C

A

T

A

L

O

G

XT アナログ ボアゲージ
バウアーズ社のXTアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる方法です。従来より広い測定範囲を実現したメカ構造により、2点式あるいは3点式のボアゲージがより使い易くなり、測定用アンビルの交換も今では不要となりました。2〜300㎜の広い測定範囲、頑丈な構造、読み取り易い目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。XT測定ヘッドと設定リングにはUKAS検査証が付いています。
2015年、バウアーズ社は測定範囲2〜20㎜においてXTAマイクロ（新製品アナログ ボアゲージ）を発売しました。XTAマイクロは、一層小型化されたメカ構造コントローラーと測定値読み取りの為の優れた副尺を兼ね備えています。

新製品 XTAマイクロの特長
蘆コンパクトなメカ構造コントローラー
蘆軽量で人間工学的なデザイン
蘆機能性向上蘆5μの副尺を、2μに変更したことにより読み取り精度が向上しました

MXTA10M−新製品
XTAマイクロ アナログ ボアゲージ

特 長

XTシリーズ 設定リング

蘋 測定範囲：2〜300㎜。
蘋 2〜6㎜：2点式測定ヘッド。6〜300㎜：3点式測定ヘッド。
蘋 ゲージ目盛XTAマイクロ

2〜6㎜：0.001㎜、6〜20㎜：0.002㎜

蘋 ゲージ目盛

XTアナログボアゲージ

型 番

サイズ（㎜）

価 格

XTR3M

2.50
4.00
5.00
8.00
12.50
20.00
35.00
65.00
80.00
125.00175.00225.00275.00¥25,000¥25,000¥25,000¥17,800¥17,800¥22,800¥25,000¥30,700¥39,800¥55,200¥75,400¥117,200¥138,000

XTR5M

20〜300㎜：0.005㎜

蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドは、すべて超硬測定アンビル付。
（12.5㎜以下はスチール製）

XTR7M

蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜及び12.5㎜以上が可能。

XTR12M

蘋 穴径6㎜以上は、深穴測定用の延長棒がございます。

XTR20M蘋 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。

XTR35M蘋 設定リングが付属したセットがあり、単品でも設定リング付（末尾がＭの型番）があります。

XTR65M蘋 すべての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。

XTR125M

蘋 ボアゲージはDIN863（パート4）に基づいて製造されています。

XTR225M

蘋 プラスチックケースまたは木箱付。
（サイズによります。）

XTR275M

XTR8M

XTR80M
XTR175M

−
−
−
−
−
−
− バウアーズ社 ＆ ベイティ社カタログの目次 −
−
−
−
−
−
−
ページ

ページ

バウアーズ社 XTアナログボアゲージの単品・セット … 2 〜 3

ベイティ社 横型投影機 R14 ………………………… 26〜27

XT3 デジタルボアゲージの単品・セット … 4 〜 5
XT3 ホールマチックピストルボアゲージの単品・セット … 6 〜 7
XTシリーズ 従来モデルの限定販売品 … 8 〜 9
ボアゲージ 特注品・ねじ寸法測定ゲージ … 10〜14
スナップマイク ………………………………… 14
XT500 大径用3点式ボアゲージ …………… 15
アルティマ ボアゲージ ………………… 16〜17
マイクロゲージ 小径用 2点式ボアゲージ… 18〜19
スマートプラグ ………………………… 20〜22
ユニバーサルゲージ …………………… 23〜25

R400 ………………………… 28〜29
R600 ……………………………… 30
縦型投影機 SM300 …………………………… 31
SM350 ……………………… 32〜33
SM20 ……………………………… 34
アクセサリー ……………………………… 35〜36
ビューマスター・フュージョンソフトウェア … 37〜40
ベンチャー三次元 ………………………… 41〜43
ベンチャープラス ……………………………… 44

2

SIMPLY SOPHISTICATED

ボアゲージ

XT アナログ ボアゲージ
新製品 XTA マイクロ アナログ ボアゲージ 設定リング付 及び 設定リング無（設定ヘッドのみ）の単品
型 番
価 格
設定リング付¥97,000
MXTA1M¥97,000
MXTA2M¥97,500
MXTA3M¥97,000
MXTA4M¥97,000
MXTA5M¥61,000
MXTA6M¥56,000
MXTA8M¥56,000
MXTA10M¥56,000
MXTA12M¥57,600
MXTA16M

型 番
価 格
設定リング無¥88,500
MXTA1W¥88,500
MXTA2W¥89,000
MXTA3W¥89,000
MXTA4W¥89,000
MXTA5W¥57,600
MXTA6W¥51,500
MXTA8W¥51,500
MXTA10W¥49,900
MXTA12W¥49,900
MXTA16W

穴径の測定範囲
（㎜）
2-2.5
2.5-3
3-4
4-5
5-6
6-8
8-10
10-12.5
12.5-16
16-20

精 度
（㎜）
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004

測定深さ
（㎜）
9
9
12
18
18
58
58
58
62
62

設定リング
（㎜）
2.50
2.50
4.00
4.00
5.00
8.00
8.00
12.50
12.50
20.00

標準 XT アナログ ボアゲージ 設定リング付 及び 設定リング無（測定ヘッドのみ）の単品

値下げ★
値下げ★
値下げ★
値下げ★

型 番
価 格
設定リング付¥57,950
XTA6M¥53,200
XTA8M¥53,200
XTA12M¥54,720
XTA16M¥63,600
XTA20M¥90,400
XTA25M¥92,000
XTA35M¥102,500
XTA50M¥102,500
XTA65M¥129,800
XTA80M¥130,600
XTA100M¥150,800
XTA125M¥194,200
XTA150M¥222,000
XTA175M¥298,400
XTA200M¥308,600
XTA225M¥336,200
XTA250M¥350,800
XTA275M型 番
価 格
設定リング無¥54,720
XTA6W¥48,925
XTA8W¥47,405
XTA12W¥47,405
XTA16W¥53,000
XTA20W¥85,200
XTA25W¥87,200
XTA35W¥90,800
XTA50W¥94,800
XTA65W¥111,000
XTA80W¥128,200
XTA100W¥138,600
XTA125W¥152,800
XTA150W¥176,400
XTA175W¥172,000
XTA200W¥166,000
XTA225W¥188,000
XTA250W¥193,600
XTA275W

穴径の測定範囲
（㎜）
6-8
8-10
12.5-16
16-20
20-25
25-35
35-50
50-65
65-80
80-100100-125
125-150
150-175
175-200
200-225225-250250-275
275-300

精 度
（㎜）
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.005
0.005
0.005
0.006
0.006
0.007
0.007
0.008
0.008
0.009
0.009

測定深さ
（㎜）
58
58
62
62
66
66
80
80
80
100
115
115
115
115
118
118
118
118

設定リング
（㎜）
8.00
8.00
12.50
20.00
20.00
35.00
35.00
65.00
65.00
80.00
125.00125.00175.00175.00225.00225.00275.00275.00

新製品 XTＡマイクロ ＵＫＡＳ検査証付設定リングと測定ヘッドのセット品
測定範囲（㎜）

2-3
3-6
6-10
10-20

型 番

価 格
¥178,000¥274,000¥ 97,000¥143,000SMXTA1MSMXTA2M
SMXTA3M
SMXTA4M

測定ヘッド数

2
3
2
3

設定リング
1（2.5㎜）2（4/5㎜）1（8㎜）2（12.5/20㎜）

標準 XT アナログ ボアゲージ ＵＫＡＳ検査証付設定リングと測定ヘッドのセット品
値下げ★
値下げ★

測定範囲（㎜）

型 番

6-10
10-20
20-50
50-100100-150150-200

SXTA3MSXTA4MSXTA5MSXTA6MSXTA7MSXTA8M価 格¥ 92,150¥135,850¥225,000¥305,000¥229,000¥326,000

測定ヘッド数

2
3
3
3
2
2

設定リング
1（8㎜）
2（12.5/20㎜）
2（20/35㎜）
2（60/85㎜）
1（125㎜）
1（175㎜）

延長棒（深穴径測定用）

延長棒

型 番

価 格

長さ（㎜）

適合ヘッド範囲（㎜）EGX0200
EGX0400
EGX0500
EGX0001
EGX0004¥17,000¥17,000¥17,000¥25,000¥26,500

63
76
100
150
150

6-10
10-12.5
12.5-2020-50
50-300SMXTA3M★印：数量限定商品です。

SIMPLY SOPHISTICATED

3

新製品 XT3 デジタル ボアゲージ
バウアーズ社のXT3デジタル内測マイクロメータは、新たに人間工学的デザインと、大きくて鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えると共にIP67のエレクトロニクス・防水保護、そしてオプションの内蔵Bluetoothによる近接データ出力、すなわち双方向コミニュケーションはデータ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。XTシリーズの幅広いメカニカルな動き、その特注測定ヘッドにより、殆どの厄介な測定の悩みに答えることができます。ねじ、スプライン、
スロット、溝、深穴等多様な特殊形状アンビル付ヘッド製作が可能です。

特 長
蘋 大きくて鮮明なLCDディスプレイを備えた新たな人間工学的デザイン。
蘋 IP67のエレクトロニクス・防水保護。
蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 プリセットメモリーを4つ入力できます。
蘋 データ出力：RS232/USB
蘋 オプションにてBluetooth Low Energy(内蔵モデル）による近接データ出力。
蘋 双方向コミュニケーション。

Sylvac社提供のBT Smart Appは、
バウアーズ社Bluetooth Smart商品とのコミニュケーションが可能です。

蘋 測定範囲は2〜300㎜まで。（標準品で）
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。
蘋 最小表示単位：0.001㎜
蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。
蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

蘋 すべてのゲージにも、UKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。

蘋 優れたラチェットストップ機構により、安定した測定ができます。

蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付
測定ヘッドの製作ができます。
（ワーク図面をお送り下さい。
）

蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 プラスチックケースまたは木箱入りです。

英国バウアーズ社のご紹介
バウアーズ社の主要製品は、特にボアゲージ及び内測マイクロメータ
を中心とする内径測定機器であり、メカ式（アナログ）と電気式（デジ
英国バウアーズ社（ボアーズ社とも呼ばれています）の精密測定工具
は、6大陸にまたがる世界50カ国以上で、各国のバウアーズ社総代タル）の両方を製造しています。
コア製品としてはバウアーズXTシリーズのXTアナログ、
XTデジタル、理店の販売網に支えられて、流通しております。バウアーズのブラン
ドは、測定機器の中でも世界のトップブランドとして広く認知されてXTホールマチック等があり、ボアゲージの Ｇｏ
ｌｄ Standard として認知されています。他に新製品として小径穴用ボアゲージのマイクロいます。ノガ・ジャパンでは、2014年7月よりバウアーズ社の日本総代理店としての活動を開始致しました。
益々激しい競争にさらされている測定機器業界においてバウアーズ

ゲージや大口径用のユニバーサルゲージ、高精度用のスマートプラグがあります。
更にバウアーズ工場内でのＵＫＡＳ校正試験室により、常に製品の検社は常に技術革新の最前線にあり、業界内での先進的地位を保持してまいりました。

