Thermo Scientific
大容量遠心機セレクションガイドContents
Thermo Scientific Sorvall 大容量遠心機 ………………………………………………………………………………………………… 3
テクノロジー&ソリューション ………………………………………………………………………………………………………………………… 4
ユニバーサル遠心機 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Sorvall X4 Proシリーズ …………………………………………………………………………………………………………………………… 6
ローターセット …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8大容量高速冷却遠心機………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Sorvall LYNXシリーズ …………………………………………………………………………………………………………………………… 16
ローターセット ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
お知らせ：ラボ用機器の安全講習セミナー ……………………………………………………………………………………………… 23
超大容量冷却遠心機 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Sorvall BIOSシリーズ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
ローターセット ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
点検・クオリフィケーションサービス ………………………………………………………………………………………………………… 29
血液バッグ用大容量冷却遠心機 ………………………………………………………………………………………………………………… 30

Sorvall BPシリーズ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
ローターセット ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
データ管理ソフトウエア ……………………………………………………………………………………………………………………………… 34

Centri-Log Plusデータ管理ソフトウエア ……………………………………………………………………………………………… 34
Fiberlite遠心ボトル & SteriBIOS遠心ボトル ………………………………………………………………………………………… 35
閉鎖系シングルユース遠心分離バッグ ……………………………………………………………………………………………………… 36

CentriPAK BPC遠心分離バッグ …………………………………………………………………………………………………………… 36
仕様比較………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
サポートプラン一覧 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

2

Thermo Scientific
Sorvall 大容量遠心機
Thermo Scientific ™ Sorvall ™ 大容量遠心機は、お客さまのニーズにお応えする生産性、汎用性、使いやすさに加え、革新的なロー
ターセットと多様なアクセサリーにより、従来の基礎研究や創薬研究に加え、日々進化するバイオ医薬品製造の分離プロセスに至るに適合した当社の大容量遠心機は、お客さまのまで、幅広い遠心分離ソリューションを提供しています。国際安全規格（IEC 61010-2-020）
日々の遠心分離オペレーションにおいて安全性を提供しています。当社の幅広い大容量遠心機の中から、お客さまのワークフローに最適なモデルをお選びください。

LYNX 6000

最大遠心力（×103 g）

100
LYNX 4000

研究

69

〜
〜

生産・製造
25
BIOS A

X4 Pro12
BIOS 16
BP 8／BP 16
9血液バッグ用

7

6

8

10

〜
〜

4

16

最大容量
（L）

3

テクノロジー & ソリューション
Thermo Scientific™ Sorvall™ 遠心機のユニークなテクノロジーは、日々のオペレーションで発生する負担を軽減するだけでなく、生産性の向上やオペレーターの安全性確保に寄与しています。

Thermo Scientific™ Fiberlite™ カーボン固定角ローター• アルミ製ローターに比べて最大 57%（ 12.1 kg ）の軽量化を
実現
（当社比）

• 加速・減速にかかる時間を短縮し、生産性の向上と省エネル
ギーに貢献• 人間工学に基づいたデザインで取り扱いが容易• 優れた化学薬品耐性• 高遠心力によるストレスに強く、ストレッチやサイズの変化が起きにくい

Fiberlite カーボン固定角ローター比較
6×500 mLおよび6×250 mL容量ローターの重量比較＊1

加速／減速時間比較＊1
62521.2 kg

軽量10

14.9 kg

軽量9.1 kg6×250 mL

0

〜5年間
チタン

0

4

アルミ

1

〜8年間

8

カーボン

2

1 35 / 1 15
カーボン

6×250 mL

短縮

3

アルミ

8.0 kgカーボン＊1 ローター種類は当社比です。

アルミ

カーボン

アルミ

6×500 mL

-6.9 kg

-2 55

4

時間
（年）

-12.1 kg

時間
（分）

重量
（kg）

15年間

12

15

0

16

3 45 / 2 00

5

20

5

一般的なローターの保証期間＊2

ローター材質＊2 メーカーによって保証期間が異なる場合があります。

Thermo Scientific™
Auto-Lock™ システム

Thermo Scientific™
ClickSeal™ バケットリッド• ローターはドライブシャフトに置くだけで確実にロック• ワンクリックで装着し、バイオセーフティ対応• 取り外しはプッシュボタンを押しながら引き抜くだけ• PEI製で熱に強くオートクレーブも可能• ローター交換は僅か数秒で完了• Public Health England（Porton Down）
の認証付き

4

シングルユース遠心分離容器
培養スケールや分離条件に適した大容量のシングルユース遠心分離容器がお選びいただけます。ガンマ線または電子線滅菌済みのため事前の洗浄・滅菌バリデーションが不要で製品証明書の発行が可能です。また、遠心分離時の長年の課題であった閉鎖系での充填と分離に対応する遠心分離バッグを新たに追加し、バイオ医薬品や再生医療等製品の製造における、汚染リスクを低減した分離・精製ニーズに対応いたします。

Thermo Scientific™
SteriBIOS™ 2000 mLボトル

Thermo Scientific™
SteriBIOS™ 1000 mLボトル

Thermo Scientific™
CentriPAK™ BPCシングルバッグ

Thermo Scientific™
CentriPAK™ BPCマニフォールドcGMP環境のサポート
当社の遠心機の一部のモデルは、cGMP ガイドラインに沿った機器の運用をサポートする統合ソリューションパッケージ（CTS パッ
ケージ）をご用意しています。CTS パッケージには、規制証明書、製品に使用されている高品質の材料の詳細資料、そして工場での検収試験レポート、型式認証などの製品関連証明書を含んだ工場受入試験（Factory Acceptance Test ）のドキュメンテーションバイン
ダーが標準で付属されています。これにより、cGMP 環境における製造ラインの迅速な立ち上げと、運用開始後のコンプライアンスの維持、規制監査をサポートいたします。また、当社の大容量遠心機モデルには、プロセスデータの正確な収集・報告・保管、ならびに準拠すべき規制や監査活動を可能にするユーザー指向のデータ管理ソフトウエアをオプションで接続可能です。

CTSパッケージ
ドキュメンテーションバインダー

Centri-Log Plusは
21 CFR Part 11に対応

Thermo Scientific™
Centri-Log™ Plusデータマネジメントソフトウエア
ユーザーインターフェース

サービスサポート
当社の遠心機の全てのモデルは、点検プランとクオリフィケーションサービス（IQ・OQ）を提供しております。遠心機は労働安全衛生規則によって一年以内ごとに一回の自主点検が義務づけられており、当社のエンジニアが規則に則った点検を実施し、安全で安心な遠心機の使用をサポートいたします。また、クオリフィケーションサービスは、手順書に従い、クオリフィケーション報告書として文書化することで、cGMP ガイドラインに沿った設備の運用が可能になります。
メンテナンス項目＊1
メンテナンスサイクル（推奨）

保証期間＊2

点検プラン（機能確認）
校正プラン（性能評価）
ガスリッド、
モーターカバー交換

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目

1年に1回実施＊3
2年以内に1回実施

2年以内に1回実施

3年以内に1回実施

モーター用制振材交換

Auto-Lockモジュール交換、Lid lock交換
全てのパーツ2年目

2年以内に1回実施
3年以内に1回実施

5年以内に1回実施

低2年以内に1回実施
3年以内に1回実施
5年以内に1回実施

故障リスク

高

上記について各種サポートプランを用意しておりますので、別途カスタマーサポート本部までお問い合わせください。
＊1 パーツ交換の周期や故障リスクは、使用頻度や設置環境に影響を受けます。 ＊2 保証期間には、
メンテナンス項目は含まれません。
＊3 遠心分離機は「労働安全衛生規則」
第141条によって1年以内ごとに1回点検が必要です。

5

ユニバーサル遠心機
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 Pro シリーズ
汎用性と大容量・ハイスループットを両立したハイパフォーマンスユニバーサル遠心機• 大容量：4,000 mL（4本×1,000 mL）• 高速：15,200 rpm（25,830×g）• バイオセーフティ対応ローター• 軽量カーボン固定角ローター（Fiberlite）• Auto-Lockシステムによりローター交換はワンタッチ

X4 Pro

X4R Pro

X4F ProX4RF Pro

IEC 61010-2-020適合

仕様
モデル名
カタログNo.

X4 Pro

X4R Pro75009907

75009922

最高回転数
（固定角）

X4F ProX4RF Pro

75009934

75009940

15,200 rpm

最大遠心力
（固定角）

25,830×g

最大容量
（固定角）

1,500 mL（6本×250 mL）

最高回転数（スイング）

6,100 rpm

最大遠心力
（スイング）

7,197×g

最大容量（スイング）

4,000 mL（4本×1,000 mL）

インターフェース

カラータッチスクリーン

99 hr 59 min 59 sec（At Run Start／At Speed Set Point）
、HOLD

タイマー
プログラム

100（プログラム名付き）

ユーザー管理SECURE-Spinモード（オプション）

ログデータ管理（オプション）イベントログ（標準）、
ローターログ（標準）、ランチャート（標準）、Centri-Log Plus

ドライブシステムダイレクト、ブラシレスインダクションドライブ

9段階／9段階＋ブレーキオフ

加速／減速
ポート

1×USBポート、1×RS232ポート、1×RJ45コネクタ

材質

2K PURラッカー塗装PC-ABS樹脂（フロント、トップ、サイド）
冷間圧延鋼（筐体）、ステンレススチール（遠心ボウル）

温度コントロール−C‒10〜＋40 °−‒10〜＋40 °C

外寸（W×D×H）

566×690×362 mm

746×690×361 mm

566×690×835 mm

566×690×835 mm

安全装置

6

SMARTSpin™ インバランス検知、挟み込み防止、耐クラッシュ構造

認証

IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IEC 61010-2-101、IEC 61326-1、IEC 61326-2-6
FCC Part 15、Biocontainment（Public Health England, Porton Down, UK ）規格ISO 14971、ISO 13485、ISO 9001、ISO 14644-1 Class 7 クリーンルーム（TUV SUD）

保証

ユニット2年間＋モーター&冷却システム 3年間

Innovative technologies

Touch Screen interface

Safety mechanism

Biocontainment• シンプルなタッチスクリーン入力• ローターを置くだけで確実に固定• エアロゾルを封じ込める ClickSeal• 積算遠心力（ACE）
ランモードとステッ（Auto-Lockシステム）

対応ローター• プッシュボタン式で簡単取り外し

ププログラム機能を追加• オプションでSECURE-Spinモードを追加し、高度なユーザー管理機能の• バイオセーフティ対応• ローター自動識別• インバランス検知・自動停止

付与とCentri-Log Plusに対応

High capacity

Fiberlite rotor

Reliability• 最大容量（スイング）：4×1,000 mL• カーボン製• サービス2年間保証• 最大容量（固定角）：6×250 mL• 軽量で速い加減速• 追加でモーターと冷却システムを• 50 mLコニカルチューブ容量：• 酸や塩類に強い優れた化学薬品耐性

40本／スイング、14本／固定角• 15年保証付き

3年間保証• 国際安全規格IEC 61010-2-020適合• マイクロプレート：28枚／スイングcGMP 製造環境のサポート（CTS パッケージ）
細胞プロセシングに適したTX-1000ローターセットに加え、製品関連の工場受入試験ドキュメンテー
を標準付属したCTSパッケージをご用意しています。
ションバインダー（FATバインダー）
各種規制証明書推奨されるプロトコル

製品関連ドキュメント• CE適合宣言書• CSAおよびQMS証明書• 環境適合証明書• メンテナンススケジュール• 推奨される清掃および除染方法• 適合証明書（型式認証） 技術仕様書• 図面
英国公衆衛生サービス証明書• 過酸化水素ガス（VPH）
除染滅菌証明書●●

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

パッケージ内容

75009907

Sorvall X4 Pro ハイパフォーマンス遠心機

遠心機本体

75009922

Sorvall X4R Pro ハイパフォーマンス冷却遠心機

遠心機本体

75009934

Sorvall X4F Pro ハイパフォーマンス遠心機

遠心機本体

75009940

Sorvall X4RF Pro ハイパフォーマンス冷却遠心機

遠心機本体

75009021

Sorvall X4R Pro ハイパフォーマンス冷却遠心機
CTSパッケージ

75009053

Sorvall X4RF Pro ハイパフォーマンス冷却遠心機
CTSパッケージ

遠心機本体、TX-1000ロータークロス、
バケットTX-1000用、ClickSealリッド、アダプター500 mL用、アダプター50 mLコニカル、
アダプター15 mLコニカル、FATバインダー

75009990

SECURE-Spinユーザー管理機能拡張

SECURE-Spinライセンスキー

7

ローターセット
Sorvall X4 Pro スイングバケットローター
カタログNo.

