１６CHカウンタ・タイマ
ＣＴ１６-02
取扱説明書
２７７９(改訂１)

APPLICATIONOFELECTRONIC

DEVICESツ ジ 電 子 株 式 会 社〒 300-0013 茨 城 県 土 浦 市 神 立 町 3739
TEL.029-832-3031( 代 )FAX.029-832-2662
URL
http://www.tsujicon.jp/
E-mail info2@tsuji-denshi.co.jp

１６CH 高速カウンタ・タイマ CT16-02 使用上の注意事項
１．カウンタ、タイマ値の設定について
CT16-02 が処理するカウンタ、タイマのビット数と取扱数値は次の通りです。
タイマ ４０ビットカウンタ（ＦＦ ＦＦ FＦ FF FF）Ｈ
1,099,511,627,775

最大数値

１０進 １３桁数値

1カウント = １μs
最大カウントタイマ時間 ３０５時間
カウンタ ４８ビットカウンタ
最大数値（ＦＦ FF FF ＦＦ ＦＦ FF）Ｈ
281,474,976,710,655

１０進 １５桁数値

２．RS232Cボーレートの設定は POWER ON時に有効になります。
変更した場合には再度 POWER ONで有効になります.

３．SET UP画面 IP ADDRESS 、MAC NO については、自動取得はしていません。
設定は別途マニュアルで行ってください。
数値は入力可能ですがメモ機能となります。

４．GPIB通信
サービスリクエスト機能は使っていません。

５．USBドライバソフトは 弊社HP CT16-01 よりダウンロードができます。

６．出荷時のカウンタ信号入力ポートについて
出荷時すべてのカウンタポートは SLOW NIM 仕様に設定されています。
信号の切換は基板内部スイッチの設定と（マニュアル P10、添付資料 ２参照）

LCD SET UP画面の入力指定があります。

７．変数の初期化について
プログラムバージョンを変更した場合などは、内部変数のイニシャライズが必要になります。
この場合には、STOP スイッチを押しながら、 POWER ON を行ってください。
初期設定値

入力信号設定全チャンネル SLOW NIM

IP ADDRESS

192.168.1.55

PORT NO.