査証のトレースが可能で、バウアーズ製品の信頼性をより確かなもの
としています。

4

SIMPLY SOPHISTICATED

ボアゲージ

新製品 XT3 デジタル ボアゲージ
設定リング付及び設定リング無（測定ヘッド＋ディスプレーのみ）の単品
型 番

価 格

型 番

設定リング付価 格

穴径の測定範囲（㎜）

設定リング無

精 度
（㎜）

測定深さ
（㎜）

設定リング
（㎜）

ディスプレーユニ ディスプレーユニ
ットのみの型番 ットのみの価格

XTD1M-XT3¥169,500

XTD1W-XT3¥165,600

2-2.5

0.004

9

2.50

XTDU2-XT3¥128,600

XTD2M-XT3¥169,500

XTD2W-XT3¥165,600

2.5-3

0.004

9

2.50

〃

〃

XTD3M-XT3¥169,900

XTD3W-XT3¥166,200

3-4

0.004

12

4.00

〃

〃

XTD4M-XT3¥169,900

XTD4W-XT3¥165,600

4-5

0.004

18

4.00

〃

〃

XTD5M-XT3¥169,900

XTD5W-XT3¥165,600

5-6

0.004

18

5.00

〃

〃

XTD6M-XT3¥122,600

XTD6W-XT3¥113,000

6-8

0.004

58

8.00

XTDU6-XT3¥97,000

XTD8M-XT3¥122,000

XTD8W-XT3¥113,000

8-10

0.004

58

8.00

〃

〃

XTD10M-XT3¥122,000

XTD10W-XT3¥113,000

10-12.5

0.004

58

12.50

XTDU10-XT3¥97,000

XTD12M-XT3¥124,600

XTD12W-XT3¥116,500

12.5-16

0.004

62

12.50

〃

〃

XTD16M-XT3¥127,200

XTD16W-XT3¥118,000

16-20

0.004

62

20.00

〃

〃

XTD20M-XT3¥129,600

XTD20W-XT3¥121,000

20-25

0.004

66

20.00

XTDU20-XT3¥109,500

XTD25M-XT3¥190,000

XTD25W-XT3¥168,400

25-35

0.004

66

35.00

〃

〃

XTD35M-XT3¥198,600

XTD35W-XT3¥175,400

35-50

0.004

80

35.00

〃

〃

XTD50M-XT3¥214,200

XTD50W-XT3¥191,600

50-65

0.005

80

65.00

XTDU50-XT3¥122,000

XTD65M-XT3¥218,800

XTD65W-XT3¥196,000

65-80

0.005

80

65.00

〃

〃

XTD80M-XT3¥245,000

XTD80W-XT3¥214,200

80-100

0.005

100

80.00

〃

〃

XTD100M-XT3¥272,300

XTD100W-XT3¥236,400

100-125

0.006

115

125.00XTDU100-XT3¥132,000

XTD125M-XT3¥280,800

XTD125W-XT3¥249,000

125-150

0.006

115

125.00〃〃

XTD150M-XT3¥306,600

XTD150W-XT3¥266,200

150-175

0.007

115

175.00〃〃

XTD175M-XT3¥326,000

XTD175W-XT3¥294,600

175-200

0.007

115

175.00〃〃

XTD200M-XT3¥395,200

XTD200W-XT3¥289,400

200-225

0.008

118

225.00XTDU200-XT3¥145,800

XTD225M-XT3¥435,600

XTD225W-XT3¥282,400

225-250

0.008

118

225.00〃〃

XTD250M-XT3¥451,800

XTD250W-XT3¥309,000

250-275

0.009

118

275.00〃〃

XTD275M-XT3¥493,900

XTD275W-XT3¥315,600

275-300

0.009

118

275.00〃〃

XT3デジタルボアゲージセット（測定ヘッド、デジタルディスプレー、設定リング）
設定リング

デジタル
ディスプレー53（2.5/4/5㎜）

XTDU2-XT3

2

1（8㎜）

XTDU6-XT3¥193,400

32（12.5/20㎜）

XTDU10-XT3

SXTD5M-XT3¥289,5003

2（20/35㎜）

XTDU20-XT3

50-100SXTD6M-XT3¥387,600

32（65/80㎜）

XTDU50-XT3

100-150SXTD7M-XT3¥325,000

2

1（125㎜）XTDU100-XT3

150-200

SXTD8M-XT3¥434,600

2

1（175㎜）XTDU100-XT3

100-200

SXTD9M-XT3¥695,600

42（125/175㎜） XTDU100-XT3

測定範囲（㎜）型 番

価 格測定ヘッド数2-6

SXTD1M-XT3¥434,000

6-10

SXTD3M-XT3¥149,800

10-20

SXTD4M-XT3

20-50

SXTD5M-XT3※BLUETOOTH内蔵モデル（通り穴の）深穴用ストッパー型 番

内径範囲（㎜）

価 格のご注文は、注文時に別途
22,500円追加下さい。

DSTOP01

2-6¥16,300

後からの追加は出来ません。

延長棒（深穴径測定用）
型 番

価 格

長さ（㎜）

適合ヘッド範囲（㎜）EGX 0200¥17,000

63

EGX 0400¥17,00076

10-12.5

EGX 0500¥17,000100

12.5-20

EGX 0001¥25,000

150

20-50

EGX 0004¥26,500

150

50-3006-1012.5mm以上の3点式ボアゲージ
では、上記のような止まり穴の底の測定ができます。

SIMPLY SOPHISTICATED

5新製品 XT3 デジタルピストルグリップ ボアゲージ
バウアーズ社の新製品XT3ホールマチックボアゲージは、新たに人間工学的デザインと、大きくて鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えると共にIP67のエレクトロニクス・防水保護、そしてオプションの内蔵Bluetoothによる近接データ出力、すなわち双方向コミニュケーションはデータ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。XTシリーズの幅広いメカニカルな動き、その特注測定ヘッドにより、殆どの厄介な測定の悩みに答えることができます。
ねじ、スプライン、スロット、溝、深穴等多様な特殊形状アンビル付ヘッド製作が可能です。

特 長
蘋 大きくて鮮明な回転式LCDディスプレイを備えた新たな人間
工学的デザイン。
蘋 IP67のエレクトロニクス・防水保護。

Sylvac社提供のBT Smart Appは、
バウアーズ社Bluetooth Smart商品とのコミニュケーションが可能です。

蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 プリセットメモリーを4つ入力できます。

蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

蘋 データ出力：RS232 / USB蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 オプションにてBluetooth Low Energy(内蔵モデル）による近接データ出力。

蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 双方向コミュニケーション。
蘋 測定範囲は2〜300㎜まで。（標準品で）
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。

蘋 すべてのピストルグリップゲージにも、UKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリア
ル番号が付いています。

蘋 最小表示単位：0.001㎜

蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付
測定ヘッドの製作ができます。（ワーク図面をお送り下さい。）

蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。

蘋 プラスチックケースまたは木箱入りです。

6

SIMPLY SOPHISTICATED

ボアゲージ

新製品 XT3 ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ
型 番

価 格

型 番

設定リング付価 格

穴径の測定範囲（㎜）

設定リング無

精 度
（㎜）

測定深さ
（㎜）

設定リング
（㎜）

ディスプレーユニ
ットのみの型番

XTH1M-XT3¥208,000

XTH1W-XT3¥201,000

2-2.5

0.004

9

2.50

XTPG01M-XT3

XTH2M-XT3¥208,000

XTH2W-XT3¥201,000

2.5-3

0.004

9

2.50

〃

XTH3M-XT3¥208,000

XTH3W-XT3¥201,000

3-4

0.004

12

4.00

〃

XTH4M-XT3¥208,000

XTH4W-XT3¥201,000

4-5

0.004

18

4.00

〃

XTH5M-XT3¥208,000

XTH5W-XT3¥201,000

5-6

0.004

18

5.00

〃

XTH6M-XT3¥159,800

XTH6W-XT3¥152,300

6-8

0.004

58

8.00

XTPG02M-XT3

XTH8M-XT3¥159,400

XTH8W-XT3¥151,800

8-10

0.004

58

8.00

〃

XTH10M-XT3¥156,400

XTH10W-XT3¥149,200

10-12.5

0.004

58

12.50

〃

XTH12M-XT3¥162,400

XTH12W-XT3¥153,800

12.5-16

0.004

62

12.50

〃

XTH16M-XT3¥165,600

XTH16W-XT3¥154,800

16-20

0.004

62

20.00

〃

XTH20M-XT3¥165,600

XTH20W-XT3¥155,300

20-25

0.004

66

20.00

XTPG03M-XT3

XTH25M-XT3¥229,000

XTH25W-XT3¥180,500

25-35

0.004

66

35.00

〃

XTH35M-XT3¥235,000

XTH35W-XT3¥185,000

35-50

0.004

80

35.00

〃

XTH50M-XT3¥241,000

XTH50W-XT3¥231,500

50-65

0.005

80

65.00

〃

XTH65M-XT3¥241,000

XTH65W-XT3¥231,500

65-80

0.005

80

65.00

〃

XTH80M-XT3¥257,000

XTH80W-XT3¥245,000

80-100

0.005

100

80.00

〃

XTH100M-XT3¥269,000

XTH100W-XT3¥252,000

100-125

0.006

115

125.00

XTPG04M-XT3

XTH125M-XT3¥285,000

XTH125W-XT3¥268,200

125-150

0.006

115

125.00〃

XTH150M-XT3¥302,000

XTH150W-XT3¥279,400

150-175

0.007

115

175.00〃

XTH175M-XT3¥316,000

XTH175W-XT3¥292,400

175-200

0.007

115

175.00〃

XTH200M-XT3¥415,000

XTH200W-XT3¥359,400

200-225

0.008

118

225.00〃

XTH225M-XT3¥458,000

XTH225W-XT3¥403,000

225-250

0.008

118

225.00〃

XTH250M-XT3¥475,000

XTH250W-XT3¥409,400

250-275

0.009

118

275.00〃

XTH275M-XT3¥524,000

XTH275W-XT3¥458,200

275-300

0.009

118

275.00〃

XT3ホールマチックデジタルピストルグリップボアゲージセット
測定範囲（㎜）型 番

価 格測定ヘッド数

設定リング

2-6

SXTH1M-XT3¥458,0005

3（2.5/4/5㎜）

6-10

SXTH3M-XT3¥189,600

2

1（8㎜）

10-20

SXTH4M-XT3¥229,900

32（12.5/20㎜）

20-50

SXTH5M-XT3¥332,0003

2（20/35㎜）

50-100SXTH6M-XT3¥375,00032（65/80㎜）

100-150SXTH7M-XT3¥334,800

2

1（125㎜）

150-200

SXTH8M-XT3¥447,2002

1（175㎜）6-20

SXTH10M-XT3¥308,00053（8/12.5/20㎜）

20-100SXTH11M-XT3¥556,0006

4（20/35/65/80㎜）

100-200

SXTH9M-XT3¥718,000

42（125/175㎜）

深穴用ストッパー

SXTH5M-XT3

ピストルグリップ＋ディスプレーのみの単価

型 番

内径範囲（㎜）

価 格型 番

DSTOP01

2-6¥16,300

延長棒（深穴径測定用）
型 番

価 格

長さ（㎜）

EGX 0200¥17,00063

6-10

EGX 0400¥17,00076

10-12.5

EGX 0500¥17,000100

12.5-20

EGX 0001¥25,000

150

20-50

EGX 0004¥26,500

150

50-300

測定範囲（㎜）

価 格

XTPG01M-XT3

2-6¥140,000

XTPG02M-XT3

6-20¥140,000

XTPG03M-XT3

20-100¥140,000

XTPG04M-XT3

100-300¥140,000適合ヘッド範囲（㎜）※BLUETOOTH内蔵モデルのご注文は、注文時に別途22,500円追加下さい。
後からの追加は出来ません。

SIMPLY SOPHISTICATED

7

ボアゲージ

XT デジタル ボアゲージ Xtreme
バウアーズ社のXTデジタルXtreme内測マイクロメータでは、従来のラチェット式ボアゲージの高品質な機能に、先進的なIP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を組み込んでいます。
XTシリーズは大きな機械的ストロークを持ち合わせているため、従来では困難を伴っていた測定部位に特殊ヘッドで対応することが出来ます。ねじ穴、スプラインスロット、溝、深穴などに対応する特殊ヘッドを製作できますので、お問い合わせ下さい。

従来モデルの限定販売品

バウアーズ社のXTシリーズ内測マイクロメータは単品またはセットでご購入できます。
すべてのXT機器は測定範囲が大きく、アンビル交換の必要がありません。
測定ヘッドと設定リングの両方にＵＫＡＳ検査証が標準で付いています。

蘋 最小表示単位：0.001㎜
蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。
蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

特 長

蘋 優れたラチェットストップ機構により、安定した測定ができます。

蘋 IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を備えています。

蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。

蘋 すべての設定リングにＵＫＡＳ検査証が標準で付属しています。

蘋 大きくて見やすいディスプレー表示。

蘋 すべてのゲージにも、ＵＫＡＳ検査証が標準で付属しています。

蘋 プリセットメモリーを3つ入力できます。

蘋 すべてのデジタルディスプレー装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。

蘋 RS232Cによる出力。
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。
蘋 プラスチックケース又は木箱入りです。

新価格でご提供します。なお、数量が限定されていますので、完売次第、販売終了となります。

設定リング付及び設定リング無（測定ヘッド＋ディスプレーのみ）の単品
型 番

価 格

設定リング付型 番

価 格

設定リング無穴径の測定範囲（㎜）

精 度
（㎜）

測定深さ
（㎜）

設定リング
（㎜）

8.00

XTD6M

¥116,470

XTD6W¥107,350

6-8

0.004

58

XTD8M

¥115,900

XTD8W¥107,350

8-10

0.004

58

8.00

XTD10M¥115,900

XTD10W¥107,350

10-12.5

0.004

58

12.50

XTD12M¥118,370

XTD12W¥110,675

12.5-16

0.004

62

12.50

XTD25M¥180,500

XTD25W¥159,980

25-35

0.004

66

35.00

XTD35M¥188,670

XTD35W¥166,630

35-50

0.004

80

35.00

XTD50M¥203,490

XTD50W¥182,020

50-65

0.005

80

65.00

XTD65M¥207,860

XTD65W¥186,200

65-80

0.005

80

65.00

XTD80M¥232,750

XTD80W¥203,490

80-100

0.005

100

80.00

XTデジタルボアゲージセット（測定ヘッド、デジタルディスプレー、設定リング）
測定範囲（㎜）

8

設定リング

デジタル
ディスプレー

2

1（8㎜）

XTDU6

3

2（65/80㎜）

XTDU50型 番

価 格測定ヘッド数

6-10

SXTD3M¥142,310

50-100SXTD6M¥368,220SIMPLY SOPHISTICATED

12.5mm以上の3点式
ボアゲージでは、上記のような止まり穴の底の測定ができます。

ボアゲージ

XT ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ Xtreme
バウアーズ社のXTホールマチックXtremeボアゲージは、人間工学的ピストルグリップのハンドル部と斬新な引き金動作が組み合わされ、計測作業の速さと均一な計測圧力を実現しています。
デジタル表示画面の鮮明さ、IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能などの高性能に加え、2〜300㎜までの広い測定範囲により、より使い易く、精度も保証されています。
XTホールマチック・ピストルグリップボアゲージは単品としても、ある測定範囲内でのフルセットとしても供給されています。すべてのXT機器は、固定アンビルによっても広い測定範囲に使用することが可能なうえ、測定ヘッドと設定リングの両方にＵＫＡＳの検査証が標準で付いています。

特従来モデルの限定販売品

長蘋 IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を備えています。
蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。

蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。

蘋 大きくて見やすい回転式ディスプレーが付いています。

蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。

蘋 プリセットメモリーを3つ入力できます。

蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。

蘋 RS232Cによる出力。

蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 ヘッドが自動センタリング方式です。
蘋 測定圧力が均一にかかります。

蘋 すべてのピストルグリップゲージにUKAS検査証が標準で付属しています。

蘋 素早く、正確な測定ができます。

蘋 すべてのゲージと測定ヘッドに製造番号が記載されています。

蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式の測定ヘッド。

蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付測定
ヘッドの製作ができます。
（ワーク図面をお送り下さい。
）

蘋 最小表示単位：0.001㎜

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。

蘋 ケース入りです。

新価格でご提供します。なお、数量が限定されていますので、完売次第、販売終了となります。

XT ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ
型 番

価 格

設定リング付型 番

価 格

設定リング無XTH10M¥148,580

XTH10W¥141,740

穴径の測定範囲（㎜）

精 度
（㎜）

測定深さ
（㎜）

設定リング
（㎜）

ディスプレーユニ
ットのみの型番

10-12.5

0.004

58

12.50

XTPG02M〃

XTH12M¥154,280

XTH12W¥146,11012.5-16

0.004

62

12.50

XTH16M¥157,320

XTH16W¥147,060

16-20

0.004

62

20.00

〃

XTH20M¥157,320

XTH20W¥147,535

20-25

0.004

66

20.00

XTPG03M

XTH35M¥223,250

XTH35W¥175,750

35-50

0.004

80

35.00

〃

XTホールマチックデジタルピストルグリップボアゲージセット
測定範囲（㎜）

6-10
6-20

型 番

価 格

測定ヘッド数設定リング

SXTH3M
SXTH10M¥180,120¥292,600

2
5

1（8㎜）
3（8/12.5/20㎜）

SIMPLY SOPHISTICATED

9

ボアゲージ

特殊形状測定ヘッドのボアゲージ
バウアーズ社では、ボアゲージ及び内径測定機器を最も包括的に製造しておりますが、標準品ですべての穴径測定をカバーできるわけではありません。バウアーズ社は、お客様を大事にする気質と相俟って、特殊品の測定ヘッドの製造に力をいれていることに、高い評価をいた
だいて参りました。下記の写真やイラストによって、このような特殊測定ヘッドにより、困難な部分の測定が解決された事例をご紹介致します。

