。
通过USB线连接
将testo 335、testo 340连接至电脑需使用连接线0449 0047。另外，testo 335也可通过IrDA接口进行连接。
1 将USB连接线接入电脑USB接口。
2 将USB连接线接入仪器USB接口。
3 仪器开机()。

通过IrDA接口连接见第44页装载testo 335/340、testo 350 S/M/XL、testo 350。
通过蓝牙连接需激活电脑的蓝牙模块和testo 335、testo 340的蓝牙模块（见任务栏上的蓝牙符号：蓝
色=打开，灰色=关闭）。此外，需建立测量仪器与电脑间的蓝牙连接。
通过蓝牙向导自动建立连接。在testo 335、testo 340的配置中选择了蓝牙接口后，蓝牙向导会立即开启。见第44页装载testo 335/340、testo 350 S/M/XL、testo 350。
根据电脑蓝牙模块的不同，可能要求输入密码或主密钥进行设备识别。德图仪器所有
产品的密码都是：1234。
任务栏上的蓝牙符号会显示蓝牙的连接状态（绿色：连接，白色：未连接）。

10B. 软件使用

B.5

建立testo 350 S/M/XL的连接当电脑处于节电或待机模式时，可能出现连接问题或测量数据丢失的情况。因此需关闭节电或待机模式。
在数据传输过程中，分析仪将切换至从属模式，从属模式下，分析仪的操作按键将
被禁用。一旦数据传输停止，从属模式将关闭，可通过操作按键正常控制分析仪。
如果在没有关闭软件的情况下连接中断，testo 350将保持从属模式。如下操作可停用
从属模式：→
在断开testo 330/335与电脑的现有连接之前，请先关闭软件，否则有可能导致程序崩溃。
通过串行接口连接
使用testo 350S/M/XL的手操器建立串行连接，仅可连接一台手操器至测量系统。
testo 350 S/M/XL与电脑的串行连接需使用连接线0409 0178。
1 将连接线接入电脑串行连接接口。
2 将连接线接入手操器的RS232接口。
3 仪器开机()。

通过USB转串口适配器连接
使用testo 350S/M/XL的手操器设置USB转串口连接。仅可连接一只手操器至测量系统。
testo 350 S/M/XL与电脑的USB转串口连接需使用连接线0409 0178和USB转串口接头。
1 将USB转串口接头接入电脑串行连接接口。
2 将连接线接入手操器的RS232接口。
3 将USB转串口接头与连接线相接4 仪器开机()。

在数据交换过程中，测量仪器将切换至从属模式，该模式下，测量仪器的操作按键将
被禁用。

B. 软件使用11

一旦数据交换停止，从属模式将关闭，可通过操作按键正常控制分析仪。
如果在没有关闭软件的情况下连接中断，testo 350 S/M/XL将保持从属模式。如下操作可停用从属模式：→通过蓝牙连接需激活电脑的蓝牙模块和testo 350 S/M/XL的蓝牙模块。蓝色背景/白色图标=蓝牙开启，已通过蓝牙模式与分析箱连接并运行。
通过蓝牙向导自动建立连接，在testo 350 S/M/XL的配置中选择了蓝牙接口后，会立即开始。见第44页装载testo 335/340、testo 350 S/M/XL、testo 350。
根据电脑蓝牙模块的不同，可能要求输入密码或主密钥进行设备识别。德图仪器所有
产品的密码都是：1234。
任务栏上的蓝牙符号会显示蓝牙的连接状态（绿色：连接，白色：未连接）。
通过USB数据总线控制器连接（64位的Vista系统和64位的Windows 7系统不可用）。
分析箱通过USB数据总线控制器与电脑直接连接，无需连接手操器。
USB数据总线控制器是一个大功率装置，可能需要一个额外的USB HUB。
1

将分析箱连接至数据总线控制器：将数据总线控制器插头插入分析箱的DATA插口，
再将串行连接插头插入数据总线控制器的通道1插口。

2

将USB数据总线控制器连接至电脑：将USB接头（B型）接入数据总线控制器的
USB接口，再将USB接头（A型）接入电脑的USB接口。

3设置分析箱电源。

4启动testo 350数据总线控制器的软件：开始 > 所有程序 >Testo > testo 350数据
总线控制器。

12

B. 软件使用

B.6

建立testo 350的连接

在数据交换过程中，测量仪器将切换至从属模式，从属模式下，手操器的操作按
键将被禁用。一旦数据交换停止，从属模式将关闭，可通过操作按键正常控制测量仪器。
在断开testo 350与电脑的电缆连接前，请先操作testo easyEmission软件- 点击按钮 [取消连接]（装载testo350→连接）
或-点击按钮[初始页]或-点击按钮[退出]若连接的分析箱还没有预设国家版本：
那么将会按照电脑的国家设置，激活相应的国家版本。该过程耗时约1分钟。之后
分析箱将自动重启。
通过USB连接线连接
testo 350与电脑相连需使用连接线0449 0073.
1 将连接线接入电脑的USB口。
2 将连接线接入测量仪器的USB口。
3 测量仪器开机()

testo 350也可通过蓝牙®设置连接，见第44页装载testo 335/340、testo 350 S/M/XL、
testo 350。
通过蓝牙连接®
电脑和testo 350的蓝牙模块都需激活，蓝色背景/白色图标=蓝牙开启，蓝牙与分析箱已连通并运行。
通过蓝牙向导自动建立连接，在testo 350的配置中选择了蓝牙接口后，会立即开始。见
第44页装载testo 335/340、testo 350 S/M/XL、testo 350。

B. 软件使用13根据电脑蓝牙模块的不同，可能要求输入密码或主密钥进行设备识别。德图仪器所有
产品的密码都是：1234。
任务栏上的蓝牙符号会显示蓝牙的连接状态（绿色：连接，白色：未连接）。
通过USB数据总线控制器连接（64位的Vista系统和64位的Windows 7系统不可用）。
分析箱通过USB数据总线控制器直接连接。
USB数据总线控制器是一个大功率装置，可能需要一个额外的USB HUB。
操作CANcaseXL盒需要安装它的USB驱动。
( USB 驱动在 testo easyEmission软件光盘的二级目录下：\CanCaseXL\32bit\CanCaseXL).
1

将连接线接入数据总线控制器（通道1）和分析箱（DATA口）。

2

将USB数据总线控制器连接至电脑： 将USB接头（B型）接入数据总线控制器的
USB接口，再将USB接头（A型）接入电脑的USB接口。

3设置分析箱电源。

4启动testo 350数据总线控制器的软件：开始 > 所有程序 > Testo > testo 350数据
总线控制器。

5

启动testo easyEmisson软件：开始 > 所有程序 > Testo > testo easyEmisson
软件，并设置与testo 350的连接。

14

C. 操作

C.