製品名

75003017
75003001
75007309

TX-1000
バケット
ClickSealリッド

製品内容
大容量＆ハイスループット：X4 Proシリーズのフラッグシップローター●

汎用的なスイングローター

75003180
75003608
75003609
75003617
75003618

TX-750
ラウンドバケット
ClickSealリッド
プレートキャリア
TaqMan™ Array専用
バケット

75003180
75003614
75003615

TX-750角型バケットClickSealリッド

汎用的なスイングローター

75003330

H-Flex HS4

新開発 高速スイングローター

●

●

●

75003665

H3-LV

75003182

BIOShield 1000A

HIGHPlate 6000

M-20
（オープンタイププレートキャリア
付き）
ClickSeal付き
シールドキャリア

＊ アダプター等の詳細については10〜13ページをご参照ください。

400 mLボトルから各種コニカルチューブ、
採血管、プレートまでを1 台で高速スイン
グ遠心可能

マイクロプレートを28 枚一度に遠心可能なハイスループットプレート専用ローター

最大7,000×gで多様な容器をスイング遠心可能

プレート専用高速スイングローター●

75003624
75003625

多様なアダプターで市販のボトルやチュー
ブに対応

チューブ&ボトル専用高速スイングローター●

75003606

多様なアダプターを取りそろえ市販のボトル
T-75／
やチューブなどの遠心容器のほか、
T-25培養フラスコ、Applied Biosystems™
TaqMan™ Array Cardにも対応

大容量プレートローター●

8

1,000 mLボトルから各種コニカルチュー
ブ、採血管、プレートまでを 1 台でハイス
ループット遠心可能

プレートを用いた核酸のエタノール沈殿
やフィルタープレートを使ったハイスルー
プット核酸抽出にプレート専用スイングローター

最大容量＊

最高スピード

4本×1,000 mLボトル
40本×50 mLコニカル
96本×15 mLコニカル
148本×10 mL採血管
196本×5／7 mL採血管
24枚×マイクロプレート
8枚×ディープウェル
8個×〜450 mL血液バッグ

換気モデル
3,800 rpm
3,374×g
冷却モデル
4,200 rpm
4,122×g

4本×750 mLボトル
28本×50 mLコニカル
20本×50 mL自立型コニカル
56本×15 mLコニカル
84本×10 mL採血管148本×5／7 mL採血管
16枚×マイクロプレート
4枚×ディープウェル
4個×T-75培養フラスコ
8個×T-25培養フラスコ
8枚×TaqMan Array Card

4,500 rpm
4,415×g

4本×250 mLボトル
20本×50 mLコニカル
48本×15 mLコニカル
64本×10 mL採血管
112本×5／7 mL採血管

4,100 rpm
3,665×g

2本×400 mLボトル
16本×50 mLコニカル
36本×15 mLコニカル
66本×10 mL採血管
84本×5／7 mL採血管
10枚×マイクロプレート
2枚×ディープウェル

6,100 rpm
7,197×g

28枚×マイクロプレート
8枚×ディープウェル
4枚×フィルタープレート（プレート高さ＜100 mm）

3,600 rpm
1,840×g

4本×250 mLボトル
16本×50 mLコニカル
36本×15 mLコニカル
64本×10 mL採血管
112本×5／7 mL採血管6,000 rpm
7,164×g

10枚×マイクロプレート
2枚×ディープウェル
2枚×フィルタープレート（プレート高さ＜80 mm）

6,300 rpm
6,168×g

6枚×マイクロプレート（オープンプレートキャリア：
プレート高さ＜65 mm）
2枚×ディープウェル（ClickSeal使用時プレート高さ＜45 mm）

4,000 rpm
2,272×g

Sorvall X4 Pro 固定角ローター
カタログNo.

製品名

75003662

Fiberlite
F14-6x250 LE

1.5 L容量の軽量カーボン固定角ローター

Fiberlite
F15-6x100y

600 mL 容量の軽 量カー ボン固定角ロー
ター75003698

製品内容

●

●

75003340

Fiberlite
F10-6x100 LEXHIGHConic II

Fiberlite
F13-14x50cy

Fiberlite
F15-8x50cy

細胞回収や核酸精製に便利な高速ロー）ター（チューブ角45°50 mL コニカル用ハイスループットカー
ボン固定角ローター●

75003663

細胞回収や核酸精製に便利な高速ロー）ター（チューブ角45°600 mL容量のハイアングルアルミ製固定
角ローター●

75003661

細胞回収や核酸精製に便利な高速ロー）ター（チューブ角25°600 mL容量のハイアングルカーボン固定角
ローター●75003620

数 L スケー ル の 培 養 液からの 微 生 物 細胞の回収や核酸・タンパク質の精製に核酸の MidiPrep や微生物細胞の回収に便利なハイスループットローター
（チュー
）
ブ角34°

50 mLコニカル用高速カーボン固定角ロー
ター
最大遠心力 24,400×g のパフォーマンス
（チューブ角25°）●75005765

MicroClick 18x5

5.0 mLマイクロチューブ用固定角ローター
Eppendorf 社 5.0 mLマイクロチューブ用（チューブ角45°）●75003664

Fiberlite
F21-48x2

1.5／2.0 mLマイクロチューブ用高速カー
ボン固定角ローター
ハイス ル ー プットマイクロチュー ブ 用）（チューブ角45°●75003602

Microliter 48x2

1.5／2.0 mLマイクロチューブ用アルミ製
固定角ローターハイス ル ー プットマイクロチュー ブ 用）（チューブ角45°●75005719

MicroClick 30x2

1.5／2.0 mLマイクロチューブ用アルミ製
固定角ローター
スピンカラム対応のマイクロチューブ用（チューブ角45°）●75003652

Microliter 30x2

1.5／2.0 mLマイクロチューブ用アルミ製
固定角ローター
最大遠心力 25,830×g のパフォーマンス
（チューブ角45°
）

●

最大容量*

最高スピード

6本×250 mLボトル
6本×50 mLコニカル
30本×15 mLコニカル
42本×10 mLオークリッジ

10,000 rpm
15,317×g

6本×100 mLボトル
6本×50 mLコニカル
6本×15 mLコニカル
12本×10 mLオークリッジ

15,000 rpm
24,652×g

6本×100 mLボトル
6本×50 mLコニカル
6本×15 mLコニカル
12本×10 mLオークリッジ

10,500 rpm
15,038×g

6本×100 mLボトル
6本×50 mLコニカル
6本×15 mLコニカル
12本×10 mLオークリッジ

10,350 rpm
15,090×g

14本×50 mLコニカル
14本×16 mLオークリッジ
14本×15 mLコニカル
28本×10 mLオークリッジ

9,000 rpm
13,855×g

8本×50 mLコニカル
8本×15 mLコニカル
8本×10 mLオークリッジ

14,500 rpm
24,446×g

18本×5.0 mLマイクロチューブ
18本×2.0 mLマイクロチューブ
18本×1.5 mLマイクロチューブ

15,000 rpm
24,652×g

48本×1.5 mLマイクロチューブ
48本×2.0 mLマイクロチューブ
48本×PCRチューブ

15,200 rpm
25,055×g

48本×1.5 mLマイクロチューブ
48本×2.0 mLマイクロチューブ
48本×PCRチューブ

15,200 rpm
25,314×g

30本×1.5 mLチューブ
30本×2.0 mLチューブ
30本×スピンカラム
30本×PCRチューブ

14,000 rpm
21,693×g

30本×1.5 mLチューブ
30本×2.0 mLチューブ
30本×PCRチューブ

15,200 rpm
25,830×g＊ アダプター等の詳細については14〜15ページをご参照ください。

9Thermo Scientific™ TX-1000 スイングローター（バケット＋リッド）
TX-1000
換気モデル

冷却モデル

最高回転数

3,800 rpm

4,200 rpm

最大遠心力3,374×g

4,122×g

カタログNo. 画像番号

製品名／内容・容器

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

入数

75003017

̶

TX-1000 大容量スイングローター（スライドコート）

1個

75003001

̶

バケット TX-1000用（容器角度＝90°、最大半径Rmax＝209 mm）

4個

75007309

̶

ClickSeal バイオセーフティリッド TX-1000 バケット用

4個

75007001

̶

交換用Oリング TX-1000 バケット ClickSeal用

4個

75007300

1

1,000 mL バイオボトル PP

4本

75006443

2

750 mL バイオボトル PP

1本

アダプター
入数

容器サイズ
容量
（本×mL） （φ×L mm）

アダプター1,000 mLバイオボトル用

4個

4×1,000

126×1404アダプター750 mLバイオボトル／
TX-750ラウンドバケットアダプター用＊1

4個

4×750

98×133750042535

アダプター500 mL Nalgene™ ボトル用

4個

4×500

70×16075007302

6

アダプター500 mL Corningコニカルボトル用

4個

4×500

98×13375005392

7

アダプター250 mL Corningコニカルボトル用

4個

8×250

62×145750073058

アダプター250 mL Nalgeneボトル用

4個

8×250

62×145750073058

アダプター225 mL Corning Falcon コニカルボトル用
4個（別途Corning社 カタログNo.352090が必要）

8×225

62×130750073058

アダプター200 mL Nunc™ コニカルボトル用（別途 カタログNo.DS3126-0175が必要）

4個

8×200

62.5×139

75003674

9アダプター50 mLコニカルチューブ用

4個

40×50

30×12075004255

10

アダプター50 mLコニカルチューブ用（個別シーリング）

4個

20×50

30×1207500425211

アダプター50 mL Nalgene オークリッジチューブ用

4個

48×50

29.5×120

75007306

12

アダプター15 mLコニカルチューブ用

4個

96×15

17.5×121

75003672

13

アダプター10 mL採血管／Corex™／
Kimble™ チューブ用

4個

148×10

17×11075003697

14

アダプター9／10 mL採血管（Sarstedt社）
用

4個

100×9／10

17×11075003671

15

アダプター5／7 mL採血管用

4個

196×5／7

14×1107500370916

アダプター4.5／6 mL採血管（Greiner社）
用

4個

164×4.5／6

14×11075007303

17

マイクロプレート／DWプレートキャリア

4個

24×プレート＜H88 mm
8×DWプレート

7500382918

アダプター450 mL血液バッグ／培養バッグ用＊2

4個

カタログNo.

画像
番号75007301

3

75007304

＊1
＊2

10

容器

™

™

75007304を使用するとTX-750ラウンドバケット用のアダプターを併用することができます。
血液バッグおよび培養バッグはバッグの形状により容量が異なる場合があります。

8×450

−

Thermo Scientific ™ TX-750スイングローター（ラウンドバケット＋リッド）
TX-750
最高回転数

4,500 rpm

最大遠心力4,415×g

カタログNo. 画像番号

製品名／内容・容器

入数

75003180−

TX-750 スイングローター（スライドコート）

1個

75003608−

ラウンドバケット TX-750用 （容器角度＝90°、最大半径Rmax＝195 mm）

4個

75003609−

ClickSeal バイオセーフティリッド TX-750 バケット用

4個

75003610−

交換用Oリング TX-750 ラウンドバケット ClickSeal用

4個

75006443

1

750 mL バイオボトル PP

1本

アダプター
画像
番号

アダプター不要

1

−

4×750

98×133

アダプター不要500 mL Corningコニカルボトル­（別途Corning社 カタログNo.431124が必要）

−

4×500

98×13375003792

2

アダプター250 mL Corningコニカルボトル用（ClickSeal装着不可）

4個

4×250

62.5×139

75003710

3

アダプター250 mL Nalgeneボトル用

4個

4×250

62.5×139

75003710

アダプター225／175 mL BD Falconコニカル用
3 （別途BD社 カタログNo.352090が必要）（ClickSeal装着不可）

4個

4×225

62.5×139

75003710

アダプター200 mL Nuncコニカル用
3 （別途カタログNo.DS3126-0175が必要）（ClickSeal装着不可）

4個

4×200

62.5×139

75003710

アダプター175 mL Nalgene™ コニカル用
3 （別途カタログNo.DS3126-0175が必要）（ClickSeal装着不可）

4個

4×175

62.5×139

75003713

4

アダプター100 mL丸底オープントップチューブ用

4個

8×100

45×123750081405

アダプター50 mL丸底ガラスチューブ用

1個

16×50

34.5×125

75003638

6

アダプター50 mLコニカルチューブ用

4個

28×50

30×120750038247

アダプター50 mLコニカル／自立型コニカルチューブ用

4個

20×50

30×12075003715

8アダプター50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

4個

28×50

29.5×120

75003716

9アダプター30 mL Sterilin™ ユニバーサルチューブ用

4個

28×30

25.5×120

75003639

10

アダプター15 mLコニカルチューブ用

4個

56×15

17×12275003719

アダプター12 mL BD CPTバキュテイナー
11
用（中央8キャビティ）

4個

32×12

17×13475003719

11

アダプター10 mL採血管／Corex／Kimbleチューブ用

4個

84×10

17×11775003718

12

アダプター14 mL丸底／コニカルウリン用

4個

48×14

18×12475003723

13

アダプター5／7 mLまたは4.5／6 mL採血管用

4個

108×5／7

13×1167500372414

アダプター5 mL RIAチューブ／丸底チューブ用

4個

148×5

13×11175003732

14

アダプター5／7 mL丸底チューブ用デカントエイド付

4個

148×5／7

13×11175003733

15

アダプター1.5／2 mLマイクロチューブ用

4個

192×2

11×50

75008383

16

アダプターT-75細胞培養フラスコ用

2個

4×T-75−7500838417

アダプターT-25細胞培養フラスコ用

2個

8×T-25−−−750 mLバイオボトル

入数

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

容器サイズ
容量
（本×mL） （φ×L mm）

カタログNo.

容器

175003617

18

マイクロプレートキャリア

4個

16×プレート
4×DWプレート

75003618

19

TaqMan™ Array Micro Fluidic Card（ABI）
専用バケット

4個

−

19

11

Thermo Scientific™ TX-750 角型バケット
TX-750カタログNo.

最高回転数

4,100 rpm

最大遠心力3,665×g

製品名／内容・容器

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

入数

75003180

TX-750 スイングローター（スライドコート）

75003614

角型バケット TX-750用（容器角度＝90°、最大半径Rmax＝195 mm）

1個
4個

75003615

ClickSeal バイオセーフティリッド TX-750 バケット用

4個

75003616

交換用Oリング TX-750 角型バケット ClickSeal用

4個

Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A
高速スイングローター
BIOShield 1000A

カタログNo.

75003182

最高回転数

6,000 rpm

最大遠心力

7,164×g

製品名／内容・容器

入数

BIOShield 1000A 高速スイングローター スライドコート（容器角度＝90°、最大半径Rmax＝178 mm）

1個

アダプター
カタログNo.

