doc 8

B型粘度計用アクセサリー一覧

ブルックフィールド粘度計では、計測ニーズに応じて様々なオプションを取り揃えております。

本体オプション
【 ボールベアリング 】
・ DV1M、DV2T、DVNext用工場出荷時オプション
・ ドライ式ボールベアリングによりスピンドルの交換が頻繁な場合などに耐久性に優れる
・ 高トルクタイプ（HA/HB）のみ対応可能【ﾋﾟﾎﾞｯﾄ/ｼﾞｭｴﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（標準）】【ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ】【 マグネチックカップリング 】
・ DV1M、DV2T、DVNext用工場出荷時オプション
・ ワンタッチでスピンドルを本体に取り付け可能・ マグネチックカップリング用スピンドルのみ使用可能

スピンドルオプション【 標準スピンドル 】
・ 粘度計に標準付属するスピンドル（標準材質SUS302製）では、SUS316製およびTelfon®コートしたスピンドルを選択可能
・ 特殊形状スピンドル（LV-2 CYL、LV-3 CYL、LV-5、RV-1、HV-1）

SR-23Yスピンドルラック

【 少量サンプルアダプター 】
・ 少量（2.1～16.1 mL）で粘度測定が可能
・ せん断応力/せん断速度を算出できるため、絶対粘度値を評価可能
・ 循環恒温槽を接続することにより、温度制御下で測定が可能
・ ウォータジャケット使用温度範囲：+1℃～100℃

標準構成・ ウォータージャケット・断熱カップ・・・（1.）
・ 位置決め治具・・・（2.）
・ スピンドル×1個・・・（3.） 御注文時スピンドルを御指定下さい。
・ サンプルチャンバー×1個・・・（4.） 御注文時チャンバーを御指定下さい。
・ キャップ・・・（5.）
・ カップリングナット・・・（6.）
・ エクステンションリンク（1.12インチ）・・・（7.）
・ 収納ケースオプション
・ RTD温度センサー付サンプルチャンバー・・・（8．）
・ 使い捨てサンプルチャンバー（アルミ製）×100個/式・・・（9.）
・ 使い捨てサンプルチャンバー入れ替えキット（ディスポーサブルチャンバー用ジャケット、位置決め治具、キャップ、チャンバー×100個）・・・（11.）
・ 使い捨てスピンドル（アルミ製）×100個/式・ 循環恒温槽
・ 循環恒温槽用接続ホース・ フラッグインペラースピンドル（測定試料縣濁用）・・・（10．）

少量サンプルアダプター粘度範囲 mPa･s（cP） K=1,000 M=1,000,000
低粘度⇔高粘度

スピンドル
サンプルチャンバー
サンプル量
せん断速度(1/s)
LVDVNext
LVDV2T
LVDV1M
LVDVE
LVT
RVDVNext
RVDV2T
RVDV1MRVDVE
RVT
HADVNext
HADV2THADV1MHADVE
HAT
HBDVNext
HBDV2THBDV1M
HBDVE
HBT