操作

② 快速访问工具栏：可对已有模块进行快速访问。
② Testo-Logo：证书扩展的可能性。
③ 功能区：包含不同的模块，分成多个模块组。
打开模块：选择所需的模块，如配置也可通过快速访问工具栏打开这些模块。名称和功能区里对应的模块组的名称一样。
某些模块仅在已有数据存储或某些特定数据已被选中的情况下可用。
若未激活某一模块，可通过初始页面直接访问，初始页中包含了最常用的一些模块。某些模块包含多个标签（如装载testo 350 S/M/XL的模块）：打开模块： 选择所需的标签，如分析仪。
④ 工作区：
所有的输入都是在工作区进行的。
可按[F11]在工作区的标准显示和全屏显示间切换。

D. 应用示例

D.

15

应用示例

本章将以示例的方法对软件典型应用的重要步骤进行说明。
有关软件功能的详细描述，请见第17页功能。
配置软件
配置。

1 选项卡设定
2 选项卡所有者数据输入/更改地址信息。

3 选项卡单位

选择单位。

4 选项卡备份

进行备份设置。

5 保存更改： [应用]配置仪器装载 testo 335/340或装载testo 350

1 testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350
S/M/XL，装载testo 350
2 打印文本：设定

配置

所有者数据

[应用]

新建文件夹
1 文件夹

插入新文件夹

2 在相应的框格内输入新文件夹的信息

[保存]

新建测量点
1 测量点

插入新测量点2 在测量点、设置、Parameters、数据表标签等的相应框格内输入新测量点的信息[保存]传送测量点至仪器
1 testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350

上传测量点

2 在PC中的测量点的文件夹中选择测量点(

[上载]

)

16

D. 应用示例进行测量激活测量点，进行测量并保存读数：见testo 335、testo 340、testo 350 S/M/XL、
testo 350的操作手册。
读取仪器内测量数据
1 testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350→2 选择分析仪中的测量标签内的测量协议
显示并打印测量协议
1 测量值→搜索测量值
2 选择测量协议→显示
3 打印测量协议：打印

读入测量点值

→[下载]

E. 功能

E.

功能

E.1

Testo Logo

E.1.1

扩展注册码

不同类型仪器要求输入单独的注册码，从而获得相应的软件功能。
testo-Logo →

1

扩展注册码

2 输入注册码（在光盘的包装上）→ [OK]

E.2

通用

E.2.1

之前模块

回到前一模块：

E.2.2

之前模块

初始页

打开初始页面：初始页

初始页中包含了最为常用的模块，可直接访问（收藏夹）。

17

18

E.功能

E.2.3

退出

结束程序：
-

退出

若当天还没有进行数据备份，数据库备份询问窗口会打开：
完整备份：对数据库进行完整的备份。
保存更改：将保存上次备份后所作的更改。
当前不备份：程序关闭，不备份数据。
进行数据备份：选择所需的选项 (E.3)→ [OK] → [OK].

文件夹

文件夹以客户的名称来命名，如某某公司。每个文件夹都包含测量点和相关的测量协议。
可通过客户菜单打开搜索文件夹、文件夹细则、更改数据文件夹、插入新文件夹以及导入数据文件夹模块。模块组/文件夹菜单可激活/停用（设定 – 配置 – 程序）。

E.3.1 搜索文件夹使用搜素文件夹模块，可通过查找条件搜索文件夹。
打开模块：文件夹→搜索文件夹

E.3.1.1

文件夹列表

选择所需的查找条件。

E. 功能-所有符合相应搜索条件（如联系人字段）的文件夹都会显示出来。

-

若输入多个搜索条件，仅满足所有条件的客户会被搜索到。

激活文件夹
若文件夹未被激活，文件夹细则和更改数据文件夹模块不可用。
激活文件夹
-选中的文件夹以颜色突出显示。

显示文件夹数据
激活文件夹 → [显示]-文件夹细则模块打开，见第20页文件夹细则。

更改数据文件夹
激活文件夹→[更改]-

更改文件夹模块打开，见第21页更改数据文件夹。

新建文件夹
激活文件夹→[更新]-插入新文件夹模块打开，见第21页插入新文件夹。

删除文件夹
激活文件夹→[删除] →是-文件夹删除。
可激活或删除多个文件夹。删除文件夹后，文件夹内的所有的测量点和测量值都会
删除。

19

20

E.功能

E.3.2

文件夹细则

文件夹细则模块可显示文件夹数据和该文件夹所储存的其他信息。
打开模块
仅在搜索文件夹模块中已激活的文件夹的文件夹细则模块可用，见第18页搜索文件
夹。
文件夹→搜索文件夹
文件夹细则模块分成上下两块。地址标签在上面，测量点列表标签在下面。

E.3.2.1

地址

更改地址
[更改]
-

更改数据文件夹模块打开，见第21页更改数据文件夹。

删除文件夹
[删除]→[是]-文件夹删除。

搜索文件夹
[搜索]
-

搜索文件夹模块打开，见第18页搜索文件夹。

E.3.2.2

测量点列表

激活测量点
若测量点未激活，显示测量点数据和更改测量点数据模块不可用。
激活测量点-选中的测量点以颜色突出显示。

显示测量点数据激活测量点→[显示]-显示测量点数据模块打开，见第23页显示测量点数据。

更改测量点数据激活测量点→[更改]

E.功能
-

21

更改测量点数据模块打开，见第25页更改测量点数据。

删除测量点
激活测量点→[删除] →是-测量点删除。

插入新测量点激活测量点→[新建]-插入新测量点模块打开，见第25页插入新测量点。

E.3.3

更改数据文件夹可通过更改数据文件夹模块更改现有文件夹数据。
打开模块仅在搜索文件夹模块中已激活某一文件夹时，更改数据文件夹模块可用，见第18页搜索文件夹。
文件夹→更改数据文件夹
更改数据
在相应的框格输入对文件夹数据的更改→[保存]-文件夹细则模块打开，见第20页文件夹细则。

E.3.4

插入新文件夹

可使用插入新文件夹模块建立一个新的文件夹。
打开模块：文件夹→插入新文件夹
在相应的框格内输入新文件夹的数据→ [保存]-文件夹细则模块打开，见第20页文件夹细则。

