汎用振動計 VM-83

加速 度・速 度・変 位の測定にサーボ加速計の接続も可能

汎用振動計
VM-83

圧電式加速度ピックアップまたはサーボ加速度計で検出された振動を測定、評価します。
汎用振動計
VM-83
4種類の入力端子を持ちあわせ、加速度、速度、変位が選択でき、またサーボ加速度計を用いることにより圧電式加速度ピックアップ
では困難な0.1Hz以上の超低周波振動の測定が可能です。

特長■さまざまなピックアップが接続でき、広範囲の振動測定が可能■サーボ加速度計LS-10Cを接続し、微振動、超低周波振動の測定が可能■コンパレータ機能搭載により、レベル判定の出力が可能■指示特性機能として実効値、等価ピーク値、等価P-P、最大値ホールド、ピークホールドを搭載■出力端子として交流出力、直流出力を装備■インターフェースとしてシリアル通信機能を搭載■SERIAL端子を使用し、データのプリントアウトが可能

オプション

LS-10C接続時のVM-83測定範囲

サーボ加速度計

速度変位

サーボ加速度計LS10Cは、重力加速度（ 直 流 ）から約 1 0 0
H zまでの 超 低 周 波数領域の微振動を、測定できるレーザサーボ式の加速度ピックアップです。

100

加速度

LS-10C

10010001（mm/s）
0.10.1（mm）
0.01

10010（mm/s2）10.1
0.01
0.01 0.1

10100.01
10.00110 100 1000 0.01 0.1

周波数（Hz）
加速度測定範囲

10.00110.000110 100 1000
0.01 0.1

周波数（Hz）
速度測定範囲1

10 100 1000

周波数（Hz）
変位測定範囲使用例

製品検査
振動による異常現象の検出を小型モータ可能とする振動計です。
判定レベル以上の振動が設定時間を超えて継続した場合にVM-83

警報信号を出力するコンパレータ機能を装備し、自動判定ができます。

パトライト

微振動計測
加工精度に影響をおよぼす微振動を監視します。

VM-83

サーボ加速度計LS-10Cを接続することで、微振動を常時監視し、許容値を越えた場合に、コンパレータ機
能が作動します。

精密機器
VM-83

設備診断
生産設備のアンバランス、ミスアラインメントなどの低周波数領域の振動から、ベアリング振動などの高周波数領域の振動まで検出が可能です。
また、振動値による良否判定を行うコンパレータ機能も併用できます。

LS-10CVM-83 接続図例
入力側

出力側
加速度ピックアップ用コード VP-51シリーズ

圧電式加速度ピックアップ
PV-85/PV-90Bなど

振動計用
プリアンプ

VP-26A

振動レベル計／振動計延長コード
EC-02Sシリーズで延長可能（100 mまで）

加速度ピックアップ用コード VP-51シリーズ
圧電式加速度ピックアップ

ピックアップ入力

BNC-BNC同軸ケーブル
EC-90シリーズ

データレコーダ

DA-21

プリアンプ入力 1

BNC-BNC同軸ケーブル
EC-90シリーズ

プリアンプ入力 2

周波数分析器SAシリーズ

VM-83

アンプ内蔵

PV-91C/PV-91CH

サーボ加速度計用延長コード EC-40シリーズ
サーボ加速度計

LS-10C

インタフェースケーブル
サーボ入力

ACアダプタ

NC-98E5WKR4030

コンピュータ仕様
出力端子入力部
ピックアップ入力

交流出力

圧電式加速度ピックアップ接続用

レンジフルスケール2 V、
出力インピーダンス600 Ω、BNC端子

出力電圧精度

最大入力電荷30 000 pC
プリアンプ入力1

プリアンプVP-26Aを介した圧電式加速度ピックアップ接続用

プリアンプ入力2

プリアンプ内蔵型ピックアップ接続用

サーボピック入力

サーボ加速度計LS-10C接続用

圧電式（本体電気特性、80 Hz）

供給電圧・電流：18 V 2 mA

測定モード

加速度

レンジフルスケール±2 ％速度

レンジフルスケール±3 ％変位

レンジフルスケール±5 ％加速度（ACC）

22m/s（圧電式）、mm/s（サーボ加速度計）

速度（VEL）

mm/s

加速度

レンジフルスケール±３ ％変位（DISP）

mm

速度

レンジフルスケール±４ ％変位

レンジフルスケール±６ ％

サーボ式（LS-10C接続での総合精度、1 Hz）

測定レンジ
ピックアップ感度1.00〜9.99 pC/（m/s2）

圧電式直流出力

レンジフルスケール2 V、
出力インピーダンス600 Ω、BNC端子

出力電圧精度

加速度

0.3、1、3、10、30、100、300、1 000

速度

3、10、30、100、300、
1 000

変位

1、3、10、30、100、300、1 000（HPF 1 Hz時）

加速度

レンジフルスケール±2 ％

変位0.3、1、3、10、30、100、300、1 000（HPF 3 Hz時）

速度

レンジフルスケール±3 ％

変位0.03、0.1、0.3、1、3、10、30、100（HPF 10 Hz以上の時）

変位

レンジフルスケール±5 ％

圧電式（本体電気特性、80 Hz）

ピックアップ感度0.030〜0.999 pC/（m/s2）の時は上記値の10倍の測定レンジとなる

ノイズレベル（代表特性）

ピックアップ感度10.0〜99.9 pC/（m/s2）の時は上記値の1/10倍の測定レンジとなるでのノイズレベル
ピックアップ入力、
感度5.00 pC/（m/s2）