画像番号

容器

TX-750角型バケット&BIOShield 1000A用アダプター
750037371
アダプター250 mL Nalgeneボトル／平底ボトル用アダプター150 mL丸底オープントップチューブ用
75003738
2
アダプター100 mL丸底オープントップチューブ用
750037423
アダプター50 mLコニカルチューブ用（TX-750用）
75003685
4
アダプター50 mL 丸底チューブ用
750037495
アダプター45 mL平底／丸底チューブ用
75003750
6
アダプター30 mL Sterilinユニバーサルチューブ用
750037557
アダプター25 mL DIN丸底チューブ用
750037568アダプター15 mLコニカルチューブ用（TX-750用）
75003684
9アダプター14 mL フランジ付丸底チューブ用
75003758
10
アダプター14 mL 丸底チューブ／コニカルウリン用
7500375911
アダプター10 mL採血管／15 mL DINチューブ用
75003767
12
アダプター5／4.5／6／7 mL採血管用
7500376813
アダプター5／7 mL丸底チューブ用
75003769
14
アダプター1.5／2 mLマイクロチューブ用
7500377015
アダプター50 mLコニカルチューブ用（BIOShield用）
75003643
16
アダプター15 mLコニカルチューブ用（BIOShield用）
75003642
17

入数

容器サイズ
容量
（本×mL） （φ×L mm）

4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個
4個

4×250
4×150
4×100
20×50
12×50
16×45
16× 30
24×25
48×15
36×14
36×15
64×10／15
80×5／7112×5／7
224×2
16×50
36×15

63×13056×12446×12430×12135×12130×121
26×121
26×121
17×120
18×121
17×12417×118
14×118
13×111
11×50
30×121
17×120

Thermo Scientific™ M-20 スイングローター
M-20
最高回転数

4,000 rpm

最大遠心力2,272×g

M-20プレートローター
カタログNo.

製品名／内容・容器

入数

容量

プレート高さ

75003624

M-20 プレートローター（オープンタイププレートキャリア2個標準付属）（容器角度＝90°、最大半径Rmax＝127 mm）

1個

75003625

シールドプレートキャリア（ClickSealシーリングキャップ2個標準付属）

2個

6×プレート
2×DWプレート＜45 mm

75002011

ClickSealリッド交換用

2個

−

−

75003268

交換用Oリングキット M-20 シールドプレートキャリア ClickSeal用

4個

−

−

12

＜65 mmThermo Scientific™ H-Flex HS4 高速スイングローター
H-Flex HS4
最高回転数

6,100 rpm

最大遠心力7,197×g

カタログNo.

製品名／内容・容器

2

3

4

5

6

入数

H-Flex HS4 スイングローター パッケージ（バケット2個、リッド込み）

1個

75003338

交換用バケット H-Flex HS4

2個75003339

ローターリッド H-Flex HS4用

1個

750033301

アダプター（H-Flex 1、H-Flex HS4共通）
容器

入数

容器サイズ
容量
（本×mL） （φ×L mm）

カタログNo.

画像番号75003308

1

アダプター400 mLバイオボトル／
TX-400アダプター用＊

2個

2×400

80×125750033032

アダプター50 mLコニカルチューブ用

2個

16×50

30×126750033043

アダプター15 mLコニカルチューブ用

2個

36×15

17×121750033054

アダプター10／12 mL採血管用

2個

66×12

16×13375003306

5

アダプター7／5mL採血管用

2個

84×7

13×10

750033076

アダプタープレート用

2個

10×MP
2×DW

＜77mm

＊ 400 mLバイオボトルおよびTX-400アダプターを使用した場合、ローターの設定スピードは3,800 rpm／2,800×g以下にセットしてください。
※ TX-400アダプターについては、下記リンクからSorvall X Proシリーズカタログをダウンロードしてください。
thermofisher.com/jp/ja/home/technical-resources/catalogs.html?cat=centrifuge&icid=jp-catalog-centrifuge

Thermo Scientific™ H3-LV ハイスループットプレートローター
H3-LV
最高回転数

3,600 rpm

最大遠心力

1,840×g

H3-LV大容量プレートローター
カタログNo.

75003665

製品名／内容・容器

H3-LV ハイスループットプレートローター、最大半径Rmax＝189 mm）（容器角度＝90°

入数

容量

プレート高さ1個

28×プレート、8×DWプレート、
4×フィルタープレート＜100 mm

Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 高速プレートローター
HIGHPlate 6000
最高回転数

6,300 rpm

最大遠心力

6,168×g

HIGHPlate 6000
高速プレートローター
カタログNo.

75003606

製品名／内容・容器

入数

容量

プレート高さHIGHPlate 6000 高速プレートローター（容器角度＝90°、最大半径Rmax＝139 mm）

1個

10×プレート、2×DWプレート、
2×フィルタープレート＜80 mm13

カーボン固定角ローター（250 mLボトル用）
F14-6x250 LE
最高回転数

10,000 rpm

最大遠心力15,317×g

Fiberlite F14-6x250 LE
カタログNo.

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003662

Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250 LE 固定角ローター、最大半径Rmax＝137 mm）（容器角度＝23°

製品名／内容・容器

1個

6×250

62×125021-062153

交換用Oリング F14-6x250 LE用

1個

−

−

アダプター：F14-6x250 LE用

010-1119

アダプター85 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

2個

6×85

38×109010-0138

アダプター50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

2個

6×50

29.5×121

75100136

アダプター50 mL コニカルチューブ用

2個

6×50

30×121

010-1072

アダプター30 mL Nalgeneオークリッジチューブ／38 mL丸底チューブ用

2個

12×30

26×105010-1074

アダプター16 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

2個

30×16

18×107010-1410

アダプター15 mLコニカルチューブ用

2個

30×15

17×12100389

アダプター10 mL Nalgeneオークリッジチューブ／12 mL丸底チューブ用

1個

42×10

17×110固定角ローター（100 mL丸底チューブ用）

Fiberlite F15-6x100y

Fiberlite F10-6x100 LEX

カタログNo.

F15-6x100y

F10-6x100 LEXHIGHConic II

最高回転数

15,000 rpm

10,500 rpm

10,350 rpm

最大遠心力24,652×g

15,038×g

15,090×g

HIGHConic II

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003698

Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6x100y 固定角ローター（容器角度＝25°、最大半径Rmax＝98 mm）

製品名／内容・容器

1個

6×100／85

38×10675003340

Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-6x100LEX 固定角ローター、最大半径Rmax＝122 mm）（容器角度＝45°

1個

6×100／85

38×106021-069031

交換用Oリング F15-6x100y／F10-6x100LEX用

1個

−

−

75003620

Thermo Scientific™ HIGHConic™ II 固定角ローター（容器角度＝45°、最大半径Rmax＝126 mm）

1個

6×100／85

38×10675003058

交換用Oリング HIGHConic II用

1個

−

−

30×117

アダプター：F15-6x100y／F10-6x100 LEX／HIGHConic II用

75003102

アダプター50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

1個

6×50

75003103

アダプター50 mLコニカルチューブ用

1個

6×50

30×12175003094

アダプター30 mL Nalgeneオークリッジチューブ／38 mL丸底チューブ用

1個

6×30／38

26×11076002906

アダプター16 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

1個

6×16

18×12375003095

アダプター15 mLコニカルチューブ用

1個

6×15

17×12375003093

アダプター10 mL Nalgeneオークリッジチューブ／12 mL丸底チューブ

1個

12×12

17×95

75003092

アダプター6.5 mL丸底チューブ用

1個

12×6.5

13×11475003091

アダプター1.5／2 mLマイクロチューブ用

1個

24×2

11×40

14

カーボン固定角ローター（50 mLコニカルチューブ用）

Fiberlite F13-14x50cy

F13-14x50cy

F15-8x50cy

最高回転数

9,000 rpm

14,500 rpm

最大遠心力13,855×g

24,446×g

Fiberlite F15-8x50cy

カタログNo.

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003661

Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy 固定角ローター（容器角度＝34°、最大半径Rmax＝153 mm）

製品名／内容・容器

1個

14×50

30×121

021-149027

交換用OリングF13-14x50cy用

1個

−

−

75003663

Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8x50cy 固定角ローター（容器角度＝25°、最大半径Rmax＝104 mm）

1個

8×50

30×121021-085077

交換用OリングF15-8x50cy用

1個

−

−

アダプター：F14-14x50cy／F15-8x50cy用

010-0377

アダプター50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

2個

14／8×50

29×108010-1147

アダプター30 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

2個

14／8×50

26×102010-0376

アダプター16 mL Nalgeneオークリッジチューブ用

2個

14／8×50

18×12375100378

アダプター15 mL Corning社コニカルチューブ専用＊

2個

14／8×50

17×121

010-1340

アダプター15 mL コニカルチューブ／タンパク質限外濾過フィルター付コニカルチューブ用

2個

14／8×50

17×121

010-1311

アダプター10 mL Nalgeneオークリッジチューブ／12 mL丸底チューブ用

2個

28／16×50

17×95＊ Corningコニカルチューブ以外を使用する場合は010-1340をお選びください。

固定角ローター（マイクロチューブ用）

MicroClick 18x5

Fiberlite F21-48x2

Microliter 48x2

MicroClick 30x2

Microliter 30x2

MicroClick 18x5

Fibelite F21-48x2

Microliter 48x2

MicroClick 30x2

Microliter 30x2

最高回転数

15,000 rpm

15,200 rpm

15,200 rpm

14,000 rpm

15,200 rpm

最大遠心力24,652×g

25,055×g

25,314×g

21,693×g

25,830×g

カタログNo.

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75005765

Thermo Scientific™ MicroClick™ 18x5 固定角ローター、回転半径Rmax＝102 mm）（容器角度＝45°

製品名／内容・容器

1個

18×5（Eppendorf社チューブ専用）

17×62

75005726

交換用Oリング MicroClick 18x5用

1個

−

−

75003664

Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48x2 固定角ローター、最大半径Rmax＝97 mm）（容器角度＝45°

1個

48×2／1.5

11×50

021-489021

交換用Oリング F21-48x2用

1個

−

−

75003602

Thermo Scientific™ Microliter™ 48x2 固定角ローター、最大半径Rmax＝98 mm）（容器角度＝45°

1個

48×2／1.5

11×5075003349

交換用Oリング Microliter 48x2用

1個

−

−

75005719

Thermo Scientific™ MicroClick™ 30x2 固定角ローター、最大半径Rmax＝ 99 mm）（容器角度＝45°

1個

30×2／1.5
30×スピンカラム

11×50

75005726

交換用Oリング MicroClick 30x2用

1個

−

−

75003652

Thermo Scientific™ Microliter™ 30x2 固定角ローター、最大半径Rmax＝100 mm）（容器角度＝45°

1個

30×2／1.5

11×5075003349

交換用Oリング Microliter 30x2用

1個

−

−

アダプター

75005753

アダプター0.5 mLマイクロチューブ用

30個

30×0.58×4475005754

アダプター0.25 mLマイクロチューブ用

30個

30×0.256×4675005752

アダプター0.2 mL PCRチューブ用

30個

30×0.25×20

15大容量高速冷却遠心機
Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX シリーズ
大容量と高速性を兼ね備えた高速冷却遠心機• 高速性と大容量を両立• 軽量なThermo Scientific™ Fiberlite™ カーボン固定角ローター• タッチスクリーンインターフェース（日本語対応）• ローター自動識別&ワンタッチローター着脱• cGMP製造環境をサポートするログ&ユーザー管理機能
LYNX 6000

LYNX 4000

IEC 61010-2-020適合

仕様
モデル名

LYNX 6000

カタログNo.

75006590

75006580

29,000 rpm（T29-8×50）

24,000 rpm（A27-8×50）

最高回転数
（固定角）
最低回転数

LYNX 4000

500 rpm

500 rpm

最大遠心力
（固定角）

100,605×g（T29-8×50）

68,905×g（A27-8×50）

最大容量
（固定角）

6,000 mL
（6本×1,000 mL）

4,000（4本×1,000 mL）
13,100 rpm（TH13-6×50）

最高回転数（スイング）
最大遠心力（スイング）

30,314×g（TH13-6×50）

最大容量（スイング）

4,000 mL
（4本×1,000 mL）

インターフェース

カラータッチスクリーン
（感圧式）

タイマー

99 hr 59 min 59 sec（At Run Start／At Speed Set Point）
、HOLD

プログラム

120
（プログラム名付き）

ACE
（w2t）
：積算遠心力設定
連続フロー遠心標準装備◎−

ドライブシステム
真空ポンプ（摩擦低減用）省エネルギーモード

HEPAフィルター

ダイレクト、ブラシレスインダクションドライブ
標準装備（Smart Vacuum、1/4気圧）−

Green mode、Smart Vacuum

Green mode

オプション

1×USBポート、1×RJ45コネクタ

ポート
その他機能

−

9段階／9段階＋ブレーキオフ

加速／減速

多言語表示、
ローター計算機、
オンボードトレーニング動画、ユーザーログメモリー、ユーザーロックアウト、
自動ドアオープン、スピードハンドル

温度コントロール（温度正確性）C（±2 °C）‒20〜＋40 °‒10〜＋40 °
C
（±2 °
C）

外寸
（W×D×H）

700×805×930 mm

700×805×930 mm

293 kg

283 kg重量
電源200〜240 V、50/60 Hz、30 A
（単相）

発熱量

＜2.0 kW＜3.2 kWノイズ＜59 dBA＜59 dBA

安全装置

インバランス検知&自動停止、バイオセーフティ対応ローター

認証

cULus、CE、IEC 61010-2-020 2nd Ed. ROHS 、WEEE

保証

ユニット1年間、ドライブシステム3年間、冷却システム5年間

16Innovative technologies

Superior performance

Fiberlite rotor

Secure & easy rotor locking• 大容量（最大 6,000 mL ）と高速性
（最• 旧アルミ製ローターに比べ最大 57%• Auto-Lockシステムによる確実なローを一台のユニットに両立
大10万×g）• Nalgene™

容器へのperfect fit design

でパフォーマンスを最大化（12.1 kg）
軽量化
（当社比）

ター固定

• 加速・減速が速くランタイムを短縮• ローター着脱は数秒で完了• 15年間保証の優れた耐久性• ローターはローディングと同時に種類と仕様を自動識別（ Auto-ID ™ シス
テム）

Biocontainment

Touch screen interface

Ergonomics• 固定角ローター 11 種とスイングロー• シンプルな操作性• 使いやすさを考慮したデザイン• 感圧式でグローブ装着にも対応• ローターリッドホルダーやサンプルト

ター3種は生物封じ込め対応• 容器の破損によりエアロゾルが発生してもバケット／ローターに封じ込め• USBポートからのログデータエクス

レイをユニットに標準装備

ポート対応• ユーザー管理、パスコード設定

cGMP support

Remote monitoring• 21 CFR Part 11 対応ログデータ管

Single use technology
ア• 最大遠心力 2 万×g で遠心可能な滅理ソフトウエアで cGMP 製造環境を

プリケーションによるリモートモニタ

菌済みシングルユース1,000 mL ボ

サポート
（オプション）

リング&操作が可能™

• Thermo Scientific Centri-Vue™

トルが新登場• 洗浄・滅菌バリデーションが不要• cGMP製造環境をサポート

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

75006580

Sorvall LYNX 4000 大容量高速冷却遠心機 単相200〜240V（50／60Hz）、30A

75006590

Sorvall LYNX 6000 大容量高速冷却遠心機 単相200〜240V（50／60Hz）、30A

17

ローターセット
Sorvall LYNX シリーズローター
カタログNo.