ねじ測定
Ｍ4〜300㎜までのねじの有効径、内径、谷径の測定用

2点式

3点式

新発売！
ねじ測定用特殊ヘッドの人気サイズが在庫化されました。ねじ加工が素早く、簡単、正確に数値管理できます。
M5×0.8ねじ測定用特殊ヘッドとXTDU2-XT3

ねじサイズ
呼び
M5×0.8
M6×1.0M8×1.25
M10×1.0
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.0
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M16×1.0
M16×1.5
M16×2.0
M18×1.25
M18×1.5
M20×1.0
M20×1.5
M20×2.5

ねじ測定用特殊ヘッド型
番
価 格¥173,900
THRH-M5X0.8¥173,900
THRH-M6X1.0¥173,900
THRH-M8X1.25¥ 90,500
THRH-M10X1.0¥ 90,500
THRH-M10X1.25¥ 90,500
THRH-M10X1.5¥ 90,500
THRH-M12X1.0¥ 90,500
THRH-M12X1.25¥ 90,500
THRH-M12X1.5¥ 90,500
THRH-M12X1.75¥ 90,500
THRH-M14X1.5¥ 90,500
THRH-M16X1.0¥ 90,500
THRH-M16X1.5¥ 90,500
THRH-M16X2.0¥ 90,500
THRH-M18X1.25¥ 90,500
THRH-M18X1.5¥100,500
THRH-M20X1.0¥ 90,500
THRH-M20X1.5¥ 90,500
THRH-M20X2.5

ピンク色の型番表示は、ノガ・ジャパン在庫品です。

10

SIMPLY SOPHISTICATED

ねじ測定設定リング UKAS付型
番
価 格¥28,000
THRR-M5X0.8¥28,000
THRR-M6X1.0¥28,000
THRR-M8X1.25¥31,700
THRR-M10X1.0¥31,700
THRR-M10X1.25¥31,700
THRR-M10X1.5¥31,700
THRR-M12X1.0¥31,700
THRR-M12X1.25¥31,700
THRR-M12X1.5¥31,700
THRR-M12X1.75¥31,700
THRR-M14X1.5¥39,200
THRR-M16X1.0¥39,200
THRR-M16X1.5¥39,200
THRR-M16X2.0¥39,200
THRR-M18X1.25¥39,200
THRR-M18X1.5¥52,200
THRR-M20X1.0¥52,200
THRR-M20X1.5¥52,200
THRR-M20X2.5

アンビル

2点式
〃
〃
3点式
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

推奨ディスプレイ
ユニット型番XTDU2-XT3¥128,600

XTPG02M-XT3¥140,000

ボアゲージ
ここが優れている！ バウアーズ社のねじ寸法測定ゲージ
蘆 Bowersのねじ寸法測定ゲージは設定リングで校正した後、ねじ測定にかかる時間は、プラグゲージをねじに入れ、回す
時間と同じ位です。
蘆 バウアーズのねじ寸法測定ゲージは瞬時に正確な測定を行うことができ、それは、ミリングねじ切り加工の際に参照することができますので、加工工程管理に最適です。
蘆 プラグゲージはネジ内部で引っかかり、無理に力を入れると、プラグゲージや部品を損傷する可能性があります。
バウアーズのねじ寸法測定ゲージには、このような問題はありません。
蘆 バウアーズねじ寸法測定ゲージは初めて使用する方にも簡単なユーザーフレンドリー測定システムです。
蘆 バウアーズ社のねじ寸法測定ゲージは、谷径、有効径、ピッチ円直径など実際のピッチ径を測定する為のゲージの他に、2点式ヘッドでネジ内径の楕円率測定用特注品も製造することができます。
ねじ設定リングで校正します

新製品

タービンブレード溝測定

新製品 バルブ測定

バウアーズ 社 は 工 業 用 タービンメーカー から の 依 頼 をオイル・ガス業界のバルブ内部空洞測定のソリューション

受け、高精度測定に適した超硬ボールを使ったダブテイル

として直角アングルアダプターにより垂直下向きの内径を

スロット幅・タービンブレード溝測定用特殊ゲージを開発

測定する特殊ゲージを開発しました。

しました。
蘆 実際のサイズや位置を数値表示できます。

特 長：

蘆 摩擦が少なく、長期間使用できます。

蘆 高精度で迅速な測定

蘆 Bluetooth追加により近接データ送信が可能です。

蘆 使い易さの向上

SIMPLY SOPHISTICATED

11

ボアゲージ

特殊形状測定ヘッドのボアゲージ
スプライン測定
蘆2点式、3点式とも製作できます。
蘆測定アンビルは工具鋼製です。
蘆ピッチ円直径、谷径、内径用の測定ヘッドが製作可能です。
蘆8〜300㎜径までの測定ヘッドに対応可能です。

ピッチ円直径

2点式球面

谷径

内径

側面から見た
形状

横から見た
形状

2点式

蘆楕円あるいは不規則な円形状の内径測定に対応します。

3点式球面

3点式

蘆内径の中心から、多少ずれても高い繰り返し
精度にて測定できます。
デジタルユニットにて6〜300㎜の内径測定ができます。

深穴用XT

球面ラジアス

2mまでの深穴に対しては特注の延長棒で対応できます。

2点式、3点式とも可能
6〜300㎜径。

12

SIMPLY SOPHISTICATED

ボアゲージ

特殊形状測定ヘッドのボアゲージ
溝測定

2点式

2〜300㎜までの内径溝測定用

側面から見た形状

蘆バウアーズのXTD、XTHに対応します。

3点式

蘆特殊形状、ラジアス・ボール接触。
蘆深穴用ストッパーを使用して、素早い測定ができます。
蘆ラジアス溝にも対応できます。

深穴用ストッパー付内径溝用測定ヘッド

ブレーキキャリパー測定

ボールレース測定

キャリパー溝測定

ボールねじ測定

外径ねじ測定サイズM10以上

スナップマイク特注品（P14参照）

外径スプライン測定
.

ピッチ径

大径

SIMPLY SOPHISTICATED

小径13

ボアゲージ
特殊形状測定ヘッドのボアゲージ−その他−
特異形状の穴

銃身の径測定止まり穴

16〜300㎜の範囲内の不ぞろいな突出部分の測定が可能

滑腔砲やライフリングされた砲身内部測定用

2〜6㎜と12.5〜300㎜は標準品ですが、
6〜12.5㎜は特注として承ります。

アンビル

正面

スロット幅測定横直角アングルアダプター

6〜100㎜までのスロット幅測定用

2〜6㎜までのスロット幅測定用

バウアーズ スナップマイク
バウアーズ社のスナップマイクは、高品質のデジタルマイクロメーターと自由度のあるスナップゲージの特性を兼ね備えた革新的な製品です。その広い測定範囲、調節式固定台と独創的なスナップアクションは、広範囲の部品を迅速かつ正確に測定できます。
標準的な使用の他にも、自由度が高いバウアーズのスナップマイクはねじ寸法、スプライン、溝など様々な特殊形状の外径測定に合わせ、簡単に測定する為に、特別なアンビルをご提案できます。
量産部品の迅速かつ正確な測定にお使いいただける頑丈なスタンドもオプションにてご用意しております。

特 長
蘋 測定範囲：0〜30 / 30〜60㎜
蘋 プリセットメモリー機能（2つまで）スタンド：EST0001

蘋 プリセットの呼び出し※写真にあるマイクロゲージは、スタンドには含まれていません。

蘋 ゼロセット蘋 最大／最小／公差／ホールド機能

アクセサリー

蘋 最小表示量：0.01／0.001㎜
蘋 RS-232 出力

型 番

名 称

価 格

蘋 半双方向通信

EST0001

スタンド¥28,200

蘋 スタンド（オプション）

バウアーズ スナップマイク

蘋 8㎜径アンビル
蘋 ねじ寸法・ギア・スプライン・溝等の特殊アンビル製作可能です。

型 番

蘋 調整式ストッパー

EIM030M

0−30

0.001

0.3

1.0

4

¥139,500

蘋 繰り返し精度：0.001㎜

EIM060M

30−60

0.001

0.6

2.0

5

¥148,200

14SIMPLY SOPHISTICATED

測定範囲（㎜）最小表示量（㎜）平面度（μm）平行度（μm） 精度（μm）

価 格

ボアゲージ

XT500

大径用 3点式ボアゲージ

バウアーズXT500大径用3点式ボアゲージは特に300〜500㎜の内径測定のために設計されています。新しく開発された安定した測定圧によるデジタル読み取りユニットでは、ラジアス付の測定アンビルによって、常に測定部品の中心位置をさぐりながら、測定中での一定の測定圧力を保証します。アンビルセットは25㎜単位で準備されており（300ー325、325ー350等）、それ
ぞれのセットは厳正な公差範囲内で製造されています。300ー325㎜アンビルはマスター基準セットで、設定リング内でのゲージのセッティングに使用されます。他のアンビルセットは、個別にセッティングする必要がありませんので、300㎜の設定リングのみで、300〜500㎜までの測定
範囲のゲージのセッティングをすることができます。

特

長
アン 球状
ビル 型
半
径

蘋 測定範囲：300ー500㎜
蘋 新型の一定測定圧のデジタル読取ユニット
蘋 300㎜用の設定リングのみで使用できます。
蘋 工具鋼製のラジアス付アンビルにより、中心位置出しが容易です。
蘋 精度：15μｍ
蘋 繰り返し精度：3μｍ
蘋 IP67仕様

・RS-232出力

蘋 解析度：0.001㎜
蘋 深穴用の延長棒があります。
蘋 設定リングにはUKASが付いています。
蘋 専用のケース付です。

XT500EXTの深穴用500ｍｍ延長棒を付けたバウアーズXT500

個別のボアゲージ

ボアゲージセットデジタルディスプレーユニット

交換式アンビル付測定ヘッド

価 格

XT5001M-XT3¥658,000

300−325

15

120

300

XT5002M-XT3¥749,000

300−325, 325−350

15

120

300

XT5003M-XT3¥768,000

300−325, 350−375

15

120

300

XT5004M-XT3¥786,000

300−325, 375−400

15

120

300

XT5005M-XT3¥805,000

300−325, 400−425

15

120

300

XT5006M-XT3¥823,000

300−325, 425−450

15

120

300

XT5007M-XT3¥841,000

300−325, 450−475

15

120

300

XT5008M-XT3¥859,000

300−325, 475−500

15

120

300

デジタルディスプレーユニット

測定範囲（㎜）+ UKAS付設定リング型 番（XT3）型 番（XT3）※BLUETOOTH内蔵モデルのご注文は、注文時に別途
22,500円追加下さい。
後からの追加は出来ません。

+

+

価 格

精度（μm）

深さ（㎜）

交換式アンビル付測定ヘッド

設定リング（㎜）+ UKAS付設定リング

測定範囲（㎜）

SXT3000M-XT3¥982,000

300−400

SXT4000M-XT3¥1,206,000

300−325, 400−500

SXT5000M-XT3¥1,530,000

300−500

データ送信

延長棒（特注品）

型 番

名 称

価 格

型 番

名 称

長さ（㎜）

価 格

30-926-6721

シルバックUSB（XT3用）¥38,800

XT500EXT

XT500延長棒

500−

SIMPLY SOPHISTICATED

15

ボアゲージアルティマボアゲージ
0.0001ミリメートルまでの高解像度測定が可能となったバウアーズ

アルティマボアゲージは、測定範囲

14㎜以上の測定ヘッドの新システム「ファストフィット」スクリューが素早いヘッド交換を特徴とし、簡単なレバー操作と安定した測定圧により、研究室や制作現場においての使用時の使い易さと優れた繰り返し
精度をご提供します。

D50S

デジタル表示ユニット

特 長
蘋 すべての測定ヘッドと設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 測定範囲は2〜310㎜まで。
蘋 最小表示単位：0.0001㎜
蘋 ゼンマイによる一定の測定圧にて繰り返し精度が向上。
蘋 自動センタリングヘッド機構による快適な操作性
蘋 早くて簡単なファストフィット測定ヘッド交換（測定範囲14㎜以上）
蘋 12㎜以上はセラミックアンビルの測定ヘッド。
蘋 12-310㎜は標準品で止まり穴測定が可能。
蘋 一つのデジタル表示ユニットに複数のプローブホルダー接続して異なる穴測定ヘッドを使用できます。
蘋 溝、ネジ、スプライン、深穴等、あらゆるタイプのバウアーズ社製特注ヘッドでアルティマによる測定を実現。
蘋 深穴用ストッパーを全ての測定ヘッドに用意。
（オプション）蘋 デジタル表示ユニットを必要としない場合、ヘッド単品だけでもご注文可能です。
蘋 交換可能なプローブオプションなので、お持ちの他社製品のプローブやディスプレイ表示装置が使用可能。
（8㎜プローブに限ります）

16

SIMPLY SOPHISTICATED

ボアゲージアルティマ測定ヘッドは単品またはセット品もご用意しております。
セットには、複数の測定ヘッドと設定リング、ホルダー・プローブが１組と、D50Sデジタル表示ユニットが含まれます。

型番：USET8（20-50㎜セット）

ホルダー※
測定範囲（㎜）
シルバック
PH2
2−6
PH3
6−20
PH4
20−100PH5100−310※ホルダーとプローブの組み合わせ品です

測定ヘッド蘋 軽量でコンパクト 0.3kg
蘋 データ出力 RS232C
蘋 外部電源供給付
蘋 プローブ入力によるデジタル表示（2ヶ迄）蘋 最小表示量：0.01／0.001／0.0001㎜

設定リング

型 番

価 格

測定範囲

精 度

繰返精度

測定深さ

（㎜）

（㎜）

（㎜）

（㎜）

ULH6
ULH7
ULH8
ULH9
ULH10
ULH11
ULH12
ULH13
ULH14
ULH15
ULH16
ULH17
ULH18
ULH19
ULH20
ULH21
ULH22
ULH23
ULH24
ULH25
ULH26
ULH27
ULH28
ULH29
ULH30
ULH31
ULH32
ULH33
ULH34
ULH35
ULH36
ULH37
ULH38
ULH39
ULH40
ULH41
ULH42
ULH43
ULH44
ULH45
ULH46
ULH47
ULH48

