SPECIFICATION SHEET
大気中窒素酸化物測定装置
大気中窒素酸化物計

GLN−354D型
GLN−314D型

環境省デジタルテレメータ共通仕様に対応
本装置は，「化学発光方式（ケミルミネッセンス法）」を採用した大気中の窒素酸化物（NOx）測定装置です。一酸化窒素（NO）とNOxを交互に測定する流路切替方式によって，大気中の微量な窒素酸化物を安定に測定することができます。
本測定装置の仕様についてはJIS B 7953：2004を基本にしています。

（校正装置はオプション）

特長○ 検出器として，PMT（光電子増倍管）を採用していますので，低ノイズで安定した測定ができます。

○ CFカードは前面から着脱できます。

注）CFカードに記録できるデーター数は下記の通りです。

○ 液晶タッチパネルを採用し，操作は対話方式とするこ（CFカードは当社の専用純正品のみ使用可能です。
）とで設定を容易にしました。また，液晶上で各データーの履歴表示や推移グラフを簡単に表示できます。

○ キャスターなしを標準仕様とし，アルミフレームを採○ メンテナンス性を考慮しオープンフレームタイプの架用しました。また，オプションのキャスター付きを選台を採用しました。
○ ダストフィルターを計器前面パネルに設置することにより汚れの確認や交換が容易に行えます。
○ 環境省デジタルテレメータ共通仕様に対応しています。
（オプション：イーサネット（LAN）装着時）○ 分析計に記録された測定値（瞬時値，1時間平均値）や分析計内の状態（温度，圧力，流量）およびゼロ偏差，スパン係数，アラーム，イベントの履歴を注）CFカード（オプション）へ記録することができます。CFカードのファイルは，CSVファイルとなっているためデーター編集が容易に可能です。また，データー種類（1 分値，1 時間値，アラーム，イベントなど）も年または月単位で分けられており，データー整理が簡易的に行えます。

データーの例（256MB）：約8 年分（通常記録のみ）択した場合には従来よりもキャスター間隔を広く取り，輸送時の安定性を考慮しました。
○ 記録計は，記録紙上に測定値（1時間平均値）や日報，アラーム情報などを印字します。また，停電などによる時刻と記録紙のずれを電源復旧時に自動的に記録紙を早送りし，時刻とのずれを補正します。
○ 検出器，測定セル，ヒーターブロックなどの主要部品を高い精度で温度制御していますので，周囲温度変化の影響が少なくなっています。
○ 塗装をなくし，製造段階で発生するVOCを抑え，環境に配慮した設計となっています。

標準仕様
製品

名：大気中窒素酸化物測定装置
大気中窒素酸化物計型
名：GLN−354D/GLN−314D
測 定 対 象：大気中のNO2，NO，NOx
測 定 方 式：化学発光方式（ケミルミネッセンス法）連続測定
測 定 範 囲：0〜0.1/0.2/0.5/1.0/2.0ppm（0.05, 5, 10, 20ppmはオプション）
瞬 時 値；手動/自動切り替え
1時間平均値；手動/自動切り替え
記 録 方 式：高機能記録計による
NO2，NO，NOxの瞬時値および1時間平均値
入 出 力 信 号：
デ ジ タ ル；環境省デジタルテレメータ共通仕様
対応コネクター RJ−45（オプション；イーサネット（LAN）装着時）
ア ナ ロ グ；DC 0〜1V
伝 送 出 力 （入出力絶縁，ただし各出力信号間非絶縁）
NO2，NO，NOxの瞬時値および 1時間平均値（内部抵抗 500Ω以下，負荷抵抗 100kΩ以上）
接点出力信号；瞬時値測定レンジ信号（NO2，NO 独立）
平均値測定レンジ信号（NO2，NO 独立）
計器調整中信号
電源断信号
校正中信号
警報信号
接点容量…DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下
接点入力信号；外部リセット信号
自動校正スタート信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
接点閉時間…200ms〜300s
観測局停止信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）