製品名

75003000
75007309

BIOFlex HC
ClickSealリッド

製品内容

LYNXシリーズの大容量ハイスループット
スイングローター●

75003002
75003656

BIOFlex HSClickSealリッド

LY N X シリーズ の 中 容 量ハイスピ ードス
イングローター●

75003010

TH13-6x50

Fiberlite
F9-6x1000 LEX

096-062375

096-062075

096-145075

50 mL 以下のオークリッジ丸底チューブとコニカルチューブを 3 万×g で高 速ス
イング遠心

6 L容量の 軽 量 カ ー ボ ン 固 定角ローター（LYNX 6000専用）●

096-041075

多様なボトルとチューブを1 万×g で高速遠心可能

ウインドシー ルドタイプ の 高 速スイングローター●

096-061075

1,000 mLボトルから各種コニカルチュー
ブ、採血管、プレートまでを 1 台でハイス
ループット遠心可能

1,000 mL ボトルや市販の多様なチュー）ブを遠心可能（ボトル角20°

Fiberlite
F10-4x1000 LEX

4 L容量の軽量カーボン固定角ローター

Fiberlite
F12-6x500 LEX

3 L容量の軽量カーボン固定角ローター

Fiberlite
F14-6x250y

1.5 L容量の軽量カーボン固定角ローター

Fiberlite
F14-14x50cy

50 mLコニカルチューブ用ハイスループット
カーボン固定角ローター

●

●

●

1,000 mL ボトルや市販の多様なチュー）ブを遠心可能（ボトル角20°500 mL ボトルや市販の多様なチューブ（ボトル角20°）を2.4万×gで遠心可能

250 mL ボトルや市販の多様なチューブ（ボトル角23°）
を3万×gで遠心可能

50 mLコニカルチューブや限外ろ過フィ
ルター のハイスル ー プット遠 心 が 可 能）（チューブ角34°●＊ アダプター等の詳細については20〜22ページをご参照ください。

18

最大容量＊

最高スピード

4本×1,000mLボトル
40本×50 mLコニカル
96本×15 mLコニカル
148本×10 mL採血管
196本×5／7 mL採血管
24枚×マイクロプレート
8枚×ディープウェル
8個×〜450 mL血液バッグLYNX 6000
LYNX 4000
5,500 rpm
7,068×g

4本×400 mLボトル
16本×50 mLコニカル
36本×15 mLコニカル
56本×10 mL採血管
76本×5／7 mL採血管

LYNX 6000
LYNX 4000
7,000 rpm
10,025×g

6本×50 mLコニカル
6本×50 mLオークリッジ
6本×16 mLオークリッジ
6本×15 mLコニカル
6枚×10 mLオークリッジ

LYNX 6000
LYNX 4000
13,100 rpm
30,314×g

6本×1,000 mLボトル
6本×500 mLボトル
6本×250 mLボトル
6本×175 mLコニカル
30本×50 mLコニカル
36本×50 mLオークリッジ
42本×30 mLオークリッジ
72本×15 mLコニカル

LYNX 6000
9,000 rpm
17,568×g

4本×1,000 mLボトル
4本×500 mLボトル
4本×250 mLボトル
4本×175 mLコニカル
20本×50 mLコニカル
28本×50 mLオークリッジ
28本×30 mLオークリッジ
48本×15 mLコニカル

LYNX 6000
LYNX 4000
10,500 rpm
20,584×g

6本×500 mLボトル
6本×250 mLボトル
6本×175 mLコニカル
6本×50 mLコニカル
12本×50 mLオークリッジ
18本×30 mLオークリッジ
36本×16 mLオークリッジ
36本×15 mLコニカル

LYNX 6000
LYNX 4000
12,000 rpm
24,471×g

6本×250 mLボトル
6本×50 mLコニカル
6本×50 mLオークリッジ
12本×30 mLオークリッジ
30本×16 mLオークリッジ
30本×15 mLコニカル

LYNX 6000
LYNX 4000
14,000 rpm
30,240×g

14本×50 mLコニカル
14本×50 mLオークリッジ
14本×30 mLオークリッジ
14本×16 mLオークリッジ

LYNX 6000
14,000 rpm
33,746×g
LYNX 4000
13,000 rpm
29,097×g

カタログNo.

製品名

096-124375

Fiberlite
F20-12x50 LEX

製品内容

50 mLオークリッジチューブ用ハイスルー
プットカーボン固定角ローター●

096-084275

Fiberlite
F21-8x50y

50 mLオークリッジチューブ用カーボン固定角ローター●

75003006

A23-6x100

A27-6x50

A27-8x50

T29-8x50

Fiberlite
F23-48x1.5

50 mL オークリッジチューブを 8.7 万×g
で高速遠心可能（チューブ角34°）

50 mL オークリッジチューブ用チタン製
超高速固定角ローター●

096-484075

50 mL オークリッジチューブを 7.9 万×g
で遠心可能（チューブ角34°）

50 mL オークリッジチューブ用アルミ製
高速固定角ローター●

75003009

100 mLオークリッジチューブを6.2 万×g
で遠心可能（チューブ角25°）50 mL オークリッジチューブ用アルミ製
固定角ローター（ハイアングル）●

75003008

50 mL オークリッジチューブを 4.7 万×g
で遠心可能（チューブ角34°）

100 mL オークリッジチューブ用アルミ製
高速固定角ローター●

75003007

50 mL オークリッジチューブを 5.1 万×g
で遠心可能（チューブ角25°）50 mLオークリッジチューブを10 万×gで）。エクソソーム
遠心可能（チューブ角 34 °の分離にご利用いただけます

マイクロチューブ用カーボン固定角ロー
ター
●

最大容量＊

12本×50 mLオークリッジ
12本×30 mLオークリッジ
12本×16 mLオークリッジ
12本×15 mLコニカル
12本×10 mLオークリッジ

8本×50 mLオークリッジ
8本×30 mLオークリッジ
8本×16 mLオークリッジ
8本×15 mLコニカル
8本×10 mLオークリッジ

6本×85 mLオークリッジ
6本×50 mLオークリッジ
6本×30 mLオークリッジ
6枚×16 mLオークリッジ
6枚×10 mLオークリッジ

6本×50 mLオークリッジ
6本×30 mLオークリッジ
6本×16 mLオークリッジ
6本×15 mLコニカル
6本×10 mLオークリッジ

8本×50 mLオークリッジ
8本×30 mLオークリッジ
8本×16 mLオークリッジ
8本×15 mLコニカル
8本×10 mLオークリッジ

最高スピードLYNX 6000
20,000 rpm
51,428×g
LYNX 4000
18,000 rpm
41,657×g
LYNX 6000
20,000 rpm
47,850×g
LYNX 4000
18,000 rpm
38,759×g
LYNX 6000
23,500 rpm
62,976×g
LYNX 4000
21,000 rpm
50,290×g
LYNX 6000
27,000 rpm
79,057×g
LYNX 4000
24,000 rpm
62,465×g
LYNX 6000
27,000 rpm
87,207×g
LYNX 4000
24,000 rpm
68,905×g

8本×50 mLオークリッジ
8本×30 mLオークリッジ
8本×16 mLオークリッジ
8本×15 mLコニカル
8本×10 mLオークリッジ

LYNX 6000
29,000 rpm
100,605×g

48本×1.5 mLマイクロチューブ

LYNX 6000
23,000 rpm
57,368×g

1.5 mLマイクロチューブを5.7 万×gで遠）心可能（チューブ角45°

LYNX 4000
24,000 rpm
68,905×g

LYNX 4000
18,500 rpm
37,116×g

75003013

TCF-20ゾーナル

チタン製ゾーナルローター

堆積容量1,350 mL

LYNX 6000
20,000 rpm
42,931×g

75003012

TCF-20チタン製連続フローローター

堆積容量1,350 mL

LYNX 6000
20,000 rpm
42,931×g

19

Sorvall LYNXシリーズ ローター&アクセサリー
カタログNo.

製品名

75003000

BIOFlex HCスイングバケットローター（カタログNo.75007301）、
バケット & 1,000 mL ボトルアダプター
1,000 mL PPバイオボトル各4個付属

最大容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

4×1,000−

75007309

ClickSealリッド BIOFlex HCバケット用 4個−−

75007300

1,000 mL PPバイオボトル 4本−

126×140

75007301

アダプター 1,000 mL バイオボトル用 4個

4×1,000

126×140

75007304

BIOLinkアダプター 750 mL バイオボトル用／ラウンドアダプター用 4個

4×750

98×13375004253

アダプター 500 mL Nalgeneボトル用 4個

4×500

70×16075007302

アダプター 500 mL Corningコニカルボトル用 4個

4×500

98×13375005392

アダプター 250 mL コニカルボトル用 4個

8×250

62×14575007305

アダプター 250 mL Nalgene平底、
225／200 mL コニカルボトル用（別途専用アダプターが必要）4個

8×250

62×13075003674

アダプター 50 mL コニカルチューブ用4個

40×50

30×12075004255

アダプター 50 mL コニカルチューブ用（個別シーリング）2個

20×50

30×12075004252

アダプター 50 mL 丸底チューブ用 4個

48×50

29.5×120

75007306

アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個

96×15

17.5×121

75003672

アダプター 10 mL 採血管用 4個

148×10

17×11075003697

アダプター 9／10 mL 採血管用
（Sarstedt社）4個

100×9／10

17×11075003671

アダプター 5／7 mL 採血管用 4個

196×5／7

14×11075003709

アダプター 4.5／6 mL 採血管用
（Greiner社）4個

164×4.5／6

14×11075007303

マイクロプレート／DWプレートキャリア 4個入

24×プレート
8×DWプレート＜H86 mm

75003829

アダプター <450 mL 液体バッグ用／培養バッグ用 4個

8×450

−

BIOFlex HCで以下のアダプターを使用する場合はBIOLinkアダプター（カタログNo.75007304）が必要
75003713

アダプター 100 mL丸底チューブ用 4個

8×100

45×12375003824

アダプター 50 mLコニカル用／自立型コニカル用 4個

20×50

29.5×120

75003716

アダプター 30 mL Sterilinチューブ用 4個

28×30

25.5×120

75003719

アダプター 15／10 mL採血管用 4個

84×10

17×11775003718

アダプター 14 mL丸底／コニカルウリン用 4個

48×14

18×12475003724

アダプター 5 mL RIA／丸底チューブ用 4個

148×5

13×11175003733

アダプター 1.5／2 mLマイクロチューブ用 4個

192×2

11×50

75008383

アダプター T-75細胞培養フラスコ用 2個

4×T-75−75008384

アダプター T-25細胞培養フラスコ用 2個

8×T-25−75003002

BIOFlex HSスイングバケットローター + バケット 4個

4×400

−

75003656

ClickSealリッドBIOFlex HSバケット用 4個−−

75007585

400 mL PPバイオボトル 12個−

80×12575004258

アダプター 250／200／175 mL コニカルボトル用 4個

4×250

62×13575004257

アダプター 250 mL Nalgene 平底ボトル用／225 mL BDコニカル用（別途BDアダプター必要）4個

4×200

62×12575003708

アダプター 100 mL 丸底オープントップチューブ用 4個

4×100

45×11775003707

アダプター 50 mL DIN 丸底チューブ用 4個

12×50

34.5×105

75003799

アダプター 50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 4個

16×50

29.5×114

75004259

アダプター 50 mL コニカルチューブ用（個別シーリング）2個

8×50

30×11675003683

アダプター 50 mL コニカルチューブ用 4個

16×50

30×11675005393

アダプター 50 mL コニカルチューブ用／スカート付コニカル用 4個

12×50

30×11675003703

アダプター 30／25 mL DIN丸底／平底チューブ用 4個

20×30

25.5×108

75003706

アダプター 30 mL Sterilinユニバーサルチューブ用 4個

12×30

25×11075005394

アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個

36×15

17×12175003798

アダプター 16 mL Nalgene／14 mL丸底チューブ用 4個

28×16

18×11275003794

アダプター 15 mL 採血管用 4個

16×15

17×13175003704

アダプター 15 mL 丸底チューブ用（Sarstedt）4個

40×15

17×10575003681

アダプター 10 mL 採血管用 4個

56×10／15

17×11375003680

アダプター 5／7 mL 採血管用 4個

76×5／7

13×11075003825

アダプター 4.5／6 mL 採血管用 4個

64×4.5／6

13×11075003793

アダプター 3 mL RIA／丸底チューブ用 4個

76×3／5

11×11075003700

アダプター 1.5／2 mLマイクロチューブ用 4個

136×2

11×45

75003010

高速スイングローター TH13-6 x 50 バケット + キャップ付属

75004264
75007321−−

アダプター 50 mL コニカルチューブ用 6個

6×50

30×116

アダプター 15 mL コニカルチューブ用 6個

6×15

17×121

Public Health England 認証付きバイオセーフティ対応ローター

20

カタログNo.