E.3.5

导入数据文件夹使用导入数据文件夹模块，可将其他应用程序中的数据导入现有文件夹。
打开模块文件夹→导入数据文件夹

E. 功能22

导入数据导入文件夹数据前，需首先将数据转换成可支持的格式：
带分隔符（逗号、分号、制表）的文本文件；
Microsoft Access®数据库格式；
Microsoft的Excel®表格标准程序（如Microsoft®、Outlook®）通常都会支持上述的某一格式。
1 选择导入格式()→[本地]

2 选择要导入的文件。
当导入 Access数据库文件时，你可能需要：输入用户名和密码
3 [下一步]当导入 Excel表格时，你可能需要：
选择具体的工作表→[下一步]当导入 Access数据库文件时，你可能需要：输入用户名/密码。
选择一张表格→[下一步]匹配导入数据数据读取后，需对数据框进行匹配。只有匹配过的数据库才有效。
从文本文件导入数据时，有可能第一行信息并未包含任何地址数据。如果需要：第一行含列名1 打开下拉列表( ) - 选择目标数据框。
-

导入数据框配置成为目标数据框。

2 重复步骤1，完成其他所需的数据框。
若数据字段文件夹存在, 但文件描述在软件中已匹配，那么现有的数据会被导入的数据覆盖。
若数据字段文件夹为空，那么相应的数据表不会导入进来。
3 [应用] → [OK]-搜索文件夹模块打开，见第18页搜索文件夹。

E. 功能E.4

测量点通过测量点功能可打开显示测量点数据、更改测量点数据、插入新测量点模块。

E.4.1 显示测量点数据通过显示测量点数据模块，可查看系统数据和存储在系统内的测量数据。
打开模块
当激活使用数据页菜单（设定-配置-程序）时： 仅已在文件夹细则模块中激活某一文件夹时，显示测量点数据模块可用，见第20页文件夹细则。
当激活仅使用测量点菜单（设定-配置-程序）时：显示测量点数据模块可用。
测量点→显示测量点数据
显示测量点数据模块分成两块。测量点、文件夹、设置及Parameters标签在上面，测量值标签在下面。

E.4.1.1

测量点、文件夹、设置、Parameters显示测量点的相关信息。
文件夹详细信息[文件夹详细信息]-文件夹细则模块打开，见第20页文件夹细则。

数据表
[数据表]
-

数据表模块打开

23

24

E.功能

仅在使用数据表模块激活时（设定 - 配置 - 程序），数据表模块可用。
系统数据的样式由数据表设计器决定。见第50页（设定 - 数据表设计器）可对数据进行挑选，用于数据归档显示。
在可编辑区域输入内容，点击 [保存]确认。
更改测量点数据[更改]-

更改测量点数据模块打开，见第25页更改测量点数据。

E.4.1.2测量值激活测量协议
若未激活测量协议，显示测量数据模块将不可用。
激活测量协议
-所选的测量协议以颜色突出显示。

显示测量协议
激活测量协议→[显示 ]-显示测量数据模块打开，见第28页显示测量数据。

删除测量协议
激活测量协议
-[删除 ] → [是]测量协议删除。

合并测量协议
多个测量协议可合并成一个测量协议。
1 激活测量协议，按住Ctrl键进行多选。
2 [连接]-

测量协议合并成了一个测量协议。

E. 功能E.4.2

更改测量点数据

使用更改测量点数据模块更改现有测量地点数据。
打开模块
当使用文件夹和测量点菜单（设定-配置-程序）激活： 仅已在文件夹细则模块中激活某一文件夹时，更改测量点数据模块可用，见第20页文件夹细则。
测量点→ 更改测量点数据
更改数据
在相应的框格内输入更改→[保存]-显示测量点数据模块打开，见第23页显示测量点数据。

E.4.3

插入新测量点可使用插入新测量点模块创建一个新的地点。
打开模块
测量点→ 插入新测量点
在测量点、设置、Parameters标签的相应的框格内输入新测量的数据→[保存]-显示测量点数据模块打开，见第23页显示测量点数据。

25

26

E.功能

E.5

测量值

通过测量值功能可打开搜索测量值和显示测量数据模块。

E.5.1 搜索测量值
可使用搜索测量值模块查找存储在电脑内的测量协议。
打开模块
测量值→
-

搜索测量值

存储在电脑内的所有测量协议都会显示出来。若只要显示一个测量点的测量协议，
见第23页显示测量点数据。

激活测量协议
若未激活测量协议，显示测量数据模块将不可用。
激活测量协议
-选中的测量协议以颜色突出显示。

显示测量协议
激活测量协议→ [显示]-显示测量数据模块打开，见第28页显示测量数据。

删除测量协议
激活测量协议 (-)→ [删除 ] →[是 ]测量协议删除。

更改测量地点激活测量协议→[更改测量地点] →激活地点→[OK]-测量协议分配给所选的测量点。

E.功能

27

连接测量协议
多个测量协议可合并成一个测量协议。
1 激活测量协议，按住Ctrl键进行多选。
2 [连接]
3 选择测量协议要保存的测量点/路径→ [OK]-多个测量协议合并成了一个测量协议。

输出/输入测量协议仅输出： 激活测量协议[输出] 或 [输入] → 输入文件名并选择保存类型/选择文件类型并选择被输入问件→ [保存/打开]-测量协议已输出/输入。
如下信息将包含在Excel文件内：
Sheet
Sheet
Sheet
Sheet

testo: 测量结果
信息: 包括测量开始时间和测量结束时间。
文件夹: 包括客户名和客户ID。
测量点: 包含测量点的描述。

28

E.功能

E.5.2

显示测量数据可通过显示测量数据模块查看测量协议。
仅在搜索测量值或显示测量点数据模块中已选中某一测量协议时，显示测量数据模块可用，见第26页搜索测量值或第23页的显示测量点数据。
打开模块
测量值→

E.5.2.1

显示测量数据信息测量协议的相关信息显示在信息选项卡上。
在备注框中输入文本。
打印测量协议
打印测量协议，含协议信息和读数： [打印]选择报告模板→[OK]设置打印机→[确定]- 打印报告显示打印预览
打印预览测量协议： [前一个]E.功能将测量协议保存为PDF文件[以PDF文件形式保存]

