RF2000
ラジエータ風速測定システム
IM-F1052-J05

取扱説明書

6 版 2020 11 E
初版 2015 03 E

目 次

1. 本書の表記 ................................................................................. 1
1.1. 安全に関する表記 ................................................................................................... 1
1.2. 一般情報に関する表記 ............................................................................................ 1

2. 使用上のご注意 .......................................................................... 1
2.1. 一般的な注意事項 .................................................................................................. 1
2.2. 材質について .......................................................................................................... 2
2.3. 保守、点検について................................................................................................. 2

3. 本書について .............................................................................. 2
4. 製品概要 .................................................................................... 2
5. 仕様 ........................................................................................... 3
5.1. 入力 ....................................................................................................................... 3
5.2. 表示パネル ............................................................................................................. 3
5.3. 出力 ....................................................................................................................... 3
5.4. 操作パネル ............................................................................................................. 3
5.5. RS-485 通信機能 .................................................................................................... 3
5.6. CAN 通信機能 ......................................................................................................... 4
5.7. 接続 ....................................................................................................................... 4
5.8. 一般仕様 ................................................................................................................ 56. 納入受け入れ ............................................................................. 5
7. 保管 ........................................................................................... 5
8. 構造 ........................................................................................... 6
9. 設置 ........................................................................................... 99.1. 設置環境 ................................................................................................................ 99.2. プロペラセンサ設置 ................................................................................................. 910. 接続 ....................................................................................... 1110.1. アナログ出力 .......................................................................................................11
10.2. 通信 ....................................................................................................................11
10.3. 電源 ....................................................................................................................11
10.4. プロペラセンサと変換器の接続 .............................................................................1111. 機能と操作 .............................................................................. 1211.1. ローレベルカットオフ ............................................................................................ 1211.2. 移動平均............................................................................................................. 1211.3. 風速変換係数 ..................................................................................................... 1211.4. フルスケール風速 ................................................................................................ 1211.5. スタートチャンネル設定 ........................................................................................ 1211.6. エンドチャンネル設定 ........................................................................................... 1211.7. 表示更新間隔 ..................................................................................................... 13
11.8. 表示フォーマット設定 ........................................................................................... 13
11.9. RS-485 ID アドレス設定 ....................................................................................... 13
11.10. CAN 通信速度設定 ............................................................................................ 13
11.11. 多点リニアライズ設定 ........................................................................................ 14
11.12. アナログ出力電圧調整 ...................................................................................... 14

12. パネル操作 ............................................................................. 15
12.1. チャンネル番号変更 ............................................................................................ 15
12.2. 設定モード変更 ................................................................................................... 15
12.3. ディスプレイ表示 ................................................................................................. 15
12.4. 設定モードのキー操作 ......................................................................................... 15

13. パネル設定項目 ...................................................................... 16
13.1. チャンネル設定モード .......................................................................................... 16
13.2. システム設定モード ............................................................................................. 16

14. RS-485 通信機能 .................................................................... 17
14.1. RS-485 通信規格 ................................................................................................ 17
14.2. RS-485 通信フォーマット ...................................................................................... 17

15.CAN 通信機能 .......................................................................... 22
15.1. CAN 通信速度 ..................................................................................................... 22
15.2. データ形式 .......................................................................................................... 22
15.3. CAN 通信使用上の注意 ...................................................................................... 23

付録 1.

設定変更操作の流れ ...................................................... 24

付録 2. パラメーター設定の例 ....................................................... 25
付録 3. 誤り検査コード .................................................................. 26

このたびは弊社製品をご採用いただき誠に有り難うございます。本書は RF2000 ラジエ
ータ風速測定システムの設置、運転、保守などについて記述したものです。ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

1. 本書の表記
1.1. 安全に関する表記
本書では安全に関する注意事項を次の表示によって区分しています。

記述内容を無視して誤った取り扱いをすると、怪我や死亡等の重大事故につながるおそれがあることを示しています。

記述内容を無視して誤った取り扱いをすると、本器または他の装置の破損や重要データの損失を招くおそれが有ることを示しています。

1.2. 一般情報に関する表記
本書では一般情報に関する注意事項を次の表示によって区分しています。

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。
(→P.○○)」「○○」はページ番号を表わし、注意事項とは別に参照していただきたいページがある
場合に表示します。

2. 使用上のご注意
2.1. 一般的な注意事項

本製品は工業用計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入いたしております。みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、故障や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。改造や変更の必要がある場
合は当社までご連絡ください。

納入仕様書に記載された仕様、印加電圧、温度の範囲内での使用､センサ接続､電源接続、入出力信号接続を厳守してください。この範囲を超えた条件での使用は故障、破損の原因となります。

運搬、保管の際に破損、故障にならないように、振動、衝撃、急激な温度変化を避けてください。また水、ゴミ、砂などの異物が機器内部に侵入しないようにご注意ください。

1

IM-F1052-J05

本製品は一般工業計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。

2.2. 材質について

本製品の主要材質については納入仕様書に記載されています。
ご使用される環境に対して、あらかじめ耐熱性、耐食性等が、適合することを確認いただけますようお願い致します。

