Pressure Calibration Equipment

Additel 762W
ポータブル自動液圧校正器

自動圧力発生とコントロール：最大 100 MPa
精度：0.01%FS

2 レンジ：手動または自動水媒体で使用するための設計
自動フルードマネージメント
制御安定度 ≤ 0.005%FS

ポータブル設計 - 校正室及び現場用2 種類の外部圧力モジュールをサポート

Wi-Fi, LAN, Bluetooth, USB 及びイーサネット通信
フル HART フィールドコミュニケータ
HART 及び PROFIBUS 通信

データロギングとタスク管理
特許取得の電動ポンプ技術
製品概要
Additel 762W 自動圧力校正器は、脱イオン水を圧力媒体として使用する最大 100 MPaの自動圧力校正作業のための革新的なターンキーソリューションを提供します。
現場と校正室の両方での使用のために設計されたこの最先端の製品の携帯性と精度は、校正室の担当者と現場作業者の両方にとって、すぐにお気に入りの校正器になります。
圧力伝送器、スイッチ、機械式およびデジタルゲージおよびセンサ、HART/PROFIBUS
機器の校正を完全に自動化したサポートと、完全に統合されたタスク機能、データ収集、Wi-Fi 接続を組み合わせた最新の製品を設計する際、お客様の要望が念頭に置かれていました。

01

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

2 レンジの精度は最大 0.01% FS

ADT762W は現在の制御圧力に応じて異なる内部校正値を自動的に切り替える独自の機能を備えています。アディテル社では、GP10K ベースモデルでは 20MPa(0-3,000 PSI) お よ び 70 MPa(0-10,000 PSI)、GP15K モ デ ル で は 40 MPa(06,000 PSI) お よ び 1,00 MPa(0-15,000 PSI) の 範 囲 で、 各 ADT762W に 独 自 の 校 正を提供します。校正器が加圧されると、指定された圧力範囲に基づいて制御および測定仕様が自動的に選択されます。圧力校正範囲の選択は「自動」モードに設定して、設定点の圧力に基づいて ADT762 によって校正範囲が自動的に選択されるようにすることも、校正範囲を手動で選択することもできます。

内蔵自動パージ機能

液圧校正システムのパージは困難で時間がかかる場合があります。ADT762W は、水で使用するために特別に設計されています。水を媒体として使用する際の汚染の懸念を軽減するために、一定の陽圧環境を提供するのに役立つ特別に設計されたマニホールドが標準装備されています。統合された自動パージシステムは、システムからの空気の除去を完全に自動化することにより、時間、コストを節約し、フラストレーションを解消します。ボタンを押すだけで、ADT762W はシステムのパージを迅速に管理します。これにより、校正担当者が他の業務に対応するための時間を確保できます。

自動流体排出を備えたデュアルポートマニホールド

液圧システムを使用する場合、オイルは水よりも優れた潤滑剤であり、シールやコンポーネントの寿命を維持することがわかっています。ただし、一部のアプリケーションでは、オイルを使用する選択肢がないことを理解しています。
ADT762W は、脱イオン水でのみ使用するように設計されています。ADT762Wには流体管理システムが組み込まれており、システム内の溜まり水を減らし、将来のメンテナンス要件を容易にします。ADT762W は、マニホールドに組み込まれたベントバルブを作動させるために、ユニットに直接通信接続されている付属のマニホールドとともに使用する必要があります。この構成は、汚染された流体が ADT107 マニホールドの底部にある特別な廃棄物タンクに堆積されることで、ベースユニットとマニホールドに戻るのを防ぐように設計されています。この機能により、ユニットの寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減できます。

文書化された校正タスク機能

強力な文書化された校正タスクアプリケーションにより、ユーザーは PC やタブレットを必要とせずにタスクをすばやく作成して実行できます。ADT762W は自動的にエラーを分析し、テスト・レポートを生成し、結果をローカルに保存します。Additel 762W は、時間とコストを節約するためにいつでも保存および呼び出すことができる最大 1000 の文書化されたタスクをサポートします。

