SA-A1は、さまざまなフィールドで最適な計測が可能です
ケーブル配線が困難であった現場などでも無線を使用すれば計測が簡単に！

● カラー液晶タッチパネル搭載で直観的な操作性● 現場測定で最適なB5サイズ。
さらにアンプ、電池を含んで１．
２ kgの軽量設計● 取り外し可能な充電式リチウムイオンバッテリを採用。
現場でバッテリ交換が可能● 本体部は防水等級IP54に対応● 無線計測にも対応。
現場でのケーブルの引き回しが不要にプラットフォーム（本体）とアンプ

SA-A1B2（2チャンネル）SA-A1B4（4チャンネル）マイクロホンや圧電式加速度ピックアップの直接接続が可能（CCLD 搭載）

多機能計測システム
SA-A12

接続図
プラットフォームにアンプを直接ドッキングした接続例
1/2インチエレクトレット
マイクロホン

プリアンプ NH-22A

UC-52/57/59

BNC-BNC
同軸ケーブルEC-90シリーズ

4チャンネルアンプ

2チャンネルアンプ

SA-A1B4（入力4チャンネル＋回転パルス入力）

SA-A1B2（入力2チャンネル＋回転パルス入力）

分析プログラム※CCLD 4 mAにアンプの改造が必要1インチ音場型エレクトレット
マイクロホン（プリアンプ付き）

BNC-BNC同軸ケーブル
EC-90シリーズ

加速度ピックアップ

PV-91C/90T/97I（3方向）※

ピックアップ用コード
VP-51シリーズ

回転パルス入力／
汎用DC入力FFT分析

BNCアダプタ

VP-52C

アンプ内蔵

加速度ピックアップ

波形収録

オクターブバンド分析

UC-35P

ピックアップ用コード
VP-51シリーズ

PV-08A/85/90H など

チャージコンバータ

VP-40

ACアダプタNE-20PA（付属）

音声メモ入力端子

ピックアップ用コード
VP-51シリーズ

LAN端子
USB(mini B)

加速度ピックアップ

PV-08A/85/90H など

圧電式加速度
ピックアップ（3方向）チャージコンバータ
VP-42※３方向ピックの場合それぞれに使用する
VP-52C、VP-40は３個必要

PV-97C※/93※

BNCアダプタ

VP-52C

モニタ出力端子USB(Type A)

Ｉ/Ｏ端子

チャージコンバータ

VP-40

SDカード（最大32 GB）

騒音計

振動計

振動レベル計

インパルス
ハンマ

回転・歪み・温度 など

充電式リチウムイオンバッテリ無線ドックにアンプをドッキングした無線通信の接続例
卓上スタンド外付バッテリ

無線ドック（SA-A1背面用）（イメージ）

SA-A1WD＋

SA-A1
波形処理ソフトウエア※※コンピュータで処理

アンプ

SA-A1B4/B2

AS-70
CAT-WAVE※最大４ユニットまで同時使用可能

3

無線計測
ケーブルの引き回しが難しい現場での計測に最適
無線ドックとアンプを使用することにより、プラットフォーム（本体）は、離れた場所で測定が可能

無線

無線ドック

SA-A1WD

アンプは4チャンネルまたは2チャンネル対応

入力

4チャンネル/2チャンネル（SA-A1B4/B2別途必要）

プラットフォームへの信号転送
LAN 端子無線

Ethernet 100BASE-TX

連続測定時間（23 ℃、無線状態が良好の場合）
アルカリ電池SA-A1WD＋SA-A1B4/B2装着時

WLAN（IEEE802.11a/b/g/n）
約50 m※

メモリ

SDカード（SDHC対応、最大３２ GB）
オプション

電源

単3形乾電池8本（アルカリもしくはニッケル水素）、AC アダプタ（オプション）

大きさ・重さ約42（H）
×193（W）
×95（D）mm・約500 g（電池含む・アンプ部分除く）

防水

ｴP54相当（本体と同じ）※使用状況により異なります

ニッケル水素充電池

無線転送距離使用アプリケーション CCLD
アンプ
連続測定
連続測定時間定時間
SX-A1WROFF
SA-A1B4
8 時間 以上
SX-A1WRON
SA-A1B2
8 時間 以上
SX-A1WRON
SA-A1B4
6.5 時間 以上
SX-A1RTON
SA-A1B4
6 時間 以上※アルカリ電池が新品状態の場合
使用アプリケーション CCLD
アンプ
SX-A1WR
OFF SA-A1B4
SX-A1WRON
SA-A1B2
SX-A1WRON
SA-A1B4
SX-A1RTON
SA-A1B4

