Sondes industrielles pour gaz de fumée

Mode d'emploi

2

1 Sommaire1Sommaire1

Sommaire .................................................................................................32

Sécurité et environnement ......................................................................4
2.1. Concernant ce document ................................................................4
2.2. Assurer la sécurité ...........................................................................4
2.3. Protéger l'environnement .................................................................5

3

Description ...............................................................................................6
3.1. Utilisation .........................................................................................6
3.2. Caractéristiques techniques ............................................................7

4

Description du produit ..........................................................................11

5

Utilisation du produit.............................................................................14

6

Entretien du produit ..............................................................................16
6.1. Contrôler/nettoyer/remplacer le filtre à particules ..........................16
6.2. Nettoyer/remplacer le pré-filtre ......................................................19
6.3. Nettoyer/remplacer le tube de prélèvement en métal ....................21
6.4. Nettoyer/remplacer le tube de prélèvement en céramique ............22
6.5. Remplacer le tuyau de prélèvement de gaz non chauffé ...............23
6.6. Nettoyer le parcours du gaz dans la poignée de la sonde .............25
6.7. Remplacement du thermocouple ...................................................29

7

Conseils et dépannage..........................................................................32
7.1. Recommandations et consignes d'utilisation .................................32
7.2. Couples de serrage pour raccords à visser ...................................32
7.3. Accessoires et pièces de rechange ...............................................33

3

2 Sécurité et environnement

2

Sécurité et environnement

2.1.

Concernant ce document
Utilisation> Veuillez, attentivement, prendre connaissance de cettedocumentation et familiarisez-vous avec le produit avant del'utiliser. Tenez compte en particulier des consignes de sécurité
et des avertissements afin d'éviter les risques de blessure etd'endommagement du produit.
> Conservez cette documentation à portée de main afin depouvoir y recourir en cas de besoin.
> Remettez cette documentation aux utilisateurs de ce produit.

2.2.

Assurer la sécurité
PRUDENCE
Risque de brûlure à cause des surfaces chaudes !
> Toujours porter des gants de protection contre la chaleurlorsque vous manipulez le tube de la sonde.
> Après toute mesure, laissez le tube de la sonde refroidir avantde le toucher ou de le mettre dans l'emballage de transport.
> Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu etdans les limites des paramètres décrits dans les
caractéristiques techniques. Ne faites pas usage de la force.
> Les indications de température sur les capteurs/sondes
concernent uniquement l'étendue de mesure des capteurs. Ne
soumettez pas les poignées ni les câbles d'alimentation à destempératures supérieures à 70 °C (158 °F) si ceux-ci ne sontpas expressément prévus pour des températures supérieures.
> Ne mettez pas l'appareil en service si le boîtier, le bloc
d'alimentation ou les câbles d'alimentation sont endommagés.
> N'effectuez aucune mesure de contact sur des éléments
conducteurs non isolés.
> Ne stockez pas le produit conjointement avec des solvants.
N'utilisez pas de dessicant.
> Ne procédez qu'aux travaux d'entretien et de maintenancedécrits dans la documentation. Respectez les étapes indiquées.
Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine Testo.

4

2 Sécurité et environnement> Tous travaux complémentaires doivent être réalisés
uniquement par des spécialistes agréés. Autrement Teston'endosse plus ni la responsabilité pour le bon fonctionnement
de l'appareil de mesure après la réparation, ni la validité desagréments Testo.
> La sonde industrielle pour gaz de fumée ne doit pas êtreutilisée en atmosphère explosible.
> Lors du raccordement de la sonde industrielle pour gaz defumée chauffée, respecter la tension de secteur correcte
indiquée sur la plaque signalétique.
> Débrancher la fiche secteur avant d'ouvrir le boîtier de la sonde
industrielle pour gaz de fumée chauffée.
Symboles importants pour la sécurité des sondes industrielles
pour gaz de fumée chauffées
SymboleExplication
La protection peut être réduite lorsque leproduit n'est pas utilisé conformément à laprésente documentation.
> N'utiliser le produit que conformément aux
descriptions de la présente
documentation.
> En cas de doute, prendre contact avec unrevendeur ou le fabricant.
Risque de brûlure à cause des surfaces
chaudes.
Utilisation de gants de protection contre lachaleur pour protéger contre les effets
néfastes de nature thermique.