デュアルモード HART 通信

HART 圧力伝送器は、他の機器やツールなしで直接メンテナンスおよび校正できます。ADT762W は、自動 HART 校正モードと手動モードを提供します。このデュアルモード HART 通信機能は、DUT に効率的で便利な相互運用性モードを提供するだけでなく、完全に HART 対応の校正器へのアクセスもサポートします。

02

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

圧力仕様                                        型名仕様

ADT762W 自動液圧校正器

圧力レンジ

1-70 MPa(15-10,000 psi ) および 1-100 MPa (15-15,000 psi)

レンジ選択

GP10K は手動 20 MPa,70 MPa またはオートレンジ、GP15K の手動 40 MPa,100 MPa またはオートレンジ

精度

GP15K: 0~100 MPa, 0.01%FS [2]GP15K: 0~40 MPa, 0.01%FS [2]GP15K: 0~100 MPa, 0.02%FS [2]GP15K: 0~40 MPa, 0.02%FS [2]GP10K: 0~70 MPa, 0.01%FS [2]GP10K: 0~20 MPa,, 0.01%FS [2]GP10K: 0~70 MPa 0.02%FS [2]GP10K: 0~20 MPa, 0.02%FS [2]

7桁

6桁

分解能
測定単位

Pa, hPa, kPa, mPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C, cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C,mmH2O@4°C, cmH2O@4°C, mH2O@4°C, mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C, inH2O@20°C,
inH2O@68°F, kgf/cm2, mtorr, torr, lb/ft2, tsi, カスタム

最大外部負荷容量

最大 : 80 ml@60 MPa, 60 ml@100 MPa, 50 ml 推奨

リザーバー容量

最大 : 350 ml, 内蔵フィルター

制御安定度 [1]0.005%FS (700 kPa~ 100 MPa)

圧力安定時間＞5分

圧力モジュール

デュアルレンジを備えた内蔵モジュール１個

外部制御圧力モジュール

次の「外部制御圧力モジュールの仕様と互換性」の表を参照してください。

外部測定圧力モジュール

すべての ADT161 圧力モジュール[1] コントロールの安定性は、範囲選択または外部モジュールに基づいています。
[2] 圧力範囲の機能はモデルによって異なります。オーダー情報を参照してください。

電気仕様                      型名
仕様
電流測定

電圧測定

レンジ

分解能

精度

自動レンジ
±25 or ±50 mA

0.1 μA

0.008 % 読み値 + 2.0 µA±300 mV

1 μV

0.008 % 読み値 + 6 µV

自動レンジ
±5, ±12 or ±30 V±5 V: 20 μV

0.008 % 読み値 + 100 µV±12 V: 0.1 mV

0.008 % 読み値 + 240 µV±30 V: 0.1 mV

0.008 % 読み値 + 600 µV

注記

0.008 % 読み値 + 1.0 µA

インピーダンス < 10 Ω
インピーダンス > 1 GΩ
インピーダンス > 1 MΩ

ループ電源

24 V

N/A

±1 V

50 mA ( 最大負荷 )mA 出力

0 ~ 2.5 mA or
2.5 ~ 25 mA0-2.5 mA: 0.05 μA
0-25 mA: 0.5 μA

0-2.5 mA: 0.008 %RD + 0.1 µA
0-25 mA: 0.008 %RD + 1.0 µA

20 mA @ 1 kΩ

電源出力

16 ~ 30 V

1V±1 V

70 mA ( 最大負荷 )V 出力

0 ~ 16 V

0.25 mV

0.008 %RD + 0.002 %FS

機械式スイッチ ,ライブ機械式スイッチ ,NPN スイッチ , PNP スイッチ

N/A

N/A

圧力スイッチ

応答時間 < 10 ms スイッチに電力が供給されている場合。電圧範囲 : (3-30) V

温度補償

18 °C ~ 28°C

温度係数

18 °C ~ 28 °C 範囲外 : <± 0.0005% 読み値 + 0.00005%FS/°C

誤操作保護

任意の 2 つのソケットで最大 30 V

圧力スイッチテスト
HART / PROFIBUS PA
標準機能

03

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

外部制御圧力モジュールの仕様と互換性  型名

圧力レンジ

仕様  

精度 (%FS)