連続測定
連続測定時間
定時間
11 時間 以上
10 時間 以上
9 時間 以上
8 時間 以上※充電池が満充電かつ新品状態の場合※使用状況により異なります4無線システムの接続例（SA-A1WD）
無線測定システム

遠隔システム（LAN）

無線LANを使用してSA-A1とアンプを1：1で接続
測定は、SA-A1WDに装着したアンプで行う

LANケーブルを使用してSA-A1とアンプを1：1で接続
測定は、SA-A1WDに装着したアンプで行う

LANケーブル
無線LAN

SA-A1WD

SA-A1

SA-A1WD

SA-A1

多点遠隔測定システム
SA-A1と複数のアンプを1：2〜4で接続
SA-A1にドッキングしたアンプを含め、最大4台まで同時に接続可能
無線LAN、有線LANが混在した環境でも測定が可能

SA-A1とアンプ（無線接続）3台+アンプ（有線接続）1台の例

SA-A1にアンプ1台をドッキング+アンプ（無線接続）2台+アンプ（有線接続）1台の例

無線LAN

無線LAN
有線LAN

SA-A1WD

有線LAN

SA-A1WD

SA-A1
SA-A1WD

無線LAN

SA-A1WD

SA-A1WD

アンプ

無線LAN
測定ネットワーク

SA-A1WD

SA-A1
無線LAN

SA-A1WD

測定ネットワーク

5

FFT分析プログラムSX-A1FT

時間波形

FFT分析

１フレーム分（FFT分析点数）の時間波形が表示されます。
波形収録したデータの場合、収録した時間波形を表示することができ、再分析を行うことも可能です。

入力信号を高速フーリエ変換（FFT）することにより、信号のもつ規則性を見い出し、信号に含まれている周波数分析を行います。特に、自動車・家電製品の品質評価、設備診断・異音検出など音響・振動の信号分析に幅広く使用されます。

6

伝達関数

再演算

伝達関数は、入力信号と出力信号の関係を周波数領域で示しており、振幅と位相が求められます。SA-A1にはこの種の演算として他にコヒーレンス関数とクロススペクトルがあります。

SA-A1で波形収録したWAVE形式の波形データは、SX-A1FTによりFFT分析をすることができます。

FFT分析プログラム SX-A1FT
リアルタイム分析処理全般

平均・その他演算

リニア、指数、MAX

演算概要

FFT分析

平均回数

1〜1 024チャンネル数

4チャンネル

再分析処理全般

波形収録機能トリガ

分析と同時に波形収録が可能

演算概要

波形収録したデータをFFT分析

トリガモードフリー、シングル、
リピートチャンネル数

4チャンネルトリガソース

波形、外部、回転速度

演算関数

1フレームの時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル、トリガポジションー以内（Nは分析点数）±2

N

伝達関数、コヒーレンス

演算関数

1フレームの時間領域波形、パワースペクトル、

窓関数

レクタンギュラ、ハニング、フラットトップ、指数、
フォース

クロススペクトル、
伝達関数、
コヒーレンス

分析点数

256、
５１２、
1 024、
2 048、
4 096、
8 192、

窓関数

レクタンギュラ、ハニング、フラットトップ、指数、
フォース

分析周波数

20 kHz、
１０ kHz、5 kHz、2 kHz、1 kHz、

オーバラップ率

0 %、25 %、50 %、75 %500 Hz、
２００ Hz、
100 Hz

平均・その他演算

リニア、
指数、
MAX

256、
５１２、
1 024、2 048、
4 096、

平均回数

分析点数

8 192、
16 384※１※1 波形収録機能使用時は分析点数16 384は設定不可

16 384、
32 768

ファイル形式1〜1 024（最大、表示する時間波形により制限あり）
バイナリファイル※２※2 SA-A1ファイルコンバータ（付属）によりテキストファイルに変換することが可能

