UNIVERSAL GAUGING
スタイリッシュなブラックカラーにモデルチェンジしました

ユニバーサルゲージ

バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な定測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。
更に、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できる上、他の特殊用途の測定に関しても、ご要望に応じて、お見積り致します。

特 長
蘋 内径測定と外径測定ができます。
蘋 0〜3000㎜までの広範囲の測定ができます。
蘋 内測：30〜255㎜、外測：0〜220㎜（アンビルの移動距離：20㎜）。
蘋 延長棒は150㎜（スチール）と、500㎜、1,000㎜（カーボンファイバー製）があります。
蘋 測定圧力が一定です。
蘋 デジタルディスプレー。
蘋 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。
蘋 特殊アンビルも設計・見積りができます。
蘋 購入時のオプションにて Bluetooth 内蔵モデルもお選びいただけます。

ユニバーサルゲージ フルセット型 番

内容

ユニバーサルゲージ ラージセット（黒色）TGU SET1TGU SET 1

価 格

クランプ用ねじ¥962,000

ユニバーサルゲージ ラージセット内容

TGU1000-XT
TGUA001-AN
TGUA006
TGUA007
TGUA008TGUA010TGUA003TGUA004
TGUA005
TGUA009TGUA013TGUA014TGUA011TGUA012

ユニバーサルゲージ
保護カバー付インジケーター アナログスケール表示付
50㎜測定アーム（ペアー）
75㎜測定アーム（ペアー）
100㎜測定アーム（ペアー）
測定アーム用深さストッパー（ペアー）
クランプ用ねじ（シングル）
平面コンタクト（外測用）（シングル）
球面コンタクト（内測用）（シングル）
マウントアタッチメント（ペアー）［ アンビルと同時使用 ］
20㎜円盤アンビル（ペアー）
12㎜半円盤アンビル（ペアー）
ショルダーアンビル（ペアー）
半円筒アンビル（ペアー）（下のアンビルと一緒に使用します。
）

型番：TGUA009￥3,040（シングル）￥66,200（ペアー）

M2.5¥314,000¥213,800¥59,400¥66,200¥72,600¥46,200¥3,040¥6,440¥6,8203平面コンタクト（外測用）

ショルダーアンビル

型番：TGUA004（水栓コック等の平面外径用）
型番：TGUA011￥6,440（シングル）￥62,800（ペアー）¥66,200¥36,800¥36,800¥62,800¥62,800

球面コンタクト（内測用）

半円筒アンビル

型番：TGUA005（通風孔などの内径用）
型番：TGUA012￥6,820（シングル）￥62,800（ペアー）

ユニバーサルゲージ（黒色）

測定アーム

型番：TGU1000-XT ￥314,000

溝径測定用円盤アンビル・半円盤アンビル（付け換えて内径用・外径用共に使用できます。
）

内径測定範囲：30〜255㎜
外径測定範囲：0〜220㎜

A寸法型 番価格（ペアー）

50㎜

TGUA006￥59,400￥66,200￥72,600

保護カバー付インジケーター アナログ

測定アーム用深さストッパー

75㎜

TGUA007

スケール表示付（調整機能付）
型番：TGUA010 ￥46,200（ペアー）

100㎜

TGUA008

型番：TGUA001-AN ￥213,800

マウントアタッチメント

型番：TGUA003

42

20㎜円盤アンビル

φ3.5 φ3.5AA

4848

型番：TGUA013 ￥36,800（ペアー）

1020

φ5

12㎜半円盤アンビル
型番：TGUA014 ￥36,800（ペアー）

SIMPLY SOPHISTICATED

43

UNIVERSAL GAUGING
ユニバーサルゲージセット2型 番

内容

価 格

ユニバーサルゲージ スモールセット（黒色）TGU SET2

保護カバー付
デジタルインジケーター¥618,000

アナログスケール表示付
型番：TGUA001-AN ￥213,800

ユニバーサルゲージ スモールセット内容
TGU1000-XT

ユニバーサルゲージ（木箱入り）（延長棒と互換性あり）¥314,000TGUA001-AN

保護カバー付デジタルインジケーター
アナログスケール表示付¥213,800

TGUA003

クランプ用ねじ（シングル）TGUA005

球面コンタクト（内測用）（シングル）TGUA00650㎜測定アーム（ペアー）

TGUA010

測定アーム用深さストッパー（ペアー）

最少表示単位：0.001㎜¥3,040¥6,820¥59,400¥46,200

TGUA001-AN

ユニバーサルゲージ（黒色）
型番：TGU1000-XT ￥314,000
内径測定範囲：30〜255㎜
外径測定範囲：0〜220㎜

TGU SET 2

クランプ用ねじ

測定アーム

測定アーム用深さストッパー

型番：TGUA003 ￥3,040（シングル）（付け換えて内径用・外径用共に使用できます。
）（調整機能付）
型番：TGUA010 ￥46,200（ペアー）M2.5

A寸法型 番価格（ペアー）

50㎜

TGUA006￥59,400423

φ3.5 φ3.5

球面コンタクト（内測用）

A10A

型番：TGUA005 ￥6,820（シングル）
2048

φ548

ユニバーサルゲージのアクセサリー
延長棒

カーボンファイバー製

新発売！

保護カバー付ダイヤル／デジタルインジケーター
型番：TGUA001 ￥189,000255

延長長さ型 番

内測範囲

外測範囲材

重量（kg）価 格

150㎜

TGUA035

30-405㎜

0-370㎜

スチール製

0.24500㎜

TGUA036

30-755㎜

0-720㎜

カーボンファイバー製

0.33

1000㎜

TGUA037

30-1255㎜

0-1220㎜ カーボンファイバー製

0.50¥ 31,200¥109,200¥142,900

カーボンファイバー製延長棒
500mm

44

SIMPLY SOPHISTICATED

種

型番：TGUA036 ￥109,200

ダイヤル／デジタルインジケーター用保護カバーのみ
型番：TGUA002 ￥28,000

UNIVERSAL GAUGING
測定アーム用アクセサリー
クランプ用ねじ

測定アーム用深さストッパー（調整機能付）

型番：TGUA003 ￥3,040（シングル）
φ3.5
M2.5

型番：TGUA010 ￥46,200（ペアー）423

平面コンタクト用チップと球面コンタクト用チップがあります。詳細寸法は左下図をご参照下さい。

10205

平面コンタクト（外測用）

球面コンタクト（内測用）

型番：TGUA004 ￥6,440（シングル）

型番：TGUA005 ￥6,820（シングル）

マウントアタッチメント用アクセサリー
ショルダーアンビル（水栓コック等の平面外径用）
マウントアタッチメント

型番：TGUA011 ￥62,800（ペアー）（下のアンビルと一緒に使用します。
）

型番：TGUA009 ￥66,200（ペアー）

半円筒アンビル（通風孔などの内径用）
長さ測定用のVサポート

型番：TGUA012 ￥62,800（ペアー）

型番：TGUA022 ￥47,800（シングル）
1515721

φ5コーンアンビル（穴の中心点間距離用）

溝径測定用円盤アンビル・半円盤アンビル

ΦD（径）型 番13㎜TGUA019

価格25㎜

TGUA020￥56,000（ペアー）

50㎜

TGUA021￥68,200（シングル）￥50,700（ペアー）

20㎜円盤アンビル
型番：TGUA013￥36,800（ペアー）
12㎜半円盤アンビル
型番：TGUA014￥36,800（ペアー）

SIMPLY SOPHISTICATED

45

UNIVERSAL GAUGING
ユニバーサルゲージのアクセサリー
保護カバー付

保護カバー付

デジタルインジケーター

デジタルインジケーター

アナログスケール表示付
型番：TGUA001-AN ￥213,800

Bluetooth機能付モデル
型番：TGUA001-BT ￥223,000

最小表示単位：0.001mm

最小表示単位：0.001mm

売
新発
ユニバーサル ベンチスタンド アクセサリー
150mm

テーブル＆マウントセット

テーブル設定ゲージ

型番：TGUA024

型番：TGUA028￥106,800￥27,700

TGUA024TGUA02850㎜長のφ5㎜セットピン付※マウントセットには、取り付用ネジがロング2本、ショート2本付属しています。

ベンチスタンド（ペア）
型番：TGUA023￥60,000

ベンチスタンド用アンビル
6㎜半円盤アンビル
型番：TGUA025￥31,900

TGUA023

標準コンタクト用
マウントアーム
型番：TGUA026￥34,300

6㎜
2.2㎜

φ3.5㎜

7.5㎜
φ5㎜
φ5㎜

TGUA025TGUA026※TGUA026はTGUA003、TGUA005、TGUA004と組み合わせてご使用下さい。

46

SIMPLY SOPHISTICATED※特注測定コンタクトも承りますので、ご遠慮なくご用命下さい。

UNIVERSAL GAUGING
ユニバーサル設定ゲージ 新登場！
大径穴あけ加工の精度測定をする際に、バウアーズ社から開発された携帯型ユニバーサル設定ゲー
ジを使用すると、測定しているその傍らで測定ゲージを素早く簡単に設定できるようになります。
このユニバーサル設定ゲージは、常に精度を改善するように設計されています。マスターを設定する時も、バネ仕掛けの設定アンビルは一定の力が揺ぎ無く維持され、それにより設定された読み取り値を繰り返し提供します。ユニバーサル設定ゲージのガイドバーと、その設定ロッド上のエアリーポイントで使用されるピラーに関わる2つの調整可能なサポートは、撓み量減少の目的で設計されています。
堅牢な構造のため、ユニバーサル設定ゲージは製造現場環境での使用に最適です。主にバウアーズ
社のユニバーサルゲージやインテックスビームゲージと組合せて使用するよう設計されていますが、他の機器を設定することも可能です。ユニバーサル設定ゲージの携帯性により測定現場のすぐ隣で使用が可能であり、測定値の偏差を最小限のエラーのうちに、わずかな時間でリセットできます。
ユニバーサルゲージ

ユニバーサル設定ゲージ（設定ゲージにはユニバーサルゲージは含まれません）

特 長
蘆 設定ゲージは3種類：
・最大内測550㎜／外測650㎜まで
・最大内径1050㎜／外径1150㎜まで
・最大内径1550㎜／外径1650㎜まで

縦型スタンドUSGVS

蘆 設定ゲージの接触面：平面コンタクト

ユニバーサル設定ゲージ

蘆 作業エリアでの使用に最適（スタンドにはユニバーサルゲージとユニバーサル設定ゲージは含まれません）

蘆 簡単に調整可能なゲージ取り付け
蘆 設定には設定長のマスターロッドが別途必要です（球面コンタクト推奨）
蘆 オプションのデジタルインジケーターにて可能長さの調整が可能
蘆 縦型スタンド（USGS）を使用の場合、垂直方向で最大内測1050㎜／外測1150㎜まで設定可能
型 番

商

品

名

価 格USG550

ユニバーサル設定ゲージ 内側550／外側650mm迄

￥953,000

USG1050

ユニバーサル設定ゲージ 内側1050／外側1150mm迄

￥988,400

USG1550

ユニバーサル設定ゲージ 内側1550／外側1650mm迄

￥1,396,700

USGVS

ユニバーサル設定ゲージ 縦型スタンド（台のみ）￥159,200

デジタルインジケーターの目盛量にて設定長さの調整が可能です。

デジタルインジケーターは別売です。
型 番

商

品

名

価 格30-805-5501B

デジタルインジケーター 0−25mm

表示単位 0.001mm￥173,400

30-805-5621B

デジタルインジケーター 0−50mm表示単位 0.001mm￥312,000SIMPLY SOPHISTICATED47

DIGITAL MICRO
Bluetooth内蔵モデル

デジタル外径測定マイクロ 新登場！
！

仕 様（2020年発売予定）
蘆 測定スピンドルを動かすとウェイクアップ機能により自動電源オン
蘆 自動スリープモード機能（完全スイッチオフは手動）
蘆 大型液晶ディスプレイ 40mmX20mm
蘆 プリセットメモリーを２つ入力できます
蘆 Bluetoothデータ出力
蘆 双方向通信蘆 IP67保護等級
蘆 スピンドル6.5mm径
蘆 シンブル1回転あたりスピンドルが1mm送れます
蘆 測定面：超硬蘆 測定力：10N
蘆 電 源：CR2032 リチウム電池型

番

価格

測定範囲

精B

C

D

L

（mm）

（mm）

度（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

DM025

￥ 70,4000−25±0.001

7.5253

32.5DM050￥ 90,900

25−50±0.001

11.037361DM075￥ 93,60050−75±0.001

11.550386DM100￥ 99,300

75−100±0.002

13.5633112

DMSET100￥344,300

0−100BDL
φ6.5704044
φ24C20

英国 ベイティ社のご紹介
ベイティ・インターナショナル社は1932 年に創業されました。創業時は、高精度のダイヤルゲージやシリンダーボアゲージのメーカーとしてスタートしました。その後、ベイティ社は非接触式の光学機器である投影機の分野に参入し、ベイティ社の シャドウグラフ シリーズは投影機の業界標準となりました。これらの製品は今でも ISO 9001: 2000 に基づいてサセックスにて製造されています。
数十年に渡り、ベイティ社は現場でのサービスエンジニアチームを育んで参りました。今日ではベイティ社はイギリスにおいてISO9001:2000の認証を受けた最大のプロジェクターのサービス組織を持ち、投影機とビジョンシステムの分野で、現場での訓練、部品の取り付け、修理等のサービスを提供しています。
1980年代に、ベイティ社の最初のカメラをベースとした映像検出機が開発されて、現在の製品群が完成されることとなりました。ビデオ・エッジ検出（VED）はすぐに精度の向上、繰り返し機能、測定速度の増大により脚光を浴びることとなりました。現在ではベイティ社は非接触式のビデオ・エッジ検出とレニショー社の様々なタッチプローブを使用した接触式の両方の良さを融合させたビジョンシステムを提供しています。
ノガ・ウォーターズでは2012年より、ベイティ社の日本代理店となり、投影機及び画像測定機の販売を開始致しました。

680SIMPLY SOPHISTICATED2018年5月、シュツットガルトでのコントロールショーへの出展風景※カタログ表示価格は、2020年12月までの価格です。なお、予告なく仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻 1 − 8 − 5 SIMPLY SOPHISTICATED
TEL.048−777−1733 FAX.048−776−6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp

20-21