製品名

最大容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

096-061075

Fiberlite F9-6 x 1000 LEX カーボンローター

6×1,000−

096-041075

Fiberlite F10-4 x 1000 LEX カーボンローター

4×1,000−

010-1491

1,000 mL Fiberliteボトル PPCO 2本

1,000

98×195010-1661

1,000 mL SteriBIOSシングルユースボトル PPCO 4本

1,000

98×195010-1492

1,000 mL Fiberliteボトル PC 2本

1,000

98×195010-0145

1,000 mL キャビティ用アダプター 500 mL Fiberliteボトル用 2個

6／4×500

70×160010-1096

1,000 mL キャビティ用アダプター 250 mL コニカルボトル用 2個

6／4×250

61×133010-0150

1,000 mL キャビティ用アダプター 250 mL Fiberliteボトル用 2個

6／4×250

61×124010-1132

1,000 mL キャビティ用アダプター 175 mL Nalgeneコニカルボトル用 2個

6／4×175

61×144010-1093

1,000 mL キャビティ用アダプター 100／80 mL 丸底チューブ用 2個

18／12×100

38×109010-0180

1,000 mL キャビティ用アダプター 50 mL コニカルチューブ用 2個

30／20×50

29×115010-1091

1,000 mL キャビティ用アダプター 50 mL Nalgene™ チューブ用 2個

36／24×50

29×108010-1095

1,000 mL キャビティ用アダプター 30 mL Nalgeneチューブ用 2個

42／28×30

26×102010-1087

1,000 mL キャビティ用アダプター 16 mL Nalgeneチューブ用 2個

84／56×16

18×107010-1079

1,000 mL キャビティ用アダプター 15 mL コニカルチューブ用 2個

72／48×15

17×115010-1307

1,000 mL キャビティ用アダプター 10 mL Nalgeneチューブ用 2個

108／72×10

16×100010-1415

1,000 mL キャビティ用アダプター 10 mL BD採血管用 2個

108／72×10

16×100010-1416

1,000 mL キャビティ用アダプター 6 mL BD採血管用 2個

132／88×6

13×100010-1417

1,000 mL キャビティ用アダプター 2 mL
フィルター／マイクロチューブ用 2個

72／48×2

13×45010-1419

1,000 mL キャビティ用アダプター 10 x 1.8／2.7 mL BD採血管用 2個

180／120×1.8／2.7

10×64

096-062375

Fiberlite F12-6 x 500 LEX カーボンローター

6×500

70×160010-1493

500 mL Fiberliteボトル PPCO 6個

500 mL

70×160010-1494

500 mL Fiberliteボトル PC 6個

500 mL

70×160010-1135

500 mL キャビティ用アダプター 250 mL コニカルボトル用 2個

6×250

61×139010-0151

500 mL キャビティ用アダプター 250 mL Fiberliteボトル用 2個

6×250

61×135010-0152500 mL キャビティ用アダプター 175 mL Nalgeneコニカル用 2個

6×175

61×144010-1114

500 mL キャビティ用 アダプター 100／80 mL 丸底チューブ用 2個

6×100／80

38×109010-1102

500 mL キャビティ用 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 2個

6×50

30×115010-1112

500 mL キャビティ用 アダプター 50 mL Nalgeneチューブ用 2個

12×50

29×108010-1115

500 mL キャビティ用 アダプター 30 mL Nalgeneチューブ用 2個

18×30

26×102010-1105

500 mL キャビティ用 アダプター 16 mL Nalgeneチューブ用 2個

84×16

18×107010-1099

500 mL キャビティ用 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 2個

72×15

17×115010-1308

500 mL キャビティ用 アダプター 10 mL Nalgeneチューブ用 2個

42×10

16×100010-1103

500 mL キャビティ用 アダプター 10 mL 採血管用 2個

42×10

16×100010-1137

500 mL キャビティ用 アダプター 3 mL 採血管用 2個

84×3

10×64

096-062075

Fiberlite F14-6 x 250y カーボンローター

6×250

61×125010-1495

250 mL Fiberliteボトル PPCO 6個

250 mL

61×124010-1496

250 mL Fiberliteボトル PC 6個

010-1119

250 mL キャビティ用アダプター 100／80 mL Nalgeneチューブ用 2個

75100136

250 mL

61×1246×100／80

38×106250 mL キャビティ用アダプター 50 mL コニカルチューブ用 2個

6×50

30×115010-0138

250 mL キャビティ用アダプター 50 mL Nalgeneチューブ用 2個

6×50

29×108010-1072

250 mL キャビティ用アダプター 30 mL Nalgeneチューブ用 2個

12×30

26×102010-1073

250 mL キャビティ用アダプター 15 mL Nuncコニカルチューブ用 2個

30×15

17.5×121010-1074

250 mL キャビティ用 アダプター 16 mL Nalgeneチューブ用 2個

30×16

18×107010-1410

250 mL キャビティ用アダプター 15 mL BDコニカルチューブ用 2個

30×15

17.5×121010-1309

250 mL キャビティ用アダプター 10 mL Nalgeneチューブ用 2個

42×10

16×100010-1117

250 mL キャビティ用アダプター 10 mL 採血管用 2個

42×10

16×100010-1138

250 mL キャビティ用アダプター 3 mL 採血管用 2個

42×3

10×64

21

機種

カタログNo.

製品名

最大容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003006

A23-6 x 100 アルミ製高速ローター

6×100

38×10575003103

100 mL キャビティ用アダプター 50 mL コニカル用 1個

6×50

30×12175003095

100 mL キャビティ用アダプター 15 mL コニカル用 1個

6×15

17×12375003102

100 mL キャビティ用アダプター 50 mL Nalgeneチューブ用 1個

6×50

29×11775003094

100 mL キャビティ用アダプター 38 mL Nalgeneチューブ用 1個

6×38

26×11076002906

100 mL キャビティ用アダプター 16 mL Nalgene チューブ用 1個

6×16

18×12375003093

100 mL キャビティ用アダプター 12 mL Nalgeneチューブ用 1個

12×12

16×95

75003092

100 mL キャビティ用アダプター 6.5 mL 丸底チューブ用 1個

12×6.5

13×11475003091

100 mL キャビティ用アダプター 3.5 mL 丸底チューブ用 1個

24×3.5

11×11076002905

100 mL キャビティ用アダプター 2 mL マイクロチューブ用 1個

24×2

11×40

096-145075

Fiberlite F14-14 x 50cy カーボンローター

14×50

30×115010-0377

50 mL コニカルキャビティ用アダプター 50 mL Nalgeneチューブ用 2個

14×50

29×108010-1147

50 mL コニカルキャビティ用アダプター 30 mL Nalgeneチューブ用 2個

14×30

26×102010-0376

50 mL コニカルキャビティ用アダプター 16 mL Nalgeneチューブ用 2個

14×16

18×10775100378

50 mL コニカルキャビティ用アダプター
15 mL Corning／BDコニカルチューブ用 2個

14×15

17×115010-1340

50 mL コニカルキャビティ用アダプター
15 mL Nuncコニカル用／Amicon™ フィルター用 2個

14×15

17×115010-1311

50 mL コニカルキャビティ用アダプター 10 mL Nalgeneチューブ用 2個

14×10

16×100010-1124

50 mL コニカルキャビティ用アダプター 10 mL 採血管用 2個

14×10

16×100096-124375

Fiberlite F20-12 x 50 LEXカーボンローター

12×50

29×115096-084275

Fiberlite F21-8 x 50y カーボンローター

8×50

29×115010-0167

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 30 mL オークリッジチューブ用 2個

12／8×30

26×102010-0382

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 16 mL オークリッジチューブ用 2個

12／8×1618×107010-1123

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 15 mL コニカルチューブ用 2個

12／8×15

17×115010-1306

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 10 mL オークリッジチューブ用 2個

12／8×1016×82010-1068

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 10 mL 採血管用 2個

12／8×10

16×100010-1128

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 3 mL 採血管用 2個

12／8×310×64010-1127

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 1 mL Microtainer™用 2個

36／24×1

8×4875003007

A27-6 x 50 アルミ製高速ローター

6×50

29×11575003008

A27-8 x 50 アルミ製高速ローター

8×50

29×11575003009

T29-8 x 50 チタン製超高速ローター

8×50

29×11575003027

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 30 mL Nalgeneチューブ用 2個

6／8×3026×10200368

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 30 mL ガラスチューブ用 1個

6／8×3024×10675003026

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 16 mL Nalgeneチューブ用 2個

6／8×1618×10075007321

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 15 mL コニカルチューブ用 2個

6／8×15

17×11575003025

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 14 mL
フランジ付き丸底チューブ用 2個

6／8×1418×75

75003028

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 12 mL
フランジ付き丸底チューブ用 2個

6／8×12

16×10075003024

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 10 mL Nalgeneチューブ用 2個

6／8×10

16×80

00473

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 7 mL
フランジ付き丸底チューブ用 1個

6／8×7

13×10075003023

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 4 mL
フランジ付き丸底チューブ用 2個

12／16×4

11×75

75003029

50 mL オークリッジキャビティ用アダプター 1.5 mL マイクロチューブ用 2個

18／24×1.5

11×40

096-484075

Fiberlite F23-48 x 1.5 カーボンローター

48×1.511×4075003012

TCF-20 チタン製連続フローローター

1,350

−

75003013

TCF-20 チタン製ゾーナルローター

1,350

−

Public Health England 認証付きバイオセーフティ対応ローター

22

お知らせ

ラボ用機器の安全講習セミナー
セミナーの内容

遠心機と安全キャビネットの正しい使い方、メンテナンス、選定ポイントを中心に本安全講習セミナーでは研究開発の現場で最も汎用的に使用される遠心機と安全キャビネットを例に、当社製品担当者が日々の機器取り扱いに潜むリスクを解説し、これらを軽減するために「機器を正しく安全にお使いいただくためのポイント」
をご紹介いたします。
新人の導入教育や作業者の安全認識を高めるうえで有効なプログラムです。

所要時間／開催形式：1時間（月曜日から金曜日）／オンライン
（ご相談）
＊
• 遠心機
（約30分）＊• 安全キャビネット
（約30分）＊ どちらか一方の内容でも対応可能

詳細はこちらにお問い合わせくださいthermofisher.com/jp/ja/home/technical-resources/activities.html?icid=cell-therapy
23超大容量冷却遠心機
Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS シリーズ
10 L を超える処理容量と cGMP に準拠した製造プロセスを実現するバイオプロセス用超大容量遠心機• BIOS 16：スイングローター専用モデル（最大容量16 L）• BIOS A：固定角ローター専用モデル（最大容量10 L）• タッチスクリーンインターフェース（日本語対応）• cGMP製造環境をサポートする高度なログ管理機能

BIOS A

BIOS 16

IEC 61010-2-020適合

仕様
モデル名
最高回転数（ローター）
最大遠心力（ローター）
パフォーマンスレンジ
最大容量

BIOS 16BIOS A

5,400 rpm
（6×1000 mL）

6,250 rpm
（F6-10x1000 LEX）

8,500×g（6×1000 mL）

12,000×g（F6-10x1000 LEX）

300〜5,400 rpm／29〜8,500×g

300〜6,250 rpm／29〜12,000×g

16,000 mL（8×2,000 mLボトル）（8×1,700 mL CentriPAK BPC ）13,600 mL（16×500 mL血液バッグ）
8,000 mL

10,000 mL（10×1,000 mLボトル）

インターフェース

Centri-Touch カラータッチスクリーン
（感圧式）

タイマー

99 hr 59 min 59 sec（At Run Start／At Speed Set Point）
、HOLD

プログラム

120
（プログラム名）

ACE（w2t）：積算遠心力設定
その他機能
プロトコルトレーサビリティ
省エネルギーモード

標準装備
多言語表示
（日本語対応）、オンボードトレーニング動画、ユーザーロギング、ユーザーロックアウト、全自動ドア開閉、
ローター自動識別、
インバランス＆温度過上昇スクリーン表示、ステンレスチャンバー、エラーメッセージガイダンス／Centri-Log Plusソフトウエア（オプション）
標準装備（Centri-Trackランロギング）

Eco-Spin™ ウインドシールド（BIOS 16）、
ドアオープン時冷却OFF

ドライブシステム
ステップラン

DuraFlexハイトルクブラシレスドライブシステム、各3ステップまで
標準装備（30プロファイル／スピード／タイマー）

加速／減速

10段階／10段階＋ブレーキオフ

ポート

1×USBポート、1×RJ45コネクタ

温度コントロール

C
（1 °
Cごと）
‒20〜＋40 °外寸（W×D×H）‒20〜＋30 °
C
（1 °
Cごと）

816×990×1,015 mm

重量475 kg481 kg電源200〜240 V 50／60 Hz、30 A、単相

200〜240 V 50／60 Hz、32 A、単相

発熱量

＜2 kW

ノイズ
（最高回転時）

2.3 kW
62 dBA

認証

EN 61010-1 3rd Ed.、IEC 61010-2-020 2nd Ed. ＆ CDV 61010-2-020、EN 61326-1 Class B

保証

ユニット2年間、ドライブシステム5年間、冷却システム5年間

24大容量・ハイスループットでバイオプロセシングにおける生産性の飛躍的な向上に貢献します
大容量で生産性を最大化• Sorvall BIOS 16の新開発8×2000 mLローターはユニークな広口2,000 mLボトルを8本ま一度に遠心可能で（最大16,000 mL）• Sorvall BIOS Aでは、Thermo Scientific ™ Fiberlite ™ F6-10×1000 LEX 固定角ローターで1,000 mLボトルを10本（最大10,000 mL）
12,000×gで遠心可能

オペレーションの簡素化と省スペースユニット• 使いやすさを追求したユニットデザイン− ボタンを押すだけで全自動で遠心機チャンバードアを開閉する Thermo Scientific ™

Auto-Door™ システムを採用• Thermo Scientific™ Auto-Lid™ 全自動ローターリッド開閉（BIOS 16）
ドアの開閉と連動してリッドも開閉− ローターリッドは遠心チャンバードアにセットされ、Thermo Scientific™ Centri-Touch™ タッチスクリーンインターフェース• グローブを付けたまま操作が可能

滅菌済みシングルユース遠心容器• 電子線滅菌済みThermo Scientific™ SteriBIOS™ 遠心ボトルが新登場• SteriBIOS 2,000 mL遠心ボトルはBIOS 16／BP 16用の2,000 mLオーバルバケットに対応• SteriBIOS 1,000 mL遠心ボトルはBIOS AのFiberlite固定角ローターに対応• 充填と回収を閉鎖系で行えるThermo Scientific™ CentriPAK™ BPC遠心分離バッグにより汚染リスクを低減