2.3.

Protéger l'environnement> Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans
un centre de collecte sélective des déchets d'équipementsélectriques et électroniques (respectez les règlements locaux
en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.

5

3 Description

3

Description

3.1.

Utilisation
Les sondes industrielles pour gaz de fumée ont été conçues pourles tâches/applications suivantes :• Prélèvement extractif du gaz de combustion à analyser sur desinstallations industrielles pour des◦ températures élevées > 1000 °C◦ grands diamètres de prélèvement◦ gaz de combustion humide, pour éviter les valeurs demesure faussées (sondes industrielles pour gaz de fuméechauffées jusqu'à 600 °C)
Les sondes industrielles pour gaz de fumée sont utilisées
combinées aux analyseurs de combustion suivant :• testo 340• testo 350
Les sondes industrielles pour gaz de fumée sont disponibles endeux kits préconfigurés. Une solution de prélèvement spécifique à
l'installation peut être composée avec d'autres accessoires.

6

3 Description

3.2.

Caractéristiques techniques
Généralités
Propriétés

Valeurs

Surpression dans le gazde combustion

max. 100 mbar

Dépression dans le gazde combustion

testo 340 : max. 200 mbar
testo 350 : max. 300 mbar

Température ambiante-5...+45 °C

Température de stockage -20...+50 °C
Poignée non chauffée (réf. 0440 0649)
Propriétés

Valeurs

Résistance à latempérature

600 °C

Raccord poignée – tube
de sonde

Filetage intérieur G 1/4

Raccord poignée –thermocouple

Filetage intérieur M8 x 1

Raccord pour tuyaux

Adaptateur avec embout de tuyau,
diamètre extérieur de 7 mm

Matériel

Acier inoxydable 1.4404

Tuyau de prélèvement de gaz non chauffé (réf. 0554 3354)
Propriétés

Valeurs

Longueur

4000 mmExécution

Tuyau à 2 chambres avec tuyau
intérieur en téflon

Filtre à particules

afin de protéger l'appareil de mesurecontre les particule et la saleté,Matériel : PE poreux 10 µm

73 Description

Tube de prélèvement non chauffé jusqu'à 1200 °C (réf. 0600
7617)
Propriétés

Valeurs

Résistance à latempérature

1200 °C

Dimensions

Longueur 1053 mm,
Tube de sonde : Ø 12 mm,
Douille filetée : Ø 17 mm

RaccordFiletage G 1/4

Matériel

2.4856 Alloy 625

OptionRallonge de sonde (tube rallonge réf.
0600 7617)
Un pré-filtre de sonde (réf. 0600 7616)
peut être poséTube de prélèvement non chauffé jusqu'à 1800 °C (réf. 0600
7805)
Propriétés

Valeurs

Résistance à latempérature

1800 °C

Dimensions

Ø 12 mm, longueur 1000 mm

Poignée

Adaptateur avec joint torique,
Tmax : 220 °C; Ø 22 mm

Matériel

Céramique Al2O3 >99,7 %Thermocouple (réf. 0430 0088)

8

Propriétés

Valeurs

Capteur de température

Type K NiCr-Ni, isolé classe 1

Câble sous gaine

2.4816 Alloy 600

Longueur TC

1200 mm ; longueur optionnelle
2200 mm(réf. 0600 7615) disponible

Diamètre

2 mm

Etendue de mesure-200...+1200 °C

Longueur câble

4,0 m

3 Description
Tube de prélèvement chauffé (réf. 0600 3502)
Propriétés

Valeurs

Résistance à latempérature

Jusqu'à 600 °C

Alimentation

230 V/50 Hz

Puissance consommée

400 W

Dimensions

Ø 25 mm, longueur : 1110 mm

Disponibilité

dans les 15 min.

Température dechauffage>180 °C

OptionRallonge de sonde (tube rallonge (réf.
0600 7617)
Un pré-filtre de sonde (réf. 0600 7616)
peut être posé

Tuyau de prélèvement de gaz chauffé (réf. 0600 3501)
Propriétés

Valeurs

Exécution

Tuyau annelé avec tuyau intérieur en
téflonDimensions

Longueur : 4000 mm
Tuyau annelé : Ø 28 mm
Capuchons en silicone : Ø 34 mm

Plage de température de >120 °C
chauffage
Disponibilité

dans les 15 min.

