取扱説明書

皮膚科用ダーモスコープ
Model : Derma9500S-G, R, GR

この度は、当社製品をご採用頂き有り難うございます。
ご使用前には取り扱い説明書をご一読され、十分ご理解の上ご利用頂きます様に、お願い致します。
注意事項について、 リコー製WG-７ 使用説明書に記載された安全上の注意事項にもご留意ください。

デルマ医療（資）横浜市南区永田南2-11-26
TEL: 045-731-2584
FAX: 045-714-3763
E-mail : dermamdinc@ybb.ne.jp
URL : http://dermamedical.jp/

Derma9500Sダーモスコープは皮膚科用に設計されたものです。
目的以外の使用は避けてください。

セット内容の確認
Derma９５００Sには以下のものが同梱されています。

修理について修理等で当社に送付される場合は、カメラ本体と接写部ユニットを分解し、クッション材等で梱包して送付して下さい。

●カメラ本体一式（リコー製 WＧ-７ 詳細はリコーカメラ本体の使用説明書をご覧下さい。
●接写撮影アダプター一式
エコージェル／偏光フィルター一体型モジュール
注１）専用バッテリーは既に充電装填済みです。
注２）Derma９５００S－GR
スイッチの隣の赤い印に倒せば、偏光フィルターモードになります。逆サイドはジェルモードになります。

アダプターをカメラに取り付ける
接写撮影アダプターをカメラ本体に取り付けます１

カメラのマウントアダプターの上部とモジュールの後部と合わせます。

２

カメラマウント部の「●」印とモジュール（アダプター）後部の「●」印の位置を合わせて嵌め、矢印方向にストッパーに当たる位置まで廻します。磁石で固定されているため、元の方向に廻せばロックが外れますので、ご注意下さい。

保証について・お客様の購入日（出荷日）は当社で自動登録しています。医院名、お名前を御連絡くだされば対応致します。
・保証期間はご購入後１年です・基本的にはカメラ本体は「株式会社リコーの保証です。
当社接写部の保証対象も同様内容です。
「保証規定」
１．１年間の無償修理期間後の修理は有償となります。
２．故障原因が次の場合は補償範囲の枠外となり有償となります。
１）取り扱い不注意、誤用による故障及び損傷
２）当社以外の修理、改造、分解等による故障及び損傷
３）泥・砂・水かぶり、落下、衝撃等が原因で発生した故障及び損傷
４）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
５）保管上の不備や手入れの不備による損傷
３．消耗品類は本保証の対象になりません。
４．修理品の運賃・諸掛についてはお客様にて御負担願います。
５．本製品の故障による付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得られるべき利益の逸失など）については補償致しかねます。

使用上のご注意

１．通常使用しない時は、照明用の電源スイッチを「off」にしてください。
２．使用中に照明が不良になった場合はデルマ医療まで御連絡下さい。
３．清掃では接写部ユニットは柔らかい布で拭いて下さい。
ベンゼン・アルコール高揮発性溶液は使用しないで下さい。
フィルターガラス等は、検査終了毎に必ずアルコール綿等で清掃して下さい。
４．照明光源を持っていますので光に過敏な人への使用は避けて下さい。
５．ロック機構に磁石が使用されていますので、磁石で影響される機器等にご注意下さい。

パソコンとの結合について初期設定について

1.添付のUSBケーブルでパソコンに接続し、撮影済みの画像をパソコン

本製品は皮膚科用ダーモスコピーに最適な設定・調整を丹念に行いユーザーモードにメモリーされています。使用時は撮影モードダイアルを「Ｕ１」［Ｕ２」に合わせるだけで最適な撮影ができます。に転送して保存します。
２．ＳＤカードをカードリーダー（ＵＳＢ接続）を使って、画像を取り込む。
３．ＷｉＦｉ機能付きＳＤカードで、ＷｉＦｉでパソコンに転送可能です。

テレビを使って再生させる
１．ハイビジョンテレビにより高解像度で見れます。オプションケーブルにＨＤ Ｍ１
ケーブル ＨＤＭＩ ｍｉｃｒｏ ケーブルを使ってハイビジョンテレビに接続し、撮像中の画像と撮影済みの画像も見ることが出来ます。
（カメラユーザーガイド６８頁参照）

重要： ユーザーモードのモードメモリーを変更しない様御注意下さい。
ＷＧー７のユーザーモードＭＹ１，ＭＹ２の設定は下記のようになっています。
Ｕ１： オートフォーカスモードで撮像
Ｕ２： マニュアルフォーカスモードで撮像
主な設定内容：オートフォーカス＝深さの異なる色素沈着に良く合う
マニュアルフォーカス＝先端ガラスを皮膚に圧接した時に最適化
白バランス＝肌色再現の最適化
画角（ズーム）＝撮影範囲最適化
通常は、電源を「OFF」にして再度電源を「ON」にしますと工場設定に戻ります。
何らかの事情で設定が変わってしまった場合は、当社に送付して頂ければ有償で再設定致します。御自身で再設定される場合は下記要領を参考にして下さい。

バッテリーケースの電池及び電池交換
長期間使用しない場合は電池を外して下さい。電池の液漏れを防ぎます。
又、６ヶ月以上の長期使用の際も時々電池の液漏れのチェックをして下さい。
電池の液漏れはバッテリーケースを駄目にします。
照明が暗くなった場合、又は点灯しなくなった場合は電池の交換をして下さい。
１．バッテリーケースの蓋を下にスライドして外します。
２．新しい電池と交換します。（極性を正しく入れて下さい）
３．蓋を上にスライドさせロックが掛かっていることを確認します。