7

1/3オクターブバンド分析プログラムSX-A1RT

計量法施行規則第38条別表第四＊に記載の1/3オクターブバンド分析器（音圧レベル・振動加速度レベル）の仕様に適合します。
＊（計量証明事業登録に必要な機器一覧）

オクターブバンド分析

リコール演算騒音レベルや振動レベルの評価・対策を目的とした分析には、人間の感覚に対応させやすいオクターブバンド分析（オクターブバンド、1/3オクターブバンド）が一般的に使用されます。
画面は1/3オクターブバンド分析時のグラフと数値を同時に表示しています。

オクターブバンド分析時のストアデータを呼び出した表示画面です（リコール画面）。このストアデータから時間区間を指定しての2次演算も可能です。

４チャンネル測定のオクターブバンド分析画面

1/3オクターブバンド分析プログラム SX-A1RT
適合規格

JIS C 1513-1: 2020 クラス1、IEC 61260-1: 2014 class1、
ANSI/ASA S1.11-2014/Part 1 class 1

バンドフィルタ中心周波数・バンド数およびチャンネル数
オクターブバンド０．
５〜１６ ０００ Ｈｚ １６バンド 最大４チャンネル

１/３オクターブバンド０．
４〜２０ ０００ Ｈｚ ４８バンド 最大3チャンネル

瞬時値データ（100 ms毎）
演算値データ

時間平均レベルLeq、
時間重み付きレベルの最大値Lmax
時間重み付きレベルLp、時間平均レベルLeq、暴露レベルLE、
時間重み付きレベルの最大値Lmax、時間率レベルLN（05、10、50、90、95）
を最大5個ストアモードオート、
マニュアル

時間重み付け特性

F（速い）、
６３０ ms、S
（遅い）
、
１０ｓ

周波数重み付け特性

A、Ｃ、
Ｚ

トリガ

トリガモードフリー、シングル、リピート（ストアモードがオートの時のみ）

トリガ対象

ＡＰレベル、バンドレベル、外部、
タイム

ファイル形式

環境計測データ管理
ソフトウェア（オクターブ・1/3オクターブデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60RT■1/3オクターブバンド分析プログラム
SX-A1RTで測定したデータをコンピュータで管理することが可能■オートストアデータおよび実音ファイルを取り込み、オクターブ分析結果のグラフ表示・各種演算が可能■オールパス値は、帳票の作成も可能

バイナリファイル※※SA-A1ファイルコンバータ（付属）によりテキストファイルに変換することが可能

8

波形収録プログラムSX-A1WR
波形収録プログラム SX-A1WR（SA-A1本体に搭載）

波形収録
時間波形をSDカードに保存できます。
収録可能な時間は入力チャンネル数と周波数レンジで決まります。
※最大収録時間（2チャンネル、20 kHzレンジ、16 bit使用時）● 32 GB SDカード：42時間40分● 2 GB SDカード：2時間40分

収録チャンネル数

４チャンネル＋回転パルスまたは汎用DC

周波数レンジ

２０ kHz、１０ kHz、５ kHz、
１ kHz、
５００ Hz、
１００ Hz

量子化ビット数

16 bit/24 bit

トリガ

トリガモードフリー、
シングル、リピート

トリガ対象

波形、タイム、外部

音声メモマーカー機能あり

モニタアウト（再生）

収録データを再生して試聴可（20 kHz、10 kHz、5 kHzのみ）

ファイル形式WAVEファイル

波形処理ソフトウェアAS-70■ CPU : Intel Core i5 2 GHz相当以上■ RAM : 2 GB以上、推奨 ４ GB
■ HDD : 20 GB以上
（空き容量）、
推奨100 ＧＢ以上
■ DISPLAY : XGA（1 024×768ピクセル）
以上■ 対応OS : Microsoft Windows 10 Pro 64 bit、
11 Pro 64 bit

波形処理ソフトウェア
SX-A1WRで収録したデータは各種ソフトで表示・分析が可能

波形分析ソフト CAT-WAVE■ CPU : Intel Core i5/i7 1.4 GHz以上（Core2 Duo 2 GHz以上） ■ RAM : 2 GB以上
■ HDD : 60 GB以上
（空き容量）■ DISPLAY : SXGA
（1 280×1 024ピクセル）以上■ 対応OS : Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit、
10 Pro 64 bit

