LA DETECCIÓN DE FALLOS

REDEFINIDA

Decisiones más inteligentes,más rápido.

Krautkrämer USM 100

El nuevo estándar en
detección de fallos
Elegante, pero resistente, el USM 100 deKrautkrämer es un detector de fallos portátil
y muy versátil con capacidades similaresa las de un teléfono inteligente.
Diseñado ergonómicamente para una
facilidad de uso incomparable, cuenta con
una gran pantalla táctil y botones que
permiten un funcionamiento ambidiestro
sin problemas. Las características digitales
incluyen la mejor interfaz de usuario de su
clase que simplifica la configuración, el tiempode capacitación y las actualizaciones.

Es el único detector de fallos en el mercado
construido para un mundo interconectado,que ofrece el lujo de una mayor eficiencia a
través del acceso remoto, la gestión y elalmacenamiento de datos.

Para que su equipo pueda
tomar decisiones más
fundamentadas ycon mayor rapidez.

El primero en la industria:El único detector de fallos nativo digital.
Almacene y acceda a cada detalle en la nube.

Comodidad inigualable

Simplifique sus inspecciones

Ligero y ergonómico, el Krautkrämer USM
100 antepone su bienestar. También esrobusto, versátil y construido para soportar
de manera fiable las condiciones más duras(prueba de caída/vibración con clasificación
IP 67). La pantalla LCD táctil de 7” compatible
para ser utilizada con guantes y visible bajo
cualquier condición de iluminación, evita elcansancio de los ojos. Y su operación con
la mano izquierda o derecha asegura unmanejo cómodo para cualquier operadoren cualquier circunstancia. Todo esto mejora
la facilidad de uso y la confianza del operador,
que en última instancia mejora la fiabilidad
de la inspección ypermite a los operadores completar
cómodamente más inspecciones.

Reduzca el tiempo de inactividad y aumente
la productividad con una interfaz de usuario
inteligente e intuitiva que es fácil de aprendery personalizar. Esto optimiza y acelera sus
inspecciones y la toma de decisiones con
simplicidad digital, sin comprometer lafiabilidad o el rendimiento. Descargue ymodifique las aplicaciones de Waygate
Technologies desde nuestra tienda, asegurando
inspecciones rápidas, consistentes y conformes
para cualquier inspector , en conjunto con
su tecnología actual y futura gracias a lacompatibilidad USB-C. El poderoso software
Mentor App aumenta su control a través deflujos de trabajo personalizados distribuidos
a su flota a través de la Tienda Privada.

Aproveche al máximo su flota
El detector de fallos de nueva generación
cuenta con características digitales
adicionales como:

Disponibilidad de datos

Gestión de datos segura basada en la nubepara transferir, compartir y generar informes
de datos de forma inmediata.

Calibración remota

Enviar un dispositivo para una calibración
anual de fábrica significa que pueda no tenerlo
disponible hasta 2 semanas de tiempo. Sinembargo, con la calibración remota, puede
ser calibrado en sus instalaciones en una hora.

Tienda pública

Descargue aplicaciones o personalice lassuyas propias y actualice su flota en cualquier
momento y lugar.

Interfaz de usuario
intuitiva y moderna

Funcionalidad similar a la de un teléfono inteligente
Los Paneles
guían a losusuarios a
través del flujo
de trabajo en
orden lógico.

Lecturasinteractivas
y dinámicaspara una
configuración
rápida.

Barra decontrol
desplegable
permite un
acceso rápido
a las funciones
más críticas.

Para losparámetros
más importantes,deslice eldedo hacia laderecha sobre labarra lateral.

Máxima excelencia para
verdaderos expertos
El Krautkrämer USM 100 amplia las funciones
ultrasónicas fiables que ya ofrece la serie USM,llevando inspecciones precisas y repetibles a
una nueva era en la de detección de fallos. Los
conjuntos de datos de los precedentes USM
Go+ y USM 36 son compatibles con este nuevo
modelo, facilitando una transición fluida hacia
el futuro.

Características estándar

•DAC/TCG•

DGS

•

CNDAC

•

AWS D1.1/1.5•

JISDACCalibración guiada:

Las calibraciones solicitadas garantizan una secuencia
lógica de operaciones para obtener resultados rápidosy consistentes.

Grabación de datos avanzada:La vista de cuadrícula codificada por colores, con su paleta
adaptable permite una fácil identificación de lecturasde espesor críticas. El almacenamiento A-Scan para cada
medición permite la verificación y el posprocesamientode datos.