2.3. 保守、点検について

保守、点検などのために本体、カバー、および接続電線を取り外す際は、本器および接続されている装置の電源を切断してから行ってください。
また、本器および周辺で腐食性や毒性などを持つ有害な物質を扱っている場合は、計器への付着物および残留物が作業者に害を及ぼさないように、必要な処置、対策を十分に行ってください。

本製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、内容が異なります。取扱説明書を参照するか、お客様が実際の運転状況を確認してご判断願います。

3. 本書について
本書には RF2000 ラジエータ風速測定システムの使用方法を記載されています。

設置・接続は標準的な例を説明していますが、実際に使用される各機器・装置によって異なる場合がありますので、それらの説明書も必ずご参照ください。

4. 製品概要
RF2000 はエンジンラジエータへの風速を計測するシステムです。プロペラセンサの回転
周波数をプロペラセンサに取り付けてある赤外線センサで計測します。赤外線センサからの信号は電気ケーブルを介してラジエータ風速計用変換器へ伝えられ、風速に換算します。RR5000D/RR5100D 変換器は 1 台で 16ch の風速を測定でき、風速・周波数表示、
アナログ電圧出力、RS-485 通信機能、CAN 通信機能を備えています。
RS-485 通信では変換器をデイジーチェーン接続することで変換器を 4 台まで接続でき、最大 64 チャンネルのデータを同時にパソコンで収集できます。専用の通信ソフト TIC
Wind-LV では、測定データ、風速の平均値算出、測定間隔と測定回数の設定値を記録することができ、パソコンから変換器の設定を変更することができます。
CAN 通信では変換器を 4 台まで接続でき、最大 64 チャンネルの風速データを同時に収集することができます。
システム全体を車載すれば実走行テストをすることができます。

2

IM-F1052-J05

5. 仕様5.1. 入力
測定流体：空気測定信号：センサパルス周波数
測定精度：±1Hz
風速変換演算：センサパルス周波数から風速へは、以下の一次式により変換
V = A・f + B
A、B ：変換係数
V：風速[m/s]f：センサパルス周波数[Hz]ただし、f<2[Hz]の時、V=0[m/s]

5.2. 表示パネル
測定表示
風速表示 ：0m/s～99.99m/s
周波数表示 ：0Hz～10,000Hz

0.01m/s 単位
1Hz 単位

小数点以下 2 桁
小数点なし

5.3. 出力アナログ出力
出力電圧範囲
出力定格負荷精度
分解能
絶縁状態：0V～+5V：100kΩ以上：表示に対して±0.6% of rdg ±0.01V：0.003V 以下：非絶縁5.4. 操作パネル
操作ボタン
操作パネル
ボタン種類
スイッチ×1 ：電源スイッチ
操作キー×6 ：CH UP、CH DOWN、SHIFT、INC、ENT、MOVE
設定機能
ローレベルカットオフ、移動平均、変換係数 A、変換係数 B、フルスケール風速、
リニアライズ機能、リニアライズ機能パラメーター、スタートチャンネル、
エンドチャンネル、表示更新間隔、表示フォーマット、
RS-485ID アドレス、CAN 通信速度

5.5. RS-485 通信機能
コネクタ
D-sub 9pin(メスコネクタ)、2 線式
通信方式
非同期式通信
通信データ
各チャンネルの風速、周波数、測定条件

3

IM-F1052-J05

5.6. CAN 通信機能
コネクタ
D-sub 9pin(オスコネクタ)、2 線式
通信データ
各チャンネルの風速

5.7. 接続
アナログ出力D-sub 37pin
ピンの図：

ピン設定：10.1. アナログ出力を参照(→P.11)
RS-485 通信
D-sub 9pin
ピンの図：

ピン設定：
1
：D+
2
：D3～9 ：使用しません
CAN 通信D-sub 9pin
ピンの図：

ピン設定：
2
：CANL
7
：CANH
1, 3～6, 8, 9 ：使用しません

4

IM-F1052-J05

5.8. 一般仕様
電源
12~24V DC±10%温度
保存温度範囲： 温度 -10℃～60℃、湿度 20%RH～80%RH
使用温度範囲： 変換器
温度 5℃～60℃、湿度 20%RH～80%RH
プロペラセンサ 温度-40～120℃（結露・凍結無き事）
ただし連続運転時は 100℃まで
外形寸法
変換器
225 (L)×158 (W)×99 (H)mm
プロペラセンサ RS-1050/1150-IR：最大幅 約 69mm,厚さ 約 10mm
RS-1038/1138-IR：最大幅 約 42mm,厚さ 約 10mm
材質
変換器
アルミニウム(アルマイト処理)
プロペラセンサ シュラウド ：ZDC2,
ベーン：ガラス繊維入りポリカーボネート

6. 納入受け入れ
ご注文の製品がお手元に届きましたら、ただちに下記の点についてお調べください。
もし不具合や不足がありましたら、ご注文先にご照合ください。
 装置に表示されている形式がご注文どおりのものか。
 製品の破損や部品の欠落等がないか。
 付属品は正しく添付されているか。
 別途ご契約の承認仕様がある場合は、その内容と製品が合致しているか。

7. 保管
製品を保管する場合は、次の条件にあった場所を選定してください。
 極度の温度変動、および凍結や結露のないこと。
 腐食性雰囲気のないこと。
 粉塵や異物、ゴミの飛散がないとこ。
 雨水など、液体および飛沫がかからないこと。
 振動や衝撃のないこと。

5

IM-F1052-J05

8. 構造RR5000D
変換器

No.