E.5.2.2图像读数在图像选项卡中以图形显示（最多16个通道）打印测量协议
打印测量协议，含协议信息和读数： [打印]选择报告模板→ [OK]设置打印机→[确定]- 打印报告显示打印预览
预览测量协议： [前一个]选择报告模板→ [OK]报告创建。
将测量协议保存为PDF文件
存储为 PDF格式[以PDF文件形式保存][以PDF文件形式保存] →输入文件名( ) →选择保存类型() →[保存]以图形式样打印测量协议[打印图像文件]
设置打印机→[确定]将测量协议存储为图像[保存位图][保存位图] →输入文件名() →选择保存类型( ) → [保存]更改图形特性1 [设置]
2 通道： 选择测量通道 (3 保存设置： [OK])，联想： 输入通道名称。

29

30

E.功能

E.5.2.3测量结果读数在测量结果选项卡中以表格或列表的形式显示。
在线测量所得的经稀释功能测得的测量值以斜体显示。
打印测量协议
打印测量协议，含协议信息和读数： [打印]选择报告模板→ [OK]设置打印机→[确定]- 打印报告显示打印预览
打印预览测量协议： [前一个]-选择报告模板→[OK]报告创建完成。

将测量协议保存为PDF文件[以PDF文件形式保存] →输入文件名() →选择保存类型 () →[保存]将读数导出为Excel表格[输出Excel表格] →输入文件名 (-) → [保存]测量协议导出。
如下信息将包含在Excel文件内：
Sheet
Sheet
Sheet
Sheet

testo: 测量结果
信息: 包括测量开始时间和测量结束时间
文件夹: 名称和客户名称测量点: 包含地址和测量点的描述

将读数导出至电脑剪贴板[粘贴板]
读数以文本文件形式导出至电脑剪贴板、由制表符分隔。
分析测量结果可显示平均、最大、最小值以及标准偏差。分析范围可限定。
[最小值/最大值/平均值]激活所需的功能 ()→ [OK]选项：
标记读数范围→打开右键功能菜单→选择指定的分析范围(范围 1、2、3)。

E.功能

E.5.2.4

数据表

数据表选项卡显示系统数据。
打开数据表选项卡： 数据表
仅在使用数据页模块激活时（设定-配置-程序），数据表选项卡可用。
可在数据表设计器（设定-数据表设计器）中对需要进行存档显示的数据进行选择，见第50页。
滚动页面[下一页/前一页]更改视图
[放大/缩小]将数据表存储为PDF[以PDF文件形式储存][以PDF文件形式储存] →输入文件名 () →选择保存类型(

打印数据表
打印数据表，含数据信息和测量值： [打印]设置打印机→[确定]
-

打印协议

保存数据表
确认输入[保存]。

) →[保存]

31

32

E.功能

E.6

测量类型

E.6.1

管理测量种类

测量类型以预设定的方式为反复进行的常用测量方式提供设置。测量程序、计算公式（公式设定器）及测量数据的排版（报告设计器）等都保存在测量类型中。
打开模块
测量类型→

管理测量种类

管理测量类型模块分成两个部分。测量种类选项卡在上面，测量程序、输入域、公式设定器、测量值范围和报告设计器选项卡在下面。
激活测量类型
激活测量类型-选中的测量类型以颜色突出显示。

测试程序（仅用户自定义的测量类型）、公式设定器和报告设计器中包含了与测量类型
相关的最为重要的信息。
公式可以存储在输入域文件夹中，这样就可以使用其他域中的数值进行计算了。可通过测量值范围选项卡对测量值范围进行设置。测量值范围以范围 1开始。在排数内输
入数值范围。
选项：
打开测量程序/公式设定器/报告设计器选项卡：[编辑]设置用户自定义测量类型请确保输入的测量类型名称正确，后续无法更改。
[新建] →输入名称→ [OK]

E.功能

33

删除用户自定义测量类型仅可删除用户自定义的测量类型（用户）。
选择用户自定义的测量类型（选择名称）→ [删除]导出用户自定义测量类型
仅用户自定义的测量类型（用户）可导出。
1 选择用户自定义的测量类型（选择名称）→ [输出] 2 输入保存类型和文件名→ [保存]导入用户自定义测量类型无法覆盖/替换现有测量类型。
选择用户自定义的测量类型（选择名称）→ [打开]

[输入 ]

E.6.2

定义测试程序仅可为用户自定义的测量类型定义测试程序（用户），无法用于系统内置的测量类型（系统）。
仅在管理测量种类模块中已建立了用户自定义测量类型时，定义测试程序模块可
用，请见第32页管理测量种类。测试程序总是与已激活的测量类型相匹配的。
打开模块
测量类型→

定义测试程序定义测试程序用户可为testo 335/340 (测量程序), testo 350 S/M/XL (测量程序) , testo 350 (测量程序)
和testo 350实时测量(testo 350 S/M/XL / testo 350) (在线测量程序)的用户自定义测量类型设置测试程序。
1 激活所需的测试程序类型选项卡。
2 输入测试程序参数→[准备完成]仅限testo 350在线。
可在testo 350在线的测试程序内定义独立的测量和冲洗过程。

34

E.功能

输入测量频率
测量频率 (-)

通过设置测量频率，调整数据的保存频率。若测量频率设置为0，则不会存储任何测量数据。

条件1 （最大连续时间）最大连续时间 (-)

每阶段的时长设置完成

条件2 （最大值计数）最大值计数 (-)

每阶段的测量值的计数设置完成条件 3 (测量值超出限值) 条件-( )一旦某一测量通道内的测量值超出限值，该测量阶段终止。
设置循环从开始重复过程（循环）()

设置测量和新鲜空气冲洗过程时，需遵守测量频率和冲洗周期(见仪器操作手
册)。

E.6.3

公式设置

仅在测量类型模块中已选择某一测量种类时，公式设置模块可用，见第32页管理测量种
类。
公式总是与已激活的测量类型相对应。
打开模块
测量类型→

公式设置

添加/编辑公式
为每个公式设有单独的测量通道（栏），可用测量通道的名称来命名，便于识别，名称可自由设置。
1 添加公式： 增加新栏 ( ) →输入测量通道名称[下一个 >]-或编辑公式： 更改已定义的增加栏 ( )→选择测量通道名 [下一个 >]

E.功能

35

标准测量通道（栏）的命名保存在系统内，包含“测量单位”和“测量参数”。若多个烟气
分析仪连接在同一个总线系统中，还会额外给出每个仪器的“总线地址”，以便清晰区别每个测量通道。因此，给总线系统创建公式时，仅使用测量通道（栏），因为它已经是由现有的测量值计算而来（取自现有栏），名称中已包含各自的总线地址。这样
可以确保公式中所用的列与仪器的相应测量通道清晰匹配，从而保证了公式的适用性。
2 使用标准栏（标准测量通道）：
使用标准栏 ( ) → [下一步 >]-或从存在的测量值中提取栏（测量通道）： 从存在的测量值中提取栏
测量→ [下一步 >]