¥95,400¥95,400¥95,400¥95,400¥95,400¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥72,600¥74,300¥76,400¥83,600¥87,700¥99,000¥105,000¥107,000¥127,000¥127,000¥155,000¥155,000¥155,000¥173,000¥173,000¥188,000¥188,000¥188,000¥188,000¥254,000¥254,000¥297,000¥297,000¥372,000¥372,000¥372,000¥398,000¥398,000¥398,000

2.0−2.5
2.5−3.0
3.0−4.0
4.0−5.0
5.0−6.0
6−8
8−10
10−12
12−14
14−17
17−20
20−24
24−28
28−32
32−38
38−44
44−50
50−60
60−70
70−80
80−90
90−100100−110110−120120−130130−140140−150150−160
160−170
170−180180−190190−200
200−210210−220220−230230−240240−250250−260260−270270−280280−290290−300
300−3100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.0020

9
9
12
18
18
60
60
61
61
61
61
69
69
69
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

延長棒
型 番
UEXT0200
UEXT0300
UEXT0001
UEXT0002
UEXT0004
UXSH4
UXSH5

D50S デジタル表示ユニット仕様

型 番

価 格

穴 径

ULR2
ULR2
ULR4
ULR5
ULR5
ULR8
ULR8
ULR12
ULR12
ULR17
ULR17
ULR24
ULR24
ULR32
ULR32
ULR44
ULR44
ULR60
ULR60
ULR80
ULR80
ULR100ULR100ULR120ULR120ULR140ULR140ULR160ULR160ULR180ULR180ULR200ULR200ULR220ULR220ULR240ULR240ULR260ULR260ULR280ULR280ULR300ULR300¥19,500¥19,500¥19,500¥19,500¥19,500¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥17,200¥17,200¥23,100¥23,100¥28,900¥28,900¥45,900¥45,900¥52,000¥52,000¥60,700¥60,700¥71,300¥71,300¥79,700¥79,700¥107,000¥107,000¥127,000¥127,000¥150,000¥150,000¥157,000¥157,000¥165,000¥165,000¥173,000¥173,000¥185,000¥185,000

2.5
2.5
4
5
5
8
8
12
12
17
17
24
24
32
32
44
44
60
60
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
180
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
300

（㎜）

ホルダー
タイプ
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH3
PH3
PH3
PH3
PH3
PH3
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5

セット品
USET2
2−6㎜

USET3
6−10㎜
USET4
10−20㎜

USET7
6−20㎜

USET8
20−50㎜

USET1020−100㎜

USET5
USET9
50−70㎜ 50−100㎜
USET6
70−100㎜

アルティマセット価 格¥15,000¥15,000¥15,000¥21,800¥23,800¥21,800¥23,800

長さ
（㎜）
63
75
100
150
150
50
50

適用範囲
6−10
10−12
12−20
20−50
50−31020−5050−310

型 番
USET2
USET3
USET4
USET7
USET8
USET9
USET10

測定範囲
（㎜）
2−6
6−10
10−20
6−20
20−50
50−10020−100

ヘッド数
5
2
4
6
6
5
11

リング数
3
1
2
3
3
3
6

SIMPLY SOPHISTICATED

価 格¥888,000¥523,000¥672,000¥820,000¥890,000¥979,000¥1,450,000

17ボアゲージバウアーズ マイクロゲージ……2点式ボアゲージ
この新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0〜10.0㎜までの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーであるうえに、極めてコン
パクトな寸法に仕上がっているので、マイクロゲージは本当にポケットサイズの計器となっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせても、ボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定のために常にゲージを携帯しなければならない方々には最高に便利です。液晶
ディスプレーは、ボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005㎜の単位で表示されます。データ転送はRS232もしくはUSBで行えます。測定ヘッドには球状のハー
ドクロムメッキされたコンタクトポイントが付いていて、適正なサイズのリングで設定されます。
他のバウアーズ社のゲージと同様にマイクロゲージについても、単品でもフルセットとしても提供できます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。

通り穴・深穴用ストッパー

特 長
蘋 測定範囲：1〜10.0㎜
蘋 新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。
蘋 0.01/0.001/0.0005㎜に表示単位を変えられます。
蘋 操作ボタンが2つだけの、シンプルなデザイン。
蘋 鮮明な液晶表示。
蘋 データ出力：RS232 / USB蘋 直線性：径1.0〜1.5、測定距離の最大2％、最小0.001㎜。
径1.5〜10、測定距離の最大1％、最小0.001㎜。
蘋 繰り返し精度：0.001㎜
蘋 単品としてもセットとしてもお求めになれます。
蘋 設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
蘋 ハードクロムメッキのコンタクトポイント。
蘋 通り穴・深穴用ストッパーがあります。
蘋 オプションにてスタンドがございます。

18

SIMPLY SOPHISTICATED

EST0001 ￥28,200
マイクロゲージスタンド（スタンドには、マイクロゲージは含まれていません。
）

ボアゲージバウアーズ マイクロゲージ……2点式ボアゲージ
測定ヘッドの単品、ディスプレーと設定リング
測定深さ
測定範囲（㎜）
最小/最大（㎜）0.95-1.15
1.07-1.25
1.17-1.35
1.27-1.45
1.37-1.55
1.50-1.90
1.80-2.20
2.05-2.45
2.25-2.75
2.50-3.00
2.75-3.25
3.00-3.50
3.25-3.75
3.50-4.00
3.75-4.25
3.65-4.35
4.15-4.85
4.65-5.35
5.15-5.85
5.65-6.35
6.15-6.85
6.65-7.35
7.15-7.85
7.65-8.35
8.15-8.85
8.65-9.35
9.15-9.85
9.65-10.35

0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.9/17
0.9/17
0.9/17
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/222.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/502.0/502.0/502.0/50

型 番

価 格

型 番

測定ヘッドのみ¥20,800
MG011W¥20,800
MG012W¥20,800
MG013W¥20,800
MG014W¥20,800
MG015W¥14,500
MG016W¥14,500
MG017W¥14,500
MG018W¥14,500
MG019W¥14,500
MG020W¥14,500
MG021W¥14,500
MG022W¥14,500
MG023W¥14,500
MG024W¥14,500
MG025W¥14,500
MG026W¥14,500
MG027W¥14,500
MG028W¥14,500
MG029W¥14,500
MG030W¥14,500
MG031W¥14,500
MG032W¥14,500
MG033W¥14,500
MG034W¥14,500
MG035W¥14,500
MG036W¥14,500
MG037W¥14,500
MG038W

価 格

デジタルディスプレーのみ¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU1¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2¥104,400
MGU2

型 番

価 格

コーンのみ
¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC1¥13,700
MGC2¥13,700
MGC2¥13,700
MGC2¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC3¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4¥13,700
MGC4

型 番

サイズ

価 格

設定リングのみ（㎜）1.00¥32,600
MGR1001.10¥32,600
MGR1101.20¥32,600
MGR1201.30¥32,600
MGR1301.40¥32,600
MGR1401.75¥32,600
MGR1752.00¥22,400
MGR2002.25¥22,400
MGR2252.50¥22,400
MGR2502.75¥17,800
MGR275
3.00¥17,800
MGR3003.25¥17,800
MGR325
3.50¥17,800
MGR3503.75¥17,800
MGR375
4.00¥17,800
MGR4004.00¥17,800
MGR4004.50¥17,800
MGR4505.00¥17,800
MGR5005.50¥17,800
MGR5506.00¥17,800
MGR6006.50¥17,800
MGR6507.00¥17,800
MGR7007.50¥17,800
MGR7508.00¥17,800
MGR8008.50¥17,800
MGR8509.00¥17,800
MGR9009.50¥17,800
MGR95010.00¥17,800
MGR1000

マイクロゲージセット
測定ヘッド・深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング（UKAS検査証付）のセットです。
型 番
SMG001M
SMG002M
SMG003M
SMG004M
SMG005M

測定範囲（㎜）0.95-1.55
1.50-2.45
2.25-4.25
3.65-6.35
6.15-10.35

価 格¥388,000¥242,000¥352,000¥283,000¥380,000

測定範囲の大きなマイクロゲージセット
型 番
SMG010M
SMG011M
SMG012M

測定範囲（㎜）0.95-2.45
1.50-4.25
2.25-6.35

価 格¥506,000¥476,000¥502,000

深穴用ストッパー型 番
MGSTOP1
MGSTOP2
MGSTOP3
MGSTOP4
MGSTOP5

使用範囲（㎜）0.95-1.55
1.50-2.45
2.25-4.25
3.65-6.35
6.15-10.35

価 格¥3,800¥3,800¥3,800¥3,800¥3,800

型 番

内 容

価 格

30-926-6721（OUTP006）

シルバックUSB¥38,800

データ送信

SIMPLY SOPHISTICATED

19

ボアゲージスマートプラグバウアーズ社のスマートプラグ製品は、特に工場などの苛酷な現場での測定作業に、頑丈で使い易い製品をもたらすとともに、圧倒的に速い作業性、無類の測定精度、卓越した繰り返し精度を提供すべく設計されています。人間工学に基づいた先進的デザインの握り易いゲージ本体と独創的なメカ式及び電子式の表示システ
ムが相俟って、スマートプラグは、バウアーズ社の今日のボアゲージ製品群のなかでも、最も使い易いものとなっています。バウアーズ・スマートプラグシステムは変幻自在の融通性があり、データ収集に優れ、読み取りの容易なデジタル表示式、従来型のアナログ表示に加えて、遠隔でのデジタル表示装置に変換プローブでリンクされる方式での供給もできます。

特 長
蘋 測定範囲：6〜280㎜。

蘋 止まり穴の穴底径用などの特注品に対応できます。

蘋 丈夫で強靱な構造。

蘋 繰り返し精度：1μm以下。

蘋 使い易く長寿命。

蘋 設定リングにて基準寸法をセットします。

蘋 高精度測定専用のプラグゲージ。

蘋 迅速で信頼性の高い測定ができます。

蘋 モジュラー式なので組み合わせが自在。

蘋 2点式測定が標準です。

蘋 持ち運びが可能なので、どこでも測定ができます。

蘋 深穴用ストッパーがあります。

蘋 しかも、自動測定システムに接続が可能です。

蘋 深穴用延長棒を備えています。

蘋 手動タイプなので低コストでの測定ができます。

蘋 挿入部は面取りされているので、測定が容易です。

蘋 短納期。

蘋 差し込み口、接触点が丈夫で、耐久性があります。

蘋 見やすいディスプレー、インジケーター回りに保護カバー付です。

蘋 クリーニングが容易です。

蘋 すべての設定リングに標準でＵＫＡＳ校正証書が付いています。
蘋 すべてのスマートプラグに標準でカバープレートが付いています。

20

SIMPLY SOPHISTICATED蘋 プラグボディのコーティング材：ハードクロームメッキ（標準）TiNコーティング
蘋 測定コンタクト：超硬（標準）ハードクロームメッキ、ルビー、セラミック

ボアゲージスマートプラグ
インジケータータイプA
防水型の保護カバー付ミニインジケーター。
プリセット値、
最大130㎜

タイプB
メカ式
ダイヤルゲージ

タイプC
標準のデジタル
インジケーター。
保護カバー付があります。

MGU2
マイクロゲージ
デジタルディスプレー

P5
変換
プローブ

型番
30-900-1001

ホルダー
49
㎜

59
㎜

85
㎜

110
㎜

100
㎜

120
㎜

100
㎜

SMA005M
M10ホルダーショート
8㎜ステム

SMA001M
M6ホルダーショート
8㎜ステム
SMA002M
M6ホルダーロング
8㎜ステム

SMA007
M10-100㎜
延長棒

SMA003
M6-100㎜
延長棒

SMA006M
M10ホルダーロング
8㎜ステム

170
㎜

SMPDS00〜14
深穴ストッパー

SMA028
M6-M10
アダプター

SMA004
M6プローブ
ホルダー
8㎜ステム

と
（ M6プラグ
M10ホルダー使用時 ）SMA008
M10プローブ
ホルダー
8㎜ステム

SMPDS00〜14
深穴ストッパー

スマートプラグ
M6ねじ 測定範囲：6〜20㎜ 蛯測定寸法をご指定下さい。

M10ねじ 測定範囲：15〜280㎜ 蛯測定寸法をご指定下さい。
G

プラグφ

W

プラグφ

※6〜7.8㎜迄のスマートプラグの形状

W

h

h

L2
L1

L2
L1

G

測定用コンタクトのオプション：超硬（標準）、ハードクロームメッキ、ルビー、セラミック。
プラグボディーのオプション：ハードクロームメッキ（標準）、TiNコーティング、スチール。

スマートプラグ

寸法情報

サイズ（㎜） コンタクト移動範囲 h
L1
0.15
3
27
6-7.8＊
7.9-20
0.15
3
27
15-45
0.2
3.5
28
45.1-700.2
4
28
70.1-280
0.2
4
35＊6〜7.8㎜迄のスマートプラグは測定深さは最大27㎜までです。

L2
35
35
43.5
44
44

W
0.5
0.5
1
1.5
1.5

G
M6×0.75
M6×0.75
M10×1
M10×1
M10×1

SIMPLY SOPHISTICATED

21

ボアゲージスマートプラグのシステム
標準スマートプラグ 蚋 測定寸法と公差をご指定下さい。
測定穴径

接続ねじ寸法>6-20㎜>15-25㎜>25-35㎜>35-45㎜>45-60㎜>60-80㎜>80-100㎜>100-125㎜>125-150㎜>150-175㎜>175-200㎜>200-225㎜>225-250㎜>250-280㎜

M6 x 0.75
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1

クロームメッキのプラグと超硬コンタクト型 番
価 格¥69,600
SMP010-C¥72,600
SMP012-C¥76,400
SMP014-C¥80,200
SMP016-C¥89,400
SMP018-C¥99,200
SMP020-C¥110,800
SMP022-C¥132,300
SMP024-C¥166,700
SMP026-C¥195,200
SMP028-C¥225,800
SMP030-C¥242,800
SMP032-C¥252,600
SMP034-C¥266,200
SMP036-C