波形処理ソフトウェア オプション
AS-70

希望小売価格（税別）200,000円

波形分析ソフト オプション [本製品はキャテック株式会社の製品です]
CAT-WAVE 希望小売価格（税別）250,000円

仕様

波形分析
FFT分析

演算

仕様

最大値、最小値、平均値、実効値、波形分析

分散、微積分、HPF、LPF

ファイル出力分析点数

32〜65 536ポイント

表示データ

パワースペクトル、分析点数

64〜32 768ポイント

表示データ

パワースペクトル、クロススペクトル、伝達関数（振幅）、スペクトログラム

伝達関数（位相）、コヒーレンス関数、

適合規格

JIS C 1513-1: 2020
（IEC 61

パワースペクトルマップ、スペクトル領域での微積分

260-1：2014）
クラス１のフィルタ

オクターブ

分析周波数

オクターブバンド

バンド分析

バンド分析

0.5 Hz〜１６ kHz、1/3 オクターブバンド

適合規格

JIS C 1513-1 : 2020（IEC 61260-1：

分析周波数オクターブバンド 0.5 Hz〜8 kHz、範囲

1/3オクターブバンド 0.4 Hz〜10 kHz、2014）
クラス１のフィルタ

0.4 Hz〜２0 kHz

周波数分析画面例

時間軸拡大縮小、微積分
WAVE形式（ch分割、区間指定が可能）/
CSV形式（区間指定が可能）/JPEG

FFT分析

パワースペクトル密度、オクターブ

表示機能

時間重み付け特性

10 ms、F（速い）、630 ms、S（遅い）、10 s

周波数重み付け特性

Z、A、C、G、ＣｔｏＡ、

1/12オクターブバンド 0.36 Hz〜11 kHz

スペクトルマップ画面例

時間重み付け特性

1 ms、10 ms、35 ms、F（速い）、

周波数重み付け特性

FLAT、A、C

630 ms、S（遅い）、10 s

Lvx（ 鉛直特性）、Lvxy（水平特性）

9

多機能計
多機能計測システム
SA
SA-A1
専用ホー
専用ホームページはこち
こちらから

測定例
振動の測定
SA-A1に加速度ピックアップを接続すると振動を測定できます。入力は最大で４チャンネルなので、３方向同時測定や複数箇所の同時測定・分析が簡単に行えます。

騒音・振動と回転速度の測定

騒音レベルと振動レベルの測定と分析

SA-A1には騒音・振動入力のほかに回転パルス入力端子があり、騒音や振動と回転速度を同時に測定・分析ができます。

SA-A1に騒音計や振動レベル計を接続すると、騒音レベルと振動レベルの同時測定ができます。必要に応じて周波数分析も可能です。

マイクロホン
SA-A1
SA-A1

固有振動数の測定
SA-A1にインパルスハンマと加速度ピックアップを接続すると、固有振動数や伝達関数を測定できます。無線ドックを使用すると、ハンマとSA-A1をつなぐケーブルが不要になり作業効率がアップします。
SA-A1

SA-A1

騒音計
2/4チャンネル
アンプ

振動レベル計無線ドック

騒音の多チャンネル測定

室間遮音の測定

SA-A1と無線ドックを使用すると道路や鉄道の上下線で同時に騒音測定ができます。測定データを無線で送信するため、上下線2地点からのケーブル延長は不要になり、測定が簡素化できます。

SA-A1と雑音発生器（およびスピーカ）を使用
すると、室間の遮音測定ができます。無線ドックを使用すると、室間に敷設するケーブルは不要になり、測定が簡素化できます。

※すべての環境において無線が通じることを保証するものではありません※無線通信は、使用状況により異なります。

2/4チャンネルアンプ

無線ドック
SA-A1

騒音計

マイクロホン

2/4チャンネル
アンプ

SA-A1の1/3オクターブ分析プログ
ラムSX-A1RTを使用すると、オートス
トア機能により、オクターブバンド、1/3オクターブバンド分析結果を連続保存できます。

波形収録機能とAS-70による処理
SA-A1の波形収録プログラム
SX-A1WRを使用すると、音・振動をはじめ、様々な電圧信号の波形をWAVEファイルとして記録できます。