(

) →选择

双击)，通过数学操作键 (+, -, *, /)连接。点击[帮助]3 为栏输入测量公式：选择栏(按钮获取有关公式语法的详细信息。
4 检查输入的公式是否可用: [检测].
5 保存公式： [保存]

E.6.4

报告设计

仅在管理测量种类模块中已选择某一测量类型时，报告设计模块可用，见第32页管理测量种类。
样式总是与已激活的测量类型相对应。
要打印某一测量类型的测量值，必须要定义打印格式。
打开模块
测量类型→ 报告设计样式设计模块分成两块区域。域、字体、边界和页选项卡位于左侧，编辑和预览选项卡位于右侧。
设置/编辑报告
使用域、字体、边框和页选项卡的功能可对报告进行设置和编辑，请见第37页的域、字体、边框、页。
请按如下操作：· 在编辑和预览选项卡上，以及在报告设计器打印报告时，数据和读数会显示出来，框
格仅作为填充数据和读数的工具，不会显示出来。

36 E.功能· 在表格内输入测量值时需要参考如下步骤，可通过使用分析功能获得，见第29页

分析测量结果：1 根据测量类型进行选取测量结果。
2 选择测量值选项卡中显示测量数据模块的数据表按钮，激活所需的功能.
选项：若要对某个范围应用分析功能，定义所需范围，如，在读数表格 (范围1 到 3) (通过鼠标右键功能菜单： )。
3 打印 [打印] →[确定] (若未设置报告，打印出来的会是一张白纸)-

打印时，分析功能与相应的测量类型相匹配，在报告编辑器中的数据框内可用。

保存报告
保存的样式将用于打印该测量类型的数值。
[保存]
保存样式为模板
已保存的报告可作为其他报告的模板，也可以复原报告至初始状态（如果报告有错误）（备份副本）。
[以...备份] →输入报告模板名称→ [OK]恢复报告已保存的报告可作为其他报告的模板，也可以复原报告至初始状态（如果报告有错误）（备份副本）。
[从...恢复] →选择报告名称→[OK]删除报告模板[从...恢复] →选择报告名称→[ Del ] (键盘按键)。
打印报告
[打印]
-

报告打印出来。

E.功能37

E.6.4.1 域、字体、边界、页
可通过该选项卡更改框格的属性（域类型、字体和边距）及页面属性。
所显示的框格的属性、字体和边距只对在编辑选项卡中（同一模块中）选中的框格有效。
设置框格类型
在域中选择框格类型()：· 文本范围： 在框格中输入文本。
在文本框中输入文本。
· 数据范围：对存储在数据库（读数、文件夹或系统数据）中的数据域进行选择，输入框格。
选择数据库区域 ()。

· 标记图形 (图标)： 在样式框中输入选中的图形。选择图形：[文件] →选择文件→[打开]· 图形（测量数据）： 数据库中存储的测量协议数据以图表的形式输入框格。
· 表格： 数据库中存储的测量协议数据以表格的形式输入框格。
可通过标记测量区域的方法，确定表格的哪个部分需要打印。
选择打印区域 ()： 限制打印区域或打印整个表格选择打印区域范围 ()： 选择单个区域或打印整个表格选择打印的数据 ()： 选择需要打印的数据
选择字体仅在已选中文本字段或数据字段时，该功能可用。
选择字体 ()· 标准字体： 使用页面文件夹中的标准字体。
· 指定字体： 使用非标准字体。
选择字体： [字体] →设置→ [确定]· 条形码： 使用了条形码字体。
在调整文本框中选择对齐方式 (

)。

边框设置
在边界中设置框格的边框属性(页面设置在页中更改页面属性和标准字体。

)。

38

E. 功能

输入并设置页面属性()。

定义标准字体： [默认字体 ...] →调整→ [确定]E.6.4.2编辑器在编辑器选项卡中可插入样式框、调整样式框尺寸，删除样式框。
插入新的样式框在窗体的空白区域按下鼠标左键 →拖动并获得大小合适的样式框→结束输入, 释放移动样式框选择样式框→按住拖动到所需的位置→结束拖动，释放。
删除样式框
突出显示样式框→[ Del ] (键盘按键)。

E.6.4.3预览在预览选项卡中显示样式框预览。

E.功能

39

E.7

testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350

E.7.1

上传测量点

使用上传测量点模块可将测量点传送至testo 350 S/M/XL / testo 350的手操器或testo 335, testo 340。
testo 350 S/M/XL: 当系统中没有手操器时（通过USB数据总线控制器连接时）该功
能不可用。
打开模块
testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350→

/

/

上传测量点

上传测量点模块分成两块区域，PC中的测量点选项卡在上面，分析仪中的测量点选项
卡在下面。

E.7.1.1

PC中的测量点

PC中的测量点选项卡显示存储在电脑上的测量点。
搜索测量点
在搜索框中输入搜索条件

开始搜索： [搜索]

40

E. 功能

将测量点上载至测量仪器选项：选择所有地点： [全部选择]取消选择地点： [未做任何选择]
选择地点 (

)

[上载]

显示测量点
激活测量点
-

[显示]

显示测量点数据模块打开，见第23页显示测量点数据。

更改测量点
激活地点
-

[更改]

更改测量点数据模块打开，见第25页更改测量地点数据。

E.7.1.2 分析仪中的测量点
分析仪中的测量点选项卡显示存储在仪器内的测量点。
选择测量点
选择测量点 ()

[删除]

删除测量点时，该测量点的测量数据将一并删除。
激活测量点
选择地点 ()[Activate]

激活的测量点附带有仪器内的测量数据。
选项:选择地点 [全部选择]取消选择地点： [未做任何选择]

E.7.2

上载测试程序/传输测量器项目打开模块testo 350, testo 335/340

(

) →

/

上载测试程序上载测试程序模块分成两块。PC中的测试程序选项卡在上面，分析仪中的测试程序选项卡
在下面。

E.功能

41

将测试程序上载至测量仪器每台测量仪器都存有6个程序。当程序上载至测量仪器时，总会有一个现有的程序被覆盖。可将某一程序同时传送给多台testo 350.
testo 335, testo 340和testo 350对可接受的程序名称没有限定，但testo 350 S/M/XL
有限定，可接受的标准名称请见仪器。
1 选择仪器内可被覆盖的测试程序。
2 选择电脑内可被覆盖的测试程序 [上载]激活仪器内的测试程序
一台仪器一次仅可激活一个测量程序。
选择仪器的测试程序 (

E.7.3

)

[激活]

读入测量点值

使用读入测量点值模块，可将存储在测量仪器内的测量协议传送到电脑。
打开模块
testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350→//

读入测量点值 ().