サーボ加速度計（mm/s2）

測定モード

測定レンジ

HPF

LPF

指示特性

ノイズレベル

加速度10、30、100、300、1 000

加速度0.3OFF

OFF

RMS

0.004 m/s2

速度1、3、10、30、
100

速度

31 Hz

OFF

RMS

0.1 mm/s

変位0.1、0.3、
1、3、10

変位

11 Hz

OFF

RMS

0.015 mm

変位

0.03

10 Hz

OFF

RMS

0.0003 mm

周波数範囲

圧電式加速度ピックアップを接続した場合のノイズレベルの一例

圧電式
加速度

1 Hz〜20 kHz ±5 ％速

1 Hz〜3 Hz±10 ％、3 Hz〜3 kHz ±5 ％度

ピックアップ型式

1 Hz〜3 Hz±20 ％、3 Hz〜500 Hz ±10 ％

PV-85

加速度

0.1 Hz〜100 Hz ±5 ％PV-90B

速度0.1 Hz〜0.3 Hz ±10 ％、0.3 Hz〜100 Hz ±5 ％変位

0.1 Hz〜0.3 Hz ±20 ％、0.3 Hz〜100 Hz ±10 ％

変位

測定モード

測定レンジ

HPF

LPF

指示特性

加速度

0.3OFF

OFF

RMS

0.0034 m/s2

速 度

30.03

10 Hz
10 Hz

OFFOFF

RMS
RMS

0.004 mm/s

3OFF
10 Hz

OFF

RMS
RMS

0.0002 mm
0.133 m/s20.17 mm/s

RMS

0.007 mm

変 位
加速度

サーボ加速度計

速 度
変 位

300.3

10 Hz

OFFOFF

ノイズレベルインタフェース
シリアルフィルタ

データ出力および本器のリモートコントロール

インタフェース

圧電式
HPF

1、3、10、20、50 Hz（−10 ％点、3次）

LPF

100、300、
1 k、3 k、10 kHz（−10 ％点、3次）

電源サーボ式加速度計
HPF

0.1、0.3、1 Hz

LPF

50、100 Hz
実効値

等価ピーク値

実効値× √2

約190 mA（測定条件により変化します）

電池によるアルカリ乾電池：約20時間（測定条件により変化します）

連続使用時間
使用温湿度範囲

指示特性
実効値（RMS）

単2形乾電池4本またはACアダプタ（NC-98E・オプション）

消費電流

171
（H）
×120
（W）
×234
（D）
mm・約1.8 kg

付属品

収納ケース×1
単2形乾電池（マンガン）×4

希望小売価格（税別）（EQ PEAK）
等価P-P値−10〜50 ゜
C、20〜90 ％RH（結露のないこと）

大きさ・重さ550,000円

等価ピーク値×2（EQ P-P）
最大値ホールド

設定された測定モード、指示特性において最大値をホールド

ピークホールド

加速度波形のピーク値をホールド

コンパレータ機能

オプション
品名

型式

レベル判定によるコンパレータ機能

ACアダプタ

NC-98E

コンパレータレベル設定

フルスケールレンジの2 ％刻みで設定可能

圧電式加速度ピックアップ

各種

Delay Time設定

0〜9秒の1秒刻みで設定可能

加速度ピックアップ用コード

VP-51シリーズ（2 m〜）

振動計用プリアンプ

VP-26A（遅延時間）
Auto Reset Time

0〜90秒の1秒刻み、またはON/OFFの設定可能

振動レベル計／振動計延長コード

EC-02Sシリーズ（3 m〜）

コンパレータ出力

オープンコレクタ出力：最大印加電圧24 V

サーボ加速度計

LS-10C

希望小売価格（税別）
14,000円
お問い合わせください
9,000円〜
120,000円
9,000円〜
210,000円

最大駆動電流 印加電圧：50 mA（24 V時）、
２５ mA（12 V時）、10 mA（5 V時）

サーボ加速度計用延長コード EC-40シリーズ（5 m〜）

ブザー出力：ON/OFFの設定可

BNC-BNC同軸ケーブル

EC-90シリーズ（2 m〜）

7,000円〜

液晶点滅

インタフェースケーブル

5WKR4030

5，0００円

12,000円〜

液晶表示
バーグラフ

リニア目盛、100 m秒毎表示

測定値4桁、100 m秒毎にサンプリングした瞬時値20個の算術平均値を2秒毎表示

測定モード

指示特性、フィルタ、電池残量（3段階表示）

校正
ピックアップ感度

0.030〜0.999、
1.00〜9.99、10.0〜99.9 pC/（m/s2）

出力校正

外部機器校正用信号を出力

交流
圧電式

80 Hz±2 ％、2 V±2 ％

サーボ式

1 Hz±2 ％、2 V±2 ％直流

2 V±2 ％

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

0000-202403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458