圧力の種類

媒体

70.01% FS

ゲージ圧

G,L

1,500

100.01% FS

ゲージ圧

G,L

2,000

140.01% FS

ゲージ圧

G,L

3,000

200.01% FS

ゲージ圧

G,L

5,000

350.01% FS

ゲージ圧

G,L

10,000700.01% FS

ゲージ圧

G,L

15,0001000.01% FS

ゲージ圧

G,L

1,000

70.02% FS

ゲージ圧

G,L

1,500

100.02% FS

ゲージ圧

G,L

2,000

140.02% FS

ゲージ圧

G,L

3,000

200.02% FS

ゲージ圧

G,L

5,000

350.02% FS

ゲージ圧

G,L

10,000700.02% FS

ゲージ圧

G,L

15,0001000.02% FS

ゲージ圧

G,L

ADT161-01-GPXX
0.01%FS

ADT161-02-GPXX
0.02%FS

(psi)

(MPa)

1,000

一般仕様
仕様

詳細

ユーザーインターフェース

カラータッチスクリーンとキーパッド操作

ディスプレイ

7” TFT タッチスクリーン 800 x 480 カラー表示

筐体 IP 規格IP31

電源専用リチウム電池または電源アダプタ

バッテリー

充電式リチウムイオン電池、通常 12 時間の動作、5 時間未満の再充電時間

重量12.8 kg(28 lbs ) 媒体除く

圧力媒体

セバケートオイル寸法

300 x 220 x 192 mm (11.81 x 8.66 x 7.56 in)通信

USB, LAN, Bluetooth, Wi-Fi

HART 通信

HART デバイスの読み取り、構成、校正 - DD ファイルは定期的に更新されます

データ容量＞ 8 GB

データロギング

最大 1,000,000 の読み取り値 ( データとタイムスタンプ付き )タスク文書化

最大 1,000 のタスクをデータとともに保存可能

自動化機能

スイッチテスト、自動ステップ、リークテスト

ユーザーインターフェース言語
ポンプ寿命

英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、日本語、ロシア語> 1,000,000 サイクル

動作温度 : 0 °C ~ 50 °C(32 °F ~ 122 °F )環境仕様

保管温度 : -20 °C ~ 60 °C ( -4 °F ~ 120 °F)
湿度 <90%, 結露しないこと

04

認定校正証明書ISO 17025 認定校正証明書 (NIST トレーサブルデータ付き )コンプライアンスCE

ソフトウェア互換性

ACal, Additel Land ,Additel Link は、モバイルアプリケーション経由でアクセス可能

保証期間

1 年間

ホース & フィルター寿命

すべてのアクセサリホースとフィルター ( 空気圧および油圧 ) の推定寿命 (EOL) は約 10 年であり、摩耗または損傷の最初の兆候で交換する必要があります。

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

オーダー情報ご発注型名
ADT762 W

01

GP15K

N

精度

01 = 0.01% フルスパン
02 = 0.02% フルスパン
レンジ
GP10K = 70 MPa
GP15K = 100 MPa

圧力ポート指定N - 1/4 NPT メス
N2 - 1/2 NPT メス
B - 1/4 BSP メス
B2 - 1/2 BSP メス
M - M20X1.5 メス

標準付属品05      別売アクセサリ
型名

数量9022テストリード

2 セット (4 本 )USB ケーブル

1本

9725
充電式リチウムイオン電池

1個

9818
110V/220V 外部
電源アダプタ1個

漏斗

1個

ADT100-762Hose
高圧ホース

1本

ADT100-762-SSTUBE
ステンレス鋼高圧ホース

1個

ADT107-X-KIT( デュアルポートマニホールド、ゼロリターン通信ケーブル )1個

小型アクセサリケース( ケーブル、アダプタ用 )

1個輸送用キャップ

1個

9241
交換用ガス充填アキュムレータ
ADT762 および ADT793

1個

9907-762
キャリングケース

1個

液体貯蔵タンク用 O リング
3.5*1.2-NBR70

5個直角コネクタ用 O リング
5*1.5-NBR70

5個

9060
圧力モジュール接続ケーブル

1本

ISO17025 認定校正証明書

1通

画像

型名

詳細

ADT161

圧力モジュール
4 ページ参照

9241W

交換用ガス充填アキュムレー
タADT762W および ADT762Wマキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

画像

Rev # 20240815