分析仪中的测量
选项：选择分析仪内的所有测量： [全部选择]取消选择分析仪内的测量： [未做任何选择]
请确保正确选择与测量数据匹配的测量类型；这会影响到与公式的匹配。选择一旦确定，后续无法更改。通过测量程序的文件名，在testo 335、testo 340中，与测量类型自动匹配。
1 仅testo 350： 选择测量类型( )2 选择分析仪内的测量( )→[下载]-测量协议在电脑内的存储位置和在仪器内一致。若所选测量协议的位置在电脑上不可用，软件会询问你是否需要设置。

-或2 选择分析仪内的测量 ( )→[下载至 ...]
[OK]

选择目标路径42

E.功能删除分析仪内的测量
激活仪器内的测量→[删除 ] →[是]
-

测量删除。

显示分析仪内的测量
若所选路径未保存在电脑内，该功能不可用。
选择分析仪内的测量： ( )→[显示]-显示测量数据模块打开，见第28页显示测量数据。
若在软件安装时，未选择正确的接口，有可能出现提示“系统没有找到与testo
350/330的连接”。
配置testo 335/340、testo 350 S/M/XL、testo 350 →选择接口(

E.7.4

)

实时测量

使用实时测量模块，可同时进行多达9种的烟气测量；通过电脑控制仪器。读数直接传送到电脑上并显示出来。
烟气分析仪350 S/M/XL和testo 350无法同时使用来进行平行的实时在线测量。
testo 350 S/M/XL和testo 350: 仅可: 在和多个烟气分析仪进行测量时，可对仪器进行分组，通过软件进行控制，以独立仪器的方式进行操作，见第49页管理仪器组合。
仅testo 350 S/M/XL和testo 350: 若在多个仪器组合中配置了同一台烟气分析仪，在这几个仪器组合同时在线运作时，可能会出现相互影响的情况（比如冲洗过程只应用于烟气分析仪，而没有应用到仪器组合）。
打开模块testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350 →
-

/

/

实时测量

在线测量1文件夹打开。

选项：
新建在线测量文件夹： +显示其他在线测量（文件夹编号）进行在线测量仅已激活的参数和测量单位显示在显示顺序选项卡中（同一模块内）。

E.功能

43

最小测量周期取决于连接类型以及需要从软件读取的仪器的数量：· testo 335, testo 340: 1s· testo 350 S/M/XL, 串联: 5s，每个额外增加的烟气分析仪：5s· testo 350 S/M/XL, USB连接：每个烟气分析仪1s· testo 350: 1s
若测量周期设置为0秒，屏幕上的读数会持续更新，但不会保存。
1 选择测量类型，用于匹配测量(
2 设置测量时间间隔 ())

仅testo 350 S/M/XL和testo 350：
3 选择仪器组，用于数据读取 ()

4 仅当已选择用户自定义的测量类型，且为其设置了在线 (testo 350 S/M/XL,
testo 350)测试程序时: 手册( ) 确认已配置的测量类型的在线测量，
手动配置
在线测量)
5 开始测量： [开始] 或 [开始所有过程 ]-在线测量开始（首先进入初始化阶段）-读数以表格（测量值选项卡）、显示框（显示文件夹）或图形（图表选项卡）的方式显示，见本页的测量值、显示、图表。

6 结束测量： [停止] 或 [停止所有过程]E.7.4.1

测量值、显示、图表· 测量值选项卡： 图表，含所有测量通道以及单个测量值的日期/时间。
在线保存读数： [另存为...]读数导出为Excel表格（Microsoft Excel 2000或更高！）：[输出 Excel表格]导出读数至剪贴板（文本文件，由制表位分隔）： [粘贴板]· 显示选项卡：显示所有测量通道。
手动保存读数（仅在测量周期设置为0s时可用）：[保存]更改显示窗口尺寸： 拖动缩放显示区域滑块()。

测量期间，可显示平均值、最大值、最小值，而非当前实际数值： [实际数值]( )放大显示框： [全屏] ()

在一个总是最前的独立窗口中显示测量数据： 显示最小窗口 (

)

44

E.功能

· 图表文件夹： 测量曲线图，4个可选的测量通道和可自动缩放的时间轴。
调整曲线图特性（显示通道、线条颜色、刻度）： [设置]将曲线图保存为位图： [保存位图][保存位图] →输入文件名() →选择保存类型 () →[保存]E.7.4.2 显示顺序测量通道显示在所有通道区域。 在仪器的当前显示顺序内仅可显示参数和测量单
位。
在线测量时显示在电脑上的测量通道，会显示在显示频道区域。
设置显示顺序添加/删除测量通道：[加入 ->], [增加所有 ->], [<- 删除] or [<- 全部删除 ]测量通道排序：选择测量通道[上]或[下]如有需要，输入报警限值：超出下限(

E.7.4.3)，超出上限()

分析仪控制器

testo 350 S/M/XL, testo 350
testo 350 S/M/XL、testo 350的部分功能可调。选择需要进行调整的仪器： 选择仪器(), [全选] 或 [选择空白]. 当选中分析箱时, [测量类型] 和 [稀释] 被激活。

功能应用于测量仪器而非仪器组合。
开始烟气测量：[测量]开启新鲜空气过程（仅适于有新鲜空气阀选项的仪器）：[Gas/air]开始调零：[调零]设置稀释系数（仅适于有新鲜空气阀或有CO量程扩展选项的仪器）(CO: testo 350 S/M/XL;
单槽: testo 350)： [稀释...] →设置系数(1 = 关闭稀释, 2、5、10、20、40 、自动 = CO 稀释; 所有传感器 = 全部稀释) →[OK]开始差压测量： 差压 . 数据内部存储并添加到表格中。

E.功能

45

开始微压测量: [微压]
testo 335, testo 340, testo 350
可在烟气测量的同时选择流速和差压测量。
开始烟气测量: 烟气测量→[开始]开始烟气测量 + m/s: 烟气测量+ m/s开始烟气测量 +△p: 烟气测量

+△p

→[开始]
→[开始]

关于流速/差压测量： 测量之前，请先进行测量地点设置（皮托管系数和修正系数）。测量不要超过5分钟，因为压力传感器的漂移，读数可能超出误差极限。

E.7.5

装载testo 335/340、testo 350 S/M/XL、testo
350

打开模块
testo 335/340, testo 350 S/M/XL, testo 350→
335/340,

装载testo 350 S/M/XL,

装载testo装载testo 350

选择连接类型选择烟气分析仪和连接类型：
若连接类型已选择为蓝牙，蓝牙向导会自动打开。 若要选额不同的连接类型，关闭向导或在开启easyEmission软件前关闭电脑的蓝牙模块。
-

蓝牙向导自动开启，查找周围所有的蓝牙设备。

46 E.功能选择所需的测量仪器（testo 335、testo 340、testo 350 S/M/XL、testo 350）→连接设
置。
若没有找到所需的仪器，搜索过程需重复进行。
仅testo 350通过RS232连接：选择使用端口 ( ).