10001

表示モード

C

RS232Cボーレート

38400 ｂｐｓ

GPIB ADDRESS

10

リピートインターバル時間

２．０ｓ

プリセット カウンタ

1,000,000

プリセット タイマ

1,000,000

ＣＴ１６−０2 コマンド表（ＬＡＮ，ＵＳＢ、GＰＩＢ、ＲＳ２３２Ｃ 対応）
CT16-02の取扱数値は次の通りです。
（FF FF FF FF FF）Ｈ

最大数値

1,099,511,627,775

10進13桁数値（FF FF FF FF FF FF）Ｈ

最大数値

281,474,976,710,655

10進15桁数値

タイマ ４０ビットカウンタ
カウンタ ４８ビットカウンタ[表１] CT16-02 通信コマンド表
コマンド
コマンド内容Ｒ/Ｌ

内 容 詳 細リモート/ローカルl切換コマンド
LOCL

R/L change to loacal mode

ﾛｰｶﾙﾓｰﾄﾞに変更

REMT

R/L change to remote mode

ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞに変更

カウンタ停止モードのコマンド
ＥＮＴＳ

R enable timer stop

ﾀｲﾏｰ停止有効

ＥＮＣＳ

R enable counter stop

ｶｳﾝﾀ停止有効

ＤＳＡＳ

R disable auto stop

自動停止禁止（STOPｺﾏﾝﾄﾞまでｶｳﾝﾄ)R change to single mode

ｶｳﾝﾀ表示 ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞへの変換

カウンタ表示モードのコマンド
SNGL
REPT

R change ro repeat mode

ｶｳﾝﾀ表示 ﾘﾋﾟｰﾄﾓｰﾄﾞへの変換

STOR

R change to storage mode

ｶｳﾝﾀ表示 ｽﾄﾚｰｼﾞﾓｰﾄﾞへの変換

SINTｄｄR set interval time in repeat mode ﾘﾋﾟｰﾄﾓｰﾄﾞ時のｶｳﾝﾄ停止時間 dd;2桁数値

タイマ、カウンタの起動、停止コマンド
STRT

R start counter

STOP

R stop counter

ﾀｲﾏ､ｶｳﾝﾀの起動
ﾀｲﾏ､ｶｳﾝﾀの停止(停止条件成立後停止）

STEM

R emergency counter stop

ﾀｲﾏ､ｶｳﾝﾀの停止（緊急即時停止）

RDAL

R read all

ﾀｲﾏ,全ｶｳﾝﾀ値のﾘｰﾄﾞ

CLAL

R clear all

ﾀｲﾏ,全ｶｳﾝﾀ値のｸﾘｱ

タイマ、カウンタ共通コマンド

タイマ関連コマンド
ＴＭＲ？

R/L timer read

ﾀｲﾏﾘｰﾄﾞＣＬＴＭ

R clear timer

ﾀｲﾏｸﾘｱＴＰＲ？

R/L read preset timer value（ｍｓ）

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾀｲﾏ値ﾘｰﾄﾞ（ｍｓ）単位

ＴＰＲF？

R/L read preset timer value（μｓ）

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾀｲﾏ値ﾘｰﾄﾞ（μｓ）単位

STPRｄｄｄｄ・・・・

R set preset timer value（ｍｓ）

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾀｲﾏ値設定（ｍｓ）単位

STPRFｄｄｄｄ・・・・

R set preset timer value（μｓ）

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾀｲﾏ値設定（μｓ）単位

CTR?ｘｘR/L read counter CHxx

ｶｳﾝﾀCHxxのﾘｰﾄﾞ

CTR?ｘｘyy

R/L read counter CH xx to yy

ｶｳﾝﾀCH xx-yy のﾘｰﾄﾞ

CLCTxxR clear counter CHxx

ｶｳﾝﾀCHxxのｸﾘｱ

CLCTxxyy

R clear counter CH xx to yy

ｶｳﾝﾀCH xx-yy のｸﾘｱ

CPR?

R/L read preset counter (Kcts)

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ値ﾘｰﾄﾞ（cts）単位

CPRF?

R/L read preset counter (cts)

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ値ﾘｰﾄﾞ（Kcts）単位

SCPRdddd・・・・

R set preset counter (Kcts)

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ値設定（cts）単位

SCPRFdddd・・・・

R set preset counter (cts)

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ値設定（Kcts）単位

CLPC

R clear preset counter

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ(ch15)ｸﾘｱ

ALM?

R/L read over-flow of each channel

MODE?

R/L read the state of unit

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ内容の問合せ
動作ﾓｰﾄﾞの表示 例 R̲SN̲T̲F

カウンタ関連コマンド

その他のコマンド

R:Remote,L:local
SN:Single,RP:Repeat,ST:Storage
T:Timer stop,C:Counter stop,N:Button stop
O:Count On,F:Count Off
FLG?x

R read initial flag

内部状態ﾌﾗｸﾞの読出しを行います

VER?

R/L read software version

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報ﾘｰﾄﾞ

REST

R reset and start

ﾓｼﾞｭｰﾙのﾘｾｯﾄｽﾀｰﾄ。電源再投入と同じです。

FROM?

R read active ROM NO.

現在使用中のrom番号を読出します

FROM0,FROM1

R set active program ROM

新たに使用するromを指定します。REST後有効。

SDP1

R LCD display channel 0-7

LCD表示 カウンタチャンネル 0-7

SDP2

R LCD display channel 8-15

LCD表示 カウンタチャンネル 8-15

目

次

１．概要
１−１．特徴･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1

１−２．コントローラの構成 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1

２．カウント入力信号レベルの選択及びカウントモードについて････････････････････････････････････････････････････

１−３．操作の体系

1･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1

２−２．カウンタ起動・停止条件について（測定モード） ････････････････････････････････････････････････････

2

２−３．カウント表示について（表示モード）･･････････････････････････････････････････････････････････

2

３．フロントキースイッチ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

各スイッチの機能････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

２−１．入力信号の選択

４．ローカル操作････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

４−１．測定基本画面･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

４−２．ＳＥＴ ＵＰ 画面･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

5

５．リモート操作について･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

５−１．通信インターフェース

6･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

５−２．ＬＡＮ通信･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

５−３．ＵＳＢ通信･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

５−４．ＧＰＩＢ通信･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

５−５．ＲＳ−２３２Ｃ通信･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

7

５−６．通信コマンド･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

7（１）通信コマンドについて･･･････････････････････････････････････････････････････････････

7（２）リモート/ローカルl切換コマンド･･･････････････････････････････････････････････････････････････

7（３）カウンタ停止モードのコマンド･･･････････････････････････････････････････････････････････････

7（４）カウンタ表示モードのコマンド･･･････････････････････････････････････････････････････････････

7（５）タイマ、カウンタの起動、停止コマンド（６）タイマ、カウンタ共通コマンド･･････････････････････････････････････････････････････････

