SPECIFICATION SHEET
パネル型導電率計変換器

WBM−100型

小型で軽量なパネル取付け型の導電率計変換器（調節計）です。
超純水から工場排水までの広い測定範囲と，−5〜120℃までの広い温度補償範囲に対応できます。
伝送出力（DC 4〜20mA）と調節（警報）出力（2回路C接点），また試料水温度表示などの機能を有しています。

特長○ コンパクトDlN96サイズです。

96mm×96mm（DIN規格）×145mmという小型軽量です。
標準仕様○ 温度−5〜120℃まで測定できます。

超純水の熱水殺菌処理工程付近での測定も可能です。
○ 電源はAC 85〜265V，50/60Hzのフリー電源です。
○ 温度も表示することができます。

各測定点で電気伝導率と同時に水温を確認することができます。
○ セル定数調節機能付きです。

検出器を交換した場合，キー操作でセル定数を調整することによって正確な測定ができます。
○ 2点の調節点を設定できます。

測定範囲内において任意に調節点が 2点設定できます。
警報が発生するとアラーム表示と共に，無電圧接点を出力します。
○ 伝送出力は絶縁型のDC 4〜20mAです。

入出力絶縁型ですから，あらゆる外部接続機器に対応できます。

構成

図
＜現検出器

A6型

製
品
名：パネル型導電率計変換器
型
名：WBM−100
測 定 範 囲：セル定数4種類の中から選択することにより，次の1〜4タイプ選択指定。
〔セル定数〕
表 示…1 0〜20μS/cm（3レンジ）（0〜0.2/0〜2/0〜20μS/cm） 〔0.01/cm〕
2 0〜200μS/cm（0〜2/0〜20/0〜200μS/cm） 〔 0.1/cm〕
3 0〜2000μS/cm（0〜20/0〜200/0〜2000μS/cm）〔 1.0/cm〕
4 0〜20mS/cm（0〜0.2/0〜2/0〜20mS/cm） 〔10.0/cm〕
出 力…任意設定，但し設定幅は測定レンジの25％以上
温 度…−5〜120℃，分解能 0.1℃
表示：デジタル液晶表示（LCD）
温 度 補 償：温度補償…−5〜120℃
温度素子…サーミスタ（検出器に内蔵）
精度…±1％FS以内（等価抵抗にて）伝 送 出 力：絶縁型，DC 4〜20mA，負荷抵抗 600Ω以下場＞＜現場盤 / 計器室＞
WBM-100型

専用ケーブル EC-10型

伝送出力（標準 50mまで）

DC 4〜20mA

調節（警報）接点出力

ON-OFF

AR型

AC 100〜240V

受信計

定格

電源供給

DCS
記録計
調節計など

調節（警報）出力：回 路 数…2回路（H/L）
設定範囲…測定値0〜FS（選択レンジのフルスケール）
接点出力…無電圧接点
接点容量…AC 250V 3A
アラーム表示…警報が発生すると表示
その他の機能：スケールオーバー表示…液晶表示が点滅
性
能：直線性…±0.5％FS±1digit以内（検出器含まず）
但し，ケーブル50m以上になると±1.0％FS以内
繰返し性…±0.1％FS±1digit以内（検出器含まず）

結線

電源：AC 85〜265V，50/60Hz
消 費 電 力：約10VA
周 囲 温・湿 度：−5〜50℃，95％RH以下
構
造：パネル取付，屋内設置（IP30）
材
質：本体…アルミ
表示部および操作部…ポリエステルフィルム
取 付 方 法：パネル取付け×145（D）mm
外 形 寸 法：96（W）×96（H）
パネルカット…92（W）×92（H）mm
質量：1kg