SC4-18SC4-21
SC4-31
SC4-27
SC4-28SC4-15SC4-13R(P) SC4-13R(P)SC4-13R(P)SC4-13R(P) SC4-13R(P) SC4-7R(P)
6.7mL
7.1mL
9.0mL
10.4mL11.0mL
3.8mL
1.32N
0.93N
0.34N
0.34N
0.28N0.48N
1.2 ～ 30K
1.8 ～ 46K
5 ～ 100K
9.3 ～ 234K 19 ～ 468K
19 ～ 468K
1.5 ～ 30K
2.3 ～ 46K
3 ～ 100K
11 ～ 234K
24 ～ 468K
23 ～ 468K
3 ～ 10K
4.6 ～ 15K
3 ～ 100K
23 ～ 78K
47 ～ 156K
46 ～ 156K
3 ～ 10K
4.6 ～ 15K
15 ～ 300K
23 ～ 78K
47 ～ 156K
46 ～ 156K
5 ～ 10K
7.8 ～ 15K
12 ～ 300K
39 ～ 78K
78 ～ 156K
78 ～ 156K
13 ～ 320K
20 ～ 500K
128 ～ 3.2M
100 ～ 2.5M
200 ～ 5M
200 ～ 5M
16 ～ 320K
25 ～ 500K
160 ～ 3.2M
125 ～ 2.5M
250 ～ 5M
250 ～ 5M
32 ～ 106K
50 ～ 170K
320 ～ 1M
250 ～ 830K 500 ～ 1.7M 500 ～ 1.7M
32 ～ 106K
50 ～ 170K
320 ～ 1M
250 ～ 830K 500 ～ 1.7M 500 ～ 1.7M
32 ～ 64K
50 ～ 100K
320 ～ 640K 250 ～ 500K 500 ～ 1M
500 ～ 1M
26 ～ 640K
40 ～ 1M
256 ～ 6.4M
200 ～ 5M
400 ～ 10M 400 ～ 10M
32 ～ 640K
50 ～ 1M
320 ～ 6.4M
250 ～ 5M
500 ～ 10M 500 ～ 10M
64 ～ 213K
100 ～ 300K
640 ～ 2.1M
500 ～ 1.7M 1K ～ 3.3M
1K ～ 3.3M
64 ～ 213K
100 ～ 300K
640 ～ 2.1M
500 ～ 1.7M 1K ～ 3.3M
1K ～ 3.3M
64 ～ 128K
100 ～ 200K
640 ～ 1.2M
500 ～ 1M
1K ～ 2M
1K ～ 2M
100 ～ 2.5M
160 ～ 4M
1K ～ 25.6M
800 ～ 20M 1.6K ～ 40M 1.6K ～ 40M
128 ～ 2.5M
200 ～ 4M
1.3K ～ 25.6M 1K ～ 20M
2K ～ 40M
2K ～ 40M
256 ～ 853K
400 ～ 1M
2.6K ～ 8.5M
2K ～ 6.7M 4K ～ 13.3M 4K ～ 13.3M
256 ～ 853K
400 ～ 1M
2.6K ～ 8.5M
2K ～ 6.7M 4K ～ 13.3M 4K ～ 13.3M
256 ～ 512K 400 ～ 800K 2.6K ～ 5.1M
2K ～ 4M
4K ～ 8M
4K ～ 8M

SC4-34SC4-13R(P)
9.4mL
0.28N
24 ～ 600K
30 ～ 600K
60 ～ 200K
60 ～ 200K
100 ～ 200K
256 ～ 6.4M
320 ～ 6.4M
640 ～ 2.1M
640 ～ 2.1M
640 ～ 1.2M
512 ～ 12.8M
640 ～ 12.8M
1.3K ～ 4.2M
1.3K ～ 4.2M
1.3K ～ 2.5M
2K ～ 51M
2.5K ～ 51M
5.1K ～ 17M
5.1K ～ 17M
5.1K ～ 10M

SC4-29SC4-14SC4-16SC4-25Z
SC4-13R(P)SC4-6R(P)SC4-8R(P)SC4-13R(P)13.5mL
2.1mL
4.2mL
16.1mL
0.25N
0.40N
0.29N
0.22N
38 ～ 937K
46 ～ 1.1M
48 ～ 1.2M
192 ～ 4.8N
47 ～ 937K
58 ～ 1.1M
60 ～ 1.2M
240 ～ 4.8N
94 ～ 312K
117 ～ 390K
120 ～ 400K
800 ～ 1.6M
94 ～ 312K
117 ～ 390K
120 ～ 400K
800 ～ 1.6M
156 ～ 312K 195 ～ 390K
200 ～ 400K
800 ～ 1.6M
400 ～ 10M 500 ～ 12.5M 512 ～ 12.8M
2K ～ 51M
500 ～ 10M 625 ～ 12.5M 640 ～ 12.8M
2.5K ～ 51M
1K ～ 3.3M 1.25K ～ 4.2M 1.2K ～ 4.2M
5.2K ～ 17M
1K ～ 3.3M 1.25K ～ 4.2M 1.2K ～ 4.2M
5.2K ～ 17M1K ～ 2M
1.25K ～ 2.5M 1.2K ～ 2.5M
5.2K ～ 10M
800 ～ 20M
1K ～ 25M
1K ～ 25M
4K ～ 102M
1K ～ 20M
1.25K ～ 25M 1.2K ～ 25M
5.1K ～ 102M
2K ～ 6.7M
2.5K ～ 8.3M 2.5K ～ 8.5M
10K ～ 34M
2K ～ 6.7M
2.5K ～ 8.3M 2.5K ～ 8.5M
10K ～ 34M
2K ～ 4M
2.5K ～ 5M
2.5K ～ 5.1M
10K ～ 20M
3.2K ～ 80M
4K ～ 100M
5.1K ～ 102M 16.3K ～ 409M
4K ～ 80M
5K ～ 100M
5.1K ～ 102M 20K ～ 409M
8K ～ 26.7M
10K ～ 33M
12K ～ 34M
40K ～ 136M
8K ～ 26.7M
10K ～ 33M
12K ～ 34M
40K ～ 136M
8K ～ 16M
10K ～ 20M
12K ～ 20M
40K ～ 81M