部位名称

①

プロペラセンサ接続
コネクタ

②

カバー

③

電源スイッチ④

電源コネクタ⑤

RS-485 通信コネクタ⑥

CAN 通信コネクタ⑦

アナログ出力コネクタ

⑧

通気孔

⑨

表示ディスプレイ

⑩

操作キー

No.

部位名称

①

プロペラセンサ接続
コネクタ

②

カバー

③

電源スイッチ④

電源コネクタ⑤

RS-485 通信コネクタ⑥

CAN 通信コネクタ⑦

アナログ出力コネクタ

⑧

通気孔

⑨

表示ディスプレイ⑩

操作キー

RR5000D
CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

RADIATOR WIND SPEED CONVERTER

CH/UP

CH/DOWN

SHIFT

INC.

ENT.

MOVE

RR5100D
変換器

RR5100D
CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

RADIATOR WIND SPEED CONVERTER
CH/UP

CH/DOWN

SHIFT

INC.

6

ENT.

MOVE

IM-F1052-J05

RS-1050-IR
プロペラセンサ

RS-1038-IR
プロペラセンサ

7

No.

部位名称

①

固定穴(M3)

②

シュラウド

③

べ－ン

④

電気ケーブル⑤

接続コネクタ

No.

部位名称

①

固定穴(M3)

②

シュラウド

③

べ－ン

④

電気ケーブル⑤

接続コネクタIM-F1052-J05

RS-1150-IR
プロペラセンサ

No.

部位名称

①

固定穴(M3)

②

シュラウド

③

べ－ン

④

電気ケーブル⑤

接続コネクタ

No.

部位名称

①

固定穴(M3)

②

シュラウド

③

べ－ン

④

電気ケーブル⑤

接続コネクタRS-1138-IR
プロペラセンサ

8

IM-F1052-J05

9. 設置9.1. 設置環境
 本機は保護構造ではありません。液体や金属粉がかかるおそれが有る場所および塵埃の多い場所は避けてください。また、腐食性が強い雰囲気の場所は避けてください。
 振動や衝撃を受けるおそれがある場合は、防振材や緩衝材などで保護してください。
 温度上昇や劣化の原因となる直射日光や熱源からの輻射を避けてください。
 誤動作の原因となる、強電界や強磁界を発生する装置からは、遠ざけるか遮へいして影響が無いようにしてください。
 測定流体は清浄な空気を想定しています。プロペラセンサに汚れが付着したり、ダストが混入したりしないようにしてください。

9.2. プロペラセンサ設置
プロペラセンサ設置について代表的な例を示します。シュラウド外側にある 3 箇所の取り付け突起には M3 の固定穴があります。これを利用してセンサを取り付けてください。
センサの流れ方向矢印が空気の流れ方向と一致するように設置してください。

取り付けネジがシュラウド内部に突出するとプロペラが破損します。プロペラが破損した状態で高速回転させると破片が飛び散ることがあります。

プロペラセンサはラジエータ面に対して平行に取り付けてください。

 針金による固定方法

針金をラジ
エータに巻
きつけて固
定する

9

IM-F1052-J05

 薄板による固定方法

薄板

 ワイヤーによる固定方法

張力

張力
ワイヤー
張力

張力

10

IM-F1052-J05

10. 接続
10.1. アナログ出力
風速計のアナログ出力コネクタは D-sub 37 pin です。pin の配置は下表に示します。
表 1. アナログ出力 pin の配置
1

チャンネル

2

3

4

5

6

7

8

正負

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

ピン番号

1

20

2

21

3

22

4

23

5

24

6

25

7

26

8

27

9

チャンネル

10

11

12

13

14

15

16

正負

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

ピン番号

9

28

10

29

11

30

12

31

13

32

14

33

15

34

16

35

10.2. 通信
本機にはRS-485通信用に2つのD-sub 9pinメスコネクタとCAN通信用に2つのD-sub
9pinオスコネクタがあります。RS-485通信用コネクタの1つは変換器間の接続用、もう1つはRS-485 -USB変換アダプタ経由でコンピューターに接続用です。
CAN通信用コネクタの1つは変換器間の接続用、もう1つはCAN通信ケーブルを経由してCANデータ収集機器に接続用です。接続例を下図に示します。
RS-485-USB
変換アダプタコンピューターまたは
データ収集機器