Características Premium
Las características premium del USM 100 de Krautkrämer elevan sus inspecciones y capacidadesde detección de fallos, para que pueda escalar a tareas más exigentes y obtener más ingresos.

Promediando

Filtro personalizable

Aplicación iOSPuerta IF/3ª puerta

Elimina las señales de ruido medianteel promedio en tiempo real de A-Scan.

Mejore sus datos de ultrasonido
existentes con imágenes e
información de geolocalizaciónde las muestras de prueba.

Habilita la configuración del filtro
configurable por el usuario

La puerta IF permite el seguimientodel eco de la interfaz y mantiene una
medición TOF consistente.

Herramientas de gestión
y de adquisición de datos		Mentor PC
Con el software de análisis de datos Mentor PC, puede usar todas las herramientas disponibles
en el USM 100 de Krautkrämer directamente en su PC. Cargue, analice e informe cómodamente
sobre los datos de inspección sin tener que comprar o aprender otro paquete de software
especializado.

Mentor PC Live
Aproveche la potencia de procesamiento de su tableta o PC para usar el USM 100 de forma
remota con el software Mentor PC Live. De esta manera, los datos se almacenan directamente enel dispositivo y se pueden reenviar a aplicaciones de terceros.

Mentor Create
Este software de escritorio le permite personalizar o crear "aplicaciones" de inspección para sus
procedimientos de inspección singulares o aplicaciones industriales. Estos pueden ser tan
detallados o genéricos como mejor le convenga.

InspectionWorks:

La nueva forma inteligente de adquirir, analizar y actuar sobre los datos
de inspección
Recopile, conecte, integre y comparta
datos NDT en una plataforma única, seguray escalable.
Enriquezca sus datos y obtenga informaciónútil con motores de inteligencia artificial y deeplearning que lo ayudarán a tomar mejores
decisiones, y más rápidamente.

Optimice los flujos de trabajo y los procesosde inspección y colabore fácilmente entre
equipos, incluso de forma remota.
Mejore el rendimiento y el tiempo de actividad
de su flota de END con monitoreo ydiagnóstico remotos.

Elevando el listón delas aplicaciones deinspección industrial

Pocas herramientas de inspección son más versátiles que el USM 100 portátil de Krautkrämer,construido para abordar una amplia gama de desafíos de inspección. Realice inspecciones
completas y precisas en activos industriales, luego enriquezca sus datos de inspección con
imágenes y geolocalización para mejorar la trazabilidad y los informes.

Soldadura
Diversos requisitos de segmentos cruzados y
una variada cantidad de materiales y códigos
de inspección hacen que la Inspección desoldadura sea uno de los campos deinspección más diversos y complejos. El USM 100
de Krautkrämer no solo tiene excelentes
capacidades de software y hardware paracada tipo de inspección de soldadura, también
cuenta con un flujo de trabajo de inspección
guiada para inspecciones y calibraciones
simples, rápidas y consistentes.

• DAC/TCG, AWS, DGS, JISDAC, CDNAC:
proporcionan una amplia capacidad dedimensionamiento de defectos• Con un rango de amplitud del 400%: evita laseñal saturada mientras trabaja con niveles
de ganancia de escaneo• Aplicaciones ASME/AWS: proporcionan un
flujo de trabajo de inspección optimizado
para lograr inspecciones que cumplen con
el código.
• Tramo (leg) de color: para una fácil
visualización de los saltos de hazComposites
La propagación de ondas complejas, ladispersión aleatoria y una alta atenuación
pueden reducir la probabilidad de detección
al inspeccionar materiales compuestos . El
Krautkrämer USM 100 ofrece funciones
específicas para hacer frente a estos desafíos:• Puerta IF: para inspecciones con columna
de agua o con cuña flexible• Filtro personalizable: permite ajustar los filtros
para optimizar la resolución de la superficie
cercana y la relación S/N• Ancho de banda de hasta 0,2 MHz y anchode pulso de 2500 ns para la inspección delas líneas de unión de las palas enaerogeneradores• Curva TCG de pendiente alta (90 dB/40 ns):
para la inspección de materiales altamente
atenuantes como el caucho y para la
optimización de la resolución de la superficie
cercana durante las pruebas por inmersión

Corrosión
Los métodos de acceso tradicionales, como
andamios, cestas de grúas, ascensores oelevadores de personal, aumentan laexposición al riesgo, y agregan gastos
significativos a los proyectos. Si bien el acceso
mediante cuerdas es un método eficaz para lainspección de la corrosión, se hace necesario
un detector de fallos ligero y ergonómico que
se pueda operar únicamente con una mano.
El USM 100 de Krautkrämer pesa solo 1,2 kg y sepuede manejar ergonómicamente con una
sola mano, dejando la otra libre para la
manipulación del palpador.