* せん断速度は回転数rpm×Nで算出します。例：SC4-18スピンドルで回転数10rpmの場合、せん断速度は1.32N×10rpm=13.2s -1です。

【 サーモセル 】
・ +40℃～300℃まで昇温可能
・ アプリケーション：ホットメルト、アスファルト、ワックス、ポリマー
・ プログラム運転可能（ソフトウエアRheocalc32使用時）
・ 使い捨てスピンドル（SC4-27D-100)：熱硬化サンプルに有効・ Rheocalcソフトを用いて、温度依存測定が可能
・ せん断応力/せん断速度を規定できるため、絶対粘度測定可能
・ ASTM D4402、SHRPテスト対応

標準構成
・ 温度コントローラー ×1式・・・（1. ）・ 電気ヒーターコンテナ ×1式・・・（2. ）・ 位置決め治具 ×1・・・（3．）
・ SC4-ｘｘシリーズ・フック式スピンドル ×1・・・（4. ）（御注文時スピンドルを御指定下さい。）
・ エクステンションリンク（5. ）およびカップリング（6. ） ×1組
・ 断熱キャップ ×1・・・（7. ）・ HT-2サンプルチャンバー ×1・・・（8. ）・ RTD温度プローブ ×1・・・（9. ）・ チャンバースタンド ×1・・・（10. ）・ 使い捨てチャンバー ×5・・・（11．）
・ 取出しツール ×2・・・（14．）
・ 18"ラボスタンドオプション
・ SC4-27D-100 使い捨てアルミ製スピンドル（100個/式）・・・（12．）
・ SC4-DSY 使い捨てスピンドル用チャック・・・（13．）
・ HT-2DB-100 使い捨てアルミ製チャンバー（100個/式）・・・（11．）
・ スピンドル＆チャンバー材質（標準SUS302、オプションSUS316）
・ SC4-ｘｘBS ソリッドシャフト
・ DVP-141 ケーブル（DV3T、DV-Ⅲ Ultra接続用）
・ HT-106 RS232・PCケーブル（ソフトウエアRheocalc32、RheocalcT接続用）

サーモセル粘度範囲 mPa･s（cP） K=1000 M=1,000,000
低粘度⇔高粘度

スピンドル
サンプルチャンバー
サンプル量
せん断速度(1/s)
LVDVNext
LVDV2T
LVDV1M
LVDVE
LVT
RVDVNext
RVDV2T
RVDV1MRVDVE
RVT
HADVNext
HADV2THADV1MHADVE
HAT
HBDVNext
HBDV2THBDV1M
HBDVE
HBT

SC4-18
HT-2
8 mL
1.32N
1.2 ～ 30K
1.5 ～ 30K
3 ～ 10K
3 ～ 10K
5 ～ 10K
13 ～ 320K
16 ～ 320K
32 ～ 106K
32 ～ 106K
32 ～ 64K
26 ～ 640K
32 ～ 640K
64 ～ 213K
64 ～ 213K
64 ～ 128K
100 ～ 2.5M
128 ～ 2.5M
256 ～ 853K
256 ～ 853K
256 ～ 512K

SC4-21
HT-2
8 mL
0.93N
1.8 ～ 46K
2.3 ～ 46K
4.6 ～ 15K
4.6 ～ 15K
7.8 ～ 15K
20 ～ 500K
25 ～ 500K
50 ～ 170K
50 ～ 170K
50 ～ 100K
40 ～ 1M
50 ～ 1M
100 ～ 300K
100 ～ 300K
100 ～ 200K
160 ～ 4M
200 ～ 4M
400 ～ 1M
400 ～ 1M
400 ～ 800K

SC4-31
HT-2
10 mL
0.34N
5 ～ 100K
3 ～ 100K
3 ～ 100K
15 ～ 300K
12 ～ 300K
128 ～ 3.2M
160 ～ 3.2M
320 ～ 1M
320 ～ 1M
320 ～ 640K
256 ～ 6.4M
320 ～ 6.4M
640 ～ 2.1M
640 ～ 2.1M
640 ～ 1.2M
1K ～ 25.6M
1.3K ～ 25.6M
2.6K ～ 8.5M
2.6K ～ 8.5M
2.6K ～ 5.1M