風速計変換器 1 台目

CAN データ
収集機器

風速計変換器 2 台目

風速計変換器 4 台目

10.3. 電源
+12V DC ~+24V DC±10%
表 2.電源配線色
電源電圧

配線色

+10.8～+26.4V DC

赤

GND

白

10.4. プロペラセンサと変換器の接続
プロペラセンサの接続コネクタを変換器のプロペラセンサ接続コネクタに接続してください。
RR5100D 変換器の場合、コネクタのロックが掛かったことを確認してください。

11

IM-F1052-J05

11. 機能と操作
11.1. ローレベルカットオフ
風速が「フルスケール風速『m/s』×ローレベルカットオフ値『%』」以下の場合に、
風速は 0.00m/s、アナログ出力は 0V±0.2%F.S.になります。なお、周波数表示についてはローレベルカットオフを行いません。

11.2. 移動平均
設定した移動平均数分の測定周波数データを平均し、表示更新周期ごとに表示します。移動平均数の設定範囲は最大 5 です。移動平均を行わない場合は、1 に設定します。

11.3. 風速変換係数
ご使用を開始する前に変換係数 A/B を設定してください。各プロペラセンサの変換係数は試験成績書に記載しています。
設定方法は、キー操作による設定、RS-485 通信機能による設定または通信ソフト
TIC Wind-LV による設定があります。
キー操作による設定を行う場合は本書 11.～13.
及び付録 1,2 を、RS-485 通信機能による設定を行う場合は本書 14.を、通信ソフト
TIC Wind-LV による設定を行う場合は通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
風速変換係数 A、B を変更すると、同じ周波数でも異なる風速値が表示されます。

「変換係数 A」は試験成績書の「定数 A」の値を設定します。
「変換係数 B」は試験成績書の「定数 B」の値を設定します。

成績書に記載の定数と異なる変換係数を設定した場合、正確な風速値が得られなくなります。

11.4. フルスケール風速
フルスケール風速はアナログ出力のスケーリングに影響します。風速表示がフルス
ケール風速と等しい時、アナログ出力電圧が最大電圧になります。

11.5. スタートチャンネル設定
スタートチャンネルに設定した番号は No.1 に接続したプロペラセンサの周波数・風速を表示する番号になります。変換器を複数台接続する場合は設定が必要になります。詳しくは次ページの注記をご参照ください。

11.6. エンドチャンネル設定
エンドチャンネルに設定する番号はスタートチャンネルに設定した番号に 15 を足した値にしてください。このように設定すると、エンドチャンネル番号は No.16 に接続したプロペラセンサの周波数・風速を表示する番号になります。変換器を複数台接続する場合は設定が必要になります。詳しくは注記をご参照ください。

12

IM-F1052-J05

変換器が複数台の場合、各変換器のチャンネル設定は下記のようにしてください。
・ 変換器が 2 台の場合、1 台目はスタートチャンネル：1, エンドチャンネル:16
で固定、2 台目のチャンネル設定範囲は 17～32 とし、スタートチャンネル < エンドチャンネルとなるように設定してください。
・ 変換器が 3 台の場合、1 台目はスタートチャンネル：1, エンドチャンネル:16
で固定、2 台目はスタートチャンネル：17, エンドチャンネル:32 で固定、3 台
目のチャンネル設定範囲は 33～48 とし、スタートチャンネル < エンドチャン
ネルとなるように設定してください。
・ 変換器が 4 台の場合、1 台目はスタートチャンネル：1, エンドチャンネル:16
で固定、2 台目はスタートチャンネル：17, エンドチャンネル:32 で固定、3 台
目はスタートチャンネル：33, エンドチャンネル:48 で固定、4 台目のチャンネ
ル設定範囲は 49～64 とし、スタートチャンネル < エンドチャンネルとなるよ
うに設定してください。

チャンネル設定には下記の 3 つ状況があります：A） (スタートチャンネル番号+15) < (エンドチャンネル番号)
この設定は出来ません。エンドチャンネル番号には強制的にスタートチャンネ
ル番号+15 の番号が設定されます。
B） (スタートチャンネル番号) < (エンドチャンネル番号) ≦ (スタートチャンネル
番号+15)
表示パネルはスタートチャンネルからエンドチャンネルまでの周波数と風速値を表示します。エンドチャンネルからスタートチャンネル番号+15 までの周
波数と風速値は表示しません。
C） (エンドチャンネル番号) < (スタートチャンネル番号)
この設定は出来ません。エンドチャンネル番号には強制的にスタートチャンネ
ル番号と同一の番号が設定されます。この場合、パネル表示はプロペラセンサ
No.1 の表示で固定となり、他の No を表示できなくなります。

11.7. 表示更新間隔
表示の更新周期を設定します。設定された秒間隔で風速と周波数の表示が更新されます。

11.8. 表示フォーマット設定
風速値と周波数をどの行に表示するか設定します。

11.9. RS-485 ID アドレス設定
通信時の RS-485 ID アドレスを設定します。

11.10. CAN 通信速度設定
CAN 通信速度を設定します。

13

IM-F1052-J05

11.11. 多点リニアライズ設定
多点リニアライズ機能の有効/無効を設定できます。
0： 多点リニアライズ機能を使わずに係数 A、係数 B で風速を変換します。
3~8 ： 多点リニアライズ機能を使用します。設定値は風速転換する時、リニアラ
イズ用周波数と係数の値です。