注）外部リセット信号および自動校正スタート
信号は観測局停止信号が閉の時のみ有効：±1 ％FS以内
直線性（指示誤差）繰 返 し 性：±1 ％FS以内
最小検出限界：1ppb以内
安定性：ゼロドリフト…±2 ppb/日以内±4 ppb/週以内
スパンドリフト…±1％FS/日以内±2％FS/週以内
コンバーターの効率：95％以上
応 答 時 間：3 min以内（90％応答）
干渉成分の影響：水分の影響；
約2.5vol％の水分の影響が 4 ％以内
アンモニアの影響；4 ppb以下
暖 機 時 間：約 3 時間
周 囲 温・湿 度：0〜40℃ 85％RH以下
電源：AC 100V±10V，50/60Hz 共通
消 費 電 力：最大 約250VA，平均 約170W
試料大気流量：約1.2L/min（20℃，1気圧）
外 形 寸 法：本体（GLN−354D）
キャスターなし；400（W）×527（D）×919（H）
mm
キャスターあり；474（W）×527（D）
×988（H）mm
分析部単体；399（W）×520（D）×216（H）
mm（希釈ユニット含む）
質量：キャスターなし；約46kg
関 連 機 器：ネットワーク関連機器
校正用ガス調製装置
高圧容器入り標準ガス

測定原理
光電面特性

化学発光方式は，NOがオゾンと反応してNO 2を生成する過程で生じる化学発光を利用しています。その発光

光学
フィルター

100

強度がNO濃度と比例関係にあるので，発光強度を測定してNO濃度を求めます。この反応に必要なオゾンは，空気または酸素を無声放電または紫外線照射することで応発生させます。化学発光の波長特性は，図に示すように

答

590〜2500nmの波長域ですが，他の化学発光の影響を除

80
60
NO−O3
化学発光特性くためのカットフィルター特性，および光電子増倍管の40特性の関係から600〜900nmの範囲で測定します。
NO2はオゾンとの反応では発光しないため，コンバーターに通してNOに変換したのちに測定します。化学発

20

光法の計器は，NOxの広い濃度範囲にわたって直線性を400示すほか，環境濃度を測定できる高い感度と選択性を有する利点があります。

6008001000

波1200長（nm）

NO−O3化学発光の分光特性例−2−1400

動作説明
試料大気はダストフィルター，試料大気/校正ガス切ゾンが混合され，試料中のNOとオゾンが反応しNO 2を替バルブ，流量計とドライヤー1を経た後，直接反応槽生成します。このとき生じる化学発光を検出器でとらえに至るNO測定流路と，NO2→NOコンバーターを経由するNOx測定流路に分かれます。これらの流路を経た試濃度演算を行います。NO測定流路側では試料ガス中のNO濃度が測定され，NOx測定流路側ではNO＋NO2の濃料ガスはNO/NOx切替えバルブにより交互に反応槽に度が測定されます。また，NO2濃度はNOx−NOで計算送られます。反応槽では，試料とオゾン発生器からのオされます。

測定系統図
フィルター4

キャピラリー

校正ガス導入口
試料大気/校正ガス切替バルブ

試料大気導入口

NO/NOx切替バルブ

ダストフィルター

オゾン精製器

コンバーター
流量センサー

反応槽

オゾン発生器ドライヤー1

吸着管

検出器
触媒タンク
流量センサー

ドライヤー2フィルター3
ポンプ

フィルター2圧力センサー−3−排出口外部端子図NO瞬時値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
NO平均値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
NO2瞬時値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
NO2平均値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上

7071
72
73
74
75
76
77

リセット信号入力
閉時間 200ms〜300s
内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）
観測局停止信号入力
テレメーター故障時接点 開内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）
NO/NOx校正開始信号入力
閉時間 200ms〜300s
内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）

50
51
52
53
54
55
56231

COM233

COM

1300.1

1400.11310.21410.21320.51420.51331143113421442232COM234COM

1350.11450.1

NO瞬時値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下ppm

NO平均値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

1460.21470.51148121492

1360.21370.5138139ppm

313233343536

予備5730373839
NO2瞬時値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

40414243ppm

4445
NO2平均値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

46474849ppm

330331※1 ア ラ ー ム：正常値になると自己復帰するアラーム※2 重アラーム：計器動作が停止し電源リセットを行わないと復帰しないアラーム−4−NO/NOx/NO2電源断信号電源ヒューズ断時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
NO/NOx/NO2アラーム信号1 ※1
警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
NO/NOx/NO2アラーム信号2 ※2
重度の警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
NO/NOx/NO2調整中
計器調整時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
NO/NOx/NO2校正中
校正ガス導入中接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
予備
予備
予備
予備
予備

外形寸法図単位：mm● 大気中窒素酸化物測定装置

GLN−354D型

399

520

大気中
窒素酸化物計排出口
試料大気導入口919

主電源スイッチ

校正用
ガス調製装置988（キャスター付きの場合）

記録計
電源タップ
端子（6P）

テレメーター
入出力端子標準ガス入口
排気口（CGU-60）
400

27500（474）（キャスター付きの場合）● 大気中窒素酸化物計

ETHERNET用コネクター（オプション）

GLN−314D型
520

39920500

216

フィルタケース

スライドレール（オプション）−5−(58)