マイクロホン
スピーカ

騒音計

オクターブバンドのオートストア機能とAS-60RTによる処理

2/4チャンネル
アンプ

2/4チャンネル
アンプ

無線ドック

無線ドック

分析データ

SA-A1

無線ドック
パワーアンプ
SF-06

10

NC値の測定システム
SA-A1の1/3オクターブ分析プログラム
SX-A1RTを使用すると、NC値の測定ができます。

測定の人員を削減できる
無線測定システム

ケーブル敷設不要かつ遠隔測定操作可能な無線測定システム

危険な現場などで安全を確保できる
無線測定システム

建機の騒音・振動測定において、従来は建機を操作する人と測定器を操作する人を分ける

SA-A1に無線ドックSA-A1WDを使用することで、延長ケーブルの敷設・回収の手間を大幅に低減することができます。また、ケーブルを減らすことで測定機材の運搬時の負担も軽減することができます。

SA-A1に無線ドックSA-A1WDを使用することで、近づいて測定するには危険な場所、足元が不安定な場所、温度や騒音環境が悪い場所などで、これらの場所から離れて測定することができるため、作業者の安全に配慮した測定が可能となります。

必要がありましたが、SA-A1の無線機能を用いることで建機のオペレータが測定器を操作することも可能になります。

マイクロホン

マイクロホン

マイクロホン

マイクロホン

SA-A1WD
SA-A1WD

SA-A1
SA-A1WD

2/4チャンネル
アンプ

SA-A1

無線ドック

SA-A1WD

SA-A1のプログラム例
振動分析プログラム

判定プログラム

オーダートラッキングプログラム

希望小売価格（税別） 300,000円

希望小売価格（税別） 200,000円（本製品はキャテック株式会社の製品です）

振動測定の機能を付加するプログラム

生産・検査ラインで発生する異音や

SX-A1VAFFT分析と同時に波形収録

無線ドック
SA-A1

FFT分析と同時波形収録
SA-A1のFFT分析プログラムSX-A1FTを使用すると、音・振動をはじめ、様々な電圧
信 号 の 波 形 を F F T 分 析 す ると同 時 にWAVEファイルとして記録できます。

2/4チャンネル
アンプ●

振 動計 測の基 本的な機能を有し、産業 機械の設備診断や傾向管理が行える●

FFT分析機能やエンベロープ処理機能を用いた精密診断なども可能

SX-A1CMP

異常振動などを検出し良否を判定● FFTの分析結果に、判定窓を設定して良否判定する判定窓方式

CAT-SAA1-ORDTRK

希望小売価格（税別） 300,000円

回転数の変化に応じた騒音または振動の状態を把握して共振現象の原因を究明● 収録した機械の回転数データと騒音と振動の波形データを使用して自動分析

SA-A1

マイクロホン
SA-A1

振動測定範囲2
加速度：0.02〜141.4 m/s（rms）（PV-57I接続時） 速度：0.2〜141.4 mm/s（rms, 159.15 Hz時）
変位：0.02〜40.0 mm（EQ peak-peak, 15.915 Hz時）