Température extérieuremax. +45 °C

Alimentation

230 V/50 Hz

Puissance consommée

160 W

Rayon de courbure

min. 200 mm

Pré-filtre (réf. 0600 7616)
Propriétés

ValeursTempérature de service max. 1000 °C
Dimensions

Ø 32,6 mm, longueur 110 mm

93 Description

Propriétés

Valeurs

Porte-filtre

Matériel :1.4841
Filet de raccordement : G 1/4

Écrou filtre

Matériel : 1.4841
Filetage : G 1/4

Élément filtrant

Dimensions : Ø 30 mm, longueur 75 mm
Matériel : carbure de silicium poreux
Taille de grain : 10 μm

Finesse de filtre pour
gaz

2 μm

Goupille fendue

DIN 94, dimensions : 2,0 x 16 mm,
matériel : acier inoxydable A4

Garantie

10

Propriétés

Valeurs

Thermocouple

12 moisTube de prélèvement
chauffé

24 moisTuyau chauffé

24 moisTube rallonge/deprélèvement

24 moisTuyau non chauffé

24 moisPoignée non chauffée

24 moisConditions de garantie

cf. site Internet www.testo.com/warranty

4 Description du produit

4

Description du produit
Kit de sondes industrielles pour gaz de fumée 1200 °C (0600
7610)

1

Poignée non chauffée

2

Canne de prélèvement en métal non chauffée

3

Pré-filtre (optionnel)

4Connexions des appareils

5

Tuyau de prélèvement de gaz non chauffé

6

Filtre à particules

7

Thermocouple de type K

8Parcours de gaz

11

4 Description du produit
Kit de sondes industrielles pour gaz de fumée 1.800 °C (0600
7620)

12

1

Poignée non chauffée

2

Canne de prélèvement en céramique non chauffée

3

Tuyau de prélèvement de gaz non chauffé

4

Raccord pour appareil

5

Filtre à particules

6

Parcours de gaz

4 Description du produit

Kit de sondes industrielles pour gaz de fumée chauffées (0600
7630)

1

Tube de prélèvement chauffé2

Pré-filtre (optionnel)

3

Tuyau de prélèvement de gaz chauffé

4

Connexion des appareils

5

Cordon d'alimentation chauffage de la sonde

6

Chauffage de la sonde

7

Thermocouple de type K

13

5 Utilisation du produit

5

Utilisation du produit
Sonde industrielle pour gaz de fumée chauffée> La sonde industrielle pour gaz de fumée chauffée a été
conçue pour une tension de secteur de 230 V !
> Enrouler correctement le tube de prélèvement de gaz
déroulé afin d'éviter toute formation de contrainte par
torsion.
> Poser le tube de prélèvement de gaz à l'abri du vent et
des intempéries, étant donné que les conditions
météorologiques peuvent causer des pertes de chaleur
importantes sur la gaine extérieure.
> En cas de pose dans des pièces fermées, veiller à une
aération suffisante afin d'éviter toute accumulation dechaleur.
> Pour éviter tout endommagement• Ne pas faire passer le tube de prélèvement de gaz
sur des arêtes vives et des conduits.
• Veiller à ne pas coincer le tuyau de prélèvement degaz au moment de la fixation.
• Aucune contrainte de mouvement et de courbure nedoit se produire directement sur les raccordements.
Lors de la pose, respecter un rayon decourbure minimal de 200 mm.
> Après le montage final, procédez à un contrôle visuelde la sonde industrielle pour gaz de fumée chaufféepour écarter tout endommagement.
> Après avoir branché la fiche secteur, le tempsd'échauffement total est d'environ 20 minutes.
> Après le temps d'échauffement, le tube de prélèvement
chauffé est très chaud et ne peut être touché qu'avec
des gants de protection contre la chaleur.

14

5 Utilisation du produit

PRUDENCE
Risque de brûlure à cause des surfaces chaudes !
> Toujours porter des gants de protection contre la chaleurlorsque vous manipulez le tube de la sonde.
> Après toute mesure, laissez le tube de la sonde refroidir avantde le toucher ou de le mettre dans l'emballage de transport.
Contrôle du thermocouple> Vérifier si le thermocouple de la sonde industrielle pour gaz defumée ne repose pas sur le tube de la sonde. Si nécessaire,recourber le thermocouple.
Disposer la sonde industrielle pour gaz de fumée> Disposer la sonde industrielle pour gaz de fumée dans le canalde combustion de sorte que l'extrémité de la sonde se trouve
dans le flux central (là où la température de combustion est laplus élevée).
En option- Monter le tube rallonge.
- Monter le pré-filtre.
- Monter le thermocouple 2200 mm.