7･･･････････････････････････････････････････････････････････････

8（７）タイマ関連コマンド･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

8（８）カウンタ関連コマンド･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

8（９）その他のコマンド ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

8

６．入出力コネクタ
７．ファームウェアのバージョンアップ

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

9･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

9

８．複数のカウンタの同時制御･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 10

９．カウンタの使用注意事項･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 10

１０．外部機器との接続･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 11１１．性能・仕様･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 12

添付資料１． LAN通信の設定
添付資料２ CT16-02 基板内部スイッチの設定

取扱説明書
１．概要
１−１．特徴１６チャンネルの高速48ビットカウンタと１チャンネルの４０ビットタイマからなる汎用カウンタ／タイマです。
タイマの設定時間内の入力またはカウンタの設定カウント数内の全１６チャンネルの入力を同時にカウントします。
タイマとカウンタの設定、表示内容は各々のビット数から次のようになります。
タイマ ４０ビットカウンタ（ＦＦＦＦＦ）Ｈ

最大数値

カウンタ ４８ビットカウンタ（ＦＦＦＦＦＦ）Ｈ

最大数値

1,099,511,627,775
281,474,976,710,655

１３桁数値
１５桁数値

したがって、設定時間は0.000001秒(1μｓ）〜1,099,511.627775秒まで、設定カウント数は 1cts〜281,474,976,710,655ctsまで任意に設定できます。
操作はフロントパネル上のＬＣＤ画面とキー操作スイッチで行うローカル操作と、通信コマンドを介して行うリモート動作があります。また外部信号による（スタート信号、ストップ信号、ゲート信号）制御が可能です。
通信コマンドは従来の１６チャンネルカウンタ CT16-01型、 ８チャンネルNIMカウンタ NCT08-01,NCT08-02型との互換性を基本的に持っています。
本器は１台で１６チャンネルの同時測定が可能ですが、RUN OUT信号によって簡単に、チャンネル数の拡大が可能です。
また本体のファームウェアソフトのバージョンアップは通信ラインで行うことができますので、納入後のソフトウェア
バージョンアップなどを簡単に行うことができます。
１−２．コントローラの構成

RUN(TTL OUT)L
C
D

START(TTL IN)
STOP(TTL IN)

on/off
SW

L
C
D

ＣＰＵ

ー

キ

ッ

ス
イ

GATE(TTL IN)

タイマ

ｹﾞｰﾄ

μs
clock

ｶｳﾝﾀ15ｹﾞｰﾄ

FAST/
SLOW 切換PULSE IN(CH15)

ｶｳﾝﾀ14ｹﾞｰﾄ

FAST/
SLOW 切換PULSE IN(CH14)

ｶｳﾝﾀ1

ｹﾞｰﾄ

FAST/
SLOW 切換PULSE IN(CH1)

ｹﾞｰﾄ

FAST/
SLOW 切換PULSE IN(CH0)

LAN
USB
GPIB
RS232Cチ

ｶｳﾝﾀ0

１−３．操作の体系
ローカル操作操作の全体

フロントパネルのシートキースイッチとLCD画面によって本体の操作
測定条件の設定（SET UP画面）ができます。

リモート操作外部通信機器との通信コマンドによって操作を行うことが出来ます。
（１）ＬＡＮ通信（２）ＵＳＢ通信（３）ＧＰＩＢ通信（４）ＲＳ−２３２Ｃ通信

２．カウント入力信号レベルの選択及びカウントモードについて
２−１．入力信号の選択
カウント入力信号は全１６チャンネルあります。信号名 CH0 〜 CH15
ただしCH15 については、カウンタ停止モードのカウンタチャンネルに該当します。
CH0 〜 CH15 の入力信号は FAST NIM信号と、SLOW NIM信号を扱うことが出来ますが、基板内部に切換スイッチがありますので、信号を切換える場合には本体カバーを開けてスイッチの設定を行う必要があります。
ここでは切換スイッチによって信号の切換を行いましたが、同様に各チャンネルのソフトウェアの設定を行う必要があります。ローカルモードSET UP画面 P4を参照下さい。
基板内部スイッチ詳細については ＊．＊ 基板内部設定 参照下さい。
FAST NIM信号とSLOW NIM信号の仕様については ６．仕様、性能を確認下さい。
出荷時には 基板SW,ソフトウェア設定について SLOW NIM 設定になっています。
1/12

２−２．カウンタ起動・停止条件について（測定モード）（１）カウンタの起動
カウンタの起動は、①パネル STARTボタン ②通信コマンド ”STRT" ③外部入力信号パルス のいずれかによって起動されます。
（２）カウンタの停止条件
上記によって起動されたカウンタは次のいずれかで停止させる事ができます。
①タイマ停止Fixed Time 測定モード