A面：オプション詳細
A面

製品コード● 大気中窒素酸化物測定装置

GLN−354D型

GLN354D−1−
電源
AC 100V 50/60Hz
測定範囲
0〜0.1/0.2/0.5/1.0/2.0ppm（標準）0〜0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm
記録計
高機能記録計（標準）特殊
通信機能＊1RS−232ユニット（標準）イーサネット（LAN）
伝送ユニット
外部端子ユニット付き（標準）
標準ガス希釈装置＊2
なし
CGU−60A スパン希釈1/100
CGU−60B スパン希釈1/1000
筐体（ラック）の形状
標準（キャスターなし）＊3
キャスター付き
特殊112
19AC1
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z012129＊1. 環境省デジタルテレメータ共通仕様は，イーサネット（LAN）を選択することで対応可能です。
イーサネットを選択した場合でもRS−232Cユニットは対応可能です。
ネットワークユニット（当社独自）
は特殊で対応可能です。販売窓口にお問い合わせください。
＊2. 校正用標準ガスボンベは，輸送および使用済み容器の取扱いなどに制約がありますので，販売窓口にご相談ください。
その他の関連品は下記を参照してください。
減圧弁
MSR−1S（コードNo.126D931）
ボンベ架台 （10L 1本立て用）（コードNo.136F001）
減圧弁〜希釈装置（CGU）
間配管：ステンレスパイプφ2×3 3m（コードNo.6104600S）＊3. 輸送用に台車が必要となる場合があります。
注1. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。コードNo.6958270K
2. 英文仕様（海外向け）は，GLN−314E型を適用ください。
3. 試料大気導入口より，装置内部に雨水などが入るのを防ぐために，「集合採取分配管」（マニホールド）の使用をお薦めします。
集合採取分配管がご用意できない場合，試料大気導入口に「ふっ素樹脂製」または「硬質ガラス製」のミストトラップを設置することをお薦めします。

−6−製品コード● 大気中窒素酸化物計

GLN−314D型

GLN314D−1−19129ACZ0129電源
AC 100V 50/60Hz
特殊
測定範囲
0〜0.1/0.2/0.5/1.0/2.0ppm（標準）0〜0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm
特殊通信ユニット＊1
RS−232Cユニット（標準）イーサネット（LAN）
特殊
伝送出力＊2なし（標準）
外部端子ユニット付き（ボックス入り）
簡易外部端子ユニット
特殊＊1. 環境省デジタルテレメータ共通仕様は，イーサネット（LAN）を選択することで対応可能です。
イーサネットを選択した場合でもRS−232Cユニットは対応可能です。
ネットワークユニット（当社独自）
は特殊で対応可能です。販売窓口にお問い合わせください。
＊2.「伝送出力や各種信号出力」
が必要な場合は「外部端子ユニット付き」か「簡易外部端子ユニット」を選んでください。
「簡易外部端子ユニット」は背面パネルにアナログ伝送出力と接点入出力（レンジ信号は不可）をコネクター出力させたものです。
アナログ伝送出力はDC 0〜1V標準でDC 4〜20mAも可能です。
詳細は販売窓口にお問い合わせください。

本製品コードは，分析部単体のものです。
19インチラックに組込むときは，ドライAP計用19インチラックDAP−19型の製品コードを参照ください。
注1. 校正用標準ガスボンベは，輸送および使用済み容器の取扱いなどに制約がありますので，販売窓口にご相談ください。
その他の関連品は下記を参照してください。
減圧弁
MSR−1B（コードNo.126D931）
ボンベ架台 （10L 1本立て用）（コードNo.136F001）
希釈装置
CGU−60A（1/100希尺）または CGU−60B（1/1000希尺）
減圧弁〜希釈装置（CGU）間配管：ステンレスパイプφ2×3 3m（コードNo.6104600S）
2. 試料大気導入口より，装置内部に雨水などが入るのを防ぐために，「集合採取分配管」（マニホールド）の使用をお薦めします。
集合採取分配管がご用意できない場合，試料大気導入口に「ふっ素樹脂製」または「硬質ガラス製」のミストトラップを設置することをお薦めします。
3. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。コードNo.6958270K
4. 英文仕様（海外向け）
は，GLN−314E型を適用ください。

−7−