15

6 Entretien du produit

6

Entretien du produit

6.1.

Contrôler/nettoyer/remplacer le filtre àparticules
Contrôle du filtre à particules :Contrôler régulièrement le filtre à particules de la sonde industrielle
pour gaz de fumée afin de• Voir si le boîtier est endommagé ou encrassé• Vérifier la saturation du filtre PE
Contrôle visuel
Nettoyer le boîtier du filtre à particules :> En cas d'encrassement visible, nettoyer le boîtier du filtre àparticules.

1. Ouvrir le couvercle du filtre du boîtier
2. Enlever la saleté avec un chiffon.
3. Remettre le couvercle du filtre et le fermer : tourner légèrement
dans le sens des aiguilles d'une montre

16

6 Entretien du produit

Changer le boîtier du filtre à particules :> Si le boîtier est endommagé, remplacé le filtre à particules (réf.
0440 0668).

1. Enlever les ressorts de protection anti-courbure et les raccords
pour tuyaux du filtre à particules en les tournant dans le sens
horaire.
2. Poser les nouveaux filtres à particules sur les raccords pour
tuyaux.
En cas de faible saturation, le filtre PE peut être mis dansle nouveau boîtier.
3. Glisser les ressorts de protection anti-courbure sur les raccords
pour tuyaux en appuyant et en tournant simultanément dans lesens horaire.
Contrôler le filtre PE :Contrôler régulièrement la saturation du filtre à particules de lasonde industrielle pour gaz de fumée.
Procéder au contrôle.
- L’appareil de mesure est démarré.

> Enlever le ressort de protection anti-courbure et le raccord pour
tuyaux en tournant le filtre à particules dans le sens horaire.
17

6 Entretien du produit-

La pompe à gaz de mesure aspire alors l’air ambiant via le filtre.
Le filtre est usé lorsque :• Débit < 0,6 l/min testo 350• Débit < 0,2 l/min testo 340
Si la valeur du débit est >0,6 l/min (testo 350) ou > 0,2 l/min(testo 340), le degré de saturation du filtre à particules n'est
pas encore atteint. Il est recommandé de vérifier lapoignée, le pré-filtre et le tube de prélèvement.

Remplacer le filtre PE :> En cas de saturation visible du filtre PE : changer le filtre PE.
1. Ouvrir le couvercle du filtre du boîtier

2. Enlever le filtre usé.
3. Poser le nouveau filtre PE. Insérez le filtre PE dans le portefiltre jusqu'à la butée.
4. Remettre le couvercle du filtre et le fermer : tourner légèrement
dans le sens des aiguilles d'une montre.

18

6 Entretien du produit

6.2.

Nettoyer/remplacer le pré-filtre
Contrôler régulièrement si le pré-filtre de la sonde industrielle pourgaz de fumée est encrassé : contrôle visuel.
> En cas d'encrassement visible, nettoyer ou remplacer le préfiltre.
1. Bien fixer le tube de prélèvement.

2. Presser les extrémités de la goupille fendue avec une pince etla pousser vers le haut.

3. Enlever la goupille fendue.

4. Desserrer le pré-filtre (taille SW17) du tube de prélèvement(taille SW13) avec une clé plate.

19

6 Entretien du produit5. Ouvrir le pré-filtre avec une clé plate (taille SW17).

6. Enlever les raccords à visser du pré-filtre.
7. Nettoyer le pré-filtre.
ATTENTION
Ne pas nettoyer le pré-filtre dans les liquides ou par ultrasons.
Endommagement dû à un nettoyage incorrect !
> Les dépôts de suie ou de particules sur le pré-filtre peuventêtre éliminés avec une brosse métallique. Puis souffler le préfiltre avec de l'air comprimé.
8. Monter, visser, serrer les pré-filtres nettoyés ou les nouveauxpré-filtres et monter la goupille fendue, voir Couples de serragepour raccords à visser, page 32.
Il est recommandé que le fil du filtre de pré à la graisse
avec une pâte de céramique commerciale.
9. Serrer le pré-filtre (taille SW17) sur le tube de prélèvement(taille SW13) avec une clé plate, voir Couples de serrage pourraccords à visser, page 32.
10. Desserrer le tube de prélèvement de la fixation.