タイムアップで停止します。
測定時間を予め定め、その時間内のパルス数をカウントします。
②カウンタ停止 Fixed Count 測定モード
カウントアップで停止します。
CH15パルス入力の上限カウント数を予め設定し、そのカウント数に達するまでの時間と、他チャンネルのパルス数をカウントします。
③連続モード

停止ボタンで停止します

２−３．カウント表示について（表示モード）
カウント数の表示はLCD画面に表示されます。
測定中のLCD画面は LCD:A (20文字 × ４行） 各チャンネルのカウント数を表示
LCD:B (１２文字 × １行） カウンタの停止条件を表示、設定します。
測定中、終了後の表示は次のモードがあります。
①Single モード
タイマ値、カウンタ値は累積で積算されていきます。
測定値のクリアはRESETボタンで行います。
測定中のタイマ、カウンタ値は途中データの表示を行っています。
次のSTARTまで
測定値

STOP時の値を表示
次のSTARTまで
STOP時の値を表示
途中カウンタ表示

カウンタ：START

途中カウンタ表示

STOP

START

STOP

②Repeat モード
タイマ値、カウンタ値は再スタートで ０カウントからカウントを再開します。
測定中のタイマ、カウンタ値は途中データの表示を行っています。

所定の時間ストップ時の値を表示

測定値

所定の時間
ストップ時の値を表示
途中カウンタ表示あり
した後、次のカウント表示

カウンタ：STARTＳＴＯＰ

自動ＳＴＡＲＴ

ＳＴＯＰ

ＳＴＡＲＴ

この時間はローカルモード SET UP画面 P３
リモートモード の SINT** コマンドで設定ができます。

2/12

③Storage モード
タイマ値、カウンタ値は再スタートで ０カウントからカウントを再開します。
測定中のタイマ、カウンタ値は途中データの表示は行いません。
次の停止まで表示
測定値

前回の測定値を表示
各ｶｳﾝﾀ値を次の停止まで表示
途中ｶｳﾝﾀ表示更新なし

カウンタ：STARTSTOP後、自動再START

STOP&START

STOP&START

タイマ、カウンタ：フル
この時、LCD：B 表示のカウントデータについても、測定中データの更新はいません。
タイマ値については途中データを表示しています。

３．フロントキースイッチ
フロントパネル
④

⑦

②

③

①

⑤

⑧

⑨

⑥

⑪

⑩
⑫

⑬

⑭

①

ＬＣＤ表示器 ２０文字×４行

測定データ、SET UP画面の表示を行います。

②

ＬＣＤ表示器 １２文字×２行

測定モードの表示を行います。

③

カーソル、表示ページ移動スイッチ。

④

カウンタ、タイマの値をクリアします。１ｓ黄色ランプ点灯後消去。

⑤

カウンタをスタートさせます。

⑥

カウンタをストップさせます。

⑦

リモート/ローカル切換えｽｲｯﾁ⑧

ローカル時SET UPモードに入り各種設定が可能です。

⑨

ストップモードﾞの設定⑮

カウンタ動作時緑ランプを点灯します。
カウンタ停止させ赤ランプ点灯。

GPIB ADDRESS, RS232Cボーレート、入力信号設定などができます。

⑩

ﾀｲﾏ停止

ﾀｲﾑｱｯﾌﾟで停止します

ｶｳﾝﾀ停止ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟで停止します

PB停止

停止ﾎﾞﾀﾝで停止します

カウンタ表示モードﾞを選択します
SINGLE MODE
ｽﾀｰﾄﾎﾞﾀﾝでｶｳﾝﾄを開始し、ﾀｲﾑｱｯﾌﾟ、ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ、又はｽﾄｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝで停止します
停止後は、現在の状態を表示したままになります
REPEAT MODE
ﾀｲﾏ停止、ｶｳﾝﾀ停止が選択されているとき、ｽﾀｰﾄﾎﾞﾀﾝでｶｳﾝﾄを開始し、ﾀｲﾑｱｯﾌﾟまたはｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟするとｶｳﾝﾄを停止します
保持時間（REPEAT INTERVAL TIME：０．１〜９．９秒)の後にｶｳﾝﾀをｸﾘｱし再ｽﾀｰﾄします
ＬＣＤ表示器は、刻々の状態を表示しています
STORAGE MODE
ﾀｲﾏ停止、ｶｳﾝﾀ停止が選択されているとき、ｽﾀｰﾄﾎﾞﾀﾝでｶｳﾝﾄを開始し、ﾀｲﾑｱｯﾌﾟまたはｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟするとｶｳﾝﾄを停止します
停止後のｶｳﾝﾀの値を表示させ、すぐにｶｳﾝﾀをｸﾘｱし再ｽﾀｰﾄします
ＬＣＤ表示器は、前回の停止状態の内容を表示しています⑪