TiNコーティングのボディ

スチールプラグと超硬コンタクト型 番
価 格¥61,800
SMP010-S¥64,300
SMP012-S¥67,800
SMP014-S¥71,200
SMP016-S¥79,000
SMP018-S¥87,800
SMP020-S¥98,300
SMP022-S¥117,600
SMP024-S¥148,200
SMP026-S¥173,200
SMP028-S¥200,400
SMP030-S¥215,600
SMP032-S¥224,600
SMP034-S¥237,000
SMP036-S

セラミックのコンタクト

止まり穴用スマートプラグ 蚋 測定寸法と公差をご指定下さい。
測定穴径

接続ねじ寸法>6-20㎜>15-25㎜>25-35㎜>35-45㎜>45-60㎜>60-80㎜>80-100㎜>100-125㎜>125-150㎜

M6 x 0.75
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1

クロームメッキのプラグと超硬コンタクト型 番
価 格¥76,400
SMP010BB-C¥80,200
SMP012BB-C¥84,000
SMP014BB-C¥88,200
SMP016BB-C¥98,300
SMP018BB-C¥108,900
SMP020BB-C¥121,800
SMP022BB-C¥146,000
SMP024BB-C¥183,400
SMP026BB-C

スチールプラグと超硬コンタクト型 番
価 格¥68,200
SMP010BB-S¥70,800
SMP012BB-S¥74,500
SMP014BB-S¥78,300
SMP016BB-S¥87,000
SMP018BB-S¥96,400
SMP020BB-S¥108,200
SMP022BB-S¥129,300
SMP024BB-S¥163,000
SMP026BB-S※セラミック及びルビーのコンタクトには￥8,600プラスして下さい。

ルビーのコンタクト

スマートプラグ設定リング
UKAS校正証書付

等級 "X" の設定リング

スマートプラグのアクセサリー
M6ねじアクセサリー
型 番
SMA001M
SMA002M
SMA003
SMA004
SMA009M
SMA011M
SMA013
SMA028内容
価 格
M6ホルダー、ショート、8㎜ステム¥20,500
M6ホルダー、ロング、8㎜ステム¥29,200
M6延長棒、100㎜¥16,000
M6プローブホルダー、8㎜ステム¥36,000
タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M6ショートホルダー、8㎜ステム付 ¥114,200
タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M6ロングホルダー、8㎜ステム付 ¥122,200
タイプCインジケーター、保護カバー付、M6ショートホルダー、8㎜ステム付 ¥197,000
M6-M10アダプター（M6プラグをM10ホルダーに付ける時）¥7,600M10ねじアクセサリー
型 番
SMA005M
SMA006M
SMA007
SMA008SMA015M
SMA017M
SMA019内容M10ホルダー、ショート、8㎜ステム
M10ホルダー、ロング、8㎜ステム
M10延長棒、100㎜
M10プローブホルダー、8㎜ステム
タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M10ショートホルダー、8㎜ステム付タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M10ロングホルダー、8㎜ステム付タイプCインジケーター、保護カバー付、M10ショートホルダー、8㎜ステム付

価 格¥20,500¥29,200¥15,900¥36,000¥114,200¥122,200¥197,000

インジケーターユニット型 番
SMA021
SMA022
SMA023
MGU2
D50S

内
容
タイプAデジタルミニインジケーター、0.001㎜目盛り
タイプBアナログダイヤルゲージ、 0.001㎜目盛り
タイプCデジタルインジケーター、0.001㎜目盛り
マイクロゲージ デジタルディスプレー
D50Sデジタル表示ユニット、0.001/0.0001㎜目盛り

価 格¥94,500¥69,200¥161,500¥104,400¥236,300※タイプCデジタルインジケーターには、ご注文時にオプションにてBluetooth機能を内蔵できます。

22

SIMPLY SOPHISTICATED型 番
SPR002X
SPR003X
SPR004X
SPR005X
SPR006X
SPR010X
SPR020X
SPR025X
SPR030X
SPR040X
SPR050X
SPR060X
SPR070X
SPR080X
SPR090X
SPR100X
SPR115X
SPR130X
SPR145X
SPR160X
SPR170X
SPR180X
SPR190X
SPR200X
SPR210X
SPR220X
SPR230X
SPR240X
SPR250X
SPR260X
SPR270X
SPR280X

寸 法
1.5-2㎜
2-3㎜
3-4㎜
4-5㎜
5-6㎜
6-10㎜
10-20㎜20-25㎜25-30㎜30-40㎜40-50㎜50-60㎜60-70㎜70-80㎜80-90㎜90-100㎜
100-115㎜
115-130㎜
130-145㎜
145-160㎜
160-170㎜
170-180㎜
180-190㎜
190-200㎜
200-210㎜
210-220㎜
220-230㎜
230-240㎜
240-250㎜
250-260㎜
260-270㎜
270-280㎜

価 格¥61,800¥48,400¥41,600¥37,800¥37,800¥37,800¥35,200¥36,000¥37,800¥40,200¥41,600¥48,000¥61,000¥64,000¥67,800¥70,000¥90,800¥98,000¥117,200¥128,600¥138,000¥162,000¥196,600¥213,200¥269,600¥269,600¥306,600¥306,600¥306,600¥376,000¥376,000¥399,000

ボアゲージユニバーサルゲージ
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な定測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビ
ルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できる上、他の特殊用途の測定に関しても、ご要望に応じて、お見積り致
します。

特

長

蘋 内径測定と外径測定ができます。
蘋 0〜3000㎜までの広範囲の測定ができます。
蘋 測定圧力が一定です。
蘋 デジタルディスプレー。
蘋 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。
蘋 特殊アンビルも設計・見積りができます。
蘋 購入時のオプションにてBluetooth内蔵モデルもお選びいただけます。

ユニバーサルゲージ フルセット
型 番
TGUDEMOTGU1000
TGUA001TGUA006
TGUA007
TGUA008TGUA010TGUA003TGUA004
TGUA005
TGUA009TGUA013TGUA014TGUA011TGUA012

内容

ユニバーサルゲージ フルセット
ユニバーサルゲージ
保護カバー付インジケーター
50㎜測定アーム（ペアー）
75㎜測定アーム（ペアー）
100㎜測定アーム（ペアー）
測定アーム用深さストッパー（ペアー）
クランプ用ねじ（シングル）
平面コンタクト（外測用）（シングル）
球面コンタクト（内測用）（シングル）
マウントアタッチメント（ペアー）［ アンビルと同時使用 ］
20㎜円盤アンビル（ペアー）
12㎜半円盤アンビル（ペアー）
ショルダーアンビル（ペアー）
半円筒アンビル（ペアー）

価 格¥1,077,000¥362,000¥189,000¥59,400¥66,200¥72,600¥46,200¥3,040¥6,440¥6,820¥66,200¥36,800¥36,800¥62,800¥62,800

TGUDEMOSIMPLY SOPHISTICATED

23

ボアゲージユニバーサルゲージセット 2
延長棒と互換性のあるタイプのユニバーサルゲージの特長
蘋 内測：30〜250㎜、外測：0〜215㎜（アンビルの移動距離：15㎜）
蘋 一定した測定圧力です。
蘋 デジタルあるいはアナログのディスプレーです。
蘋 延長棒は150㎜と500㎜のサイズがあり、最長で3mまで延長できます。
蘋 測定ニーズのほとんどの分野をカバーします。
蘋 オプションにてBluetooth（内蔵モデル）による近接データ
出力可能。

型 番

内

容

価 格

TGUDEMO2

ユニバーサルゲージ スタンダードセット¥560,000TGU1000

ユニバーサルゲージ（木箱入り）（延長棒と互換性あり）¥362,000TGUA001

保護カバー付デジタルインジケーター¥189,000TGUA003

クランプ用ねじ（シングル）TGUA005

球面コンタクト（内測用）（シングル）¥6,820TGUA00650㎜測定アーム（ペアー）¥59,400

TGUA010

測定アーム用深さストッパー（ペアー）¥46,200

TGUDEMO2¥3,040ユニバーサルゲージのアクセサリー
狢 標準の狠 滑り案内面付の測定アーム（付け換えて内径用・外径用共に使用できます。
）

ユニバーサルゲージ

ユニバーサルゲージ

型番：TGU1000 ￥362,000

型番：TGU1000G ￥362,000

A寸法

型 番

価格（ペアー）

内径測定範囲：30〜335㎜
外径測定範囲：0〜300㎜

50㎜

TGUA006￥59,400

75㎜

TGUA007￥66,200

100㎜

TGUA008￥72,600

内径測定範囲：30〜250㎜
外径測定範囲：0〜215㎜

延長棒

φ3.5

※延長棒は 狢 の標準のユニバー
サルゲージのみに使用できます。

φ3.5

A

A

250

延長長さ

型 番

内測範囲

外測範囲

価 格

150㎜

TGUA033

30-400㎜

0-365㎜¥30,500

500㎜

TGUA03230-750㎜

0-715㎜¥86,000

48

48

クランプ用ねじ
型番：TGUA003 ￥3,040（シングル）

保護カバー付ダイヤル／
デジタルインジケーター

ダイヤル／デジタルインジケ
ーター用保護カバーのみ

型番：TGUA001 ￥189,000

型番：TGUA002 ￥28,000

24

SIMPLY SOPHISTICATED

4.75
M2.5

3

ボアゲージ
測定アーム用深さストッパー（調整機能付）
型番：TGUA010

平面コンタクト用チップと球面コンタクト用チップがあります。詳細寸法は左下図をご参照下さい。

￥46,200（ペアー）
42

10

20

5

平面コンタクト（外測用）
型番：TGUA004 ￥6,440（シングル）

マウントアタッチメント（下のアンビルと一緒に使用します。
）

型番：TGUA009 ￥66,200（ペアー）

長さ測定用のVサポート
型番：TGUA022 ￥47,800（シングル）

球面コンタクト（内測用）
型番：TGUA005 ￥6,820（シングル）

ショルダーアンビル（水栓コック等の平面外径用）
型番：TGUA011 ￥62,800（ペアー）

半円筒アンビル（通風孔などの内径用）
型番：TGUA012 ￥62,800（ペアー）コーンアンビル（穴の中心点間距離用）
溝径測定用円盤アンビル・半円盤アンビル

ΦD（径）

型 番

13㎜

TGUA019￥50,700（ペアー）

価

格

25㎜

TGUA020￥56,000（ペアー）

50㎜

TGUA021￥68,200（シングル）

20㎜円盤アンビル
型番：TGUA013￥36,800（ペアー）
12㎜半円盤アンビル
型番：TGUA014￥36,800（ペアー）

SIMPLY SOPHISTICATED

25

R14 プロファイル プロジェクター
ベイティ社のR14卓上型プロファイ
ルプロジェクターは、スクリーン径
340㎜に高精度の非接触式の測定装置と175㎜×100㎜の大型のステージ台を搭載しています。

型番：R14−GXL（タッチパネル式の）デジタル表示装置
あるいは（オプションの）自動輪郭エッジ検出機能から選べます。光線が平行で被検物の輪郭を映し出すため、ベイティ社の豊富な保持具を使用して、小さな切削加工物などを容易に載物台に固定できます。コンパクトで頑強な、しかも軽量なボディー（シャーシ）によってR14
は生産現場で最も使いやすい理想のモデルとなっています。

標準装備
蘋 340㎜（14"）スクリーン径、90°十字線、チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 レンズ倍率選択範囲：
×10、×20、×25、×50、×100※×10は標準で付いています。他のレンズはオプションです。
蘋 反射照明（光ファイバー）蘋 正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整：±7°
蘋 アクセサリー保持用スロット付作業台（ワークステージ）付
蘋 ワークステージ測定範囲：
175㎜×100㎜（7"×4"）
蘋 デジタル角度測定：1分

オプション装備
蘋 自動エッジセンサー
蘋 長尺物を載せるために、光源を倒して使用できるオプションがあります

フュージョン2
PCベースのソフトウェア
を 利 用した オプ ション では、測定された部品を寸法図として表示します。

蘋 個々の要求に合った様々な電子計測システム
蘋 キャビネット付スタンド
蘋 フットスイッチ、プリンター

オプションのフュージョン2

横型ステージシステム
レンズ作動距離視野
レンズ

R14 レンズの作動距離

被検物焦点
フル
フィールド

最大被検物高さ

ハーフフィールド

倍

率

×10

×20

×25

×50

×100

視

野

34
（1.4）

17（0.7）13.5（0.53）

6.8（0.27）

3.4（0.13）

作 動 距 離80.5（3.2）

38.5
（1.5）

28（1.1）15.5（0.64）

30（1.2）

最大被検物径100（3.9）100（3.9）79（3.1）44（1.7）96（3.7）

119（4.7）

108（4.3）

56（2.2）31（1.2）77（3.0）（ハーフフィールド）最大被検物径（フルフィールド）

最大被検物高さ

26

SIMPLY SOPHISTICATED

mm/インチ100mm

蜻R14 技術仕様蜷
測定オプション

基 本 仕 様XLS型

式 ：卓上型、横型照射式

R14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
スクリーン：φ340㎜回転スクリーン、平行軸より75°
傾斜、フード付
投 影 像 ：倒立逆像
電

XY座標データのシンプルな二次元デジタル表示装置

GXL

線、円、点、2点間距離等の幾何学的機能を装備

源 ：100〜240V AC、50/60Hz

ワークステージ
基 本
仕 様重
量 ：60kgs

GXL-E

スクリーンに搭載した自動輪郭エッジセンサー付GXLとして。
オプションではセンサーを内部に設

レンズ
仕 様 ルの標準装備 ＆ アクセサリー
R14
基本モデルの標準装備
基本モデルの標準装基本モ置することができます。

蘋 φ340㎜、チャートクリップ付半透明スクリーンFT-2

蘋ワークステージ
デジタル角度測定、回転角最小読取り：1分

2次元のタッチ式ソフトウエ

アの完全なタッチスクリーン式

蘋 内蔵冷却ファン付光源による透過照明

DRO。幾何学的機能に優れ、測定蘋 反射照明された部品の画像は完全な寸法図とンズ仕様
蘋レ
シングル焦点レンズ搭載

して印刷できます。SPC、合否分析

蘋 ×10倍率レンズ（×20〜×100レンズはオプション）付の一覧表、自動のエクセルへのリ

基 本 仕 様
蘋 照準レンズ

ンク、自動のシークエンスプログラ蘋 ヘリックス調整機能

ムへのリンクを含めた総合レポート

蘋R14
スロット付、クロームメッキ鋳物ワークステージ
基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー

を作成できます。
堅固なスチール製の枠に収まった、

蘋 グリーンフィルター

ウィンドウズOSの19インチのタッ
チスクリーンモニターです。

ワークステージ

FT-2E

測定範囲

：X軸（水平方向）175㎜（7"）
レ ン ズ 仕 様 Y軸（垂直方向）100㎜（4"）

テーブルサイズ ：325㎜×100㎜、アクセサリー搭載用スロット付
スケール解析度 ：0.0005㎜
動作

FT-2と同様に、2次元のフュージョンタッチ式ソフトウエアの完：精密ねじによる手動式、X軸上でのクイックリリース機構

全なタッチスクリーン式DROです。
内蔵されたエッジ検出により投影された画像が、スクリーン上に装着されたファイバーオプティックセンサー
を通過する度に、データが入力されます。Rシリーズのすべての投影機

レンズ・光源仕様
光源仕様にはオプションとして、この内蔵エッレンズ取り付け台 シングル、ねじ止めクランプ

ジセンサーを取り付けることができ投影レンズ倍率×10、×20、×25、×50、×100

ます。

焦点合せ

手動ハンドル式

倍率精度

透過 0.05％、反射 0.1％

ヘリックス調整

光源アライメントにより±7°光

透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ

源

オプション

内部搭載式エッジセンサー
1210
1210

XLSの表示装置

966
741

868

400

GXL及びGXL-Eの表示装置

SIMPLY SOPHISTICATED27

R400 プロファイル プロジェクター
ベイティ社のR400卓上型プロファ
イルプロジェクターは、スクリーン径400㎜に高精度の非接触式の測定装置と300㎜×150㎜の大型のステージ台を搭載しています。
デジタル表示装置、補正画像オプティク
ス、自動輪郭エッジ検出機能から選べます。光線が平行で被検査物の輪郭を映し出すため、ベイティ社の豊富な保持具を使用して、機械加工部品などを容易に載物台に固定できます。R400は頑強な設計がされており、生産現場だけでなく、標準検査室にも適しています。

標準装備
蘋 400㎜（16"）スクリーン径、90°十字線、チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 レンズ倍率選択範囲：
×10、×20、×25、×50、×100
蘋 反射照明（光ファイバー）蘋 正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整：±7°
蘋 アクセサリー保持用スロットが 2ヶ付いたワークステージ
蘋 ワークステージ測定範囲：
300㎜（12"）×150㎜（6"）
蘋 デジタル角度測定

オプション装備

型番：R400−FT2−E

蘋 内蔵自動エッジセンサー
蘋 長尺ワークなどのワークステージへの搭載のために光源を傾ける装置
蘋 個々の要求に合った様々な電子計測システム
蘋 キャビネット付スタンド（作業用、保管用として）
蘋 自動計測用のCNC装置
蘋 フットスイッチ

横型ステージシステム
レンズ作動距離視野
レンズ

R400 レンズの作動距離

被検物焦点
フル
フィールド

最大被検物高さ

ハーフフィールド

倍

率

×10

×20

×25

×50

×100

視

野

40
（1.5）

20
（0.78）

16（0.63）8（0.31）

4（0.15）

作 動 距 離80（3.15）82（3.23）

70（2.76）53（2.09）43（1.69）

最大被検物径178（7.03）

176.1（6.93）

181（7.13）

147（5.79）

122.5（4.82）

184（7.24）

184（7.24）

184（7.24）

184（7.24）

184（7.24）（ハーフフィールド）最大被検物径（フルフィールド）

最大被検物高さ

28

SIMPLY SOPHISTICATED

mm/インチ185（7.28）

蜻R400 技術仕様蜷
測定オプション

基 本 仕 様XLS型
式 ：卓上型、横型照射式
スクリーン：φ400㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
R14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
投 影 像 ：正立逆像
電
源 ：100〜240V AC、50/60Hz
基 本 仕 様ワークステージ重
量 ：120kg

次元デジタル表示装置

GXL

蘋 φ400㎜、チャートクリップ付半透明スクリーン
蘋ワークステージ
デジタル角度測定、回転角最小読み取り：1分
蘋 内蔵冷却ファン付光源による透過照明
蘋 高輝度光ファイバーによる反射照明
ンズ仕様
蘋レ
×10倍率レンズ（×20〜×100レンズはオプション）
基本 仕 様
蘋 照準レンズ蘋 ヘリックス調整機能
蘋 スロット付、クロームメッキ鋳物ワークステージ
R14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
蘋 グリーンフィルター

FT-2

ワークステージ
測定範囲：X軸（水平方向）300㎜（12"）
レ ン ズ 仕 様：Y軸（垂直方向）150㎜（6"）
テーブルサイズ ：480㎜×127㎜、アクセサリー搭載用スロット2ヶ付
スケール解析度 ：0.0005㎜
動作：超精密なロッドドライブ方式による手動式、X軸上でのクイックリリース機構（オプションで）400MX X軸Y軸のジョイスティックによるモーター移動（オプションで）400CNC 自動位置制御、測定

レンズ・光源仕様
光源仕様
シングル、クイックチェンジのスナップフィット方式
×10、×20、×25、×50、×100
手動ハンドル式
透過 0.05％、反射 0.1％
光源アライメントにより±7°透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
調光機能付光ファイバー式光源2ヶ849

スクリーンに搭載した自動輪郭エッジセンサー付GXLとして。
オプションではセンサーを内部に設置することができます。

R400
基本モデルの標準装
基本モルの標準装備レン ズ 基本モデルの標準装備
仕様

反射照明

斜め整列、角度ラジアス測定、

ピッチ円直径、交差点構築等の幾何学的機能の一体化

GXL-E

レンズ取り付け
投影レンズ倍率
焦点合わせ
倍率精度
ヘリックス調整光源

XY座標データのシンプルな二2次元のタッチ式ソフトウエ

アの完全なタッチスクリーン式
DRO。幾何学的機能に優れ、測定された部品の画像は完全な寸法図として印刷できます。SPC、合否分析付の一覧表、自動のエクセルへのリ
ンク、自動のシークエンスプログラ
ムへのリンクを含めた総合レポートを作成できます。
堅固なスチール製の枠に収まった、ウィンドウズOSの19インチのタッ
チスクリーンモニターです。

FT-2E

FT-2と同様に、2次元のフュージョンタッチ式ソフトウエアの完
全なタッチスクリーン式DROです。
内蔵されたエッジ検出により投影された画像が、スクリーン上に装着されたファイバーオプティックセンサー
を通過する度に、データが入力されます。Rシリーズのすべての投影機にはオプションとして、この内蔵エッジセンサーを取り付けることができ
ます。

1028

507

R400-GXL

1019

SIMPLY SOPHISTICATED

29

R600 プロファイル プロジェクター
スクリーン径600㎜のベイティR600
は非接触式の単純測定から、SPC機
能と自動エッジ検出による複合プログ
ラム測定機能までを提供できるハイス
ペックな床置型プロファイルプロジェ
クターです。
水平方向の光線は大きな機械加工品や、Vブロックとセンターにて保持する旋削加
工部品、またはカスタマイズされた形状の測定に理想的です。

特長

蘋 スクリーン径600㎜、90°
十字線チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 投影像：正立逆像
蘋 電源：100ー240Ｖ AC、50/60Hz
蘋 重量：550kg（620kg、梱包含）蘋 測定範囲：X軸450㎜、Y軸200㎜
蘋 テーブルサイズ：900㎜×200㎜
蘋 テーブルはワークホルダー用のマシンス
ロット2ヶ付標準装備
蘋 正確なねじ形状の投影の為±15° 傾斜調整機能付ステージ

蘋 Y軸（縦）200㎜は電動ジョイスティック操作蘋 デジタル角度測定
蘋 レンズ4つ用回転式レンズタレット（5倍を除きます）
蘋 スケール解析度：0.0005㎜

型番：R600-FT2-IES

蘋 明るい環境光の中でも作業可能にする大きな覆いとカーテン（内蔵式エッジセンサー）

オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：
×5（タレット無）、×10、×20、
×25、×50、×100から選択

倍率蘋 X軸（横）方向の電動ジョイスティック操
作追加

視

野

蘋 オーバーレイチャートが自在に使える内
蔵型 自動エッジセンサー（FT2-Eのみ）

作 動 距 離245（9.64） 135（5.31） 132（5.19） 106（4.17） 93（3.66） 50（1.96）

最大被検物径292（11.50） 343（13.50） 343（13.50） 343（13.50） 343（13.50） 195（7.68）

R600 レンズの作動距離×5（ハーフフィールド）蘋 SPC機能追加（FT2/FT2-Eのみ）（フルフィールド）

横型ステージシステム
レンズ作動距離
視野
レンズ

被検物焦点
フル
フィールド

最大被検物高さ

ハーフフィールド

×20

×25

×50

120（4.72） 60（2.36） 30（1.18） 24（0.94） 12（0.47）

蘋 個々の要求に合った様々な電子計測シ
ステム

最大被検物径×10mm/インチ×1006（0.24）406（15.98） 343（13.50） 343（13.50） 343（13.50） 343（13.50） 235（9.25）

LENS SYSTEMS
型 番
202-1850
54-650202-1852
202-1853
202-1854
202-1855

×5倍レンズ
×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズBATY R600
型 番
R600-GMR
R600-GXL
R600-FT2
R600-FT2-E

30

SIMPLY SOPHISTICATED

GMR（幾何学測定データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクターR600
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクターR600
FT2（タッチパネル型データ表示装置）
付横型照射式プロファイルプロジェクター R600
FT2-E
（自動エッジ検出機能装備FT2）付横型照射式プロファイルプロジェクターR600

SM300 プロファイル プロジェクター
縦型照射式300㎜スクリーンプロジ
ェクターには多機能デジタル表示装
置とプリンターが装備されています。
現場用として理想的なフル幾何学測定機能と堅牢なデザイン。
高い汎用性、簡単操作の高品質プロ
ファイルプロジェクターです。

特長蘋 スクリーン径300㎜、チャートクリップ付
蘋 電源：100ー240V AC、50/60Hz
蘋 重量：180kg
蘋 測定範囲：X軸150㎜、Y軸50㎜
蘋 テーブルサイズ：340㎜×152㎜
蘋 十字線と鮮明な画像を映す精密に研磨されたガラス画面標準装備
蘋 透過と反射照明
蘋 十字線とチャートクリップ
蘋 データ表示装置GMR
蘋 ステージのリニアスケール 解 析 度 ：0.001㎜オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：
×10、X20、X50、X100から選択
蘋 360°
回転テーブル

型番：SM300

蘋 スイベルセンターサポート
蘋 クランプ付ホルダー
蘋 クランプ付Vブロック
蘋 オーバーレイチャート

SM300 レンズの作動距離

蘋 フットスイッチmm

データ表示装置（GMR）

倍

率

×10

×20

×50

×100

視

野

30

15

6

3

レンズ作動距離

77.7

44.5

24.5

25.3

対象物最大高さ

80

80

80

80

蘋 デカルト座標（極座標）

最大被検物径

160

130

55

60

蘋 明るく読みやすいLEDディスプレイLENS SYSTEMS型 番
SM300-10X
SM300-20X
SM300-50X
SM300-100X

蘋 スキューを含む幾何学的測定機能
蘋 統合されたスクリーン分度器表示
蘋 PCまたはプリンター出力用RS-232

縦型ステージシステム
レンズ
フフィー

×10倍レンズ
×20倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ
フフィー
レンズ作動距離フフィー
対象物焦点

最大被検物径フフィー

BATY SM300

フフィー
対象物最大高さ

ガラス
フフィー
テーブル

型 番
SM300

GMR（データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター

SIMPLY SOPHISTICATED

31

SM350 プロファイル プロジェクター
2010 SM350モデルは全く新しい設 計 に なって い ま す。こ の 垂 直 型
350㎜（14 ）スクリーンの卓上型
プロファイルプロジェクターには、
焦 点 軸 が 第 三 の 測 定 軸として 使 用できるオプションがあります。
これにより、タッチトリガープローブの使 用 によりZ 軸 高 さ が 測 定 で き たり、
もうひとつの新しい特徴は、三枚のレン
ズタレット盤を使用して、レンズを再校
正せずに即座にレンズ交換ができる
オプションです。

標準装備
蘋 340㎜（有効径）のスクリーン蘋 デジタル、スクリーンプロトラクター（分度器）
蘋 内蔵へリックス調整機能
蘋 頑強な鋼鉄製ボディ
蘋 クロスローラーベアリング
蘋 X軸、Y軸のクィックリリース
蘋 倒立像
蘋 見やすい垂直スクリーン蘋 大きなワークステージ（250㎜×125㎜）
蘋 回転できるチャートクリップ
蘋 光ファイバーによる反射照明
蘋 10倍レンズが標準で付いています

型番：SM350-FT2

オプション装備
蘋 ジョイスティックによる自動計測システム
蘋 自動エッジセンサー
蘋 モーター駆動の焦点軸
蘋 重量級、頑強なキャビネット
蘋 より速いＺ軸測定用のタッチトリガー
プローブ
蘋 三点式タレット盤

縦型ステージシステム

SM350 レンズの作動距離

レンズ
フフィー

フフィー
レンズ作動距離フフィー
対象物焦点
最大被検物径フフィー
フフィー
対象物最大高さ

倍

率

×10

×20

×25

×50

×100

視

野

34（1.33）17（0.66）

13.5（0.53）

6.8（0.26）

3.4（0.135）

作 動 距 離83.98（3.30） 37.05（1.45） 29.42（1.15） 16.58（0.65） 41.18（1.69）

最大被検物径220（8.66） 162.27（6.38） 52.62（2.07） 51.51（2.02） 139.94（5.50）（ハーフフィールド）
ガラス
フフィー
テーブル

最大被検物径（フルフィールド）

最大被検物高さ

32

SIMPLY SOPHISTICATED

mm/インチ170.67（6.71） 129.9（5.11） 74.82（2.94） 37.43（1.47） 90.94（3.58）
114（4.48）

113（4.44）

106（4.17）

111（4.37）

103（4.05）

蜻SM350 技術仕様蜷
測定オプション

基 本 仕 様型
式 ：卓上型、縦型照射式
スクリーン：φ350㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
R14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
投 影 像 ：倒立逆像
電源仕：100〜240V、50/60Hz
基 本
様
ワークステージ重
量 ：133kg