通常、弊社で校正・設定いたしますので、変更しないでください。変更した場合、
正確な風速値が得られなくなります。

11.12. アナログ出力電圧調整

アナログ出力電圧調整の設定値は工場出荷時に調整されています。変更しないでください。変更した場合、正常な出力が得られなくなります。

14

IM-F1052-J05

12. パネル操作
12.1. チャンネル番号変更
スタートチャンネル番号～エンドチャンネル番号間の範囲で CH UP キーを押すと 1増加、CH DOWN キーを押すと 1 減少します。またエンドチャンネル番号を超えるとスタートチャンネル番号へ、スタートチャンネル番号を下回るとエンドチャンネ
ル番号へ移ります。なお、各設定モードでチャンネル番号切替はできません。CH UP
キーを長押しすると連続で 1 増加、CH DOWN キーを長押しすると連続で 1 減少します。

12.2. 設定モード変更
各設定モードでキー操作を行わないまま 3 分経過すると設定タイムアウトとなり自動的に計測モード（風速値と周波数表示）に戻ります。
 システム設定モードに切り替え
計測モード（風速値と周波数表示）中に、CH UP と CH DOWN を同時に 2 秒以上押すと、システム設定モードに切り替わります。ENT.を 2 秒以上押すと、計測モードに戻ります。
 チャンネル設定モードに切り替え
計測モード（風速値と周波数表示）中に、SHIFT と INC.を同時に 2 秒以上押すと、チャンネル設定モードに切り替わります。ENT.を 2 秒以上押すと、計測モードに戻ります。
 電圧設定モードに切り替え
計測モード（風速値と周波数表示）中に、ENT.と MOVE を同時に 2 秒以上押すと、電圧設定モードに切り替わります。
ENT.を 2 秒以上押すと、計測モードに戻ります。

12.3. ディスプレイ表示
表示ディスプレイの 1 行目
計測モード中：チャンネル番号と周波数または風速値を表示。
設定モード中：変更している項目番号と名称を表示。
表示ディスプレイの 2 行目
計測モード中：風速値または周波数を表示。
設定モード中：変更しているチャンネル番号と変更項目の値を表示。

12.4. 設定モードのキー操作
設定モード中の各キー機能：
SHIFT キー SHIFT キーを押すと、設定値が点滅し設定変更モードになります。
SHIFT キーを押す毎に、点滅桁が左に移動します。（1 桁ずつ）
SHIFT キーを 2 秒以上押すと、点滅桁を連続で変更します。
INC.キー
INC.キーを押すと、点滅桁の数値が増加します。（設定範囲内で循環）
INC.キーを 2 秒以上押すと、点滅桁の数値は連続で増加します。
ENT.キー
ENT.キーを押すと、設定変更した数値に設定します。
ENT.キーを 2 秒以上押すと、計測モードに戻ります。
MOVE キー MOVE キーを押すと、設定項目が切り替わります。（設定範囲内で循環）
MOVE キーを 2 秒以上押すと、連続で設定項目が切り替わります。

15

IM-F1052-J05

13. パネル設定項目
各設定モードの設定方法については、付録 2 をご参照ください。

13.1. チャンネル設定モード
項目番号

設定項目

初期値

設定範囲

詳細

1

ローレベル
カットオフ

0

0%~5%

風速は「フルスケール風速『m/s』
×ローレベルカットオフ値『%』」以
下の場合、風速と出力電圧は 0 にな
ります。

2

移動平均

1

1~5

「1」に設定すると、本機能はオフとなります。

3

変換係数 A

0.01490.0000~0.9999

変換係数 A の値

4

変換係数 B

0.16420.0000~0.9999

変換係数 B の値

5

フルスケール風速3020m/s~55m/s

風速値がフルスケール風速になると、出力電圧は 5V になります。

6

リニアライズ
機能

0

0、3~8

0：リニアライズ機能をオフにする。
3~8：多点リニアライズ機能をオンにします。
※通常、弊社で校正・設定いたしま
すので、変更しないでください。変更した場合、正確な風速値が得られなくなります。

