Aurora RM

Zuverlässige
Feuchtemessung
Das Panametrics Aurora RM RackmontageAnalysegerät verwendet die abstimmbare DiodenlaserAbsorptionsspektroskopie (TDLAS), um die Feuchte in einer
Vielzahl von Prozessgasen genau zu messen. Der Aurora RM
Analysator ist geeignet für die Installation in sicheren Bereichen
und arbeitet unter verschiedenster Umgebungsbedingungen.
Die schnelle Ansprechzeit von Aurora RM warnt den Benutzer
sofort, wenn Feuchtekonzentrationen nicht den Vorschriften
entsprechen; nach erfolgter Korrektur kann das Gas schnell zur
Normalisierung des Prozesses wieder freigegeben werden.
Die Aurora RM-Analysatoren verfügen über eine intuitive
Benutzeroberfläche, die das Erlernen, Konfigurieren undBedienen erleichtert. Nach dem einfachen Anschluss vonProzessgas, Signalleitungen und Spannungsversorgung steht
Ihnen mit dem Aurora 19 ein zuverlässiger Feuchteanalysator
mit einem großen Messbereich, hoher Genauigkeit und sehrschneller Ansprechgeschwindigkeit zur Verfügung, die Sie
für sofortige Warnungen bei Prozessstörungen oder nicht
konformen Feuchtekonzentrationen benötigen.

Messbereich
Messbereich
Kleinster
Detektierbereich

Durchfluss
0 bis 5000 ppmv
Für CO2 Applikationen: 0 to 1000 ppmv
2 ppm
Für CO2 Applikationen: 20 ppm (-55.3ºC)

Tau-/Frostpunkt-71ºC bis -2.6ºC Frostpunkt@ STP bei 25ºC, 1.013 Bar

Prozess Tau-/Frostpunkt

Prozess- oder äquivalenter Tau-/
Frostpunkt durch Berechnung mit
Prozessdrucksignal (4-20 mA) oder
Eingabe einer Druckkonstanten

Absolute Feuchte

1.52 bis 3,803 mg/m³

Durchfluss Messkammer

10 bis 60 Nl/h; 30 Nl/h nominal

By-pass Fast Loop5- bis 10-faches des Durchflusses durch
die Messkammer, Loop auf Anfrage
erhältlich

Ein- / Ausgänge

Display

Hintergrundbeleuchtetes, transflektives
LC-Display mit bis zu 3 programmierbaren,simultanen Parameter. Alphanumerische
Status- und Diagnoseanzeige.
LEDs für Spannungsversorgung,
Lasertemperaturstabilität, Tastatursperre

Spannungsversorgung

100-240 VAC, 50-60 Hz

Analoge Ausgänge

Drei 0/4-20 mA DC (Quelle) mit 500
Ohm Last. Benutzerprogrammierbar
und skalierbar für jeden Parameter.
Entspricht dem NAMUR-Protokoll füranaloge Signale.

Analoge Eingänge

Schleifengespeister 4-20-mA-Eingang
für externen Drucktransmitter. Aurora
liefert 24 VDC.

Digitale Schnittstellen

Zwei programmierbare digitale
Kommunikationsanschlüsse RS232,
RS485 mit Multidrop-Fähigkeit undzuweisbarer Adresse, MODBUS RTUProtokoll. Ein Ethernet (RJ-45)-Port:
Modbus TCP/IP-Protokoll

Benutzeroberfläche

Taktile Tastatur mit Status-/Fehleranzeige-LEDs

Laser

Produkt der Klasse 1. Entspricht IEC
60825-1. Ausgabe 2.0 Sicherheit vonLaserprodukten

Genauigkeit±1 % des Messwerts oder ±2 ppmv, je
nachdem, welcher Wert größer ist; für >1000 ppmv, ±5 % des Messwerts
Für CO2-Anwendungen:±3 % des Messwerts oder ±5 ppmv
Feuchtemessung
ppmv

Für H2-Recyclegas-Anwendungen:±1 % des Messwerts oder ±2 ppmv
(für bis zu ±5% H2- und ±1 % C2H6Abweichung von der nominalen
Kalibrierzusammensetzung)(Prozessbedingungen für die kalibrierte
Genauigkeit einzelner Instrumente sind
im Konformitätszertifikat angegeben.
Genauigkeit anderer Parameterabgeleitet von ppmv)

Wiederholbarkeit±0,2 ppmv oder ±0,1 %, je nachdem,
welcher Wert größer ist; Für CO2Anwendungen: ±1,0 ppmv oder ±0,5 %,der größere Wert gilt

Kalibrierzertifikat

NIST- oder gleichwertige rückverfolgbare
NMI-Zertifizierung

Kalibrieroptionen

Stickstoff, Standard-Erdgas und 3
anpassbare Kalibrierkurven

Ansprechgeschwindigkeit

GehäuseEindringschutz

IP 20Gewicht

19 kg

Abmessungen (H x B x T)

7 HE (177 mm) x 19”(483 mm) x 559 mm

Temperatur

Optisches System<2 SekundenBetrieb-20 bis 50°CLagerung-20 bis 70°C

Gesamtsystem

Die Reaktion des Gesamtsystems hängt
von der Länge der Probenverrohrung,den Komponenten desProbenahmesystems, der Durchflussrate
und dem Druck sowie der Änderung derFeuchtekonzentration ab.

Druck
Betriebsdruck
Messkammer

69 bis 172 kPa (0,69 bis 1,72 bar)Zertifizierung
USA/Canada

Allgemeiner Einsatz, sicherer Bereich(Keine Ex-Zertifizierung)EU und Sonstige

Allgemeiner Einsatz; sicherer Bereich,Entspricht 2014/30/EU EMC und 2014/35/
EU LVD harmonisierenden Richtlinien

0.69 MPa (6,9 bar)
Prozessdruck

Höhere Drücke möglich durch Einsatz
weiterer Komponenten in einem
Probenahmesystems.

Copyright 2023 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS39319-DE		

(02/2023)

panametrics.com