20

6 Entretien du produit

6.3.

Nettoyer/remplacer le tube de prélèvement en
métal
Contrôler régulièrement si le tube de prélèvement de la sonde
industrielle pour gaz de fumée est encrassé : contrôle visuel.
> En cas d'encrassement visible, nettoyer ou remplacer le tube
de prélèvement.
PRUDENCE
Tube de sonde chaud !
Risque de brûlures !
> Laisser le tube de la sonde refroidir avant de le toucher et del'emballer !
1. Bien fixer le tube de prélèvement.

2. Desserrer le tube de prélèvement (taille SW13) de la poignée(taille SW19) avec une clé plate.
Si nécessaire, retirez le pré-filtre du tube de prélèvement.
3. Nettoyer le tube de prélèvement> Brosser les dépôts de suie ou de particules sur le tube deprélèvement avec une brosse métallique.
> Gratter le tube de prélèvement de l'intérieur avec un fil solide (Ø3 mm, p. ex.). Ce faisant, garder le tube légèrement incliné pourque les particules délogées tombent librement.
> Puis souffler le tube de prélèvement avec de l'air comprimé.

21

6 Entretien du produit
4. Visser le tube de prélèvement nettoyé ou le nouveau tube sur lapoignée et le serrer, voir Couples de serrage pour raccords àvisser, page 32.
Si nécessaire, visser le pré-filtre sur le tube deprélèvement.
5. Desserrer le tube de prélèvement de la fixation.

6.4.

Nettoyer/remplacer le tube de prélèvement encéramiqueContrôler régulièrement si le tube de prélèvement de la sonde
industrielle pour gaz de fumée est encrassé : contrôle visuel.
> En cas d'encrassement visible, nettoyer ou remplacer le tube
de prélèvement.
PRUDENCE
Tube de sonde chaud !
Risque de brûlures !
> Laisser le tube de la sonde refroidir avant de le toucher et del'emballer !
PRUDENCE
La canne de prélèvement en céramique peut casser !
> Eviter les sollicitations mécaniques.

6. 1. Retirer la canne de prélèvement de la poignée.
2. Nettoyer le canne de prélèvement> Gratter le canne de prélèvement de l’intérieur avec un fil solide(Ø 3 mm, p. ex.). Ce faisant, garder le tube légèrement incliné
pour que les particules délogées tombent librement.
> Puis souffler le canne de prélèvement avec de l’air comprimé.
22

6 Entretien du produit
3. Contrôler la poignée.
- Si le joint torique de la poignée est endommagée, celle-ci doitêtre remplacée.
4. Insérer la canne de prélèvement neuve ou nettoyée jusqu’à labutée dans la poignée.

6.5.

Remplacer le tuyau de prélèvement de gaz
non chaufféContrôler régulièrement le tube de prélèvement de gaz de la sonde
industrielle pour gaz de fumée afin de voir s'il est endommagé ou
encrassé : contrôle visuel.
Remplacer le tuyau de prélèvement de gaz

1. Desserrer tous les colliers de serrage qui se trouvent sur letuyau de prélèvement de gaz.
2. Enlever les ressorts de protection anti-courbure des raccords
pour tuyaux et de la vis de blocage du thermocouple en les
tournant dans le sens horaire.
3. Enlever les raccords pour tuyaux du filtre à particules, raccord
et connecteur de parcours de gaz en les tournant dans le sens
horaire.
4. Enlever les ressorts de protection anti-courbure des raccords
pour tuyaux.

23

6 Entretien du produit

5. Desserrer le raccord à compression du thermocouple.
6. Extraire le thermocouple d'environ 100 mm de la poignée de lasonde.
7. Faire glisser les ressorts de protection anti-courbure sur lethermocouple.
8. Retirer le câble du thermocouple du tuyau fendu, encommençant par la fiche de l'appareil.
9. Mettre le câble du thermocouple dans le tuyau fendu dunouveau tuyau de prélèvement de gaz en commençant par lafiche de l'appareil.
10. Faire glisser le ressort de protection anti-courbure sur le tuyau
fendu.