Ferrocarril
Cuando estas siempre en movimiento,
necesitas un detector de fallos que se mueva
contigo. Nuestra interfaz de usuario
personalizable hace fácil y simple la adición
y eliminación de conjuntos de funciones,lo que es ideal para adaptar el flujo detrabajo de inspección a los ferrocarriles.
• El generador de pulsos de onda cuadrada
permite una excelente penetración acústicay señal a ruido• La operación con el botón táctil permite un
funcionamiento fiable en todas lascondiciones climáticas• Aplicación para geolocalización• Grabador de datos avanzado: para unregistro rápido y eficiente de CML• Puerta IF: para inspecciones con columnade agua o con una cuña flexible• Frecuencia de digitalización de 400 MHz:permite la medición de espesores dealta resolución• Rango de amplitud del 400% : evita lasaturación de la señal mientras trabaja con
niveles de ganancia de escaneo para una
mayor sensibilidad

Especificaciones
GeneralPuertasTamañoancho 216 mm, alto 138 mm,profundidad 60 mm

Numero de puertas

3 (una puede usarse como
puerta de interfaz*)Peso

1,2 kg (incluidas dos baterías)

Modos de medición

Voltaje de suministro de entrada

15 vflanco, pico, cruce en cero antes
y después, flanco J, primer pico

Duración de la batería en funcionamiento

5hNúmero y tipo de baterías

2 paquetes de baterías de Iones deLitio, 1 para intercambio en caliente

Consumo máximo de energía

45 W

Cumplimiento del estándar UT

ISO 22232-1

IdiomasInglés, alemán, español, francés,chino, japonés, etc.

Operación

Pantalla táctil o teclas(operación con la mano izquierda o con la derecha)

Características de todas las puertas:
Umbralde 5 % a 95 % (incrementos de 1 %)Iniciode 1 a 27000 mm (acero)Ancho

de 1 a 27000 mm (acero)Resolución de TOF

2,5 nsUnidades de medida

mm, pulgadas, %, dB

Modos de evaluación

TCG, DAC, DGS, AWS, dB REF,
JISDAC, CNDAC

Procedimientos de calibraciónpara palpadores de haz recto
y angulares

Adquisición de datos

PantallaTamaño y resolución de pantalla

7 pulgadas de ancho,
1024 x 600 píxeles, pantalla táctil

Rango de velocidades del sonido

250 m/s a 16000 m/s

Vistas disponibles

A, B*,C*

Base de tiempo:

Número máximo de muestras porA-scan

1024 puntos

Almacenamiento de datos, interno

64 GB

Tamaño del registro de datos

10000 (puntos que incluye A-scan)

Retraso-10 µs a 3500 µs

Salidas / entradas

Profundidad

De 3 mm a 27.000 mm (acero)

Entrada de alimentación

Lemo 0S

Frecuencia de digitalización

100 MHz

Conectores de palpador

Lemo 00

Frecuencia de digitalización con
procesamiento

400 MHz

Conector de interfaz

Lemo 1B, 14 clavijas (Salidas: 1 alarma*(bocina), 1 análogo, disparador*
Entradas: 2 codificadores, 1 inicio/finalización)

USB 2.0

Tipo A (también para dongle Wifi)

USB 3.0

Tipo C (también para salida de video)

Transmisor
Modosdual, pulso eco, transmisión

Frecuencias de repetición de pulsos

10 hasta 2000 Hz

Forma del pulso emisor

pulso unipolar negativo

Voltaje del transmisor

50 V - 350 V (incrementos de 10 V)

Duración

De 40 ns a 2500 ns SW(incrementos de 5 ns)

Amortiguamiento

50 Ω y 400 Ω

Receptor

Datos ambientales
Grado de protección

IP 67

Temperatura de almacenamiento-20 °C hasta 70 °C

Temperatura de funcionamiento-10 °C hasta 50 °C

ImpactoIEC 60068-2-27

Vibraciones

IEC 60068-2-6

Humedad

EN 60068-2-30:2005 Abs.
5a y 7.3 Variante 2Voltaje máximo de entrada

40Vpp

Respuesta en frecuencia

0,2 MHz a 30 MHz (- 3 dB)