XLS

次元デジタル表示装置

GXL

斜め整列、角度ラジアス測定、

ピッチ円直径、交差点構築等の幾何学的機能の一体化

GXL-E

SM350
SM35 基本モデルの標準装備
基本モデルの標準装
基本モルの標準装備レン ズ仕 様XY座標データのシンプルな二スクリーンに搭載した自動輪郭エッジセンサー付GXLとして。

蘋 φ350㎜、90°十字線、チャートクリップ付スクリーン
蘋ワークステージ
ハロゲンランプ、基
本 仕 様 グリーンフィルター付透過照明
蘋 レンズ倍率：×10、×20、×25、×50、×100（×10以外はオプション）
蘋 反射照明：光ファイバーR14
基本モデルの標準装備＆ アクセサリーンズ
仕様
蘋レ
より正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整機能
蘋 SA-2510の精密ワークステージ（測定範囲250㎜×100㎜、0.0005㎜スケール）
ワークステージ蘋 デジタル角度測定

オプションではセンサーを内部に設置することができます。

FT-2

2次元のタッチ式ソフトウエ

アの完全なタッチスクリーン式
DRO。幾何学的機能に優れ、測定された部品の画像は完全な寸法図として印刷できます。SPC、合否分析付の一覧表、自動のエクセルへのリ
ンク、自動のシークエンスプログラ
ムへのリンクを含めた総合レポート

レン ズ仕 様レンズ取り付け
投影レンズ倍率
焦点合わせ
倍率精度
ヘリックス調整
光源
反射照明を作成できます。

シングル、ロックナット付クイックチェンジタイプ。
オプションでレンズ3枚のタレットホルダー。
×10、×20、×25、×50、×100
手動ハンドル式
透過 0.05％、反射 0.1％
光源アライメントにより±7°透過照明 12V 100W ランプ
反射照明 12V 100W ランプ
調光機能付光ファイバー式光源2ヶ堅固なスチール製の枠に収まった、ウィンドウズOSの19インチのタッ
チスクリーンモニターです。

FT-2E

FT-2と同様に、2次元のフュージョンタッチ式ソフトウエアの完
全なタッチスクリーン式DROです。
内蔵されたエッジ検出により投影された画像が、スクリーン上に装着されたファイバーオプティックセンサー
を通過する度に、データが入力されます。Rシリーズのすべての投影機にはオプションとして、この内蔵エッジセンサーを取り付けることができ
ます。

846

946

505

1001

SM350-GXL

SIMPLY SOPHISTICATED

33

SM20 プロファイル プロジェクター
ベ イ テ イ 社 の シ ャド ー マ ス タ ー
SM20はΦ500㎜（20"）のスクリーン、測定範囲250㎜×100㎜の大型高精度ワークステージ、解析度
0.5μmが特徴の床置き縦型照射式
プロファイルプロジェクターです。

特長蘋 スクリーンΦ500㎜、傾斜30°
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付
透過照明
蘋 取付レンズ：シングル
蘋 投影像：倒立逆像
蘋 電源：100−240V AC、50/60Hz
蘋 重量：150kg（212kg、梱包含）蘋 測定範囲：X軸250㎜、Y軸100㎜
蘋 テーブルサイズ：410㎜×260㎜

標準装備
蘋 正確なねじ形状の投影の為の光源のへリックス調整：±7°
蘋 デジタル角度測定
蘋 スケール解析度：0.0005㎜

オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：
×5、×10、×20、×25、×50、×100から選択

型番：SM20-GXL

蘋 明るい環境光の中でも作業を可能にする大きな覆いとカーテン
蘋 自動エッジセンサー

SM20 レンズの作動距離

蘋 フルカラーでの表面の検査が可能な2本のファイバー光による反射照明
蘋 3ポジションレンズタレット（5倍を除きます）
蘋 個々の要求に合った様々な電子計測システム
蘋 別システムを購入することなくSPC機能の追加が可

mm

×10

×20

×25

×25

×50

×100

L

L

L

S

S

S

50

25

20

20

10

5

最大被検物径

200

200

200

200

180

85

最大焦点平面高さ

205

203

218

254

240

195

150

153

153

153

150

150

倍

率

コンデンサータイプ
視野（透過照明）

最大焦点平面高さ（反射照明）LENS SYSTEMS
型 番
202-1850
54-650202-1852
202-1853
202-1854
202-1855

縦型ステージシステム
レンズ

レンズ作動距離×5倍レンズ
×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

対象物焦点

BATY SM20

最大被検物径
対象物最大高さ

34

ガラス
テーブル

SIMPLY SOPHISTICATED

型 番
SM20-GMR
SM20-GXL
SM20-FT2
SM20-FT2-E

GMR（幾何学測定データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20
FT2（タッチパネル型データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20
FT2-E（自動エッジ検出機能装備FT2）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20

横型プロファイルプロジェクター用アクセサリー
R14 / R400用 アクセサリー

SA-527型

ロータリーアクシス

番

SA-256 / SA-258

SA-15252-60252-701 / 52-604

52-600 / 52-603

称

価

格

202-1327-1

GXL用フットスイッチ￥ 73,600

ABFS-001

AB2のフュージョンシステム用
フットスイッチ￥ 54,200

R14用保護カバー￥ 44,900

52-371350-035

SA-250名

R400/SM350用保護カバー ￥ 37,700

SA-328

キャビネットスタンド￥190,900

SA-250ダイアフラム（絞り）￥ 89,300

SA-256Vブロック￥ 94,600

SA-258

バネ付センター￥ 45,300

SA-259SA-256用38mm（1 1/2"）￥ 61,700
ライザーブロック

SA-152

バイス及びバイスステージ￥ 65,500

SA-260

スイベルバイス￥ 81,000

SA-276

シングルV＆クランプ￥ 58,300

SA-153フィクスチャーベース

￥ 29,400

SA-527

ガラス板ワークホルダー￥ 97,500

型

番

名

称

価

格

52-600セルフセンタリングバイス￥ 82,600

52-601

二軸Vブロック＆ クランプ
（φ15mm）￥ 52,800

52-602

二軸Vブロック＆ クランプ
（φ30mm）￥ 53,600

52-603

精密ロータリーベース￥ 94,400

52-604

ユニバーサルベース￥ 28,400

52-605精密位置決めブロック￥ 58,300

52-701

二軸Vブロック（サイドベース付）￥ 59,900

R600用 アクセサリー
SA-26052-605

SA-542

SA-543大型Vブロック＆ センター

ライザーブロック

型

番

名

称

価

格

SA-551

ダイアフラム（絞り）￥ 74,800

SA-542大型Vブロック＆センター￥305,500

SA-543

ライザーブロック￥130,000

SA-527

ガラス板ワークホルダー￥ 97,500

SA-733回転式光源台￥559,900

SA-606

スクリーンチャートレストバー￥ 39,200SIMPLY SOPHISTICATED

35

縦型プロファイルプロジェクター用アクセサリー
SA-245-2

SM350 / SM20 用アクセサリー
型

番

名

称

価

ロータリーガラスステージ
格

SA-245-2

ロータリーガラスステージ￥166,700

SA-370

バックストップ￥ 11,900

SA-371

サイドストップ￥

SA-196-EXT

9,300￥228,600

デュアルVブロック＆センター

FM-25102510ステージ用オープンフレーム固定具 ￥264,700

SA-551

SM20 / SM350 / R600用ダイアフラム￥ 74,800

350-035

SM350 / R400用保護カバー￥ 37,700

自動くさび式のクランプは、ほとんどクランプ力を必要としません。
スライド式のTナットブロックが多様な固定具を提供します。
標準キット（FM-2510）の内容は、以下の通りです。

SA-370

バックストップ

SA-371

サイドストップ

SA-196-EXT
デュアルVブロック＆センター

胙 コンポーネント
Tスロット付リニアスライドフレーム、基準スケール付 …………4ヶ二方向Tナット …………4ヶスライディングブラケット …4ヶ胝 ファスナーステンレスねじ………30ヶロングTナット …………3ヶショートTナット ………6ヶV付Tナット …………………2ヶねじ付ロックナット ………12ヶFM-2510

胄 クランプ、ロッド
ナローテールスプリングクランプ 2ヶステンレスクランプロッドA ……3ヶワイドテールスプリングクランプ …2ヶステンレスクランプロッドB ………3ヶステンレスクランプロッドC …2ヶVクランプ ………………2ヶコーナーロケータークランプ ……2ヶ2510ステージ用
オープンフレーム固定具

胚 ロケータースライディングツールブロック ……3ヶステンレスレストボタン ……………4ヶ二方向Tナット ……2ヶケース ………………1ヶオーバーレイチャート
ベイティ社の、ねじ形状図、スケールなどのスクリーンチャートは変質しにくいプラスチックで製造されています。これらは半透明で、同じく、透明または半透明のガラススクリーン上で上敷きとして使用されます。

※ねじ形状用のチャートもございます。

蛔〈標準タイプ〉
蘋クロスライン90°の十字線に、30°
、45°
、60°
の中間線
が鎖状に付いています。

スクリーンチャート（メートル寸法）
タイプ

254mm
型 番
価 格

305mm
型 番
価 格

クロス
ライン

−

SC12-5 ￥83,600 SC20-5 ￥163,000

−

500mm
型 番
価 格

グリッド GM275-1 ￥78,900 SC12-8 ￥83,600 SC20-8 ￥163,000
同心円 RM275-1 ￥78,900 SC12-11 ￥83,600 SC20-11 ￥163,000

ス ケ ー ル（メートル寸法）2mmの目盛りの格子状ラインで、5列及び10列ごとに太字になっています。

蘋同心円
2 m mごとに 同 心 円 が 表 示 さ れて い て、
90°の十字線及び30°
、45°
、60°
の中間
線も付いています。

蘋スケール

型 番

長さ

目盛り

倍率

価 格

M2-1020250mm

0.05 / 0.025mm

×10 / ×20

￥83,600

M2-2550250mm

0.02 / 0.01mm

×25 / ×50

￥83,600

M5-1020500mm

0.05 / 0.025mm

×10 / ×20

￥83,600

M5-2550500mm

0.02 / 0.01mm

×25 / ×50

￥83,60036

蘋基盤目（グリッド）

SIMPLY SOPHISTICATED

被検物の寸法を直接に読み取るためのスケールです。目盛りはレン
ズ倍率に相応しているためワーク寸法の直接の読み取りが可能です。

ビューマスター 二次元マニュアル・二次元CNC

ビューマスターは、従来品と全く異なる二次元のマニュアルのビジョンシステムです。
最近に特許取得された"カラーマップ TM "という計測システムによりビューマスタ
ーには従来型のステージやエンコーダーがありません。ただ計測範囲を動き回る測定カメラがあるだけです。その結果
400×300㎜という、とても大きな測定範囲の速く正確な非接触式測定ができます。
カメラが動き部品は静止状態であるため高価で手間のかかるワークの保持具を製作する必要がありません。
ビューマスターは、手動で操作することも、検査手順を記憶させることもできます。記憶させた手順を再生させる時には、オペレーターがあらかじめ決められた検査手順に従って操作したプログラムを、
ライティングの環境やビデオエッジ検出の方法までも、ビューマスターが忠実に自動的に再現します。最終的には、被検査部品の完全な寸法図面データとしてのレポートを作成できます。

ビューマスター

型番：VM-4030M■標 準 機 能蘋 大型の400㎜×300㎜の測定範囲
蘋 特許取得済みの計測技術
蘋 部品検査にティーチ＆リピート機能
蘋 ビデオエッジ検出機能
蘋 デジタルズーム蘋 内蔵されたPC、19" モニター、プリンター等完全に統合されたシステム
蘋 自動プログラミングのできる円弧形状のLEDによるライティングシステム
蘋 モーター制御によるオートフォーカス

オプションとしてCNC版があります。

SIMPLY SOPHISTICATED

37

二次元 フュージョンソフト
ベイティ社のPCをベースとしたフュージョンソフトは高性能で使い易いものとなっております。グラフィック、絵文字によるユーザーインターフェースのおかげで、キーボードやツールバーの使用は最小限になり、その結果、このフュージョン
ソフトでは被検査部品の完全な寸法図を数分で作成できます。他にも部品検査表などのレポート類も容易に作成でき、しかもワンクリックでExcelデータにも転換できます。

ビデオエッジ検出■
ビデオエッジ検出（VED）では、オペレー
ターの技能に頼らずに安定した『繰り返し結果』を得ることができます。標準の幾何学的測定点を計算するために、数百のデータを瞬時に取り込むことができ、その範囲は円弧、円、線、点、焦点、曲線などです。

■輪郭のスキャニング
曲線測定工具が自動的に被測定物の輪郭をトレースします。測定データの数字
はDXFマスターの許容誤差値と比較され、ベストフィット分析されます。データが照合されると、許容誤差範囲内である
かどうか赤か緑の信号で表示されます。
この分析方法以外にも、従来通りの寸法
もスキャニングに利用できます。

■SPC標準搭載
ベイティ フュージョンソフトは多様な部
材に関するSPCバッチ情報を表示します。扱われる情報には、バッチでの最大値、最小値、ユーザー設定のシグマ値、
CP値､CPK値、平均偏移が含まれ、バッ

640

800

583

762

チデータの二つの異なったチャートを作図します。SPCデータは更なる分析のために、エクセルへ転換が可能です。

730■部 品 寸 法 図測定された結果は、完全な寸法図として表示されます。特定の寸法誤差内の寸法は緑で表示され、寸法誤差外のものは赤で表示され、測定個所の合否状況が色分
けで瞬時に判定できます。

38

SIMPLY SOPHISTICATED

フュージョン ソフトウェアー

フュージョン測定ソフトウェアーは、
この10年ほどベイティ社のカメラをベースとした検査システムの基盤となるものでした。使い易さ、先進的エッ
ジ検出、グラフィカルな検査報告書などの組み合わせにより、ベイティ社のこの注目すべきソフトウェアーは業界標準を確立し、常に他社商品の比較の対象となっています。