11. Insérer le thermocouple, avec précaution, dans le tube de lasonde jusqu'à 50 mm en passant par la vis de blocage et lapoignée de la sonde.
12. Resserrer la vis de blocage de1 tour 3/4 avec une clé plate(taille SW8).
Lors du montage répété de la même vis de blocage, celleci est resserrée d'un 1/4 tour de plus.

24

6 Entretien du produit
13. Faire glisser les ressorts de protection anti-courbure sur la vis
de blocage.
14. Poser le ressort de protection anti-courbure sur les raccords
pour tuyaux des filtre à particules, raccord et connecteur deparcours de gaz.
15. Raccorder le filtre à particules, raccord et connecteur deparcours de gaz aux raccords pour tuyaux.
16. Glisser les ressorts de protection anti-courbure sur les raccords
pour tuyaux en appuyant et en tournant simultanément dans lesens horaire.
17. Fixer les colliers de serrage sur le tuyau de prélèvement de
gaz.

6.6.

Nettoyer le parcours du gaz dans la poignéede la sonde
Contrôler régulièrement si le parcours du gaz dans la poignée est
encrassé :1. Fixer le tube de prélèvement et la poignée.

2. Desserrer le tube de prélèvement (taille SW13) de la poignée(taille SW19) avec une clé plate.

3. Desserrer le collier de serrage supérieur.
25

6 Entretien du produit
4. Enlever les ressorts de protection anti-courbure de la vis deblocage du thermocouple.

5. Desserrer la vis de blocage du thermocouple avec une clé plate(taille SW8).

6. Enlever le thermocouple avec précaution.
ATTENTION
Ne pas enlever le thermocouple de la poignée en tirant sur lecordon d'alimentation.
Endommagement dû à une mauvaise manipulation !
> Maintenir le thermocouple devant la douille à sertir et l'enleverde la poignée avec précaution.

26

6 Entretien du produit

7. Desserrer le raccord à compression avec une clé plate (tailleSW12).

8. Enlever le ressort de protection anti-courbure et le tuyau deparcours de gaz sur le raccord de parcours de gaz en les
tournant dans le sens horaire.

9. Introduire la brosse de nettoyage dans la poignée de la sonde.

27

6 Entretien du produit
10. Faire glisser la brosse de nettoyage jusqu'à l'extrémité de lapoignée de la sonde et l'enlever.
11. En fonction du degré d'encrassement, les étapes 9 et 10
doivent être répétées à plusieurs reprises.

12. Nettoyer le raccord du parcours de gaz.
13. En fonction du degré d'encrassement, l'étape 11 doit êtrerépétée à plusieurs reprises.
14. Poser le tuyau sur le raccord de parcours de gaz et glisser les
ressorts de protection anti-courbure sur le raccord du parcoursde gaz en appuyant et en tournant simultanément dans le sens
horaire.
15. Serrer le raccord à compression sur la poignée de la sonde
avec une clé plate (taille SW12), voir Couples de serrage pourraccords à visser, page 32.
16. Visser la vis de blocage sur le raccord à compression à la mainjusqu'à sentir la butée.

17. Enfiler le thermocouple avec précaution dans le tube de lasonde jusqu'à 50 mm en passant par la vis de blocage et lapoignée de la sonde.

28

6 Entretien du produit
18. Resserrer la vis de blocage de1 tour 3/4 avec une clé plate(taille SW8).
Lors du montage répété de la même vis de blocage, celleci est resserrée d'un 1/4 tour de plus.
19. Faire glisser les ressorts de protection anti-courbure sur la vis
de blocage.
20. Fixer les colliers de serrage supérieurs sur le tuyau deprélèvement de gaz.
21. Visser le tube de prélèvement sur la poignée et le serrer, voir
Couples de serrage pour raccords à visser, page 32.

6.7.

Remplacement du thermocouple
Débrancher les sondes industrielles pour gaz de fumée del'appareil de mesure testo avant de remplacer lethermocouple.