ﾃﾝｷｰｽｲｯﾁ
ｾｯﾄｱｯﾌﾟ操作時、ﾀｲﾏ､ｶｳﾝﾀ設定時に使用します。
3/12

⑫

START コネクタ

入力⑬

STOP コネクタ

入力

TTLレベル 立上がり信号でSTARTTTLレベル 立上がり信号でSTOP⑭

GATE コネクタ

入力

TTLレベル ”L"カウント停止、オープン時”H"レベル⑮

RUN コネクタ

出力

TTLレベル ”H"カウント動作中

４．ローカル操作
４−１．測定基本画面
LCD：A 表示
基本表示方式Disp̲11

CH0 〜 ＣＨ７ 表示
８チャンネル （CH0 〜CH7) カウント値 6桁表示 + 単位 （基本表示）

0
1
2
3

:
1 c
:
9 9 9 9 9 K: 1 0 0 0 0 0 M: 2 8 1 4 7 4 G

4
5
6
7

:
:
:
:

1 0 0 0 0 0 c
9 9 9 9 9 9 K
1 0 0 0 0 0 M
1 9 9 9 9 9 G

単位
999,999c

単位 ×１

カウント数値：ｋ

単位 ×１０００

有効数値6桁M

単位 × 1000,000G

単位 × 1000,00,000

チャンネル番号
Disp̲1２CH8 〜 ＣＨ15 表示
８チャンネル （CH8 〜CH15) カウント値 6桁表示 + 単位 （基本表示）

8 :
1 c
9 :
9 9 9 9 9 K
A : 1 0 0 0 0 0 M
B : 2 8 1 4 7 4 G

C :
D :
E :
F :

1 0 0 0 0 0 c
9 9 9 9 9 9 K
1 0 0 0 0 0 M
1 9 9 9 9 9 G

表示内容はDisp̲11と同様
Disp̲21CH8 〜 ＣＨ4 表示
4チャンネル （CH１ 〜CH３) カウント値 フル表示

0 ：
1 ：
2 ：
3 ：

1 0 0 0 2 3
2 8 1 4 7 4 9 7 6 7 1 0 6 5 5
1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0

チャンネル番号

カウント数値：

Disp̲2２CH４ 〜 ＣＨ７ 表示

Disp̲23

CH8 〜 ＣＨ１１ 表示

Disp̲24

CH１２ 〜 ＣＨ１５ 表示

以上の表示方式は SET UP画面 P１ COUNT DISP MODE で切換ができます。
表示モードの切換
モードＡ

モードＢ

モードＣ

Disp̲11

Disp̲21

Disp̲11

Disp̲12

Disp̲22

Disp̲12

Disp̲23

Disp̲21

Disp̲24

Disp̲22
Disp̲23

DOWNコマンドUPコマンドDisp̲24

LCD：B 表示タイマ、カウンタ設定表示 LCD
タイマ設定

μｓ単位

カウンタ設定１カウント単位

4/12

測定中
設定値

T u
9 9 9 9 9 9
T u 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
左詰 有効数値 10桁
単位

入力数値は連続数値ですから、10桁までは全数値が表示されます。

T:タイマ設定

11桁目からは左詰め数値なので、ここでは入力数値は見えませんが、

C:カウンタ設定

単位は ×１０ 単位でアップしています。
表示単位は

：

×１

ｄ

×１０

ｈ

×１００

K

×１０００

P

×１００００Q

×１０００００

で表示しています。

設定数値は SETUP画面 P4で見ることができ、またここでは全入力数を確認しながら設定することができます。

４−２．ＳＥＴ ＵＰ 画面
SET UP モード DISP SW のUP/DOWN で位置に設定が移動します。

また。２ｓ以上 UP/DOWNスイッチを押していれば、ページ単位で設定画面は切り変わります。
Disp̲710 SETUP画面
RS232C通信のボーレートを設定します。
CHG キーにより4800 >> 9600 >> 19200 >> 38400 bps と変化していきます。

設定後の POWER ONにより有効。
GPIB ADDRESSを数値キーにより入力
２〜３１ が有効

R E M O T E
C ON T R O L
P 1
R S - 2 3 2 C
B . R A T E : 3 8 4 0 0
G P I BA D D R E S S :3 1
C OU N T
D I S P
M OD EA
LCD：Aの表示モードを設定
CHG キー により変更可能
Disp̲720 SETUP画面