単３アルカリ乾電池 ２本●ＭＥＮＵ.ボタン設定
・マニュアルホワイト設定： LED照明を点灯し基準色被写体で設定します。
・画素設定： ＷＧ－７ : [5184 x 3456]に設定してあります。
●撮像/ 再生メニュー
・フォーカス調整 / F値設定）： カーペット地など深みのある 被写体に先端ガラスを接触させます。マニュアルフォーカスを調整し、被写体表面と奥行き部に焦点が合うように撮影確認をしながら最適位置に調整します。
・画質・サイズ： サイズ Ｌ３：２
・フォーカス： 標準・画質設定： シャープネス：ハード、彩度：標準、コントラスト：強・露出補正： -0.3
・手ブレ補正： ＯＮ・ホワイトバランス： 手動設定
・「Ｐ」: リング照明設定●その他メニューの出荷時設

スライド[P] 設定: オートフォーカス：標準、フラッシュ： 鈴ぐらいとホワイトバランス： オートＷＢ

撮影する

１

撮像モード「Ｕ１」又は「Ｕ２」 通常は「Ｕ１」に設定する。
「Ｕ1」： オートフォーカスモードで半押し、フォーカス枠が緑色になり、フォーカスされた状態になってから押す。
「Ｕ２」： マニュアルモードで撮像（プリセット調整済み）
撮影は「Ｕ１」で撮像して参考にして下さい。［Ｕ２」は上下ボタンでフォーカス調整してご使用下さい。又、右下の緑マークのボタンは触らないで下さい。触った場合、電源をオン、オフで元の状態に戻ります。

２３

電源ＯＮの度に、画像卯がズームが５倍になっています。このま
まか、ズームの望遠ボタンを押し、ズーム比が、６．０－６．４程度にして下さい。Ｔ、Ｗでこまめに調整して下さい。
撮像する画像サイズは、ｘ ５．０ 「18ｍｍ ｘ １３ ｍｍ]
ｘ ６．０ 「16.5 ｍｍ ｘ １１ ｍｍ」
ｘ ６．５ 「１５ ｍｍ ｘ 10.5 ｍｍ」
撮像枚数は、８ＧＢ：約１８９０枚
エコージェルモード切換（ジェルタイプモデル）

先端ガラス面をアルコールで拭き、ガラス面にジェルを塗ります。ガラス面を患部に手前から押し当てて泡を向方側に逃がすようにジェルを延ばします。
＜ヒント＞
幹部とガラスの間微細な隙間をジェルが埋める事によって余分案な反射光の無いきれいな撮像が出来ます。モジュール先端部を片手で支える様にして皮膚への押圧力を強め、弱めと調節しながら最適な撮影をします。

偏光フィルターモード切換

カルテ撮影 / 広域臨床撮影
患部だけでなく、幹部の周囲を含む広い面積の撮像や幹部位置を示す為の広域撮像も簡単にできます。
・カメラ本体からダーモスコープモジュールを取り外します。
・撮影モードダイアルを「Ｐ」に合わせます。オートフォーカスモードです。ＬＥＤ
リング照明が働きますが、照明がない方が良い時は、撮像モードダイヤルで、［ＡＵＴＯ」に合わせて使用します。
・ズームは画角に合わせて調整します。
・カルテが丁度画面一杯に入る距離で撮影します。

皮膚撮影に便利なシリコンアダプター
従来の臨床部への密着撮像での血管を圧迫した撮像とシリコンアダプターで血管への圧迫が少ない撮像が両方できます。
１．ジェルタイプは ジェルを皮膚とガラスの間のギャップに満たせます。
２．偏光フィルタータイプは、非接触に近い幸撮像贈がでます。

３．シリコンアダプターは、オートクレープで滅菌が出来ます。
シリコンアダプターをモジュールへ密着させることが大切です。頭部を押さえて、下の方へ押して密着させます。水をアダプターとモジュールに付けて同様に密着させますとより強固に密着します。接着力が弱くなったら、石鹸等で洗って油分を落として下さい。

ライトガイド（偏光フィルターモデル）

先端ガラス面をアルコールで拭いて準備します。冬季など肌が乾燥状態の時はアルコールで一端皮膚表面を拭いてから撮像して下さい。
非接触撮像が可能です。７－１０ｍｍ程度離してオートフォーカスで撮像可能です。足の指の間等、接触出来にくい場所でご使用出来ます。

足の指の間や、鼻の穴、耳の中等、狭い場所の撮像に便利なアダプターえす。オート
クレーブで滅菌出来ます。
使い方は、ライトガイドの取扱説明書を参照して下さい。

注： 潰瘍や出血性病変では、皮膚とダーモスコープの間にはやはりジェル、サランラップ、ジェルという具合にして、直接の接触を避けるようにして下さい。
シリコンアダプターを使用しても同様に感染を防げる。

４

スライドスイッチをＯＮにして照明しながら披検部を撮影します。
注１）照明用電源スイッチはこのスライドタイプしか有りません。必ず、使用後は忘れずに切って下さい。万一忘れた場合は約３０分後に自動的に切れる保護回路はあります。その場合、一旦スイッチをＯＦＦにしてＯＮにすると元にもどります。

困ったときカメラの設定（Ｐモード及び、Ｕ１，Ｕ２）での調整は触らないで下さい。何らかの理由で設定が変わった場合は、電源を一旦切って、もう一度電源を入れてますと全ての工場設定の元に戻ります。