1. Desserrer tous les colliers de serrage qui se trouvent sur letuyau de prélèvement de gaz.

2. Enlever les ressorts de protection anti-courbure de la vis deblocage du thermocouple.

29

6 Entretien du produit

3. Desserrer la vis de blocage du thermocouple avec une clé plate(taille SW8).

4. Enlever le thermocouple avec précaution.

5. Retirer le câble du thermocouple du tuyau fendu, encommençant par la fiche de l'appareil.

30

6 Entretien du produit

ATTENTION
Ne pas enlever le thermocouple de la poignée en tirant sur lecordon d'alimentation.
Endommagement dû à une mauvaise manipulation !
> Maintenir le thermocouple devant la douille à sertir et l'enleverde la poignée avec précaution.
6. Enlever le ressort de protection anti-courbure du thermocouple.
7. Mettre le ressort de protection anti-courbure sur le nouveau
thermocouple.
8. Mettre le câble du nouveau thermocouple dans le tuyau fendu
en commençant par la fiche de l'appareil.
9. Faire glisser le ressort de protection anti-courbure sur le tuyau.

10. Insérer le nouveau thermocouple, avec précaution, dans le tube
de la sonde jusqu'à 50 mm en passant par la vis de blocage etla poignée de la sonde.
11. Visser la vis de blocage à la main jusqu'à sentir la butée. Puis
resserrer de1 tour 3/4 avec une clé plate (taille SW8).
Lors du montage répété de la même vis de blocage, celleci est resserrée d'un 1/4 tour de plus.

12. Courber le thermocouple avec précaution de 90° entre la douilleà sertir et le raccord à compression Ne pas plier lethermocouple.
13. Faire glisser les ressorts de protection anti-courbure sur la vis
de blocage.
14. Fixer les colliers de serrage sur le tuyau de prélèvement degaz.
31

7 Conseils et dépannage

7

Conseils et dépannage

7.1.

Recommandations et consignes d'utilisation
Utilisation/problème

Recommandation/solution

Les raccords à visser sontGraisser les filetages des raccords
difficiles à desserrer après une à visser avec une pâte céramiqueutilisation à des températures usuelle avant l'utilisation.
élevées (>600 °C).
En cas de forte concentrationen poussière (mesure sur desfours rotatifs p. ex.), le filtre àparticules s'encrasse très
rapidement.

Pour augmenter la durée de vie,
remplacer le filtre à particules par
un filtre à essence usuel. Il est
ainsi possible d'obtenir une duréede mesure de 10...20 minutes.

Un gâteau de filtration seforme sur l'extrémité du tube
de la sonde durant la mesure.

Le gâteau de filtration peut êtreéliminé soit aussitôt après lamesure soit après le temps derefroidissement.

S'adresser à un revendeur ou au service après-vente Testo si nous
n'avons pas pu répondre à vos questions. Vous trouverez leurscoordonnées au verso de ce document ou à l'adresse :www.testo.com/service-contact

7.2.

Couples de serrage pour raccords à visser
Raccords à visser

Couple de serrage

Poignée – tube de sonde

20 Nm

Tube de sonde – tube de
sonde

20 Nm

Poignée - adaptateur pour 6 Nmtuyaux parcours de gaz

32

Poignée – raccord à
compression TC

10 Nm

Tube de sonde – pré-filtre

20 Nm

Pré-filtre
Écrou filtre - porte-filtre

Serrez à la main

7 Conseils et dépannage

7.3.

Accessoires et pièces de rechange
Description

Ref.

Pré-filtre de sonde pour gaz de combustion
poussiéreux/sale

0600 7616

Tube rallonge/de prélèvement, longueur 1000 mm,
jusqu'à max. 1200 °C

0600 7617

Etui de transport pour sondes de gaz de fumée0516 7600

Thermocouple, longueur 2200 mm, jusqu'à max.
1200 °C

0600 7615

Filtre à particules (boîtier avec filtre PE)

0440 0668

Filtre PE (10 pièces)0554 3371

Poignée de sonde non chauffée

0440 0649

Thermocouple de rechange 1200 mm

0430 0088

Joint d'étanchéité pour thermocouple, acierinoxydable

0170 0474

Raccord à compression pour thermocouple

0400 0083

Tuyau de prélèvement de gaz non chauffé

0554 3354

Élément filtrant de rechange

0133 0043

Tube de prélèvement en céramique de rechange
1800 °C

0440 0669

Adapteur pour tube de prélèvement en céramique0190 0186

Joint torique pour adapteur

0135 0312

33

0970 0394 fr 04