SC4-27HT-2
10.5 mL
0.34N
9.3 ～ 234K
11 ～ 234K
23 ～ 78K
23 ～ 78K
39 ～ 78K
100 ～ 2.5M
125 ～ 2.5M
250 ～ 830K
250 ～ 830K
250 ～ 500K
200 ～ 5M
250 ～ 5M
500 ～ 1.7M
500 ～ 1.7M
500 ～ 1M
800 ～ 20M
1K ～ 20M
2K ～ 6.7M
2K ～ 6.7M
2K ～ 4M

SC4-28SC4-34HT-2
HT-2
11.5 mL
9.5 mL0.28N
0.28N
19 ～468K
24 ～ 600K
24 ～ 468K
30 ～ 600K
47 ～ 156K
60 ～ 200K
47 ～ 156K
60 ～ 200K
78 ～ 156K 100 ～ 200K
200 ～ 5M
256 ～ 6.4M
250 ～ 5M
320 ～ 6.4M
500 ～ 1.7M 640 ～ 2.1M
500 ～ 1.7M 640 ～ 2.1M
500 ～ 1M
640 ～ 1.2M
400 ～ 10M 512 ～ 12.8M
500 ～ 10M 640 ～ 12.8M
1K ～ 3.3M 1.3K ～4.2M
1K ～ 3.3M 1.3K ～4.2M
1K ～ 2M
1.3K ～2.5M
1.6K ～ 40M
2K ～ 51M
2K ～ 40M
2.5K ～ 51M
4K ～ 13.3M 5.1K ～ 17M
4K ～ 13.3M 5.1K ～ 17M
4K ～ 8M
5.1K ～ 10M

SC4-29
HT-2
13 mL
0.25N
38 ～ 937K
47 ～ 937K
94 ～ 312K
94 ～ 312K
156 ～ 312K
400 ～ 10M
500 ～ 10M
1K ～ 3.3M
1K ～ 3.3M
1K ～ 2M
800 ～ 20M
1K ～ 20M
2K ～ 6.7M
2K ～ 6.7M
2K ～ 4M
3.2K ～80M
4K ～ 80M
8K ～ 26.7M
8K ～ 26.7M
8K ～ 16M

K:1,000

HT-DIN-81
HT-2
7 mL
1.29N
1.0 ～ 10K
3.4 ～ 10K
3.4 ～ 10K
N/A
5.7 ～ 10K
14.6 ～ 10K
36.5 ～ 10K
36.5 ～ 10K
N/A36.5 ～ 10K
29.2 ～ 10K
73.0 ～ 10K
73.0 ～ 10K
N/A
73.0 ～ 10K
116 ～ 10K
292 ～ 10K
292 ～ 10K
N/A
292 ～ 10K

M:1,000,000* せん断速度は回転数rpm×Nで算出できます。例えば、SC4-18スピンドルで回転数10rpmの場合、せん断速度は1.32N×10rpm=13.2s -1です。
** SC4-27Dは、使い捨てスピンドル（オプション、アイテム番号：SC4-27D-100、100個/セット）もあります。 使い捨てスピンドルを使用の場合は、SC4-DSY使い捨てスピンドル用チャックとHT-2DB-100使い捨てチャンバー（100個/式）が必要です。

【 UL低粘度アダプター 】
・ 1mPa･sの極低粘度サンプルの測定が可能（LVで測定時）
・ サンプル量：16ml
・ せん断応力/せん断速度が算出できるため、粘度を絶対値として評価可能
・ 循環恒温槽との接続により、温度制御下で測定が可能
・ ウォータジャケット使用温度範囲：オープン型 +1℃～65℃、クローズ型 +1℃～100℃【標準構成】
・ 位置決め治具・・・（1）・ ウォータージャケット・・・（2）・ サンプルチャンバー・・・（3）・ 固定治具・・・（4）・ チューブエンドキャップ×6個・・・（5）・ スピンドル（SUS304製）・・・（6）・ 収納ケース【オプション】
スピンドル316製

UL低粘度アダプター粘度範囲 mPa･s（cP） K=1000
モデル

粘度

LVT
LVDVE
LVDV1M
LVDV2T
LVDVNext
1.0～2KRVT
RVDVE
RVDV１M

6.4～2KRVDV2TRVDVNext

HAT
HADVE
HADV1M

3.0～2KHADV2T
HADVNext

12.8～2K

6.0～2K

HBT
HBDVE
HBDV1M

51.2～2K

HBDV2THBDVNext

24.0～2K【 ヘリパススタンド 】
・ ゲルやペースト、クリーム、パテ、ゼラチン、ヨーグルトなどのノンフロー物質の流動性の評価に有効なシステム
・ T字型スピンドルを使用
・ 粘度計本体をヘリパススタンドに設置し、Tバーが回転しながら上下に動作【構成】
・ ヘリパススタンド
・ Tバースピンドル×6個
・ コネクター BTU-18Y
・ 収納ケース