GPIB ADDRESSを数値キーにより入力

L A N
S E T T I N G
P 2
M A C :
< 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F >I P: 1 9 2 . 1 6 8 . 0 0 1 . 0 5 5
P OR T . N O :1 0 0 0 1
PORT NO を入力

メモ機能のみメモ機能のみDisp̲730 SETUP画面
プログラムバージョンの変更
CHG キー により”NEW","OLD"の変更可能
変更後のPOWER ON により有効

P R OG R A M
C H A N G E
P 3
V e r
< 1 . 2 9 >N E W
9 . 9 ｓR E P E A T
I N T E R V A L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - リピートモードの表示インターバル休止時間の設定
0.0 〜 9.9ｓ の設定が可能

5/12

Disp̲740 SETUP画面
カウンタ設定
４８ビット

タイマ設定

最大

４０ビット

281,474,976,710,655

単位 μｓ
最大
1,099,511,627,775

数値キーにより直接入力可能

T I M
C N T
C H 0 :C H 7 :

1 0 9 9 5 1 1 6 2 7 7 7 5
2 8 1 4 7 4 9 7 6 7 1 0 6 5 5
F
F
F
F
F
F
F
F
S
S
S
S
S
S
S
S
CH0 〜 CH7 入力信号の設定 F:Fast NIM, S:Slow NIM

CHGキーにより変更

CH8 〜 CH15 入力信号の設定 F:Fast NIM, S:Slow NIM

５．リモート操作について
５−１．通信インターフェース
CT16-02には次の4つの通信インターフェースを持っています。
同時接続して通信を行うことも可能です。通信コマンドは各インターフェースに対して共通です。
５−２．ＬＡＮ通信
LAN通信の設定については 添付資料１：「LAN通信の設定」を参照下さい。
５−３．ＵＳＢ通信
１．準備
ＵＳＢ(Universal Serial Bus)からのコントロールは、ドライバソフト（ホームページからダウンロードできます）のインストゥールによりＣＯＭポートと見なしたコントロールができます。
CT16-02に電源を入れてＵＳＢｹｰﾌﾞﾙをパソコンと接続すると、新しいハードウェアが見つかったと言うメッセージボックスが現れます。ドライバのインストゥールを促す画面の指示に従って、
ダウンロードしたドライバのフォルダを指定して下さい。
ドライバのインストゥールが正常に行われたら、スタート→設定→コントロールパネルを開いて、「システム」アイコンをクリックします。
システムのプロパティ画面が現れたら、デバイスマネージャを選びます。更に「種類別に表示」
を選ぶと、ツリーの中の「ポート(COMとLPT)」の中に「USB Serial Port(COM3)」などとインストゥールされているのが確認できます。
これを指定してプロパティを開き、Port Setting画面を出し、Advancedをクリックすると、ＣＯＭポート番号の変更画面が現れ、変更が出来ます。この画面の下部にある
Disable PNP □のチェックボックスにﾁｪｯｸをしておくと、USBケーブルを再接続したときの立ち上げ時間が早くなります。
２．接続テスト
パソコンに付属のハイパーターミナル等のRS232C通信ソフトを立ち上げます。
前項の準備で設定したCOMポート番号を指定して、通信ができるかどうか確認します。
USBを仮想的にCOMポートに見なしているだけなので、ボーレートの設定は関係ありません。
"VER?"コマンドなど返事がもらえるコマンドを送り、"CT16-02 Ver<1.20>"等と返ってくれば正常に接続されたことが確認できます。
５−４．ＧＰＩＢ通信
GPIB通信において本器はトーカ、リスナの機能を持ちますが、1個のGPIB ADDRESSを設定する必要がありあす。
GPIB ADDRESS は ２〜３１までの設定になり、SET UP画面 P1にて、直接キーインを行い設定できます。
設定後電源の再投入の必要はありません。また一度設定されたADDRESS番号は、保存されています。
データのデリミタは以下の内容で固定になっています。
CR+LF + (EOI)EOIは無くてもPM16C-04XD側では受信できます。
送信時は必ず付加されます。
設定が完了したら”ＶＥＲ？”コマンドなどで、通信がうまくいくことを確かめてみてください。