ヘビーデューティモデル• 環境表面殺菌や除染の際に使用される蒸気過酸化水素に対応するヘビーデューティ仕様• ステンレススチール製ユニットボディ

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

75007685

Sorvall BIOS 16大容量冷却遠心機 単相200〜240 V（50／60 Hz）、30 A

75007696

Sorvall BIOS 16 Heavy Duty大容量冷却遠心機 単相200〜240 V（50／60 Hz）、30 A

75007698

Sorvall BIOS A大容量高速冷却遠心機 単相200〜240 V（50／60 Hz）、32 A

75007700

Sorvall BIOS A Heavy Duty大容量高速冷却遠心機 単相200〜240 V（50／60 Hz）
、32 A

25

ローターセット

Thermo Scientific™ 6x1000 mL スイングローター
6 x 1000 mL（Sorvall BIOS 16専用）
最高回転数

5,400 rpm

最大遠心力8,500×g

カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003961

6x1000 mLスイングバケットローターパッケージ（ロータークロス、
ラウンドバケット、1,000 mLボトルPP 6本）−

6×1,000−

75003963

ラウンドバケット2個−

98×17511776

ラウンドバケットカバー

2個

−

−

12995

シールキットラウンドバケット用

6個

−

−

2個

18×プレート
6×DWプレート−

11267KN

マイクロプレートキャリア

Thermo Scientific™ 8x1000 mL スイングローター
8 x 1000 mL（Sorvall BIOS 16専用）
最高回転数

4,600 rpm

最大遠心力7,117×g

カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003981

8x1000 mLスイングバケットローターパッケージ（ロータークロス、
ラウンドバケット、1,000 mLボトルPP 8本）−

8×1,000−

75003963

ラウンドバケット2個−

98×17511776

ラウンドバケットカバー

2個

−

−

12995

シールキットラウンドバケット用

6個

−

−

2個

24×プレート
8×DWプレート−

11267KN

マイクロプレートキャリア

ラウンドバケット用アダプター
カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

00444

アダプター500 mL Nalgeneボトル用

1個

6／8×500

70×16000511

アダプター500 mL Nalgeneボトル用＊

1個

6／8×500

70×16001092

アダプター250 mL Nalgeneボトル用

1個

6／8×250

61×13300436

アダプター50 mLコニカルチューブ用（バケットカバー不可）

1個

30／40×50

30×12000445

アダプター50 mLコニカルチューブ用（バケットカバー可）

1個

18／24×50

30×12000447

アダプター15 mLコニカルチューブ用

1個

48／64×15

17.5×12100385

アダプター10／15 mL採血管用

1個

108／144×10

16×12700384

アダプター7 mL採血管用

1個

132／176×7

13×10000857

アダプター5 mL採血管用

1個

132／176×5

13×75＊ 00444と組み合わせて使用

26

ラウンドバケット（カタログNo.75003963）

ラウンドバケットカバー（カタログNo.11776）

Thermo Scientific™ 6x2000 mL スイングローター
6 x 2000 mL（Sorvall BIOS 16専用）
最高回転数

4,700 rpm

最大遠心力

7,187×g

カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003962

6x2000 mLスイングバケットローターパッケージ（ロータークロス、
オーバルバケット、2,000 mLボトルPP 6本）−

6×2,000−

75004662

6x2000 mLスイングバケットローターFBSバケット
パッケージ（ロータークロス、FBSラウンドバケット）−

6×1,000

98×17575003964

オーバルバケット

2個−

W99×D188×H193

75004699

FBSラウンドバケット

2個

6×1,000

98×17575003846

ダブルバケット（血液バッグ用）

2個

12×500−

オーバルバケット（カタログNo.75003964）

FBSラウンドバケット（カタログNo.75004699）

ダブルバケット（血液バッグ用）（カタログNo.75003846）

Thermo Scientific™ 8x2000 mL スイングローター
8 x 2000 mL（Sorvall BIOS 16専用）
最高回転数

3,900 rpm

最大遠心力5,374×g

カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003982

8x2000 mLスイングバケットローターパッケージ（ロータークロス、2,000 mLオーバルバケット、
食品グレード2,000 mLボトルPP 8本）−

8×2,000−

75004682

8x2000 mLスイングバケットローターFBSバケット
パッケージ（ロータークロス、FBSラウンドバケット）−

8×1,000

98×17575003964

オーバルバケット

2個−

W99×D188×H193

75004699

FBSラウンドバケット

2個

8×1,000

98×17575003846

ダブルバケット（血液バッグ用）

2個

16×500−製品名

入数

アダプター 50 mLコニカル用（カタログNo.75003344）

アダプター 15 mLコニカル用（カタログNo.75003343）

アダプター 10 mL採血管用（カタログNo.75003342）

2000 mLオーバルバケット用アダプター＆アクセサリー
カタログNo.

アダプター 500 mL Nalgeneボトル用（カタログNo.75003346）

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003346

アダプター 500 mL Nalgeneボトル用

2個

6／8×500

70×16075003344

アダプター 50 mL コニカル用

2個

66／88×50

30×12075003343

アダプター 15 mL コニカル用

2個

156／208×15

17.5×121

75003342

アダプター 10 mL 採血管用

2個

252／336×10

17×10575003341

アダプター 5／7 mL 採血管用

2個

312／416×5／7

14×110
W86×D128

75003345

アダプター マイクロプレート用

2個

30／40×MP
6／8×DW

75003870

オーバルボトル 2000 mL PPCO食品グレード
青キャップ（未滅菌）

2個

6／8×2,000

W99×D188×H193

75003872

BIOSボトル 2000 mL PP 医薬品グレード
（未滅菌）

2個

6／8×2,000

W99×D188×H193

75003871

SteriBIOSボトル 2000 mL PP 医薬品グレード（電子線滅菌済み）

2個

6／8×2,000

W99×D188×H193

アダプター 5／7 mL採血管用（カタログNo.75003341）

アダプター マイクロプレート用（カタログNo.75003345）

1000 mL FBSラウンドバケット用
カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

3120-1000

Nalgene 1000 mL遠心ボトル

4個

6／8×1,000

98×175

SteriBIOSボトル（カタログNo.75003871）

27

ダブルバケット（血液バッグ用）
アダプター
カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003851

アダプター5連血液バッグ用 XXLサイズ

2個

12／16×500

W110×D88

75003852

アダプター5連血液バッグ用 XLサイズ

2個

12／16×500

W110×D76

75003853

アダプター5連血液バッグ用 Mサイズ

2個

12／16×450

W110×D57

75003855

フックアダプター臍帯血バッグ用 Mサイズ

2個

12／16×300−

75003868

フックアダプター臍帯血バッグ用 XXLサイズ＊22個

12／16×300−＊1＊1 75003853に取り付けて使用＊2 75003851に取り付けて使用アダプター5連血液バッグ用XXLサイズ（カタログNo.75003851）

アダプター5連血液バッグ用XLサイズ（カタログNo.75003852）

Thermo Scientific™ Fiberlite F6-10x1000 LEX
固定角ローター

アダプター5連血液バッグ用Mサイズ（カタログNo.75003853）

Fiberlite F6-10x1000 LEX（Sorvall BIOS A専用）
最高回転数

6,250 rpm

最大遠心力12,000×g

カタログNo.

製品名

096-101001

Fiberlite F6-10x1000 LEXカーボン固定角ローター（Fiberlite 1,000 mLボトル PPCO 10本入り）

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

1

10×1,000

98×195F6-10x1000 LEX用アダプター
カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

010-0145

アダプター 500 mL Fiberliteボトル用

2個

10×50070×160010-0150

アダプター 250 mL Fiberliteボトル用

2個

10×25061×133010-1132

アダプター 250 ｍL Nunc／
175 mL Nalgeneコニカルボトル用

2個

10×175／250

61×144010-1093

アダプター 80 mL オークリッジチューブ用

2個

30×80

38×109010-0180

アダプター 50 mL コニカルチューブ用

2個

50×50

30×115010-1091

アダプター 50 mL オークリッジチューブ用

2個

60×50

29×115010-1095

アダプター 30 mL オークリッジチューブ用

2個

70×30

26×102010-1087

アダプター 16 mL オークリッジチューブ用

2個

140×1618×107010-1079

アダプター 15 mL コニカルチューブ用

2個

120×15

17.5×120010-1307

アダプター 10 mL オークリッジチューブ用

2個

180×10

16×100010-1415

アダプター 10 mL 採血管用

2個

180×10

16×100010-1661

SteriBIOS 1000 mLシングルユース遠心ボトル（電子線滅菌済み）

4個

10×1,000

98×195010-1491

Fiberlite 1000 mL遠心ボトル PPCO（未滅菌）

2個

10×1,000

98×195010-1492

Fiberlite 1000 mL遠心ボトル PC（未滅菌）

2個

10×1,000

98×195010-1493

Fiberlite 500 mL遠心ボトル PPCO（未滅菌）

6個

10×50070×160010-1494

Fiberlite 500 mL遠心ボトル PC（未滅菌）

6個

10×50070×160010-1495

Fiberlite 250 mL遠心ボトル PPCO（未滅菌）

6個

10×25061×133010-1496

Fiberlite 250 mL遠心ボトル PC（未滅菌）

6個

10×25061×133

フックアダプター臍帯血バッグ用
Mサイズ（カタログNo.75003855）

フックアダプター臍帯血バッグ用
XXLサイズ（カタログNo.75003868）

アダプター 500 mL
Fiberliteボトル用（カタログNo.010-0145）

アダプター 250 mL
Fiberliteボトル用（カタログNo.010-0150）

アダプター 50 mL
コニカルチューブ用（カタログNo.010-0180）

SteriBIOS 1000 mL
シングルユース遠心ボトル（カタログNo.010-1661）28

点検・クオリフィケーションサービス
当社遠心機の全てのモデルにおいて、点検プランのほかに、
クオリフィケーションサービス（IQ・OQ）
を提供しております。クオリフィケー
ションサービスは、手順書に従い、
クオリフィケーション報告書として文書化することが目的となります。これが、点検プランとの大きな違いです。点検プランのオプションとして遠心機の測定ポイントの追加要求などにも応えるオプションも準備しております。
クオリフィケーション
サービス（IQ・OQ）

クオリフィケーション
オプション

要求項目のみ●要求項目のみ

●

オプション

●

●

−

●

−

作業者認定書×−●−

クオリフィケーション報告書

×

−

●

−

サービス内容点検プラン

点検オプション

点検項目の確認●

追加要求項目オプション

校正機器の校正証明書

以下の測定項目にある任意のポイントも、追加オプションとして対応可能となります。お客さまのご要望に応じて対応を検討いたしま
すので、お問い合わせください。
測定項目

クオリフィケーション
サービス（IQ・OQ）

クオリフィケーション
オプション

任意の測定ポイント1点〇 max／min 2点

任意の測定ポイント1点

任意の測定ポイント1点

〇 室温
（20 °
C）
で実施

任意の測定ポイント1点

任意の測定ポイント1点〇 30分／5分

任意の測定ポイント1点

点検プラン

点検オプション

回転動作（回転数実測）〇 max／mid／min 3点

冷却動作（温度実測）

（20 °
C）
で実施
〇 室温
〇 60分／10分

冷却時間（タイマー計測）

クオリフィケーションサービス
バリデーションの一環として、機器が適切に据え付けられ、正しく動作することを検証し、文書化するサービスです。教育訓練を受けた当社認定のフィールドサービスエンジニアが、当社指定の手順書に従い実施します。当社のクオリフィケーションサービスは「 IQ 」の2つのステップから構成されます。
「OQ」
このようなお客さまにお勧め• 医薬品・ワクチンなどの非臨床試験および臨床試験（GLP、GCP）• 医薬品・ワクチンなどの製造・品質管理（cGMP、治験薬cGMP）• 再生医療等製品の製造・品質管理（GCTP）• 体外診断用医薬品の製造・品質管理（ISO13485）• 試験所・校正機関（ISO／IEC 17025）• 臨床検査室（ISO15189、GLP、CLIA、CAP-LAP）

IQ

OQ

Installation
Qualification

Operation
Qualification

設置時適格性評価

運転時適格性評価

機器の開梱や設置、取り付けが適切であるかを検証し、文書化します。

機器が期待される運転範囲で動作するかを検証し、文書化します。

クオリフィケーションサービス成果物• クオリフィケーション報告書• 作業者認定書• 測定機器校正証明書

クオリフィケーション報告書

作業者認定書

測定機器校正証明書推奨される実施時期
サービス種類IQ・OQサービス
OQサービス

推奨時期
機器を新たに導入

既設機器を新たに準拠●●

定期の再評価

機器の移設

大きな修理

廃棄の直前

●

●

●
●

29

血液バッグ用大容量冷却遠心機
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP シリーズ
血液バッグのハイスループット遠心分離に優れた大容量冷却遠心機• 比類ない大容量：8×550 mL血液バッグ（BP 8）、16×500 mL
血液バッグ（BP 16）• 最大125 gまでのインバランスを補正するThermo Scientific™
DuraFlex™ ドライブ
• タッチスクリーンインターフェース（日本語対応）• cGMP製造環境をサポートする高度なログ管理機能
BP8

BP16

IEC 61010-2-020適合

仕様
モデル名

BP 8

BP 16

最高回転数

5,000 rpm
（HAEMAFlex 6）

4,700 rpm
（HAEMAFlex 12）

最大遠心力7,295×g（HAEMAFlex 6）

7,187×g（HAEMAFlex 12）

300〜5,000 rpm／26〜7,295×g

300〜4,700 rpm／29〜7,187×g

8×550 mL血液バッグ
8×1,000 mL遠心ボトル

16×500 mL血液バッグ
8×2,000 mL遠心ボトル
13,600 mL（8×1,700 mL CentriPAK BPC ）パフォーマンスレンジ
最大容量
インターフェース

Centri-Touch カラータッチスクリーン
（感圧式）

タイマー

99 hr 59 min 59 sec（At Run Start／At Speed Set Point）
、HOLD

プログラム

120
（プログラム名付き）

ACE
（w2t）
：積算遠心力設定
その他機能
プロトコルトレーサビリティ
省エネルギーモード
ドライブシステム
ステップラン

標準装備
多言語表示（日本語対応）、オンボードトレーニング動画、ユーザーロギング、ユーザーロックアウト、全自動ドア開閉、
ローター自動識別、
インバランス＆温度過上昇スクリーン表示、ステンレスチャンバー、エラーメッセージガイダンス／Centri-Log Plusソフトウエア（オプション）
標準装備（Centri-Track™ ランロギング）