7

リニアライズ機
能パラメーター

設定項目 6 の設定値が 3~8 の場合、設定する必要があるパラメーター

13.2. システム設定モード
項目番号

設定項目

初期値

設定範囲

1

スタート
チャンネル

1

00~99

2

エンド
チャンネル

16

00~99

3

表示更新間隔0.4

0.4s~3.9s

4表示
フォーマット

10、10：1 行目 周波数、2 行目 風速
1：1 行目 風速、2 行目 周波数

5RS-485
ID アドレス

1

00~31

ID アドレス

6

CAN 通信速度500k125k, 200k,
250k, 400k,
500k, 666k,
800k, 1M

16

詳細

表示更新間隔を設定します

IM-F1052-J05

14. RS-485 通信機能
14.1. RS-485 通信規格
ボーレート
：9600bps(初期値), 19200bps
データビット ：8 桁
ストップビット ：1 桁
チェックビット ：NONE

14.2. RS-485 通信フォーマット
14.2.1. 風速値の読み出し
1）コンピューターの送信
スタートコード*

通信スタートのコード

RS-485 ID アドレス00~31

システム設定モード：項目 5 の設定値
通信する変換器の ID アドレスを指定する

指令

RV

コンピューターから変換器への読み出し指令

パラメーター00

風速値の通信用パラメーター番号

エンドコード#通信エンドのコード

エラー検査コードBCC

通信エラーの検査コード（付録 3 を参照ください）

スタートコード*

通信スタートのコード

RS-485 ID アドレス00~31

システム設定モード：項目 5 の設定値

指令

RV

読み出し要求の応答コード

スタートチャンネル番号00~99

システム設定モード：項目 1 の設定値

エンドチャンネル番号00~99

システム設定モード：項目 2 の設定値

データ

XXXXX

スタートチャンネルからエンドチャンネルの風速値
小数点なし、5 桁
第一桁目は、空白

エンドコード#通信エンドのコード

エラー検査コードBCC

通信エラーの検査コード（付録 3 を参照ください）

2）変換機の応答

17

IM-F1052-J05

3）例
システム設定
項目番号

設定項目

設定値

1

スタートチャンネル設定

01

2

エンドチャンネル設定

16

5

RS-485 ID アドレス1

風速値
センサ No

ch
番号

風速
[m/s]

センサ
No

ch
番号

風速
[m/s]

No1

Ch1

8.20

No9

Ch9

1.58

No2

Ch2

9.64

No10

Ch10

1.58

No3

Ch3

12.45

No11

Ch11

4.85

No4

Ch4

2.56

No12

Ch12

4.85

No5

Ch5

7.12

No13

Ch13

3.76

No6

Ch6

1.27

No14

Ch14

3.76

No7

Ch7

0.24

No15

Ch15

1.73

No8

Ch8

6.97

No16

Ch16

1.73

コンピューターの送信 ： *01RV00#s
変換機の応答： *01RV0116 0820 0964 1245 0256 0712 0127 0024 0697
0158 0158 0485 0485 0376 0376 0173 0173# y

18

IM-F1052-J05

14.2.2. 周波数の読み出し
1）コンピューターの送信
スタートコード*

通信スタートのコード

RS-485 ID アドレス00~31

システム設定モード：項目 5 の設定値
通信する変換器の ID アドレスを指定する

指令

RF

コンピューターから RR5000D への読み出し指令

パラメーター00

周波数の通信用パラメーター番号

エンドコード#通信エンドのコード

誤り検査コード

BCC

通信エラーの検査コード（付録 3 を参照ください）

スタートコード*

通信スタートのコード

RS-485 ID アドレス00~31

システム設定モード：項目 5 の設定値

指令RF

読み出し要求の応答コード

スタートチャンネル番号00~99

システム設定モード：項目 1 の設定値

エンドチャンネル番号00~99

システム設定モード：項目 2 の設定値

データ

XXXXX

スタートチャンネルからエンドチャンネルの周波数5桁

エンドコード#通信エンドのコード

誤り検査コード

BCC

通信エラーの検査コード（付録 3 を参照ください）

2）変換機の応答

3）例
システム設定
項目番号

設定項目

設定値

1

スタートチャンネル設定

01

2

エンドチャンネル設定

16

5

RS-485 ID アドレス

1

周波数
センサ
No

ch
番号

周波数
[Hz]

センサ
No

ch
番号

周波数
[Hz]

No1

Ch1

820

No9

Ch9

158

No2

Ch2

964

No10

Ch10

158

No3

Ch3

1245

No11

Ch11

485

No4

Ch4

256

No12

Ch12

485

No5

Ch5

712

No13

Ch13

376

No6

Ch6

127

No14

Ch14

376

No7

Ch7

024

No15

Ch15

173

No8

Ch8

697

No16

Ch16

173

コンピューターの送信 ： *01RF00#c
変換機の応答： *01RF01160082000964012450025600712001270002400697
00158 0158004850048500376003760017300173#I

19

IM-F1052-J05

14.2.3. パラメーターの読み出し
システムパラメーターの読み出し
送信：*アドレス RS00#BCC
応答：*アドレス RS データ#BCC（データ：スタートチャンネル、エンドチャンネル、
表示更新間隔、表示フォーマット、
RS-485ID アドレス）
例： 送信：*01RS00#v
応答：*01RS01 16 04 1 01#BCC
チャンネルパラメーターの読み出し
送信：*アドレス RCi#BCC （i はチャンネル番号、2 桁）
応答：*アドレス RCi データ#BCC(データ： ローレベルカットオフ、移動平均、変換係数 A、変換係数 B、フルスケール風速)
例： 送信：*01RC01#g
応答：*01RC010 1 0149 1642 30 #BCC
多点リニアライズの読み出し
送信：*アドレス RNi#BCC （i はチャンネル番号、2 桁）
応答：*アドレス RNi データ#BCC(データ：変換係数 A、B、リニアライズ周波数/各 5 桁)
例： 送信： *01RN01#j
応答： *01RN010014901642002500014901642005000014901642
007500014901642010000014901642012500014901642
01500001490164201750001490164202000#h
CAN 通信設定の読み出し
送信：*アドレス RA00#BCC
応答：*アドレス RA データ#BCC(データ：CAN HostID、SlaveID、CAN 通信速度)(CAN 通信速度データ：125kbps の場合は 0125、200kbps は 0200、250kbps は0250、400kbps は 0400、500kbps は 0500、666kbps は 0666、800kbps は 0800、1Mbps は 1000 を送信します。)
例： 送信： *01RA00#d
応答： *01RA0257 0149 0500#m
アナログ出力調整値の読み出し
送信： *アドレス RBi#BCC(i はチャンネル番号、2 桁)
応答： *アドレス RBi データ#BCC (データ：0V 調整値、5V 調整値)
例： 送信： *01RB01#f
応答： *01RB01 0000 2048#X

