応答時間 6μsec !!
超高速型 放射温度計

IGA 740
光学系一体型

160 ～1000℃（1.58～2 .2μm）
300 ～1400℃（1.58～1.8μm）
3 00 ～2300℃（2．0～2 .2μm）
500 ～2500℃（1.58～1.8μm）
200 ～1000℃（1.58～2 .2μm）
300 ～1400℃（1.58～1.8μm）
300 ～2300℃（2．0～2 .2μm）
500 ～2500℃（1.58～1.8μm）

IGA 740-LO
光ファイバー型

高速応答、６μsを実現
可動焦点レンズ採用：スポット径を最適に絞れます。
IGA 740：Φ2 .5/450mm ～ Φ28/3000mm
IGA 740-LO：Φ0.3/78mm ～ Φ11/1000mm

IGA740

LEDパイロットライトにより、容易な位置確認
IGA 740は直視ファインダーも選択可能

IGA740-LO

レーザノッチフィルタ（オプション）により、レーザアプリケーションにも対応高精度： 0.75％
光ファイバ仕様は水冷なしで260℃まで使用可能
アナログ出力は、4-20mA または 0-20ｍAを選択可能（ご注文時、要指定）
システム構成例
・放射率設定ﾀﾞｲﾔﾙ・ﾚｰｻﾞﾊﾟｲﾛｯﾄﾗｲﾄｽｲｯﾁ
KLEIBER社
超高速型
超高速型
放射温度計
放射温度計
740/740-LO型
740型

可動焦点レンズまたは 可動焦点レンズ
光学ヘッド ＋ 光ファイバー
ﾎﾞｰﾙ&ｿｹｯﾄ固定台
ﾎﾞｰﾙ&ｿｹｯﾄ固定台

放射温度計専用ケーブル：4ｍ

AC100V
放射温度計
専用電源
BNCケーブル(0-10V）：4ｍ

4-20ｍA 出力

NG-0D
BNCコネクタ（0-10V出力）

アプリケーション例
急激な温度変化の微小物体
タービン羽等の高速回転体
高速移動物体真空炉・密閉炉内
ガラス金型
レーザ応用計測（切削、溶接、ろう付け）
材料開発/試験
エアバッグテスト
シリコンウェハー
プラズマ計測仕様
IGA 740型式:
温度範囲/検出波長:

検出器:

IGA 740-LO

160～1000℃（MB10）/1.58～2.2μm200～1000℃（MB10）/1.58～2.2μm

300～1400℃（MB14）/1.58～1.8μm

300～1400℃（MB14）/1.58～1.8μm

300～2300℃（MB23)/2.0～2.2μm

300～2300℃（MB23)/2.0～2.2μm

500～2500℃（MB25)/1.58～1.8μm

500～2500℃（MB25)/1.58～1.8μm

Geフォトダイオード； 1.58～1.8μm
InGaAs フォトダイオード； 1.58～2.2μm/

出力信号:DC 4 ～ 20mA またはDC 0 ～ 20mA

負荷抵抗 500Ω以下、0～10V BNC出力

2.0～2.2μm/

2.0～2.5μm

リニア出力（ご注文時、要指定）

放射率 ε:

0.1～10時定数 t95:9μS（電流出力時）、6μS（電圧出力時）

精度(不確かさ）:測定値の0.75%（ε＝1、ｔamb.＝25℃、ｔ95＝1ｓ）

再現性:

測定値の0.3%以内（ε＝1、ｔamb.＝25℃、ｔ95＝1ｓ）

供給電源:

DC24V/0.2A Max または AC24V/0.2A Max

位置確認:

LEDパイロットライト またはLEDパイロットライト

直視ファインダー（ご注文時、要指定）
ファイバー:

－SUS

動作温度:

0 ～ 40℃

保管温度:-20 ～ +70℃

外形寸法:

235 × 70 × 70(L×W×H)：mm

保護等級:

IP54 (DIN 40 050)

重量:～1.2kg

CEマーク:

電磁イミュニティに関するEU指令に適合

1.5m（最長15mまで、PTFE型有り）

0 ～ 40℃(本体),～260℃(ﾌｧｲﾊﾞｰ/光学ﾍｯﾄﾞ)200 × 70 × 70(L×W×H)：mm～1.2kg(本体),～250g(光ﾌｧｲﾊﾞｰ),～150g(光学ﾍｯﾄﾞ)

光学系仕様
IGA 740 可動焦点レンズ
測定距離（mm）:
スポット径（mm）:

450
2.56004800
61000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000
810.5 11.5
1314152828

アパーチャー径
16IGA 740 マクロレンズ
測定距離288290

MB14/MB25
MB10/MB23

スポット径
0.7
1

アパーチャー径1616
単位：mm

IGA 740-LO 光学ヘッド
標準ヘッド
LVO25
LVO35
特殊ヘッド
LVO25-S1
LVO25-S2
LVO25-S3
LVO25-S4
LVO25-S5
LVO25-S6
LVO25-S9
LVA25
LVO12-S-1
LVO12-S 3

測定距離 [mm]80 ～ 300
250 ～ 1000

スポット径φ[mm]1.6 ～ 4.3
3.5 ～ 11

カラーマーク
青青

温度範囲 [℃]
全範囲
全範囲

アパーチャー径 [mm]1321115 ～ 300
200 ～ 240
76
60
70 ～ 200
250 ～ 500
80 ～ 300
110 ～ 800
100 ～ 400
120 ～ 2000.4 ～1.5
0.85 ～ 1.1
0.3
0.5
1 ～ 2.6
3.5 ～ 6.3
1 ～ 3.8
0.8 ～ 52 ～ 7.6
1 ～ 1.8

赤赤赤赤青青青赤青
赤> 400
> 350
> 400
全範囲
全範囲
全範囲
全範囲
全範囲
全範囲
> 400

101210111216101376.5

IGA 740-LO
ファイバー－
○
○
○
○
○

アクセサリ
・接続用ケーブル
・BNCケーブル
・電源BOX
・電源ユニット

ご注文について
放射温度計
温度範囲160～1000℃
200～1000℃
300～1400℃
300～2300℃
500～2500℃
350～3500℃

IGA 740
直視ファインダー LEDパイロットライト
○○－－
○
○
○
○
○
○－－

本社
〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

・ボールアンドソケット
・エアーパージユニット
・スキャナ
・レーザーノッチフィルタ

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001