ヘリパススタンド粘度範囲 mPa･s（cP） K=1000 M=1,000,000
トルク
アナログ、DVE、DV1M
DV2T
DVNextLV
156～3.1M
156～9.3M
156～9.3M

RV
2K～20M
2K～100M
2K～100M

HA
4K～40M
4K～200M
4K～200M

HB
16K～160M
16K～800M
16K～800M

Tバースピンドル粘度範囲 mPa･s（cP） 0.3～100rpm、K=1000 M=1,000,000
トルク
スピンドル T-A
スピンドル T-B
スピンドル T-C
スピンドル T-D
スピンドル T-E
スピンドル T-F

LV
156～62.5K
312～124.8K
780～312K
1.5K～624K
3.9K～1.5M
7.8K～3.1M

RV
HA
2K～400K
4K～800K
4K～800K
8K～6M
10K～2M
20K～4M
20K～4M
40K～8M
50K～10M 100K～20M
100K～20M 200K～40M

HB
16K～3.2M
24K～6.4M
80K～16M
160K～3.2M
400K～80M
800K～160M【 DINアダプター 】
・ DIN53019準拠の測定を行うアクセサリー
・ 円筒形サンプルチャンバーと3種類のボブスピンドルで構成され、16～20mlのサンプル量で絶対粘度を測定可能
・ 円筒サンプルチャンバーは循環恒温槽に接続可能
スピンドル
ULA-DIN-85
ULA-DIN-86
ULA-DIN-87

せん断速度（s-1）
12.9
12.912.9

サンプル量(mL)
176.52

DINアダプター粘度範囲 mPa･s（cP） K=1000 M=1,000,000
LVT

1.9～37.9K

LVDVE
LVDV1M
1.2～37.9K

LVDV2T
LVDVNext
1.0～50K

RVT
RVDV2TRVDVE
RVDVNext
RVDV1M
12.2～50K
5.0～50K

HAT
HADVE
HADV1M
24.4～50K

HADV2T
HADVNext
10.0～50K

HBT
HBDVE
HBDV1M
97.6～50K

HBDV2THBDVNext
40.0～50K

【 スパイラルアダプター 】
・ ソルダーペーストなどの高粘度サンプルのチクソ性などの評価に有効なアクセサリー
・ RV/HA/HBのみ対応【スパイラルアダプター粘度範囲】 mPa･s（cP） K=1000 M=1,000,000
トルク
粘度

RV
～1.1M

HA～2.2M

HB～9.0M

・ スパイラルチャンバー・・・（1）・ スパイラルスピンドル×2ヶ・・・（2）・ 取付治具・・・（3）・ 収納ケース【 羽根型スピンドル 】
・ 粒子が入ったサスペンジョンやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効
・ DVNextと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定す
る際に使用

ベーン長
(mm)
V-71

68.78

ベーン径(mm)
34.39

V-72

43.33

21.67

V-73

25.35

12.67

V-74

11.76

5.89

V-75

16.05

8.03

物性・分析機器事業部
関西営業所

トルク
RV
HA
HB
5XHB
LV
RV
HA
HB
5XHB
LV
RV
HA
HB
5XHB
LV
RV
HA
HB
5XHB
LV
RV
HA
HB
5XHB

せん断応力
（Pa)
0.5～5
1～10
4～40
20～2000.188～1.88
2～204～40
16～16080～8000.933～9.38
10～10020～20080～800400～4K
9.38～9.38
100～1K200～2K
800～8K
4K～40K
3.75～37.5
40～40080～800320～3.2K
1.6K～16K〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31

粘度cP（mPa・s）
262～2.62K
524～5.24K
2096～20.96K
10.48K～104.8K
104.04～1.04K
1.11K～11.1K
2.22K～22.2K
8.88K～88.8K
44.4K～444K
502～5.02K
5.35K～53.5K
10.7K～107K
42.8～428K
214K～2.14K
5.09K～50.9K
54.3K～543K
108.6K～1.086K
434.4K～4.344M
2.172M～21.72M
1.996K～19.96K
21.3K～213K
42.6K～426K
170.4K～1.704K
852K～8.52M

注記】1) 回転数10rpmでのデータ
2) K:1,000 M:1,000,000
3) 粘度計DVEには使用できません。
4) V-71スピンドルはトルクLVモデルには使用できません。

TEL: 03-3469-6715 FAX: 03-3469-6719
TEL: 06-6307-3830 FAX: 06-6307-3860