E.7.5.1

分析仪 (仅testo 350S/M/XL, testo 350)

显示连接的仪器。这样，就可以快速调用或更改总线系统中所有系统组件的配置设
定（仅350 XL 和 testo 350手操器）。
选择配置需要显示/更改的测量仪器。

E.7.5.2

显示配置信息/更改配置

选择标签
可用的配置信息显示在单独的标签上，其名称与测量仪器菜单上的功能的名称一致。
在某些标签内，可对配置进行修改。修改选项已尽可能地对应测量仪器菜单中的选项，详见测量仪器的操作手册。
传感器仪器的传感器可进行校准和调整。对其他气体显示交叉敏感性的testo 350传感器的测
量精度可另外进行优化。通过交叉敏感性调整来实现（仅testo easyEmission软件）。
请注意操作顺序 标定/修正/交叉敏感度修正：

E.功能

47

1 选择需要校准/调整的传感器（左手边的选择栏）→[标定 / 修正].
若有密码保护： 输入密码→ [下一步]
2 选择所需的功能()

3 输入测试气体浓度（标称值） →[下一步]。

4 将测试气体接入分析箱的气体进口→[下一步]。

5 如果测量值（实际值）与测试气体浓度值比较，误差在允许范围内：[取消].(进行标定, 仅标定，不调整)-或[应用] (调整).
优化测量精度的注意事项（仅testo 350）：
如下传感器受其他气体的交叉干扰：
传感器

干扰气体

NO
CxHy
H2S
NO2
SO2

NO2
CO
CO, NO, NO2, SO2
H2S
NO2, CO测量SO2时，若测量气体中的NO浓度 >1000 ppm且同时O2浓度>5 %，将导致测
量精度下降。这种情况无法通过调整交叉敏感性得到改善。
对优化传感器测量精度的推荐操作：
仅在测量仪器装有干扰气体的测量传感器时进行交叉敏感性的调整。
1调整干扰气体的传感器。
测试气体的浓度应与测量气体中的预计浓度相对应。

2 调整要优化的传感器对所有其他干扰气体的交叉敏感性
测试气体的浓度应与测量气体中的预计浓度相对应。

48

E.功能

3 调整要优化的传感器对所有其他干扰气体的交叉敏感性
测试气体需具有以下属性：
优化

干扰

传感器

气体

NO

NO2

CxHy

CO

H2S

CO

H2S

NO

H2S

NO2

测试气体属性测试气体浓度同测量气体中NO2的预计浓度同一水平如果浓度未知：约. 80…100ppm；
其他：合成气无NO或O2成分.
测试气体浓度同测量气体中CO的预计浓度同一水平如果浓度不知：约. 500…2000ppm CO；其他：合成气测试气体浓度同测量气体中CO的预计浓度同一水平如果浓度不知：约.100…300ppm CO；其他：合成气测试气体浓度同测量气体中NO的预计浓度同一水平如果浓度不知：约.100…300ppm NO；其他：合成气测试气体浓度同测量气体中NO2的预计浓度同一水平如果浓度不知：约.80…100ppm NO2；其他：合成气
无NO或O2成分

E.功能

优化

干扰

传感器

气体

H2S

SO2

NO2

H2S

SO2

NO2

SO2

CO

E.7.6

49

测试气体属性测试气体浓度同测量气体中SO2的预计浓度同一水平如果浓度未知：约100…300ppm SO2；其他：合成气测试气体浓度同测量气体中H2S的预计浓度同一水平如果浓度未知：约100…300ppm H2S；其他：合成气测试气体浓度同测量气体中NO2的预计浓度同一水平如果浓度未知：约120ppm NO2；其他：合成气
无NO或O2成分
测试气体浓度同测量气体中CO的预计浓度同一水平如果浓度未知：约80…1000ppm CO；其他：合成气

管理仪器组合（仅testo 350 S/M/XL和testo 350）

在线测量时。可将多个烟气分析仪组成一个仪器组。单个仪器或仪器内的单个测量通道
可被分配至多个仪器组。
打开模块
testo 350 S/M/XL, testo 350 →管理仪器组

管理仪器组模块分成两块区域。使用可能的分析仪组合选项卡在上面，设定分析仪组
合选项卡在下面。
设置仪器组
请确保仪器组名称输入正确。之后无法更改。
[新建] →输入名称→ [OK]删除仪器组选择仪器组（选择名称）→ [删除]编辑仪器组1 选择仪器组（选择名称）。
-选中的仪器组以颜色突出显示。仪器组的配置显示出来。

2 激活所有仪器或某些仪器的测量通道 (3 保存配置更改： [保存].

