サーボ加速度計 LS-40C/10C

サーボ加速度計LS-40C/10C

サーボ加速度計LS -40C/10Cは、DCから約100 Hzまでの超低周波数領域の振動を、フラットな周波数レスポンスで測定可能なサーボ式の加速度ピックアップです。
測定加速度を速度や変位に変換した場合でも、雑音の少ない振動波形を得ることができます。
専用電源のLF-20を使用し、出力をFFT分析器、データレコーダなどに直接入力することが可能です。

特長■LS-40CはLS-10Cと比べノイズレベルが1/6になり、低レベルな振動も測定可能。
■LS-10Cは消費電力が非常に少ないため乾電池を使用した場合でも、長時間の連続測定が可能。
低周波数領域の雑音が小さいため、汎用振動計VM-83などを用いて加速度出力を速度、変位に変換した場合でも雑音の少ない振動波形を得ることが可能。多チャンネル低域振動計XW-90や加速度増幅器XH-133に接続すると、アクティブ制御システムに組み込みが可能■セルフテスト機能があるため、地震計など装置全体を電気的に動作確認することが可能■重力を利用して9.8 m/s2の加速度による感度校正が可能

測定システムと応用例

サーボ加速度計は、DCからの微小加速度を検出、高精度、高分解能、低雑音、高安定性などの特長を生かし、各分野で幅広く利用可能
微振動測定、分析、監視アクティブ制振制御のセンサ

半導体製造工場や除振装置の微振動を計測

超高層ビル、鉄道車両などの揺れの制御・対策

精密機器

制震装置

LS-10C/40C
VM-83

風防災センター
制震装置

LS-10C

除震装置

地震

XW-90

汎用振動計VM-83の測定範囲 （LS-10C接続時、測定周波数範囲 0.1〜100 Hz）

3方向取付けベース LS-13V
価格 お問い合わせください

加速度速度

変位

サーボ加速度計を３台取り付けることで、3方向の振動を同時に計測

100
100

加速度

速度

10010

変位

1000

10101（mm/s）（mm/s2） 1（mm）

10.1

0.01

0.1

0.1

0.01

0.001

0.01
0.01 0.1

0.001
0.01 0.10.00010.01 0.1

110 100 1000

周波数（Hz）

110 100 1000

110 100 1000

周波数（Hz）

周波数（Hz）

10−410−410−5LS-40C測定範囲

10−6−71010−80.1

110周波数（Hz）

100LS-10C測定範囲

10−510−61018090−71010−80.1

11050GAIN

0−5PHASE−900100

周波数
（Hz）

50100

150200
周波数（Hz）250−180300

システム例
システム製品

加速度増幅器
多チャンネル低域振動計

サーボ加速度計
LS-40C

サーボ加速度計用
延長コードEC-40シリーズ（延長可能）

BNC-BNCコード
NC-39A
サーボ加速度計用電源
LF-20（3 ch）
多チャンネル分析処理器
SA-02

サーボ加速度計用
延長コードEC-40シリーズ（延長可能）

BNC-BNCコード
NC-39A

サーボ加速度計
LS-10C

汎用振動計 ※LS-40CはVM-83に接続できません
VM-83

データレコーダ
DA-21

サーボ式加速度計動作原理■ 動作内容■ 振り子位置検出器概略図

ケース

磁気回路

バネ（フレクチャ）

電磁コイル（トルカ）

分割型フォトダイオード

半導体
レーザ

フォーカス

制御電流

コイル

サーボ増幅器
マグネット

振り子コイル

重り

位置検出器

振動方向

変位検出信号○振動が加わるとケースと振り子の間に変位が生じる。
○ケースと振り子 の 変 位を半 導体レーザと分 割 型フォトダイオードを用いた 位 置 検
出 器が 検 出して、そ の 信 号をサーボ 増 幅器に転送する。
○サーボ増幅器からケースに対して振り子が動かないようにコイルに電流を流す。（コイルに電流を流すとマグネットとの関係からケースに近づいたり離れたりする。）○サーボ増幅器からコイルに流す電 流が加速 度に比例するのでその電流を電圧に変換する。