6/12

５−５．ＲＳ−２３２Ｃ通信
コネクタ接続は下図のように行います。
パネル側コネクタ：ＤＥ９Ｐ(ケーブル側コネクタ：ＤＥ９Ｓ)
ピン番号

相手方パソコン

1

1

RXD

2

2

RXD

TXD

3

3

TXD

4

4

GND

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

ＲＳ２３２Ｃ通信の速度設定はパネル面からBAUD RATEを設定する必要があります。
SET UP画面 P1にて、CHG キー操作により、通信速度は次のように変化します。
４８００，９６００，１９２００，３８４００の間で変更できます。
それ以外のパラメータは以下の内容で固定になっています。
DATA BIT :8 STOP BIT :1 NO FLOW CONTROL NO PARITY
デリミタはCR+LFとなっています。
変更した場合には再度POWER ONを行う必要があります。設定データは保存されます。
設定が完了したら”ＶＥＲ？”コマンドなどで、通信確認をしてください。
５-５.通信コマンド（１）通信コマンドについて
通信コマンドは各インターフェースに対して共通コマンドです。
通信に使用するコマンドは全てＡＳＣＩＩデータのみ処理します。
通信のデリミタは、送受信ともにＣＲ＋ＬＦコードとします。
通信コマンドはCT16−０２に送信して終了するものと、CT16-02からの返信コマンドを受信して終了するコマンドがあります。
ただし基板内のスイッチ設定によって、通信の動作確認のためにCT16-02へのすべての送信コマンドに対して受信データを受信することも可能です。 詳細は＊。＊基板内部の設定 を参照下さい。
（２）リモート/ローカルl切換コマンド
コマンド

有効時

コマンドの内容

コマンドの説明LOCL

R/Lchange to loacal mode

ﾛｰｶﾙﾓｰﾄﾞに変更

REMT

R/L

change to remote mode

ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞに変更（３）カウンタ停止モードのコマンド
コマンド

有効時

コマンドの内容

コマンドの説明ＥＮＴＳ

R

enable timer stop

タイマ値停止を有効とします

ＥＮＣＳ

R

enable counter stop

カウント値停止を有効とします

自動停止します。
プリセットカウンタ（ＣＨ15）が設定値までカウントするとカウンタを自動停止します。
ＤＳＡＳ

R

disable auto stop

カウンタ停止・タイマ値停止を無効とします
カウンタは自動的には止まりません。
カウンタを停止させるには、ＳＴＯＰコマンドか、
TTLのＳＴＯＰ信号入力が必要です。

（４）カウンタ表示モードのコマンド
コマンド

有効時

SNGL

R

コマンドの内容

コマンドの説明change to single mode

ｶｳﾝﾀ表示 ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞへの変換

REPT

R

change ro repeat mode

ｶｳﾝﾀ表示 ﾘﾋﾟｰﾄﾓｰﾄﾞへの変換

STOR

R

change to storage mode

ｶｳﾝﾀ表示 ｽﾄﾚｰｼﾞﾓｰﾄﾞへの変換

SINTｄｄR

set interval time in repeat mode

ﾘﾋﾟｰﾄﾓｰﾄﾞ時のｶｳﾝﾄ停止時間 dd;2桁数値（５）タイマ、カウンタの起動、停止コマンド
コマンド

有効時

コマンドの内容

コマンドの説明

STRT

R

start counter

ﾀｲﾏ､ｶｳﾝﾀの起動

STOP

R

stop counter

ﾀｲﾏ､ｶｳﾝﾀの停止(停止条件成立後停止）

STEM

R

emergency counter stop

ﾀｲﾏ､ｶｳﾝﾀの停止（緊急即時停止）

7/12

（６）タイマ、カウンタ共通コマンド
コマンド

有効時

RDAL

R

コマンドの内容

コマンドの説明

read all

ﾀｲﾏ,全ｶｳﾝﾀ値のﾘｰﾄﾞ
回答
１０進数でＣＨ０〜ＣＨ15，タイマの順に返送されます。
カウンタはcts単位、タイマはμｓ単位です。

CLAL

R

clear all

全カウンタ・タイマをクリアします。

コマンドの説明（７）タイマ関連コマンド
コマンド

有効時

コマンドの内容

ＴＭＲ？

R/L

timer read

ﾀｲﾏﾘｰﾄﾞＣＬＴＭ

R

clear timer

ﾀｲﾏｸﾘｱＴＰＲ？

R/Lread preset timer value（ｍｓ）

タイマプリセット値を読出します。
１０進数ms単位で返送されます。

R/L

read preset timer value（μｓ）

R

set preset timer value（ｍｓ）

タイマプリセット値を読出します。
１０進数μs単位で返送されます。

STPRｄｄｄｄ・・・・

タイマにプリセット値を１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はmsです。最大1,099,511,627msまで設定できます。

STPRFｄｄｄｄ・・・・ R

set preset timer value（μｓ）

タイマにプリセット値を１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はμsです。最大1,099,511,627,775μsまで設定できます。

（８）カウンタ関連コマンド
コマンド

有効時

コマンドの内容

コマンドの説明

CTR?ｘｘR/Lread counter CHxx

カウンタｘｘ（００〜１５）の現在値を読み取ります。

CTR?ｘｘyy

R/Lread counter CH xx to yy

カウンタｘｘ（００〜１５）から

CLCTxxR

clear counter CHxx

カウンタｘｘ（００〜０７）の現在値をクリアします。

CLCTxxyy

Rclear counter CH xx to yy

カウンタｘｘ（００〜０６）からyy（０1〜０7）の現在値

CPR?