20

IM-F1052-J05

14.2.4. パラメーターの書き込みシステムパラメーターの書き込み
送信：*アドレス WS データ#BCC（データ：スタートチャンネル、エンドチャンネル、
表示更新間隔、表示フォーマット、
RS-485 ID アドレス）
応答：*アドレス WS#BCC
例： 送信： *01WS01 16 04 1 01#A
応答： *01WS#s
チャンネルパラメーターの書き込み
送信：*アドレス WCi データ#BCC(i はチャンネル番号、2 桁)(データ： ローレベルカットオフ、移動平均、変換係数 A、変換係数 B、フルスケール風速）

応答：*アドレス WCi#BCC
例： 送信： *01WC01 0 1 0149 1642 30#s
応答： *01WC01#b
多点リニアライズの書き込み(通常、弊社で校正・設定いたしますので、変更しないでください。)
送信：*アドレス WNi データ#BCC (i はチャンネル番号、2 桁)(データ：変換係数 A、B、リニアライズ周波数 各 5 桁)
応答：*アドレス WNi#BCC
例： 送信： *01WN01 00149 01642 00250 00149 01642 00500 00149 01642 00750
00149 01642 01000 00149 01642 01250 00149 01642 01500 00149 01642
0175000149 01642 02000#m
応答： *01WN01#o
CAN 通信設定の書き込み(通常、HostID, SlaveID は変更しないでください。詳細は 15.CAN 通信機能を参照してください。)
送信：*アドレス WA データ#BCC(データ：CAN Host ID, Slave ID, CAN 通信速度)
応答：*アドレス WA00#BCC
例： 送信： *01WA0257 0149 0500#h
応答： *01WA00#a
アナログ出力調整値(メーカー設定パラメーター)の書き込み(通常、弊社で校正・設定いたしますので、変更しないでください。)
送信： *アドレス WBi データ#BCC (i はチャンネル番号、2 桁)(データ：0V 調整値、5V 調整値)
応答： *アドレス WBi#BCC
例： 送信： *01WB01 0000 2048#]
応答： *01WB01#c

21

IM-F1052-J05

15.CAN 通信機能
15.1. CAN 通信速度
通信速度： 125kbps, 200kbps, 250kbps, 400kbps, 500kbps, 666kbps, 800kbps, 1Mbps
工場出荷時は 500kbps に設定されています。

15.2. データ形式
変換器は CAN ネットワークを介し、風速データを送信します。
1) データフォーマット
項目

データフォーマット

詳細

Host ID

0～7EF(16 進数)

デフォルト設定：101 で、各 ch の ID は
ch1～ch16 の ID は 101～110(16 進数)
ch17～ch32 の ID は 111～120(16 進数)
ch33～ch48 の ID は 121～130(16 進数)
ch17～ch32 の ID は 131～140(16 進数)となります。
・RS-485 通信により設定変更が可能です。RS-485
通信で設定変更する場合は、10 進数での設定となります。デフォルト値：0257。
Host ID を変更した場合は、ch1 の ID = Host ID、ch2の ID = Host ID + 1、ch3 の ID = Host ID + 2・・・となります。
・Host ID を変更した場合、DBC ファイルを変更・修正する必要があります。

データ長

2

風速データ長は 2 バイトです。

風速データ

00 00 ～ FF FF(16 進数)風速データは 2 バイトの 16 進数データをリトルエ
ンディアン方式で送信します。
00 00 が風速値：0m/s、FF FF が風速値：30m/s に対
応します。

22

IM-F1052-J05

2) 例
CAN 標準フォーマット送信データ
センサ No.

ch No.