2/4チャンネル
アンプ

無線ドック

FFT分析モード

パワースペクトル 1フレームの時間波形

周波数レンジ

100 Hz、200 Hz、
500 Hz、
1 kHz、

分析ライン数

200、400、800、
1 600、
3 200

2 kHz、
5 kHz、
10 kHz、
20 kHz11

仕様
プラットフォーム
（本体＋アンプ）
入力部
増幅部
A/D変換部 表示部 入出力部

この製品の防水性能はIP54（防塵形・防まつ形）に適合します。

４チャンネル（２チャンネル）、BNCコネクタ、CCLD、AC/DC

最大入力電圧

±13 V

無線ドック

SA-A1WD

200,000円

CCLD 2 mA

24 V（4 mA ファクトリオプション）

外付バッテリ

SA-A1S3７

110,000円

周波数範囲

DC〜20 kHzまたは0.25 Hz〜20 kHz

充電式リチウムイオンバッテリ（交換用）

SAA1S38

６3,000円

入力レンジ−40 dB〜20 dB、20 dBステップ 0 dB ref. 1 Vrms

ACアダプタNE-20PA11,000円

自己雑音

レンジフルスケール −85 dB 以下（0 dBレンジ、APレベル）

SDカード 32 GB

MC-32SP3

100,000円

ダイナミックレンジ

100 dB 以上（0 dBレンジ、fs＝51.2 kHz、400ラインFFTのノイズレベル）

SDカード 2 GB

MC-20SD2

30,000円

チャンネル間位相差±1 °以内（1 Hz 〜 20 kHz、0 dBレンジ時）

音声メモ用マイクBSHSM03BK

２,100円A/D変換器24 bit Σ-Δ型、同時サンプリング

モニタ用イヤホン

ATH-C320-BK

７,500円

サンプリング周波数

51.2 kHz、
25.6 kHz、
12.8 kHz、
5.12 kHz、2.56 kHz、

肩掛けバンド

VA-12015

２,100円

1.28 kHz、
512 Hz、
256 Hz

キャリングケース

SAA10660

19,000円

品

名型式

希望小売価格（税別）

10.1 inch TFT color LCD 1 280 x 800 pixels 透過型

液晶保護シート

59SA5000

５,500円タッチパネルマルチタッチ（2点） 投影型静電容量式

SA-A1用卓上スタンド

SA-A1S36

16,000円
16,000円

USB

USB A x 1、mini B x 1

SA-A1WD用縦置きスタンド

SA-A1S２９

モニタ出力端子あり φ3.5 ステレオミニジャック

CCLD 4 mA 改造（ファクトリオプション）

SA-A1B2用

84,000円

ＳＤカードスロット

あり（SDHC対応、最大32 GB、SDカード オプション）

CCLD 4 mA 改造（ファクトリオプション）

SA-A1B4用

１1０,000円

チャンネル数

１チャンネル、
BNCコネクタ

入力電圧範囲回転
H-Lスレッショルドレベル
パルス
測定回転速度レンジ

0〜12 V、
オープンコレクタ対応、
内部プルアップ3.3V（プルアップ抵抗1ｋΩ）
5 000 pulse/s

SA-A1 2チャンネルFFTパッケージ

SA-A1FTB21,000,000円

A/D変換
汎用DC入力 サンプリング周波数

10 bit 逐次比較型

SA-A1 4チャンネルFFTパッケージ

SA-A1FTB41,100,000円

約１０ HzSA-A1 2チャンネルオクターブパッケージ

SA-A1RTB2

1,100,000円

外部トリガ

オープンコレクタ対応、
内部プルアップ 3.3 V

SA-A1 4チャンネルオクターブパッケージ

SA-A1RTB4

1,200,000円

電源

充電式リチウムイオンバッテリ（電池寿命 約4時間 使用条件による）、ＡＣアダプタ

SA-A1 2チャンネルFFTオクターブパッケージ

SA-A1FTRTB2

1,200,000円

大きさ・重さ４0（H)×275（W)×188（D）
mm・

SA-A1 4チャンネルFFTオクターブパッケージ

SA-A1FTRTB4

1,300,000円

SA-A1：1 200 g（バッテリ280 g含む、
SA-A1B4装着時）

SA-A1 ２チャンネル振動分析パッケージ

SA-A1VAB2

1,100,000円
1,200,000円

回転パルス／汎用DC入力端子防水に関するご注意
ご使用の際は側 面コネクタ部のカバーが、確実に閉じているかご確認ください。
防水性能を維持するために、2年に1度筐体内部のパッキン、バンパーおよびカバーを交換する必要があります
（有料）。

オプション
チャンネル数

SA-A1パッケージ価格、プログラム価格
品 名

2.5 V

型 式

希望小売価格（税別）

防水等級

ｴP54相当SA-A1 ４チャンネル振動分析パッケージ

SA-A1VAB4

使用温湿度範囲−10 ℃〜50 ℃（ACアダプタ使用時）、９０ ％RH以下（結露のないこと）

２チャンネル無線パッケージ

SA-A1WDB2

60０，０００円

付属品

充電式リチウムイオンバッテリBP-30 x 1、ACアダプタNE-20PA x 1、4チャンネル無線パッケージ

SA-A1WDB4

70０，０００円

SA-A1ファイルコンバータ、
AS-70 Viewer

FFT分析プログラム

SX-A1FT

200,000円

1/3オクターブバンド分析プログラム

SX-A1RT

300,000円

振動分析プログラム

SX-A1VA

300,000円※波形収録プログラムSX-A1WRはSA-A1本体に搭載
当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566 当社の休日および土・日・祝日を除く 9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

1309-18 2403.P.D

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号

FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

TEL.092-281-5366

上海理音科技有限公司

FAX.092-291-2847

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正の 〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
お問い合わせ窓口 TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458