) ，或停用 (

)。

50

E. 功能

E.8

设置

E.8.1

数据表设计器仅在使用数据表菜单激活时（设定- 配置 - 程序），数据表模块可用。公式总是与已激活的测量类型匹配。
打开模块
设定→ 数据表设计器
数据表设计器模块分成两块区域。域、字体、边界和页选项卡位于左侧，编辑和预览选项卡位于右侧。
创建/处理数据表
使用域、字体、边界和页选项卡的功能可对数据表的元素和特性进行设置或编辑。
保存数据表
保存的数据表将用于打印激活的测量类型的数值。
[保存]
将数据表保存为模板
可将报告设为其他报告的模板，也可以复原报告至初始状态（如果报告有错误）（备份副本）。
[以 ... 备份] →输入数据表名称→ [OK]恢复数据表
恢复的数据表可作为其他数据表的模板，也可以复原报告至初始状态（如果报告有错误）（备份副本）。
[从 ... 恢复] →选择数据表名称→ [OK]

E.功能

打印数据表
[打印]
-

数据表按预览打印出来。

E.8.1.1

域、字体、边界、页可通过该选项卡更改样式框的属性（域类型、字体和边距）及页面属性。
所显示的框格的属性、字体和边距只对在编辑选项卡中（同一模块中）选中的框
格有效。
设置框格类型
在域中选择框格类型 ()· 文本范围： 在样式框中输入文本。
在文本框中输入文本。
· 标记图形 ：在样式框中输入选中的图形。
选择图形： [文件 ...] →选择文件→[打开]· 图标: Logo保存在 设定 – 配置 – 所有者数据中，将logo插入文本或输入字段中。
· 图形（测量数据）：数据库中存储的测量协议数据以图表的形式输入样式框。
输入参数.
· 进入领域：创建带条件的输入字段。
输入条件.
· 复选框： 创建条件复选框。
输入条件· 按键: 创建描述按钮.
输入描述.
选择字体
仅在已选中文本范围、进入领域或复选框类型，该功能可用。
选择字体 ()：· 标准字体： 使用页面文件夹中的标准字体。
· 指定字体： 使用非标准字体。
选择字体： [字体 ...]→设置→[OK]· 条形码： 使用条形码字体。
在调整文本框中选择对齐方式 (

)。

51

52

E. 功能

边框设置
在边界中设置框格的边框属性(

)。

页面设置
在页选项卡中更改页面属性和样式标准字体。
输入并设置页面属性。
定义标准字体： [默认字体 ...] →设置→[确定]编辑器

E.8.1.2在编辑选项卡中可插入样式框、调整样式框尺寸、删除样式框。
插入新的样式框在窗体的空白区域按下鼠标左键→拖动直至样式框大小合适→结束拖放，释放移动样式框选择样式框→按住鼠标拖动到所需的位置→结束拖动，释放。
删除样式框
突出显示样式框→[ Del ] (键盘按键)。

E.8.1.3预览在预览选项卡中显示样式框预览。

E.8.2

配置

打开模块
设定 (

) →

配置 (

)

E.8.2.1 分析仪
可在分析仪选项卡中对软件支持的仪器进行选择。
激活所需的仪器

。

E.功能

E.8.2.2

53

首页

可在首页标签中选择要在初始页面上显示的模块。
添加或移除某个模块
初始页→模块→[新增] 或 [删除]标准模块 (出厂设置)
初始页面 → [默认]E.8.2.3单位

可在单位选项卡中定义温度、长度和压力的单位。
单位→选择单位 ( )→ [应用].

E.8.2.4

特定点的数据可通过特定点的数据标签为某个测量点创建域。这些域信息将会添加在更改测量点数据
模块的设置文件夹下。
1 特定点的数据→输入指定的域。
选项:
使用域的预设值创建一个列表。
2 [应用]

E.8.2.5

程序

在程序选项卡中对用户自定义程序进行设置。
使用文件夹和测量点
数据在文件夹和测量点下保存。
使用文件夹和测量点: ( ).
仅使用 测量点数据以单个测量点的方式存储。
仅使用数据页()

使用数据表
系统内的数据以数据表的形式显示
使用数据页 ()。

在testo 350的清洗过程中仍然显示测量数据。
在新鲜空气清洗过程中，仍然显示数据，而非显示 “---”testo 350清洗过程中依然显示测量数据 (

)。

54

E. 功能

E.8.2.6

所有者数据

用户自己的地址可输入所有者数据文件夹中。
所有者数据→输入/更改 地址数据。

E.8.2.7 背景颜色可在背景颜色选项卡中选择显示效果。
. 选择所需的背景颜色 (E.8.2.8).

软件更新可在软件更新选项卡中，激活自动检测软件更新自动检测软件更新需连接互联网。

E.8.2.9语言

可在语言选项卡中选择特定的国家语言
使用默认操作系统语言
使用所选择的语言

E.8.2.10 备份
在备份选项卡中对备份进行设置。
为防止硬盘故障导致的数据丢失，请选择其他的数据载体进行文件的备份保存。
选择备份的文件夹[浏览] →选择目录→[确定]选择备份方式备份所有（ ）选择备份周期
增量备份（ ）选择备份周期

E.8.3

信息

信息模块包含4个文件夹，电脑和软件的重要信息都显示其中。如果软件发生故障，在您拨打我们的服务热线时，这些信息对我们进行故障诊断很重要。

E.功能
打开模块
信息

设定→

E.9

数据库

E.9.1

数据备份

1 数据的完整备份： 数据库→数据备份2 确认 信息 3010: [OK]

E.9.2

附加备份

1 保存上一次数据备份后的更改：数据库 →附加备份

2 确认 信息 3009: [OK]

E.9.3

恢复数据库

1 数据库→

恢复数据库

2 恢复数据: 选择恢复时间[OK]

3 确认 信息 3013: [OK]

E.9.4

修复和整合

由系统崩溃或断电导致的数据库故障可以得到修正。数据库故障修复:
数据库→

修复与整合

55

F. 常见问题与答案

56

常见问题与解决方法

F.
问题

可能的原因

答案/解决方法卸载软件-

使用 Windows 系统里的卸载方法

使用蓝牙®向导设置蓝牙®连接失败- 系统问题

手动设置蓝牙®连接
如下文

手动设置蓝牙® 连接
根据电脑的蓝牙® 模块和操作系统的不同，手动设置的步骤会有区别。通常可通过如
下方式调用输入模板/安装向导:· 任务栏上的蓝牙® 图标：蓝牙® 图标· Windows XP: 开始 > 所有程序 > 程序组 "蓝牙" 或类似的名称· Windows Vista: 开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 蓝牙·德图的所有的仪器的设备识别密码或通行码都是： 1234

如有需要，请参见您的蓝牙®模块或操作系统的文件说明。

如果上述答案无法解答您的问题，则请您联系您当地的经销商或德图客户服务中心。具体的联系信息请参见我们的保修手册或登录www.testo.com.cn查看。

德图仪器国际贸易(上海)有限公司
testo lnstruments lnternational Trading (Shanghai) Co.,Ltd
上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼401室,200233
Unit 401, Building No.23, 487 Tianlin Road, Shanghai, 200233
售后服务部Service: +86 (21) 5456 9696-800/805
传真Fax: +86 (21) 5456 9696-808
电邮E-mail: info@testo.com.cn
Web: www.testo.com.cn

0970 0360 en 09 V02.60 en-GB