部品寸法図
検査結果は、完全な寸法図として表示されます。指定された寸法公差になっているものは緑色で、公差外のものは赤で表示されるので、被検査物は即座に視覚的に判別されます。
幾何学的公差も標準の製図手法により表示されます。最終的な部品寸法図は伝統的な、社名、顧客名、部品の詳細な仕様、
日付、検査方法の名称のはいった工学的製図として印刷もできます。

SPCを網羅しています
ベイティ社のフュージョンソフトウェアー
は、多様な部品のSPCバッチ情報も表示
いたします。得られる情報にはバッチごとの最大値、最小値、ユーザー定義のシ
グマ値、CPK値、平均偏移があり、バッ
チ情報を二つの異なったチャートに作図できます。

容易な報告書の作成
上記のものをグラフィックスで表示することに加えて、部品名、名目・実測の寸法、誤差、公差の上限・下限、各々の測定寸法に対する緑色の合格、赤の不合格の表
示などを表形式で詳細な検査表として即座に作成することができます。寸法誤差の詳細は、モニター上にアイコンの形で、あるいは顧客ごとの生産管理情報として表示することができます。
すべての報告書はエクセル形式の業務記録として複製し、Eメールで使用することができます。

SIMPLY SOPHISTICATED

39

フュージョン ソフトウェアー
ビデオエッジ検出
ビデオエッジ検出機能（VED）は測定者の個人技能に頼ることなく安定した繰り返し測定の結果を保証します。数百の点群データが即座に収集され、標準の幾何学的形状を計算します。標準のビデオエ
ッジ検出工具は、円弧、円、線、点、焦点と曲線に対応します。

輪郭のスキャニング
曲線測定用工具が自動的に測定物の輪郭をなぞり、得られた点群データは、ベストフィット分析のためにDXFマスターの許容誤差値と比較されます。

タッチプローブとの両立
フュージョン測定ソフトウェアは光学的
カメラベースのシステムとタッチプロー
ブによる測定を両立、共存させています。
各々の測定システムのずれは計算され、同じ検査のなかで、非接触の測定方式を組み合わせて使用することが可能になります。オプションのプローブ保管台を使用するとプログラムのなかで自動的にプローブを交換することが可能となります。

CNCによるオペレーション
CNCのオプションを採用すれば、ティー
チ＆リピートのプログラムと手動のジョ
イスティックの操作で、完全に自動化された部品検査が可能となります。部品はパレットにのせて、一括に検査され、検査報告書も自動的に作成されます。

CADオプション40

SIMPLY SOPHISTICATED

ベンチャー 三次元CNC
ベンチャー VⅠ-3030（

XYZ測定範囲：300×300×165mm
ワークステージサイズ：464×462mm
被測定物最大荷重：25kgs（

XYZ測定範囲：250×125×165mm
ワークステージサイズ：414×262mm
被測定物最大荷重：25kgs

ベンチャーCNCモデルは、完全に検査行程を自動化することにより、フュージョンソフトウェアーの能力を一段階上に引き上げるものです。スキャニ
ングやベストフィットなどの現在では高度な機能も、熟練したオペレーターの力を借りることなく、容易に行うことができます。

）

ベンチャー VⅠ-2510）

CNCプログラムの作成は、簡単なティー
チ＆リピート作業です。一度、部品を測定することにより、完全なCNCプログラ
ムが自動的に作成されます。ズームレン
ズもプログラムに取り込まれ拡大率を自在に変化させることができます。

幅広い測定領域
タッチプローブの使用はCNCシステム上で最大限に生かされています。タッチプ
ローブによって測定された点群データはビデオエッジ検出によって得られたデータと組み合わせられ、測定時間を大幅に短縮します。
プローブ交換台を設置することにより、様々な種類の測定前のスタイラスを取り付けたプローブ・モジュールを、一連の測定に使用することができます。スタイ
ラスを交換する時には、システムが自動的に使用中のプローブ・モジュールを交換台に戻し、次のモジュールを取り付け、測定を継続します。
タッチプローブを使用したプログラムを作成する際には、各要素を確定させるために必要な最小の点データのみを使用して下さい。更に、各要素に最適な数の点
データを編集します。プログラムが実行される際には、新しいプローブパスが自動的に作成され、プログラム時間と検査時間が両方とも削減されます。

標準のCNCシステムの機能

すべてのシステムは工場からの校正証書付であり、画素測定や寸法確認のためのベイティ社自身のガラスの基準片付で供給されます。

蘋 ティーチ＆リピートのプログラム
蘋 部分ごとにプログラムできるLEDのライティング蘋 0.5ミクロンmの高解析度のスケールによる高精度
蘋 CADへのインポート／
エクスポート蘋 スキャニングとベストフィット機能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 SPC機能蘋 エクセルへのワンクリック出力
蘋 自動フォーカス
蘋 アリ溝スライド調整式による165㎜のZ軸測定範囲
蘋 250㎜×125㎜及び300㎜×300㎜のXYステージ蘋 CADからの自動プログラム

SIMPLY SOPHISTICATED

41

ベンチャー三次元CNC
グラフィック形式の報告書では、寸法図として表示された測定部品の 合格している寸法を緑で表示し、 不合格の寸法を赤で表示することにより、直ちに合否判定を行うことが出来ます。
幾何学的呼び出し（call outs）もデー
タ機能や補正位置同様に表示することができます。補足的報告書は、合否判定の許容誤差値とともに名目値も表示します。SPC情報もエクセルにレポー
トあるいはエクスポートされます。分
布表とコントロールチャートも作成されます。

プログラム制御のLEDライト
正しいエッジ検出を行うためにはライ
ティングは重要です。ベイティ社の新型プログラム制御のLEDライティング
ヘッドでは、どのような区切りのパターンでもスイッチオンさせることが出来、困難なエッジを斜め照明によって明るく照らし出すことができます。
このLEDのセグメントは、回転させたり明るさを調整しながらエッジの半径状の様々な部分を照らします。一度セッティングされると、各々の測定部に対するライティング条件は自動的にプ
ログラムされるので、次々に新しい部品を測定する際に自動再生されます。
TTL（レンズを通しての）ライティン
グも止まり穴の測定などには適用されます。ベンチャーの高品質なカラーイ
メージを実現するために、64個の白色LED球が使用されています。
やっと今になって、この機能は伝統的なタッチプローブ技術と相まって、マルチ感覚を体現したビジョンシステム『ベンチャープラス』を提供できることとなりました。

ベンチャーシリーズの画像測定機は、
南イングランドにあるBaty社のバージ
ェスヒル（Burgess Hill）工場にて設計・製造されています。最新の三次元モデルには、測定機の支柱・ベースに最新のデザインを使用し安定性を増し
ています。

42

SIMPLY SOPHISTICATED

タッチプローブ
定評のあるレニショーのタッチプローブを使用しタッチプローブ保管ラックとの組み合わせにより自動のプローブ交換も可能です。

進化した
エラー マッピング
X−Z軸及びY−Z軸のアラ
インメント、校正が終了すると、ベンチャーシステム
では、校正済のマスターグリッドを基準片として使用し、エラーマッピン
グの行程に進みます。X、Y、Xdy、Ydx 及びX−Yの直角度の誤差は補正され、検証されます。グリッド
はZ軸に再度置かれて、Xdz及びYdzの誤差を除去するために、同じ行程が繰り返されます。

ベンチャー … 三次元マニュアル＆ 自動フォーカス
好評を博しているベイティ社のベン
チャーシリーズにはマニュアルタイ
プと完全なCNCシステムとが揃っており、測定分野の二つの標準領域をカバーしています。

ベンチャータッチ3D
この進化したビジョンシステム
は手動操作のXY軸の測定と、モーターによるZ軸の測定を組み合わせたものであることです。このシステムの優位性は、
サーボモーターによるZ軸の動作のなかで、最重要であるZ軸の自動焦点機能を、作業者の個人差なく実行できることです。
工場の現場作業にも適用でき
るスチールとみかげ石製のスタンドに設置されたPCコントローラーは、ベイティ社の全く新
しい三次元のタッチスクリーン式 ソフト、フュージョンタッチ
（FT）を搭載した堅固な設計となっています。
HDタッチスクリーンは調整式アーム上に取り付け、ソフトウェア
は画面上に写し出されます。すべての寸法は測定するために選択された部品図面上に表示され、印刷やCADへの変換が可能な部品寸法図になります。寸法公差は各寸法ごとに設定されるので、最終の検査報告書には、合否判定が各寸法ごとにはっきりと表示されます。

型式VI-2510はXYZ軸の測定範囲が250㎜×125㎜×165㎜であり、型式VI-3030は300㎜×300㎜×165㎜です。
この機種の元々の設計思想は最大級のソフトウェア機能と、実証済みの機械的デザインの両方を、低価格で実現することです。ビジョンシステムの製造における20年以上の経験、測定機器においての75年以上の実績によりベイティ社は、映像処理・応用の領域で、堅実な知識を積み重ねて参りました。マニュアルタイ
プとCNCシステムの双方ともに最新版のベンチャーシステムは、市場に出回っている他のどのようなビジョンシステム
より標準品の機能を充実させています。

タッチプローブ■
好評なレニショーのタッチプローブをオプションとして使用することにより、複雑な三次元測定のニーズに応えられます。フュージョンシステムでは、タッチプ
ローブとカメラによる測定の両方が同時に使用できるため、カメラの視界外の形

検査行程の再現
この作業の間にオペレーターは画像としての部品図を見ながら、検査行程を確認す
ることになります。ステージの位置がいちど決定し、カメラの画面に部品が表示されると、ビデオエッジ検出工具が部品寸法を自動的に測定しはじめます。画面が別の面になると、Z軸のドライブが最初の検査行程で設定された正しい位置に、CNC操作により動きます。ライティングやレンズの拡大率も、予め記憶された条件で可動します。
最終的には、作業者の個人差が全くない自動の繰り返し検査工程となります。LEDによるライティングも、タッチスクリーン上から操作できます。レンズを通しての反射照
明及び透過照明の調整も楽に行えるので、製品のエッジが鮮明に映し出されます。

状も部品の設定位置を変えることなく測定することができます。

標準のフュージョンシステムの性能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 CADへのインポート／エクスポート
蘋 輪郭のスキャニングとCADマスターへのベスト
フィット機能蘋 コントロールチャートを含んだSPCバッチ情報
蘋 エクセルRへの自動出力
蘋 部分ごとにプログラ
ムできるLED球64
ヶによる反射照明蘋 先進のビデオエッジ
検出蘋 TTLライト及び直線上の透過照明蘋 クロスローラーレー
ルガイド付の頑丈な
ステージ

標準のベンチャーシステム
は下記を含んでいます。
蘋 より精 度 を 高 め る た め に 、
0.5ミクロンmの高解析度のスケール
蘋 6.5：1 のズームレンズ
蘋 個々のLED球を部分ごとにオンオフする自動プログラミ
ング機能
蘋 Z軸のアリ溝スライド式搭載
機能によるZ軸容量の強化
蘋 高精度のクロスコントロー
ラーステージ蘋 超なめらかな、シンプルな
ロッドドライブ

すべてのベンチャーと同じように、高精度ズームレンズが標準で付いています。
この手動式ベンチャーシリーズは30倍から200倍の倍率で6つのあらかじめセットされた拡大率が設定されており、更に補助レンズの追加で、拡大率の範囲を増やすことができます。プリセットされた拡大率は事前に正確に測定されているので、スムーズに計測を行えます。

SIMPLY SOPHISTICATED

43

ベンチャープラス
ベンチャープラスは標準のベンチャーの機能をすべて備えています。その他の特徴は…より大きな測定物を計測できることです。
ベンチャープラスには次の三種類のモデルがあります。
1. VP-6460：
測定範囲 640×600×250mm
2. VP-6490：
測定範囲 640×900×250mm
3. VP-100150：
測定範囲 1000×1500×400mm

950

496

ベンチャープラス VP-6460（

XYZ測定範囲：640×600×250mm
ワークステージサイズ：700×940mm
被測定物最大荷重：75kgs）

930

門型構造で総アルミ製であるため、静止状態を維持する慣性に優れ、保温性にも優れています。すべての軸にエアーベアリ
ングが使用され、Y軸は御影石の使用で精度を増しています。これにより測定機は温度変化による膨張や収縮が均一におこり、ゆがみやそれによる計測誤差を最小に抑えます。フュージョンソフトウェアーでは、周囲の温度変化も補正され、ベンチャープラスを検査室での使用に最も適したものとしています。
ベイティ社の標準の光学的及びライティン
グのズーム機能と相まって、ベンチャープ
ラスはすべてのベンチャーのカメラベース式の測定機能と同じレベルの性能を保持しています。

810
1140

850
1150

1030
1330

英国 ベイティ社のご紹介
ベイティ・インターナショナル社は1932年に創業されました。創業時は、高精度のダイヤルゲージやシリンダーボアゲージのメーカーとしてスタートしました。その後、ベイティ社は非接触式の光学機器である投影機の分野に参入し、ベイティ社の シャドウグラフ シリーズは投影機の業界標準となりました。これらの製品は今でもISO 9001:2000に基づいてサセックスにて製造されています。

2012年5月、シュツットガルトでのコントロールショーへの出展風景

数十年に渡り、ベイティ社は現場でのサービスエンジニアチームを育んで参りました。今日ではベイティ社はイギリスにおいてISO 9001:2000の認証を受けた最大のプロジェクターのサービス組織を持ち、投影機とビジョンシステムの分野で、現場での訓練、部品の取り付け、修理等のサービスを提供しています。
1980年代に、ベイティ社の最初のカメラをベースとした映像検出機が開発されて、現在の製品群が完成されることとなりました。ビデオ・エッジ検出（VED）はすぐに精度の向上、繰り返し機能、測定速度の増大により脚光を浴びることとなりました。現在ではベイティ社は非接触式のビデオ・エッジ検出とレニショー社の様々なタッチプローブを使用した接触式の両方の良さを融合させたビジョンシステムを提供しています。
ノガ・ジャパンでは2012年より、ベイティ社の日本代理店となり、投影機及び画像測定機の販売を開始致しました。

44

SIMPLY SOPHISTICATED※カタログ表示価格は、2017年12月までの価格です。なお、予告なく仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。

ノガ・ジャパン株式会社
SIMPLY SOPHISTICATED〒362-0072 埼玉県上尾市中妻 1 − 8 − 5
TEL.048−777−1733 FAX.048−776−6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp

17