Eco-Spinウインドシールド、
ドアオープン時冷却OFF
Duraflexハイトルクブラシレスドライブシステム、各3ステップまで
標準装備（30プロファイル／スピード／タイマー）

加速／減速

10段階／10段階＋ブレーキオフ

ポート

1×USBポート、1×RJ45コネクタ

温度コントロール

C
（1 °
Cごと）
‒20〜＋40 °外寸（W×D×H）

816×990×1,015 mm

重量475 kg電源200〜240 V、50／60 Hz、30 A、単相

発熱量

＜2 kW

消費電力

＜5,400 VA

ノイズ（最高回転時）62 dBA

認証

EN 61010-1 3rd Ed.、IEC 61010-2-020 2nd Ed. 、EN 62304、EN 61326-1 Class B、EN 62366、ISO14971、ISO 13485

保証

ユニット2年間、ドライブシステム5年間、冷却システム5年間

30大容量・ハイスループットで血液バッグを用いた
血液成分分離の生産性改善に貢献します
大容量で生産性を最大化• Sorvall BP 8は最大8個の450〜550 mL 4連または5連血液バッグを遠心可能• Sorvall BP 16は最大16個の450〜500 mL 4連または5連血液バッグを遠心可能• Sorvall BP 16に 2,000 mL容 量オーバ ルバケットのオプションを追加：ボトルやCentriPAK
BPC遠心分離バッグに対応

オペレーションの簡素化と省スペースユニット• 使いやすさを追求したユニットデザイン• ボタンを押すだけで全自動でチャンバードアを開閉：Thermo Scientific™ Auto-Door™ テク
ノロジー• ローターリッドもドアと連動して自動開閉：Thermo Scientific™ Auto-Lid™ システム

Centri-Touchタッチスクリーンインターフェース• 直感的な操作性• 感圧式のため、グローブを付けたままで操作が可能

Heavy Duty & Water-Cooling 仕様モデル• Heavy Duty仕様は蒸気過酸化水素（VHP）などに耐性がある筐体材質（ステンレス）を採用• Water-Cooling 仕様はチャンバー冷却用のコンプレッサーの代わりに施設循環冷却水を利用可能な冷却システムを採用：コンプレッサー用の大型冷却ファンが不要なためダストの舞
い上げを防止し汚染リスクを抑制。また、ユニット下スペースへのダストの入り込みを防止す
る防塵スカートを標準装備。クリーンルーム環境での使用に対応
Heavy Dutyモデル

Internal cooling circuit

External coolant(water) for
condenser cooling

Heavy duty & Water-Coolingモデル

Water-Cooling冷却システム

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

75007681

Sorvall BP 8 大容量冷却遠心機 単相200〜240V（50／60Hz）、30A

75007684

Sorvall BP 8 Heavy Duty 大容量冷却遠心機 単相200〜240V（50／60Hz）、30A

75007662

Sorvall BP 8 Heavy Duty & Water-Cooling 大容量冷却遠心機 単相200〜240V（50／60Hz）、30A

75007683

Sorvall BP 16 大容量冷却遠心機 単相200〜240V（50／60Hz）、30A

75007682

Sorvall BP 16 Heavy Duty 大容量冷却遠心機 単相200〜240V（50／60Hz）、30A

75007661

Sorvall BP 16 Heavy Duty & Water-Cooling 大容量冷却遠心機 単相200〜240V（50／60 Hz）
、30A

31

ローターセット

Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 スイングローター
オーバルバケット（カタログNo.75003834）

HAEMAFlex 6
最高回転数

5,000 rpm

最大遠心力7,295×gフィルターホルダー付きバケット（カタログNo.75003835）
容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

1個

−

−

2個

6×550

−

フィルターホルダー付きバケット

2個

6×550

−

75003859

フィルターホルダー

2個

−

−

75003836

ラウンドバケット

2個

6×500

98×175

カタログNo.

製品名

入数

75003861

HAEMAFlex 6スイングバケットロータークロス

75003834

オーバルバケット（血液バッグ用）

75003835

Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8スイングローター

フィルターホルダー（カタログNo.75003859）

ラウンドバケット（カタログNo.75003836）

HAEMAFlex 8
最高回転数

4,600 rpm

最大遠心力7,144×g

アダプター4連／5連血液バッグ用（カタログNo.75003837）

カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003881

HAEMAFlex 8スイングバケットロータークロス

1個

−

−

75003834

オーバルバケット（血液バッグ用）

2個

8×550

−

75003835

フィルターホルダー付きバケット

2個

8×550

−

75003859

フィルターホルダー

2個

−

−

75003836

ラウンドバケット

2個

8×500

98×175

アダプター2連／3連血液バッグ用（カタログNo.75003838）

アダプターPRP／buffy coatバッグ用（カタログNo.75003839）

HAEMAFlex 6／HAEMAFlex 8用アダプター
カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

75003837

アダプター4連／5連血液バッグ用（オーバルバケット用）

2個

6／8×450〜550−

75003838

アダプター2連／3連血液バッグ用（オーバルバケット用）

2個

6／8×400〜450−

75003839

アダプターPRP／buffy coatバッグ用（オーバルバケット用） 2個

6／8×250−

75003841

アダプターシングル／ダブル血液バッグ用（オーバルバケット用）

2個

12／16×400〜450−

75003842

アダプター添加溶液アダプター付き（フィルターホルダー付きバケット用）

2個

6／8×450〜550−

75003857

アダプター3連／4連血液バッグ用（ラウンドバケット用）

2個

6／8×450〜500−

75003858

アダプターシングル／ダブル血液バッグ用（ラウンドバケット用）

2個

6／8×450−

アダプターシングル／
ダブル血液バッグ用（カタログNo.75003841）

アダプター添加溶液アダプター付き（カタログNo.75003842）

アダプター3連／4連血液バッグ用（カタログNo.75003857）

32

アダプターシングル／
ダブル血液バッグ用（カタログNo.75003858）

Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12スイングローター
HAEMAFlex 12
最高回転数4,700 rpm

最大遠心力

7,187×g

ダブルバケット（血液バッグ用）（カタログNo.75003846）

カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ

75003862

HAEMAFlex 12 スイングバケットロータークロス

1個

−

−

75003846

ダブルバケット（血液バッグ用）

2個

12×500−75003964

オーバルバケット

2個

6×2,000

W99×D188×H193

Thermo Scientific HAEMAFlex 16スイングローター™

™

オーバルバケット（カタログNo.75003964）

アダプター5連血液バッグ用XXLサイズ（カタログNo.75003851）

HAEMAFlex 16
最高回転数

3,900 rpm

最大遠心力5,374×g

アダプター5連血液バッグ用XLサイズ（カタログNo.75003852）

カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

75003882

HAEMAFlex 16 スイングバケットロータークロス

1個

−

容器サイズ
−

75003846

ダブルバケット（血液バッグ用）

2個

16×500−75003964

オーバルバケット

2個

8×2,000

W99×D188×H193

アダプター5連血液バッグ用Mサイズ（カタログNo.75003853）

血液バッグ用ダブルバケットアダプター
カタログNo.

製品名

入数

容量（本×mL）

容器サイズ

75003851

アダプター5連血液バッグ用 XXLサイズ

2個

12／16×500

W110×D88

75003852

アダプター5連血液バッグ用 XLサイズ

2個

12／16×500

W110×D76

75003853

アダプター5連血液バッグ用 Mサイズ

2個

12／16×450

W110×D57

75003855

フックアダプター臍帯血バッグ用 Mサイズ

2個

12／16×300−

75003868

フックアダプター臍帯血バッグ用 XXLサイズ＊22個

12／16×300−＊1＊1 75003853に取り付けて使用＊2 75003851に取り付けて使用

フックアダプター臍帯血バッグ用Mサイズ（カタログNo.75003855）

フックアダプター臍帯血バッグ用XXLサイズ（カタログNo.75003868）

オーバルバケット用アダプター
容量（本×mL）

容器サイズ（φ×L mm）

2個

6／8×500

70×1602個

66／88×50

30×121
17.5×121

カタログNo.

製品名

入数

75003346

アダプター500 mL Nalgeneボトル用

75003344

アダプター50 mL コニカルチューブ用

75003343

アダプター15 mL コニカルチューブ用

2個

156／208×15

75003342

アダプター10 mL 採血管用

2個

252／336×10

17×11775003341

アダプター5／7 mL 採血管用

2個

312／416×5／7

14×11075003345

アダプター マイクロプレート用

2個

30／40×MP
6／8×DW

W86×D128

アダプター 500 mL Nalgeneボトル用（カタログNo.75003346）

アダプター 50 mLコニカルチューブ用（カタログNo.75003344）

アダプター 15 mLコニカルチューブ用（カタログNo.75003343）

33データ管理ソフトウエア

Centri-Log Plusデータ管理ソフトウエア
プロセスデータの管理と保護は、規制された環境での作業や、血液バンキングやバイオプロセスアプリケーションなどのデリケートなサンプルを使用する場合に重要です。こういった環境では、cGMP、21 CFR Part11 などの標準的な業務手順に従った、正確なデータ
収集・報告・保管、ならびに準拠すべき規制や監査活動を可能にする、コンプライアンスに焦点を当てたユーザー指向のデータ管理
ソフトウエアが不可欠になります。Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus データ管理ソフトウエアは、お客さまのニーズを満たし、これら全てを達成できるようにします。

サンプルトラッキングキットに付属するバーコードリーダー（カタログNo.75007740）

Centri-Log Plusは
21 CFR Part 11に対応

1. 完全なトレーサビリティ• ユーザー、
サンプル、プログラム、およびプロセス結果のバー

コードを生成し、プロセス全体で使用可能• 割り当てした PCやネットワークドライブにCSVファイル形式• ソフトウエアは、
速度、時間、温度を継続的に監視し、プロトコ

ルの逸脱がある場合には、画面上にアラームメッセージを表示• 保存された実行プロトコルをコピーして編集し、プロセス最適化のための新しいプロトコルの作成が可能のランデータを自動で記録・保存• 実行日時、操作担当者、装置およびサンプル ID 、実行プロトコ

ル、エラーメッセージ、および実行データのグラフィカル表示の情報を含む、全てのデータの電子記録を保存

4. 正確な監査証跡• ソフトウエアは、
正確な監査証跡を提供するために実行された全ての動作を記録• デバイス、
ユーザー、プログラムの設定に発生した変更は、必2. 確実なユーザーアクセス制御

要に応じて文書化され、追跡可能。元の記録は保持され、変更• ユーザー IDとパスワードは、
最大120人まで登録可能済みとしてマーク• 遠心機と接続した PC の両方で、それぞれ異なる許可された動作を実行するための権限を各ユーザーに割り当て可能• 各レコードは、
動作の日時を記録するタイムスタンプ付きで作成され、変更、または削除するユーザーの情報も記録• 必要に応じて、ユーザーにアクセス設定オプションも付与

可能：例えば、複数回のログイン試行が失敗した場合のユー

5. 集中デバイス監視

ザーのアクセスブロック、最後にログインしたユーザーの識• ソフトウエアは、同じネットワーク上の遠心機全て（無制限）に別の表示、および自動ユーザーログアウトなど

接続し追跡が可能• 登録された全ての遠心機は、
シリアル番号、装置識別、
または3. プロセス管理の最適化• ネットワーク接続された全ての遠心機のランパラメーターや

リアルタイムデータを1台のPCに集約して表示可能

IPアドレスで識別• サードパーティ製ソフトウエア（ LIMSや SCADA など）との通信は、ASCIIエクスポートファイルを介して実行可能

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

カタログNo.

製品名

バリデーションサービス

Centri Log Plus
75007742

Centri-Log Plusデータ管理ソフトウエア

IOQP90104

IQ／OQサービスCentri-Log Plus

75007740

サンプルトラッキングキット（バーコードスキャナー、ホルダー、ケーブル）

IOQED90104

IQ／OQドキュメント Centri-Log Plus

75007741

ネットワークアクセスキット

34

Fiberlite遠心ボトル &SteriBIOS遠心ボトル
Thermo Scientific™ Fiberlite™ および SteriBIOS™ 遠心ボトルシ
ステムは、Thermo Scientific ™ 遠心分離機の性能を最大限に発500 mL
250 mL PPCOPPCO

揮できるように設計されており、2000 mL 容量はポリプロピレン
製、1000 mL、500 mL、250 mL容量はポリプロピレンコポリマー

SteriBIOS
1000 mL
PPCO

1000 mL
PPCO

1000 mLPC
500 mLPC
250 mLPC

製とポリカーボネート製の両方が用意されています。SteriBIOS
シリーズはISO 11137-1および ISO 11137-2 滅菌処理規格に適合した滅菌済みシングルユース製品です。使用前の洗浄・滅菌バ
リデーションが不要のため、バイオプロセスにおける生産性改善に貢献します。

SteriBIOS 2000 mL PP

特長

アプリケーション• Thermo Scientific 遠心分離機の仕様に適合したハイパフォー• バクテリア、
酵母の組織分離に最適• 哺乳類培養の分離において、せん断力を軽減するように設計

マンス遠心ボトルー 2000 mL ボトル：最大遠心力 7,187×g

された滑らかな内壁のボトル

ー 1000 mL ボトル：最大遠心力 20,584×g

滅菌済みシングルユース（SteriBIOSボトル）

ー 500 mL ボトル：最大遠心力 24,471×g• 電子線滅菌済み

ー 250 mL ボトル：最大遠心力 30,240×g• アプリケーションに応じたボトル材質を選択可能
ー 優れた化学薬品耐性を示すポリプロピレン
（PP）
およびポ

製
リプロピレンコポリマー（PPCO）
ー 透明度に優れ､機械的強度が高いポリカーボネート
（PC）
製

●

個別包装

認証取得状況
• 非細胞毒性（USP <87>による）• USPクラスVI（USP <88> に基づく）• BSE ／ TSEフリーの安全性• USP <788> に基づくパーティクルカウントテスト（SteriBIOS• USP Class VI 適合､非細胞毒性認証

ボトルのみ）• エンドトキシン USP <85>に準拠（ SteriBIOSボトルのみ）

SteriBIOS遠心ボトル

Fiberlite遠心ボトル

2000 mL

1000 mL

1000 mL

500 mL

250 mL−010-1661

010-1491

010-1493

010-1495

PP製 カタログNo.