図検出器
1234WBM−100型
専用ケーブル

12345E＋70−719091
E
C 30
NO 31
NC 32
C 33
NO 34
NC 35

DC 4〜20mA
電源供給
AC 85〜265V

アース
調節（警報）1 出力
電磁弁など
調節（警報）2 出力

取付パネル

単位：mm+0.8

92 0+0.8

92 0

パネルカット寸法図
145±5.58.596

CONDUCTIVITY
μS/cmmS/cm

LCD表示部

96

外形寸法図

伝送出力

ST-BY
MEAS

ALARM

CAL
SET

操作パネル

OUT

RANGE
C.CON

＊

入出力端子部

ENT

端子カバー

パネル枠
固定具

ケース

50/60Hz製品コードWBM100−2−1A
B
C
D
G
H
J
K
Z

以上cm単位系
以下 m 単位系

18
12A
B
01

電源
AC 85〜265V 50/60Hz
基準セル定数と測定（表示）範囲＊10.01/cm 0〜.2000/2.000/20.00μS/cm
0.1/cm 0〜2.000/20.00/200.0μS/cm
1.0/cm 0〜20.00/200.0/2000 μS/cm
10.0/cm 0〜.2000/2.000/20.00 mS/cm
1/m
0〜20.00/200.0/2000 μS/m
10/m0〜.2000/2.000/20.00 mS/m
100/m0〜2.000/20.00/200.0 mS/m
1000/m 0〜20.00/200.0/2000 mS/m
特殊伝送出力（DC 4〜20mA）範囲＊2
上記標準測定（表示）範囲
その他指定
組合せ専用ケーブルの長さ＊350m未満
50m〜100m（最長）
表記の形態
和文（標準）
英文指定
組合せ検出器＊4なし
同時製作＊1. 組み合わせる検出器の基準セル定数によって，上記の測定（表示）範囲が決まり，それぞれ低・中・高の3 レンジがあります。
＊2. 上記A〜Kの測定（表示）範囲は，中レンジに設定されます。
「その他指定」は，各レンジFS値の25％以上の幅で任意に設定できます。
例えば，測定（表示）範囲が0〜20.00μS/cmの場合は，最小で0〜5.00μS/cm，または 5.00〜10.00μS/cmなどの設定ができます。
＊3. 専用ケーブルの長さが50m以上になると，特別調整が必要ですが，諸性能が低下する場合があります。
＊4. 検出器が同時製作でない場合は，組み合わせる検出器の「型名」と「製造番号」を連絡してください。
注1. 測定範囲（FS）は，組み合わせる検出器の基準セル定数により，0〜20/200/2000μS/cm，0〜20mS/cm，0〜2000μS/m，0〜20/200/2000mS/mの8種類があります。
2. 上下限，上限/上上限，または下限/下下限など 2 点調節（警報）
出力（ 2 回路 c 接点）を標準装備しています。
3. 温度補償範囲と温度測定（表示）範囲は，−5〜120℃です。
（最長100m）です。
4. 組合せ検出器はA6型 または AR4/5型です。専用ケーブルはEC−10型

■ 組合せ検出器
（代表例）
材

製品
名：導電率検出器型
名：A6セル，ARセル
セ ル 定 数：A6セル…0.01/cm，0.1/cm，1.0/cm，ARセル（小型・純水用）…0.1/cm（内極に封入）測
温体：サーミスタ
試 料 水 条 件：温 度…0〜100℃
圧 力…1MPa以下
ARセルは0.5MPa以下

外形寸法図

質：電極…SUS316
ARセルはチタン
電極絶縁物…ガラス・PTFE
ARセルはFKM・PPS
取付部…SUS316
コネクタボックス…アルミ鋳物
ケース…SUS316 または PP（ポリプロピレン）
配 管 接 続：R 3／4 ねじ込み または フランジ接続
専用ケーブル：EC−10型（外径φ8）標準50mまで

単位：mm●ねじ込み式110±5.5

配線口

A 6−111型
A 6−112型
A 6−113型

AR4−212型

AR5−212型
75±5.548±5.5電極リード線

コネクタボックス
コネクタボックス

最低液面高さ取付ネジ

対辺29 六角

R3／4電極部

26 17

対辺29六角30 17245±10150±5.5

75

R3／4

配線口

取付ネジ
R3／4

113±5.5144±5.5

コネクタ

本体電極部

φ14φ14電極部
φ22.5 ＋0.2−0.5●フランジ式110±5.5●ステンレス製ケース付き

110±5.5

A 6−121型
A 6−122型
A 6−123型

A 6−141型
A 6−142型
A 6−143型
A 6−144型
4−φ15

最低液面高さ308±10φ95

サンプル出口160±5.5

φ155245±10

φ120125±5.5

12110±5.5

φ22.5 ＋0.2−0.5

フランジ規格：50A JIS 10K FF

1250

164−φ19φ954−φ15

フランジ規格：15A JIS 10K RF

サンプル入口