光（レーザ）

振り子PHASE（゜）LS-40C/10C

GAIN（dB）

周波数応答および位相特性 代表特性

LS-10Cノイズ（m/s2/√Hz）

ノイズ 代表特性

LS-40Cノイズ（m/s2/√Hz）

ノイズ 代表特性

レンズ

仕様 （電源電圧±15 Ｖ、湿度２３ ℃における出力１）LS-40C±20 m/s2

最大測定加速度感度LS-40C

LS-10C

消費電流

30 mA
（＋電源）
以下

10 mA（＋電源）以下

2 mA
（−電源）
以下

5 mA（−電源）
以下

使用温湿度範囲−20 ℃〜＋60 ℃ 85 ％以下−40 ℃〜＋85 ℃ 95 ％以下

LS-10C±30 m/s2

電圧感度0.5 V/（m/s2）
±1 ％
（DC）

0.3 V/（m/s2）
±1 ％
（DC）

温度係数

0.01 ％/℃（代表値）−0.0045 ％/℃（代表値）

測定周波数範囲

DC〜100 Hz（±10 %）

保存温湿度範囲

極性

矢印方向の加速度でプラス電圧が出力

最大衝撃加速度2 500 m/s2 PEAK

分解能（測定下限値）

ノイズ代表特性グラフ参照

最大連続加速度300 m/s2 PEAK

横感度比

1 ％以下
（DC）

接続コード

R04-PN8M（8 pinコネクタ、1 mコードセンサ直出し）

ケースアライメント

0.5°以下ケース

アルミダイキャスト

零点不平衡±0.1 m/s2以内

自己ノイズ※１（代表値）

1.1×10−7（m/s2）/√Hz以下（20 Hz） 7×10−7（m/s2）/√Hz以下（10 Hz）±0.3 m/s2以内

セルフテスト

テスト信号入力に対しテスト信号入力に対し出力が1/10±10 ％

出力が1/10±10 ％

出力インピーダンス

2.5 kΩ±20 ％1.8 kΩ±20 ％

電源電圧

DC±15 V（DC±11 V〜±18 V）

JIS C 0920：2003 保護等級7（一時的潜水）

防水性（IEC 60529：2001, IPX7）37（H）
×37（W）×40（D）mm、取付フランジ部51 mm、大きさ

取り付け穴ピッチ44 mm※1 ノイズは10 Hz以外の周波数範囲では記述されている値よりも大きくなります。

重さ約230 g（コード含む）付属品

絶縁板※２価格（税別）

330,000円

約220 g（コード含む）
210,000円※2 絶縁板には表面と裏面に１箇所突起があります。
取り付ける振動面に絶縁板を使用する場合、加工が必要な場合があります。

関連製品
LS-40C/10Cの使用時の仕様

サーボ加速度計用電源

LS-40C使用時

LF-20

LS-10C使用時

チャンネル数3出力

シグナルアウト1：DIRECTとFILTERは内部スイッチで切り換え
シグナルアウト2：VM-81専用出力端子

LF-20は、サーボ加速度計専用の電DIRECT源で、3台までのLS-40C/10Cに電FILTER源を供給し、次の3種類の出力および周波数範囲

DC〜100 Hz

出力感度

0.5 V/（m/s2）

周波数範囲0.02 Hz〜100 Hz

出力感度約0.55 V/（m/s2）

ハイパスフィルタ

信号を得ます。

0.3 V/（m/s2）
0.33 V/（m/s2）

0.02 Hz：−1 dB、6 dB/Oct

テスト信号

1.59 Hz正弦波、3 Vp−p（LS-40C/10Cへ出力）① 重力加速度の直流成分と振動による成分とが重畳した出力② 0.02 Hzのハイパスフィルタで直流成分をカットした出力③ 測定システムをチェックするためのテスト信号

使用温度範囲0゜
C〜40 ゜
C（乾電池使用時）、0 ゜
C〜60 ゜C（外部電源使用時）

保存温度−40 ℃〜＋70 ℃（乾電池非装着時）

連続動作

アルカリ乾電池

約50時間

約100時間低 消 費 電 力 型 の 電 源 の 採 用により、3 台 の サ ーボ加 速 度 計を接 続した場 合時間※マンガン乾電池

約25時間

約50時間

電源

LS-40Cで約50時間、LS-10Cでは約100時間の連続動作を実現（アルカリ乾単1形乾電池×6

交流電源（外部電源）

AC100 V、50/60 Hz、ACアダプタ（NC-99A、オプション）

消費電流（3台接続時）約170 mA

電池使用）。ACアダプタ使用時には外部電源が優先となり長時間に渡る連続動作

大きさ・重さ約140（H）
×240（W）
×120（D）mm・約2.7 kg（電池含まず）が可能。停電時には乾電池による動作に切り替わり、停電時動作保証となります。

価格
（税別）

240,000円

約100 mA※LS-40C/10C 3台使用時、25 ℃において多チャンネル低域振動計
XW-90
本製品は、ユニットタイプの低振動数領域測定に適した多チャンネルの振動計です。内部には、低振動数領域測定用に設計された位相特性の優れた積分器を有し、加速度、速度、変位を同時に測定できます。さらに、加速度計動作テスト用の発振器および断線検出回路を装備しています。

加速度増幅器
XH-133
本製品は、LS-40CまたはLS-10Cが接続できる加速度増幅器です。最大10台まで接続可能です。

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

1102-92403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター（株）〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-632-1122
FAX.042-632-1140