75003871

−

−

−

−

PC製 カタログNo.

−−

010-1492

010-1494010-1496

2,000 mL
（1,000 mL）

1,000 mL
（800 mL）

1,000 mL
（800 mL）

400 mL（320 mL）

250 mL（200 mL）

最大遠心力

7,187×g

20,584×g

20,584×g

24,471×g

30,240×g

最大サンプル比重

1.2 g/mL

1.2 g/mL

1.2 g/mL

1.2 g/mL

1.2 g/mL

電子線滅菌済み（ISO 11137-1／-2）

電子線滅菌済み（ISO 11137-1／-2）

未滅菌

未滅菌

未滅菌

ボトル本体

シングルユース

シングルユース

最大100

最大100

最大100

Oリング

−

シングルユース

最大50

最大50

最大50

オートクレーブ

不可

不可

121 °
C 15分間121 °C 15分間121 °C 15分間入数/パック

2本

4本

2本

6本

6本

有効期限

15カ月間

15カ月間

−

−

−

保証期間

1年間

1年間

1年間

1年間

1年間

PPCO製 カタログNo.

最大容量（最小容量）

滅菌（規格）
使用サイクル＊＊ オートクレーブ滅菌を行わない場合の使用サイクル数であり、最大の使用サイクル数を保証するものではありません。オートクレーブ滅菌は材質の劣化をもたらします。
使用前には必ず検査し、異常がある場合は交換してください。

35

閉鎖系シングルユース遠心分離バッグ
CentriPAK BPC遠心分離バッグ
Sorvall BIOS 16またはSorvall BP 16大容量冷却遠心機と、新開発されたThermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container（BPC）
システムを使用することで、閉鎖系での充填・遠心分離・回収工程が可能になります。cGMPガイドラインに準拠したバイオ医薬品製造の分離プロセスにおいてサンプルの汚染リスクの低減と生産性の改善に貢献します。

CentriPAK BPC システムは、サンプルのセキュリティを最大化し、以下の4つの点でプロセス時間を短縮します。
1. 滅菌済み・閉鎖系

3. シングルユース

回収や分離プロセスのワークフローに閉鎖系ソリューションを

ガンマ線滅菌済みのシングルユース製品のため、使用前後の提供し、分離プロセスにおける汚染リスクを低減

洗浄・滅菌工程を排除でき時間やコストを大幅削減

2. 回収効率の高い分離

4. バイオ医薬品に適した品質

細胞にかかるストレスを抑え、高い回収率が期待できる遠心分

医薬品製造業界の規格に準拠した厳密な品質管理および保証慣行を採用 : 国際規格に則った無菌性保証レベルへの適合と離でハイスループットも可能

試験成績書の発行に対応

CentriPAK BPCマニフォールドを使った遠心分離ワークフロー
Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 1

セットアップ
Step 2

ファーメンターへの無菌的接続
Step 3

閉鎖系での充填
Step 7

Step 6

Step 4
Step 5平衡化とバブル除去
Step 5 & 6

無菌的なバッグの取り外し
Step 7 & 8

遠心分離
Step 9 & 10
Step 836

Step 9

Step 10

閉鎖系での上清または細胞の回収

CentriPAK BPC 6バッグマニホールド（カタログNo.75003880）

CentriPAK BPC アダプター（カタログNo.75003873）

アダプターラック（カタログNo.75003889）

CentriPAK BPC シングルバッグ（カタログNo.75003885）

CentriPAK BPC Steam-Thruアダプター（カタログNo.75003890）

CentriPAK Labtainer BPC（カタログNo.75003883）

スペーサー（カタログNo.75003843）

CentriPAK BPC シングルバッグ
クイックコネクト（カタログNo.75003891）

クリップ（カタログNo.75003886）

ハンギングラック（カタログNo.75003892）

CentriPAK BPC対応機種とローター
Sorvall BP 16

Sorvall BIOS 16

HAEMAFlex 12ローター〇*−

HAEMAFlex 16ローター〇＊−

6 x 2000 mLローター−〇

8 x 2000 mLローター−〇＊ HAEMAFLex 12またはHAEMAFlex 16スイングバケットロータークロスとオプションで2000 mLオーバルバケット（カタログNo.75003964）が必要

オーダーインフォメーション＊
カタログNo.

製品名

入数

75003880

CentriPAK BPC 6バッグマニホールドパッケージ

2

75003885

CentriPAK BPCシングルバッグ

275003891

CentriPAK BPCシングルバッグ クイックコネクト

1275003873

CentriPAK BPCアダプター（Sorvall BIOS 16 大容量冷却遠心機バケット用）

275003883

CentriPAK Labtainer BPC 10 L 容量

275003890

CentriPAK BPC Steam-Thru™ アダプター

275003889

アダプターラック175003843

スペーサー

12

75003886

クリップ

2

75003892

ハンギングラック120210448

Masterflex™ L/S™ ペリスタルティックポンプ

1＊ 製品の詳細については下記リンクにあるCentriPAK BPC製品カタログを参照してください。
thermofisher.com/jp/ja/home/technical-resources/catalogs.html?cat=centrifuge&icid=jp-catalog-centrifuge

37

仕様比較

用途

研究開発・バイオ医薬品製造

製品カテゴリーユニバーサル遠心機モデル

大容量高速冷却遠心機

Sorvall X4R Pro／X4RF Pro

Sorvall LYNX 4000

Sorvall LYNX 6000

最大容量
（固定角）

1,500 mL
（6×250 mL）

4,000 mL
（4×1,000 mL）

6,000 mL
（6×1,000 mL）

最高回転数
（固定角）

15,200 rpm

24,000 rpm

29,000 rpm

最大遠心力
（固定角）

25,830×g

68,905×g

100,605×g

最大容量（スイング）

4,000 mL
（4×1,000 mL）

4,000 mL
（4×1,000 mL）

4,000 mL
（4×1,000 mL）

最高回転数（スイング）

6,100 rpm

13,100 rpm

13,100 rpm

最大遠心力（スイング）

7,197×g30,314×g

30,314×g

ラン開始後自動識別

自動識別（Auto-ID）

自動識別（Auto-ID）

−

−

標準装備
（SMARTVacuum）

インバランス検知

標準装備（SMARTSpin）

標準装備

標準装備

温度コントロール‒10〜＋40 °C‒10〜＋40 °C‒20〜＋40 °C

加速・減速設定

9段階／10段階

9段階／10段階

9段階／10段階

ランプログラム

100メモリー

120メモリー

120メモリーステップラン

標準装備

標準装備（30プログラム）

標準装備（30プログラム）

標準装備（アドバンスモード）

標準装備

標準装備

スタートモード

At-Start／At-Speed

At-Start／At-Speed

At-Start／At-Speed

ログメモリー&外部出力

標準装備（USBポート）

標準装備（USBポート）

標準装備（USBポート）

ユーザー登録&パスコード

SECURE-Spinモード（オプション）

標準装備

標準装備

データ管理ソフトウエア（21 CFR Part 11対応）

Centri-Log Plus＊3
（オプション）

Centri-Log Plus
（オプション）

Centri-Log Plus
（オプション）

冷媒ガス
（充填量）

R134A
（bench 540 g／floor 600 g）

R449A（1,250 g）

R449A（1,360 g）

連続フローローター−−

100 V 50／60 Hz 13 A

200〜240 V 50／60 Hz 30 A

200〜240 V 50／60 Hz 30 A＊4

1,250 W

4,600 W／4,800 W

4,600 W／4,800 W

適合

適合

適合

SteriBIOS 2000 mLボトル

−

−

−

CentriPAK 1700 mLバッグ

−

−

−

SteriBIOS 1000 mLボトル

−

●

●

Fiberlite 1000 mLボトル

−

●

●

血液バッグ 450〜500 mL●（450 mLまで）●（450 mLまで）●（450 mLまで）

血液バッグ 250〜400 mL

●

●

●

Nalgene 1000 mLボトル

−

−

−

ローター検出機構
摩擦低減機構＊1＊2

積算遠心力設定
（ACE）

電源
消費電力
（50 Hz／60 Hz）
安全規格（IEC 61010-2-020）

対応（TCF-20）＊4

容器対応表＊1 冷却付きモデル＊2 減速はブレーキOFFを含む（オプション）のアクティベーションが必要＊3 別途SECURE-Spinモード
＊4 単相

38

研究開発・バイオ医薬品製造・血液製剤製造
超大容量低速冷却遠心機

バイオ医薬品製造・血液製剤製造

超大容量高速冷却遠心機

血液バッグ用大容量冷却遠心機

Sorvall BIOS 16

Sorvall BIOS A

Sorvall BP 8

Sorvall BP 16−

10,000 mL（10 ×1,000 mL）

−

−

−

6,250 rpm−−−

12,000×g−−

16,000 mL（8×2,000 mL）
4,400 mL
（8×550 mL血液バッグ）−

8,000 mL
（8×1,000 mL）（8×550 mL血液バッグ）
4,400 mL

16,000 mL（8×2,000 mL）（16×500 mL血液バッグ）
8,000 mL

5,400 rpm−

5,000 rpm

4,700 rpm

8,500×g−

7,295×g

7,187×g

自動識別

自動識別

自動識別

自動識別

−

−

−

−

標準装備

標準装備

標準装備

標準装備

‒20〜＋40 °C‒20〜＋30 °C‒20〜＋40 °C‒20〜＋40 °C

10段階／11段階

10段階／11段階

10段階／11段階

10段階／11段階

120メモリー

120メモリー

120メモリー

120メモリー

標準装備（30プログラム）

標準装備（30プログラム）

標準装備（30プログラム）

標準装備（30プログラム）

標準装備

標準装備

標準装備

標準装備

At-Start／At-Speed

At-Start／At-Speed

At-Start／At-Speed

At-Start／At-Speed

標準装備（USBポート）

標準装備（USBポート）

標準装備（USBポート）

標準装備（USBポート）

標準装備

標準装備

標準装備

標準装備

Centri-Log Plus
（オプション）

Centri-Log Plus
（オプション）

Centri-Log Plus
（オプション）

Centri-Log Plus
（オプション）

R449A（1,800 g）

R449A（1,960 g）

R449A（1,800 g）

R449A（1,800 g）

−

−

−

−

200〜240 V 50／60 Hz 30 A

200〜240 V 50／60 Hz 32 A

200〜240 V 50／60 Hz 30 A

200〜240 V 50／60 Hz 30 A＊4

5,100 W／5,350 W

6,000 W／6,400 W

5,100 W／5,350 W

5,100 W／5,350 W

適合

適合

適合

適合

●
（オーバルバケット）−−●（オーバルバケット）●（オーバルバケット）−−●（オーバルバケット）

−

●

−

−

−

●

−

−

●
（ダブルバケット）−●（オーバルバケット）●（ダブルバケット）●（ラウンドバケット）−●（オーバルバケット）●（ダブルバケット）●（FBS／ラウンドバケット）−●（ラウンドバケット）

−

＊4

＊4

＊4

39

サポートプラン一覧
年間保守契約プラン

保証内容

点検プラン

エクステンディッドワランティプラン

リミテッドサポートプラン

エッセンシャルサポートプラン

プロアクティブ点検プラン

保証期間のみ

いつでも

いつでも

いつでも

点検部品
（1回/年）

×

●

●

●

点検作業
（1回/年）

×

●

●

●

修理作業

● 無制限

● 1回/年まで

● 無制限

×

修理部品
（消耗品は除く）● 無制限● 1回/年まで● 無制限

×テクニカルサポート優先対応

●

●

●

×

加入時期

エクステンディッドワランティプラン（保証延長プラン）
原則装置保証期間中のみご契約いただけるプランで、修理にかかる突発的な出費を削減できます。保守点検は含まれません。
メリット①

修理の程度や頻度に関わらず、ご負担額が固定で安心
作業時間や交換部品代がかかる場合でもご加入時のご負担額以外に追加費用を請求することはありません。

メリット②

修理実施までの手続きが簡単
ご加入期間中、見積取得や予算計上など修理の実施に伴うお客さまの手続きのご負担を軽減します。

メリット③

修理費用を気にせずに十分な修理対応が可能
本プランのご利用により、金額に左右されない十分な修理対応をご提供します。

機器購入後1年目

2年目

製品保証期間（1年の製品）

3年目

4年目

5年目

本プランご利用による保証延長可能期間

製品保証期間（2年の製品）

本プランご利用による保証延長可能期間

保証延長可能期間リミテッドサポートプラン（定期点検付きプラン）
保守点検と年1回までの現地修理を盛り込んだお手頃なプランです。予算の削減、装置ダウンタイムの減少、作業効率向上に役立ちます。

エッセンシャルサポートプラン（定期点検付きプラン）
保守点検と無制限の現地修理を盛り込んだフルサポートプランです。

プロアクティブ点検プラン
年1回の定期点検の実施により装置の状態を良好に保ちます。不具合の修理は別途有償となります。
サポートプランに関する重要事項• 全てのプランについて、故障時の加入は、原則お断りしております。
• データのバックアップおよび復旧は適用対象外です。
• 移転、改造、アップグレードなど、通常の作業以外のものは契約に含まれません。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。
© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
Amicon is a trademark of Merck KGaA. Corex, Falcon and Pyrex are trademarks of Corning Incorporated.
Kimble is a trademark of DWK Life Sciences.
Masterflex is a trademark of Avantor. Microtainer is a trademark of Becton, Dickinson and Company.
TaqMan is a trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LET046-A2212CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
TEL ：0120-753-670
info.LPG.jp@thermofisher.com
オーダーサポート
TEL ：03-6832-9260 FAX ：03-6832-9261
営 業 部
TEL ： 03-6832-9270 FAX ：03-6832-9271
facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP