ＲＴレベル３

二次Ｃ１(基礎)試験のポイントって大きな影響を受けて，見掛けのコントラストの低下によって，透過写真に存在しているきずの像が識別でき2008 年 2 月号の本欄に RT レベル 3 の二次 C1(基礎)試ない場合が生じてしまう。この問題も正答率は低くはな

験について紹介した。RT に関するレベル 3 の基礎（C1）

いが，(b)にマークした者が少なくないので注意したい。

30 問以上，関連する工業分野における RT の適用（C2）

透過写真の濃度が低い場合は，室内の明るさの影響は少20 問以上を四者択一形式で，試験時間 2 時間で行っていない。

る。
試験問題の出題範囲や内容については，前回で紹介し問３

別紙 1(省略)の X 線フィルムの特性曲線及び別紙 2たものと基本的には変わっていないが，今回は最近の試（省略）の露出線図を用いて，次の文中の［Ｅ］～［Ｇ］

験結果から正答率が多少低い問題を数問取り上げて，ポに入れる適切な値を解答群からそれぞれ一つ選び記号でイントを解説し，受験者の参考に供したい。

答えよ。
(1) X 線フィルム IX100，増感紙鉛箔 0.03mm を用いて，問１

次の文中の［Ａ］～［Ｃ］に入れる適切な語句を解答群からそれぞれ一つ選び記号で答えよ。

焦点・フィルム間距離(FFD)600mm，管電圧 180kV で下図の鋳鋼品を撮影する。鋳鋼品の厚い方(B)点の濃度を半価層の値は放射線の透過力が［Ａ］ほど大きく，物1.00 で撮影する場合の露出量は［Ｅ］mA・min である。

質の種類が一定であれば、放射線のエネルギーが［Ｂ］(2) 管電圧を 200kV に変えて，厚い方の中央(B 点)の濃ほど大きい。放射線のエネルギーが一定であれば物質の度が 1.00 になる露出量で撮影する場合，A 点と B 点に到密度が［Ｃ］ほど大きい。

達する X 線（透過線量と散乱線量の合計）の強さの比は，［Ａ］ (a) 小さい(b) 大きい(c) 軽い(d) 重い［Ｂ］ (a) 小さい(b) 大きい(c) 軽い(d) 重い［Ｃ］ (a) 小さい(b) 大きい(c) 弱い(d) 強い

正答［Ｆ］：1 となる。このとき，A 点の濃度は［Ｇ］となる。

［Ａ］(b), ［Ｂ］(b), ［Ｃ］(a)半価層の値は，放射線のエネルギーの測定において重要なものであり，基本的な問題であるので，正答率はそれほど低くはないが，勘違いしてか，反対の語句にマークした者が少なからずいたので十分に注意して欲しい。
［Ｅ］ (a) 12.5(b) 19.3(c) 22.7(d) 28.4

透過写真を観察してきずの像を識別する場合につ［Ｆ］ (a)1.6(b)

1.9(c)

2.3(d)

3.1

いて，次の文のうち正しいものを一つ選び記号で答えよ。

［Ｇ］ (a)1.5(b)

1.9(c)

2.5(d)

3.0

問２［Ｄ］(a) 室内の明るさが一定の場合，透過写真の濃度が高くなるほど，観察器の明るさの影響を受けやすい。

正答［Ｅ］(b), ［Ｆ］(c)， ［Ｇ］(b)省略した別紙 1 及び別紙 2 は，
「放射線透過試験問題集」(b) 観察器の明るさが一定であれば，透過写真の濃度が1999 の 282 頁及び 283 頁の図である。［Ｅ］及び［Ｆ］

低くなるほど，室内の明るさの影響を受けやすい。の正答率は低くはないが，［Ｇ］の正答率は多少低いので(c) 透過写真の濃度が一定であれば，観察器の明るさが各自もう一度検討して欲しい。

明るくなるほど，室内の明るさの影響を受けやすい。
(d) 固定マスク使用の有無は，透過写真の見掛けのコントラストと関係ない。

問４

次の文は，透過写真の濃度について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。ただし，log2=0.3, log3=0.5 とする。

正答

［Ｄ］(a)

透過写真の観察は，撮影と同等ぐらいに注意が必要な事項である。きずの像のコントラストは，観察条件によ［Ｈ］(a) 透過光の輝度が入射光の輝度の 1/50 になった。この
透過写真の濃度は 1.3 である。
(b) 透過光の輝度が入射光の輝度の 1/300 になった。この

2)鋼板に対する 192Ir のガンマ線の減弱係数を 0.7cm-1 と透過写真の濃度は 2.3 である.
(c) 透過光の輝度が入射光の輝度の 1/600 になった。この
透過写真の濃度は 2.9 である。

する。
3)撮影に際しては，コリメータを用い，試験体の大きさ(d) 透過光の輝度が入射光の輝度の 1/2000 になった。こはコリメータによる照射野より大きいものとする。まの透過写真の濃度は 3.6 である。

た，コリメータからの漏洩線は無視できるものとする。
A)

正答［Ｈ］(b)

適切な濃度の透過写真を得るために必要な 1 枚当たりの露出時間は 1.5 分である。線源と試験体の照射野の透過写真の濃度 D は次式で定義されている。

中心とを結ぶ線上で，線源から前方の 20m 離れた位置をD=log(L0/L)

管理区域の境界(100μSv/週)とするためには 1 週間にここで，L0 は入射光の輝度，L は透過光の輝度である。

［Ｊ］枚まで撮影できる。なお，線源から前方に 20m 離したがって，問題の文中の分母の数値の対数の値が濃度れた位置における散乱線量率は，透過線量率の 1.5 倍とになる。

する。
B)

問５

次の文中の［Ｉ］に入れる適切な数値を一つ選びA)と同一条件で 1 週間の撮影枚数を 40 枚とすれば管理区域の境界は線源と試験体の照射野の中心を結ぶ線上で，線源から前方に［Ｋ］m 離れた所になる。解答に当記号で答えよ。
厚い板状の鋳鋼品を透過した X 線の減弱係数が 2.5cm-1たって，m 以下の端数は切り上げよ。なお，管理区域ののとき，直径 0.60mm のブローホール(球状のきず)が識境界における散乱線量率は，透過線量率の 1.5 倍とする。

別限界であった。きずがフィルム面と平行な同一面ある［Ｊ］ (a) 73(b) 84(c) 120(d) 167

ものとすれば，直径 0.50mm のブローホールを識別するた［Ｋ］ (a) 10(b) 15(c)

(d)

正答

［Ｋ］(b)

2530

めには，管電圧を変えて減弱係数を［Ｉ］cm-1 以上にする必要がある。ただし，直径 0.50mm 及び 0.60mm のブロ［Ｊ］(a),ーホールに対する識別限界コントラストΔDmin はそれ放射線管理に関する問題である。線源から 1m の位置

ぞれ 0.060 及び 0.050 とする。また，濃度，散乱比及びにおける 1 週間の透過線量を求め，逆二乗の法則を用い撮影配置などの他の撮影条件はすべて変化しないものとて 20m 離れた位置における 1 週間の透過線量を求める。

する。

その値に 20m の位置における散乱線量を加える。その値

なお，焦点寸法の影響は無視できるほど小さいものと(a) 2.9を用いて，与えられている管理区域の境界の線量から 1週間の撮影枚数を求める。
［Ｊ］，［Ｋ］とも正答率は低くする。
(b) 3.3(c) 3.6(d) 4.0はないが，他にマークしている者も少なくないので，今一度検討してみて欲しい。

正答［Ｉ］(c)

透過写真像の識別に関する問題である。
「放射線透過試

以上、正答率が多少低かった問題について紹介したが，験問題集」1999 に類題が掲載されているので，正答率は前回の掲載記事も是非参照して欲しい。数問を除けばレ低くはないが十分理解できていないと思われる解答も少

ベル 2 の知識が十分に理解できていれば正解できる問題なくないので，もう一度チェックして欲しい。

であるので，しっかり復習して受験に望まれたい。

問６

野外において 260GBq の 192Ir の線源を用いて，線源から 40cm 離れた位置に厚さ 20mm の余盛を削除した鋼板の突合せ溶接継手をおいて透過写真を撮影する場合について，次の文中の［Ｊ］～［Ｋ］に入れる適切な数値を解答群からそれぞれ一つ選び記号で答えよ。ただし，条件は次のとおりとする。
1)１GBq の 192Ir から 1m の位置における線量当量率は0.135mSv/h とする。

ＳＭレベル３ 二次Ｃ３（手順書）試験のポイント

なさい。
問題 A

屋外に設置された貯蔵用の大型鋼製タンク表面

非破壊試験技術者レベル 3 二次の C3 試験は手順書作成の 20 箇所の主ひずみを長時間にわたり測定する。このとに関する試験である。ひずみ測定の C３試験については，

きの NDT 手順書作成に必要な下記の点について，具体的すでに非破壊検査誌 Vol.55，No.1（2006）の NDT フラッに記述せよ。

シュ欄でも「SM レベル 3 二次試験手順書問題のポイン(1) 測定機器ト」と称する題目で概要と問題例が紹介されている。し(2) 使用するひずみゲージ及び接着と防湿処理

かし，その後この試験の問題が多少変更された点もある(3) ひずみゲージの結線法

ので，ここでは再度手順書の概要と最近の試験問題に類(4) 測定上の注意事項

似した例題によりポイントを解説する。
解答例
ひずみ測定の試験の手順書
JIS Z 2305 では「NDT の手順書はある製品に対して，(1) 測定機器静ひずみ測定器（データロガー）及び多点ひずみ試験箇所，試験方法，又はいかなる順序で NDT 方法を測定用スイッチボックスを使用する。

適用すべきかを整然と段階的に記述した文書」と定義さ(2) 使用するひずみゲージ及び接着と防湿処理れている。したがって，ひずみ測定のとくに電気抵抗ひゲージ長 5mm，ゲージ抵抗 120Ω，ゲージ率約 2.0

ずみ測定法を適用する場合の手順書は次のような項目にの 3 軸ロゼットゲージを使用する。

対し，整然と段階的に記述した文書で作成される。

ゲージの接着にはシアノアクリレート系接着剤を1. 試験の目的使用する。

2. 適用範囲

クロロプレン系コーティング剤により十分な防湿3. 準拠規格処理をする。

4. 測定技術者(3) ひずみゲージの結線法

5. 試験の実施予定日及び実施場所
6. 試験体（測定対象）(1)材質，(2)形状寸法

1 アクティブゲージ 3 線式結線法を適用する。
(4) 測定上の注意事項
リード線の抵抗及び使用したひずみゲージのゲー

7. 試験方法

ジ率の差があるため，測定器による指示値を次式

8. 測定項目及び測定点数で修正する。

9. 測定機器(1)ひずみゲージ，(2)測定器，(3)変換器

ε＝（2.00／Kｇ）（１＋ｒ／R）εｍ
ここで，ε 及び εｍは真のひずみ及び指示ひずみ，10．試験環境と注意事項

Kｇ及び R は使用したひずみゲージのゲージ率及11．測定結果と報告事項

びゲージ抵抗，ｒはリード線の抵抗である。

12．その他
しかし，二次の C３手順書に関する試験は時間が 60 分

この問題は大型構造物の多点における静ひずみの測定であり，問題として与えられた測定対象について，このであるので，静ひずみ測定器（データロガー）を使用す時間内で上で示した全項目を定義にしたがって記述するる。しかし，一般に使用されているデータロガー1 台でことは不可能である。このため，現在実施されているひは 10 点の測定しかできない。したがって，多点ひずみ測

ずみ測定二次試験では，主に 7.～10.の項目に関する，適定用のスイッチボックスを用意する必要がある。

切なひずみゲージの選択，使用測定器，結線方法，測定

試験体は鋼製なのでゲージ長が 5～10mm 程度の一般上の注意事項，不具合の対策などについて具体的に記述に使用されているゲージ抵抗 120Ω，ゲージ率 2.0 前後のさせる問題として出題されている。

はくひずみゲージをでよいが，主ひずみを測定しなければならないので，ロゼットゲージを使用する。

問題例及び解答例と解説
次の問題 A，B の中から 1 問選択し，解答用紙に記入し屋外での長時間にわたる測定なので，ゲージ接着後に十分な防湿処理をしておくことが重要である。また，測定中に 20～30℃の温度変化を受ける可能性があるので 3ひずみ，Kｇは使用したひずみゲージのゲージ率で線式結線法を適用する。

ある。

さらに，リード線が長くなるので，この抵抗による修正も必要になる。その他，使用したひずみゲージのゲー

この問題の場合も大型鋼製構造物の屋外におけるひずジ率は正確に 2.0 にはなっていないので，この修正もしみの測定なので，測定中に温度及び湿度が変化す可能性なければならない。

がある。まず，ひずみゲージの選択や接着後の防湿には以上のことを考慮すると(1)では静ひずみ測定器と多このことを考えておかなければならない。このため，鋼点ひずみ測定用スイッチボックス，(2)ではロゼットゲー

材に合った自己温度補償ゲージを使用し，十分な防湿処ジの使用と防湿用ワックスによる防湿処理，(3)では 3 線理をする必要がある

式結線法，(4)ではリード線の抵抗やゲージ率の差による修正などが解答に当たってのキーワードになる。

一方，この場合は動ひずみの測定である。動ひずみ測
定では，測定点数のブリッジボックスとこれに接続する動ひずみ測定器を用意しなければならない。さらに，動問題 B

トラス橋の列車が走行するときの動荷重変動をひずみ測定では測定器の出力を記録器に入れ，この波形ひずみゲージを用いて測定したい。この場合の NDT 手順と検定基準値から各点のひずみを求めるので，測定点数書作成に必要な下記の点について具体的に記述せよ。のチャンネルを持つ記録器を用意する。なお，橋梁を走(1) ひずみゲージの選択

行する列車の場合は非常に速い現象の測定ではないので，(2) ひずみゲージの接着と防湿記録器としてはペン書きオシログラフ，サーマルドット(3) 測定器の選択レコーダ，データレコーダなどが使用できる。

(4) 記録器の選択と注意

このような問題として与えられた測定対象における条件を考慮すると，(1)ではひずみゲージの長さや特性，自解答例

己温度補償ゲージ，(2)では具体的な接着剤及び防湿剤，(1) ひずみゲージの選択(3)では測定点数のブリッジボックスと動ひずみ測定器

ゲージ長 5mm，ゲージ抵抗 120Ω，ゲージ率が約の準備，(4)では準備すべき記録器の具体例及び測定値の2.0 の単軸はくひずみゲージで，鋼材用の自己温修正などが解答に当たってのキーワードになる。

度補償ゲージを使用する。
(2) ひずみゲージの接着と防湿

現在，ひずみ測定レベル 3 二次の C３の試験は記述式

ひずみゲージの接着にはシアノアクリレート系接で，ここで示した問題 A，B のような形式の試験である着剤を使用する。

が，上で述べたようなキーワードが採点の基準になる。

防湿にはクロロプレンゴム系コーティング剤を使したがって，解答の記述の中にこのようなキーワードが用し，これによる十分な防湿処理をする。

含まれていれば，正答とする。

(3) 測定器の選択

なお，今回は最近の C３試験で実施されている形式の測定点数のブリッジボックスとこれに接続する動問題例によりポイントの解説をしたが，現在本試験につひずみ測定器を用意し，記録器に接続して動ひずいての見直しが行われている。このため，基本的には記みの出力を記録する。

述式であるが，今後形式が変わる可能性がある。

(4) 記録器の選択と注意

しかし，いずれにしてもひずみ測定は構造物の安全性記録器として，測定点数分のチャンネルを持つサ監視の面から重要な技術であり，電気抵抗ひずみ測定法

ーマルドットレコーダを用意する。このレコーダは静的，動的両方のひずみ測定ができるので，ここで取の出力から各測定点における動ひずみを求める。

り上げた構造物ような測定対象物に対し，参考書ひずみ使用したひずみゲージのゲージ率は正確に 2.0 に測定Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに基づいた内容の問題になる。したがっなっていないので，この差により測定されたひずて，問題の形式が変つても，これらの参考書に述べられみの値を次式で修正する。ている知識を身につけていれば十分解答できる問題にな

ε＝（2.00／Kｇ）εｍ
ここで，ε 及び εｍは真のひずみ及び測定されるると思われる。