NeoTell®
非接触型ISQ測定器

ネオテル

瞬時にインプラントの安定性を解析する
ネオスの RFA テクノロジー
ネオテル

は 1300 以上の科学的根拠に基づいた RFA（共振周波数解析）技術を利用しており、埋入されたインプラントの安定性を瞬時に正確に測定することができます。インプラントまたはアバットメントにスマートペグを取り付け、非接触で ISQ 値（インプラント安定性指数）の測定を行うことで、患者に適した荷重時期が予測できるため、インプラント治療の大きな一助となります。

スマートペグ

シンプルな操作性
プローブ

非接触で 2 方向より測定が可能
様々なインプラントシステムに対応

頬舌方向、近遠心方向にそれぞれ測定が可能です。

・瞬時に測定でき、効率的な治療計画を立てることが可能になります。
・共振周波数解析（RFA）技術により、インプラントの安定性を正確に測定できるため、信頼性の高い治療が可能になります。
・数値化した情報を元に患者と治療プランを共有できるため、効果的な治療を可能にします。

スマートペグ
接合部をインプラントやアバットメントに装着し、ISQ 値を測定します。
一つ一つ滅菌されており、再使用は出来ません。

スマートペグガイド◀スマートペグの全ラインナップをご参照いただけます。
こちらのラインナップよりご希望のスマートペグタイプをお選びいただけます。
https://shop.osstell.com/smartpegguide/※ネオスインプラントシステム用のスマートペグタイプは下記の通りです。

タイプ18：NEOSSインプラント SP(スタンダードプラットフォーム)用
タイプ38：NEOSSインプラント NP(ナロープラットフォーム)用
タイプ52：NEOSSインプラント アクセスアバットメント用

ISQ 値とインプラントの安定性
ISQ < 60 （インプラントの安定性：低）ISQ 60-64 （インプラントの安定性：中）ISQ 65-69 （インプラントの安定性：中）ISQ ≧7070（インプラントの安定性：高）

65

高中60

ISQ 値 65−69
補綴物…… 部分修復

ISQ 値 60−64

低埋入プロトコル… 1 回法または２回法

70≦ISQ 値
補綴物…… 単冠修復
埋入プロトコル… 1 回法
修復プロトコル… 即時荷重

修復プロトコル… 早期荷重補綴物…… フルブリッジ( 即時荷重 )埋入プロトコル… ２回法修復プロトコル… 通常荷重安定性
ISQ 値＜60
補綴物… インプラントの安定性不足

参考資料
1. Sennerby L. Implantologie 2013;21(1):21-33
2. Kokovic V, Jung R, Feloutzis A, Todorovic V, Jurisic M, 2. Hämmerle C. Clinical Oral
Implants Research, 00, 2013, 1-6
3. Bornstein M, Hart C, Halbritter S, Morton D, Buser D. Clin Implant Dent Relat Res 2009
4. Serge Baltayan, Joan Pi-Anfruns, Tara Aghaloo, Peter Moy J Oral Maxillofac Surg
74:1145-1152, 20165. Östman P-O. Clinical Implant Dentistry and Related. Research, Volume 7, Supplement 1,2005

これは科学的データの概要であるため、公式なプロトコルを示したものではありません。オッセオインテグレーションを

6. Rodrigo D, Aracil L, Martin C, Sanz M. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255-261
7. Pagliani L, Sennerby L, Petersson A, Verrocchi D, Volpe S & Andersson P. Journal of Oral
Rehabilitation 2012

モニタリングするには、インプラント埋入後、および修復前

8. Trisi P, Carlesi T, Colagiovanni M, Perfetti G. Journal of Osteology and Biomaterials,に測定を行う必要があります。

Volume 1, Number 3, 2010

科学的な研究についてはこちら www.osstell.com をご覧

9. Stefan Paul Hicklin, Esther Schneebeli, Vivianne Chappuis, Simone Francesco Marco
Janner, Daniel Buser, Urs Brägger, Clin. Oral Impl.

ください。

Res 00, 2015; 1-9

使用方法
1. ディスポカバーを被せ、ボタンを押し電源を入れます。

1

2

2. スマートペグをスマートペグマウントに挿入し、約 4 〜 6Ncm の指の力で、インプラントにスマートペグを装着します。
この時にスレッド部の破損を防ぐためにスマートペグを4‒ 6Ncm絞めすぎないようにしてください。
3. ネオテル本体を口腔内に挿入し、本体先端部をスマートペグから2-4mm 離して、約 45°の角度で計測を行います。

342‒ 4mm
㲔 45°

4. 初めに頬舌方向の ISQ 値を測定します。
測定完了時に音が鳴り、測定データがディスプレイに表示されます。
口腔外で数値を確認します。

2‒ 4mm㲔 45°

5. 4 と同様に、近遠心方向への ISQ 値を測定します。
6. 頬舌方向、近遠心方向それぞれの ISQ 値が表示されます。

57. 再測定する場合、ボタンを押すことで再測定の画面に切り替わります。

MD

67BL

製品一覧
ネオテル

販売名：NeoTell

ネオテル

電源入力：3.7VDC
本体サイズ：206mm x 36mm x 25mm
本体重量：0.08kg

・本体
・スマートペグマウント(1個)・テスト用ペグ(1個)・USBケーブル (タイプA-C)
・取扱説明書

商品コード14877000

各種スマートペグ

スマートペグガイド

・５ヶ入・滅菌不可。ディスポーザブル◀スマートペグの全ラインナップをご参照いただけます。
こちらのラインナップよりご希望のスマートペグタイプをお選びいただけます。

https://shop.osstell.com/smartpegguide/※ネオスインプラントシステム用のスマートペグタイプは下記の通りです。
ペグタイプ

プラットフォーム

商品コード

タイプ18

NEOSSインプラントSP(スタンダードプラットフォーム)用14877010

タイプ38

NEOSSインプラントNP(ナロープラットフォーム)用14877011タイプ52NEOSSインプラント アクセスアバットメント用

14877012

スマートペグマウント

・1ヶ入・滅菌可・各種スマートペグに使用可能です。
商品コード14877200

製造販売業者： 白水貿易株式会社 大阪府大阪市淀川区新高 1-1-15

販売名：ネオテル 一般的名称：歯接触分析装置 届出番号：27B1X0020306001

ネオス･ジャパン事業部
03-5217-0353

03-5217-0366
ホームページは QR コードからもご覧いただけます。