取扱説明書
保証書付

KA-7900シリーズ

まえがき
このたびは、KA-7900シリーズベッド（以下、ベッド）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、ベッドを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。
●● ベッドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
●● ベッドを使用して療養する方ばかりでなく、付き添いの方にも正しく安全な取扱方法を説明してください。
●● この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
●● お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●● 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」
では、表示を※イラストは別売のマットレスを取付けた状態です。

見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
●● ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合せください。
●● このベッドは日本国内専用です。海

外では電源電圧が異なるため使用できません。

7F10068200A1

 緊急時のベッド操作のしかた
災害などによる停電時、ベッドの故障などの緊急時に、背ボトムがさげられなくなった場合は、以下の方法で背ボトムをさげることができます。

ちゅう

い注意

停電以外の理由で背ボトムがさげられなくなった場合は、「  故障かな？と思ったら」（65 ～ 66 ページ）に従ってチェックを行い、ベッドが故障している場合には、販売店またはパラテクノコールセンター（78 ページ参照）までご連絡ください。

手動による背さげのしかた / 戻しかたの作業は、２人以上で行ってください。手や腕などをはさまれて、けがをするおそれがあります。

1. 手動による背さげのしかた / 戻しかた
背さげのしかた① ベッドの電源プラグを、コンセントから抜いてく使用する工具

ださい。

ペンチ・プライヤー（小）・ドライバー② ベッドをご使用の方にベッドから降りていただ

き、寝具・マットレスなどをベッドから降ろしてください。

③ ヘッドボードを取外してください。（41ページ参照）④ 背ボトムと背あげリンクを支えてください。

背ボトム
背あげリンク

ちゅうい注意手動による背さげのしかた / 戻しかたの作業は、背あげリンクをしっかり持ってください。
背あげリンクがさがり、けがをするおそれがあります。

70 緊急時のベッド操作のしかた⑤ 背アクチュエーター先端の連結ピンについているスナップピンを取外してください。

⑥ 連結ピンを取外してください。連結ピンを取外すと、背あげリンクが自由に動くようになります。
取外した連結ピンとスナップピンは、元の状態に戻すときに使用しますので、紛失しないように保管してください。

スナップピンの抜きかた

スナップピン●ペンチ、プライヤー（小）ではさんで引っぱるかドライバーの先で引っかけると取外しが容易です。
取外す

取外す

連結ピン

※作業をわかりやすくするために、膝・足ボトムは省略したイラストになっています。

背アクチュエーター

背ボトム⑦ 背あげリンクを降ろしてから、背ボトムをゆっくり降ろしてください。

ゆっくり降ろす（41ページ参照）⑧ ヘッドボードを取付けてください。
この作業を行ったときは、停電や故障から復帰後、元の状態に戻すまで、電源プラグはコンセントから抜いたままにしておいてください。

71 緊急時のベッド操作のしかた

戻しかた
戻す際は、販売店にご依頼されることをおすすめします。
停電時は、電源の復帰後、以下の手順でベッドを元の状態に戻し、74 ページの「３．チェックシート」を参照して、点検を行ってください。

①

背ボトム

ベッドをご使用の方にベッドから降りていただ
き、寝具・マットレスなどをベッドから降ろしてください。

背あげリンク② ヘッドボードを取外してください。（41ページ参照）③ 背ボトムと背あげリンクを持ちあげて、支えてください。

④ 背アクチュエーターを持ち、先端の穴とブラケットの穴の位置をあわせ、連結ピンを差込んで、スナップピンで固定してください。

連結ピンとスナップピンは、手動で背さげしたときに取外したものを使用してください。
ブラケット

差込む

差込む

連結ピン
背アクチュエーター

スナップピン

⑤ ベッドの電源プラグをコンセントに差込んでください。

⑥ 手元スイッチを操作して、背ボトムを一番下までさげてください。

⑦ ヘッドボードを取付けてください。（41ページ参照）
72※作業をわかりやすくするために、膝・足ボトムは省略したイラストになっています。

 緊急時のベッド操作のしかた
2. スマートハンドルによるベッド操作のしかた
ちゅう

い注意

●ハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。ハンドル操作中に誤ってベッドの手元スイッチの操作ボタンが押されると、ベッドが故障するおそれがあります。
●スマートハンドルの収納ケースはベッドに固定しないでください。収納ケースをベッドに取付けた状態でベッドを操作すると、ベッドやスマートハンドル・収納ケースが破損したり、故障したりするおそれがあります。
● スマートハンドル（KQ-P70S: 別売）をベッドに取付けることにより、「背あげ / 背さげ」
「膝あげ / 膝さげ」
「高さ（頭側）さげ」の操作を行うことができます。

● スマートハンドルの収納ケース内に、スマートハンドルの取扱説明書が同梱されています。そちらもあわせてご覧ください。

●ス マートハンドルは停電時やベッドの故障※ などの緊急時に、すぐに取り出せる場所に保管してください。
※故障内容によっては、ハンドルによる操作ができない場合があります。

ハンドルの取付けかた・取外しかた【ハンドルの取付けかた】

キャップ① ベッドのコントロールボックスのスマートハンド

ル差込部（赤色）のキャップを取外してください。

コントロールボックス② ハンドルのコネクターを、ベッドのコントロールシール（赤）外す「カチッ」と音がするまで時計回りに回す

差込むボックスの差込部（赤色）に差込んでください。

③ コネクターキャップを「カチッ」と音がするまでマークバンド（赤）時計回りに回してください。

凸部

凹部
コネクター

【ハンドルの取外しかた】① 使用後は取付けと逆の手順でハンドルを取外し、収納ケースに入れて保管してください。

スマートハンドル
差込部

コネクターキャップ【ハンドルの取付けかた】①で取外したキャップは、コントロールボックス保護のために、必ず元通りに取付けてください。

操作のしかた① 切換スイッチを操作したい位置にスライドさせてください。
背あげ/背さげ切換
スイッチ

膝あげ/膝さげ

スライドさせる

切換
スイッチ

高さ
（頭側）
さげ
スライド
させる

② ハンドルグリップを回すとベッドが動きます。

B

ハンドルグリップを回す方向

頭足高さ

A

B

背があがる

背がさがる

－

高さ（頭側）
がさがる

膝があがる

切換
スイッチ

A

膝がさがる

ハンドルグリップ

73

スライドさせる 緊急時のベッド操作のしかた

3.チェックシート

1 連結ピンの取付け

ブラケット

背アクチュエーター先端の連結ピンは、背アクチュエーター先端の穴とブラケットに差込まれていますか?

□はい差込む

差込む□いいえ ➡ 72 ページ参照

連結ピン
背アクチュエーター

2 連結ピン・スナップピンの取付けスナップピン

ブラケット

連結ピンにスナップピンが確実に差込まれていますか？

□はい□いいえ ➡ 72 ページ参照

差込む

差込む
連結ピン
背アクチュエーター

スナップピン

3 コード類の傷プラグやコード類に傷などがありませんか？

□ない□ある ➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（78 ページ参照）
へ連絡

4 ボードの取付け状況の確認（頭側・足側）

ボードストッパー●● ボード取付金具がボード受金具にしっかりと入っていますか？

●● ボードストッパーがボード受金具の穴に確実

ボード取付金具差込むに掛かっていますか？
●● いちじるしいがたつきがありませんか？
□はい□いいえ ➡ 41ページ参照

ボード受金具74