EMC

EN 61326-1, EN 55011

Filtros

12 filtros pasabanda o pasa altos

Directiva de bajo voltaje

IEC 61010

Rango de ganancia

110 dB (incrementos de 0,2 dB)

Corrección de Ganancia contra elTiempo (TCG)

16 puntos, 80 dB de rango dinámico,
90 dB/40 ns de pendiente

Intercomunicación entre transmisor yreceptor>80 dB

Promedio de señal

2, 4, 8, 16, 32

Linealidad de visualización vertical+/- 2%

Nota:* Disponible solo en modelos seleccionados.

Configuraciones
Características

USM 100
Estándar

USM 100
Estándar con
certificado ISO

USM 100
Pro

USM 100
Pro concertificado ISO

USM 100
Digital

USM 100
Digital con
certificado ISO

Part Number

150M5734

150M5734C

150M5735

150M5735C

150M5736

150M5736C

Certificado ISO 22232-1

X

X

X

Tercera puerta/Puerta IFX

XXX

B-Scan codificado*X

X

X

X

C-Scan codificado*

X

X

X

X

Filtro personalizable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

USM Client: aplicación para iOS
M.PC Live
Promedio de la forma de onda
200%

200%

400%

400%

400%

400%

Aplicaciones en el
dispositivo

Saturación de A-Scanmáximo
3 aplicaciones

máximo3 aplicaciones

ilimitado

ilimitado

ilimitado

ilimitado

Paquete Digital

PruebaPruebaPruebaPruebaSuscripción

Suscripción

Disponibilidad de datos deIW INSIGHT

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

1 año

1 año

Gestión de flotas deIW INSIGHT

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

1 año

1 año

Almacenamiento público/privado deIW STORE

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

1 año

1 año

Colaboración remota deIW CONNECT

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

1 año

1 año

DAC/TCG

X

X

X

X

X

X

JISDAC

X

X

X

X

X

X

CNDAC

X

X

X

X

X

X

Tramo (leg) de color

X

X

X

X

X

X

Pulso de onda cuadrada

X

X

X

X

X

X

AWS D1.1/D1.5

X

X

X

X

X

X

DGS

X

X

X

X

X

X

Phantom PRF*

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BEA (Back EchoAttenautor) - Atenuador de eco de fondo*

X

X

X

X

X

X

Salida analógica*

X

X

X

X

X

X

API 5UE*

X

X

X

X

X

X

Calibraciones guiadas

X

X

X

X

X

X

Escritorio remoto

X

X

X

X

X

X

Interfaz de pantalla táctil

X

X

X

X

X

X

Timed B/C-Scan*

X

X

X

X

X

X

WiFi

O

O

O

O

O

O

Calibración remota(no EN)*OO

O

O

O

O

Grabador de datos avanzado

Nota:* Conjuntos de funciones futuras
O (características opcionales)(1)
No disponible para todos los países

Accesorios Opcionales•

Concentrador USB C (148M5843) Adaptador multipuerto(1)•Router WiFi (151M4752) Router WiFi para inspección remota (solo disponible para la UE)•••

Dongle WiFi (148M5844) Dongle WiFi externo(1)Soporte de imán (148M5852) Soporte de tubo magnético desmontable
Funda de cinturón (148M5854) Funda de cinturón opcionalUn legado basado en
la confiabilidad

Somos pioneros en la tecnología de ultrasonido industrial desde hace más de70 años. La marca Krautkrämer se construyó sobre la base de una reputación
en excelencia, un testimonio de la confianza que puede esperar al usar
nuestros productos, sabiendo que cada componente es fiable y está
construido para durar.
El USM 100 de Krautkrämer lleva este mismo ADN al futuro, combinando nuestra
mejor calidad de detección con una conectividad inigualable.

Póngase en contacto con el representante comercial
de su zona para obtener más información
Waygate Technologies, anteriormente GE Inspection Technologies,
es un líder mundial en soluciones de END con más de 125 años
de experiencia en garantizar calidad, seguridad y productividad.
Derechos de autor 2021 Baker Hughes Company.
Todos los derechos reservados.
BHCS39096-ES 		(10/2021)

waygate-tech.com