風速[m/s]ID

データレングス
コード(DLC)

データ
フィールド

No.1

ch1

8.20

101

2

F9

No.2

ch2

9.64

102

2

42 52

No.3

ch3

12.45

103

2

3D 6A

No.4

ch4

2.56

104

2

D8

15

No.5

ch5

7.12

105

2

C1

3C

No.6

ch6

1.27

106

2

D6

0A

No.7

ch7

0.24

107

2

0C

02

No.8

ch8

6.97

108

2

7A 3B

No.9

ch9

1.58

109

2

7B

No.10

ch10

3.33

10A

2

6A 1C

No.11

ch11

4.85

10B

2

62 29

No.12

ch12

8.75

10C

2

AA 4A

No.13

ch13

3.76

10D

2

15 20

No.14

ch14

10.65

10E

2

E1

5A

No.15

ch15

1.73

10F

2

C3

0E

No.16

ch16

23.21

110

2

0F

C6

45

0D

変換器は 16ch 分のデータとして上表右側のメッセージを 16 ヶ送信します。

15.3. CAN 通信使用上の注意
1) 通信速度は接続したデバイスとの通信速度を合わせるため、変更可能です。
工場出荷時は 500kbps に設定しています。
2) 他の CAN 通信接続デバイスと ID が重複した場合や、ID の優先度を変更したい場合、
Host ID を変更してください。Host ID を変更した場合、DBC ファイルの変更・修正が必要となります。

16. メンテナンス
汚れを落とす場合は、乾いた布またはシリコーンクロスで拭き取ってください。

23

IM-F1052-J05

付録 1.

設定変更操作の流れ
計測モード

注意：
設定を完了した後、計測モー

風速と周波数表示

システム
設定モード

チャンネル

CH UP+CH DOWN

設定モード

2 秒以上押す

ENT.
2 秒以上押す

2 秒以上押す

2 秒以上押す

1.スタートチ

MOVE

2 秒以上押す

MOVE
3.更新間隔表示ENT.
2 秒以上押す

2 秒以上押す

1.ローレベル
カットオフ

ENT.
2 秒以上押す

MOVE
2.移動平均2.エンドチャ
ンネル設定

ENT.

SHIFT+INC.

ENT.

ャンネル設定ENT.

ドに戻ってください。

ENT.
2 秒以上押す

ENT.
2 秒以上押す

MOVE
3.変換係数 A
MOVE
4.変換係数 B

MOVE
ENT.
4.表示フォー

MOVE

2 秒以上押す
5.フルスケール

マット

風速
ENT.
2 秒以上押す

MOVE

ENT.
2 秒以上押5.RS-485

ENT.

2 秒以上押す

MOVE

6.リニアライズ
設定

ID アドレス
ENT.

MOVE

2 秒以上押す

MOVE
7.リニアライズ

6.CAN

パラメーター設定

通信速度
MOVE

MOVE

24

IM-F1052-J05

付録 2. パラメーター設定の例
システムパラメーターの更新間隔（0.4s→1.4s）設定の例：
風速表示

Ch

V:
f:

.

m/s
Hz

CH UP+CH DOWN 2秒以上押し チャンネル設定
スタートチャンネル設定

S

Start
*Ch:

ch.
(
-

)

MOVE
エンドチャンネル設定

S

次の項目

End ch.
*Ch:
(

-

)

MOVE
更新間隔表示S

次の項目

Ref. rate*t= . s
SHIFT

更新間隔表示S

データを直せる状態にする

Ref. rate
t= . s
SHIFT

更新間隔表示S

変更位置の移動

Ref. rate
t= . s
INC.

更新間隔表示S

データ値の設定

Ref. rate
t= . sENT.

更新間隔表示S

データ確認

Ref. rate*t= . sENT. 2秒以上押し

風速表示

Ch

V:
f:

.

測定モードに戻す

m/s
Hz

25

IM-F1052-J05

付録 3. 誤り検査コード
RS-485 通信の誤り検出はパリティビットを用います。水平奇数パリティ方式（LRC-Odd）
で、bit7 は 0 としてください。
水平奇数パリティ方式（LRC-Odd）は、bit 列中の 1 の数は必ず奇数となります。
*71R60#場合の計算例：
通信
モジュール

通信
フォーマットBCCASCII コード
文
字

16
進数

2 進数
bit7

bit6

bit5

bit4

bit3

bit2

bit1

bit0

*

2a

0

0

1

0

1

0

1

0

7

37

0

0

1

1

0

1

1

1

1

31

0

0

1

1

0

0

0

1

R

52

0

1

0

1

0

0

1

0

6

36

0

0

1

1

0

1

1

0

0

30

0

0

1

1

0

0

0

0

#

23

0

0

1

0

0

0

1

1

$

24

0

0

1

0

0

1

0

0

bit5 列bit5 列のスタートコード*～ストップコード#は「1110111」で、1 の数は 6 ヶ(偶数)です。
1 の数が偶数のため BCC は 1 となり、bit5 列のスタートコード～BCC の 1 の数は 7 ヶ（奇数）となります。
bit7 列bit7 に関しては、BCC を 0 としてください。
全ての bit 列に BCC を付加すると BCC は「$」となるため、通信データは*71R60#$となります。
BCC 計算式の C 言語例
str[]配列の BCC 以外の通信データから BCC を計算します。
unsigned char bcc，length, i;
bcc = 0x00;
length = strlen(Str);for(i = 0; i<length; i++){bcc ^= Str[i];//水平偶数計算}
bcc ^= 0xff;//偶数を奇数にする
bcc &= 0x7f;//7bit を 0 にする

26

IM-F1052-J05

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。