R/L

read preset counter (Kcts)

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀのｾｯﾄ値を読出します。

CPRF?

R/L

read preset counter (cts)

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀのｾｯﾄ値を読出します。

yy（０1〜１５）の現在値を読み取ります。

をクリアします。
１０進数Kcts単位で返送されます。
１０進数cts単位で返送されます。
SCPRdddd・・・・R

set preset counter (Kcts)

プリセットカウンタに１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はKctsです。
最大281,474,976,710Kctsまで設定できます。

SCPRFdddd・・・・R

set preset counter (cts)

プリセットカウンタに１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はctsです。
最大281,474,976,710,655ctsまで設定できます。

CLPC

R

clear preset counter

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ(ch15)ｸﾘｱ（９）その他のコマンド
コマンド

有効時

コマンドの内容

コマンドの説明ALM?

R/L

read over-flow of each channel

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ内容の問合せ
overA000TM
A000 CH15---CH0方向でカウンタのｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ
を表示 16進4文字数値
A:CH15,CH13ﾁｬﾝﾈﾙがﾞｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ
タイマオーバフロー時： TM 表示
タイマオーバフロー時なし： ̲̲ 表示

MODE?

R/L

read the state of unit

カウンタの現在のモードを読出します。
回答 〔例） R̲SN̲T̲O
R:Remote,L:local
SN:Single,RP:Repeat,ST:Storage
T:Timer stop,C:Counter stop,N:Button stop
（電源投入時は、前回の状態を維持しています）
O:Count On,F:Count Off（電源投入時は、counter offになります）

FLG?x

R

read initial flag

内部状態ﾌﾗｸﾞの読出しを行います
16進数値で各ビットの対応
8/12

ｂ７： タイムアップキャリー出力モニタ
タイマ設定カウンタのｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾋﾞｯﾄです。
ｂ６： RUN OUT
COUNTER ON と GATE ON の
AND出力です。
ｂ５： COUNTER ON
ｂ４： タイマーオーバーフロー
ｂ３： 未使用ｂ２： TTL GATE
ｂ１： TTL STOP
ｂ０： TTL START（注）カウンタのオーバフローチェックは”ALM?"コマンド
16進数値最上位ビットで確認できます。
VER?

R/L

read software version

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報ﾘｰﾄﾞ
CT16-02 Ver<1.20>
製品型式 ｿﾌﾄｳｪｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝを呼び出します

REST

R

reset and start

ﾓｼﾞｭｰﾙのﾘｾｯﾄｽﾀｰﾄ。電源再投入と同じです。

FROM?

R

read active ROM NO.

現在使用中のrom番号を読出します

FROM0,FROM1

R

set active program ROM

新たに使用するromを指定します。POWER ON REST後有効。
ｒｏｍ番号を指定し、POWER ON 後に有効。

６．入出力コネクタ
６−１．スタート信号(TTL正論理)
TTL正論理パルスを与えるとカウンタがスタートします。パルス幅は１００ｎｓ以上与えてください。
前面パネルのSTART LEDランプ点灯で状態が確認できます。
スタートしてからストップするまでの入力パルスがカウントされます。
６−２．ストップ信号(TTL正論理）
TTL正論理パルスを与えるとカウンタがストップします。パルス幅は１００ｎｓ以上与えてください。
前面パネルのSTOP LEDランプ消灯で状態が確認できます。
スタートしてからストップするまでの入力パルスがカウントされます。
６−３．ゲート信号（TTL正論理）
TTL正論理のゲート信号になります。”Ｌ”で全カウンタとタイマは一時停止状態になります。
”Ｌ”の間に入った信号はｶｳﾝﾄしません。入力しない場合（ｺﾈｸﾀ接続ｵｰﾌﾟﾝ）は”Ｈ”入力と見なされます。
６−４．ＲＵＮ（ｶｳﾝﾄ中）信号出力（TTL正論理）
ｶｳﾝﾀがｽﾀｰﾄしていて、ｹﾞｰﾄ信号が”Ｈ”のとき（＝ＬＥＤ点灯時）にＴＴＬﾚﾍﾞﾙの”Ｈ”信号が出力されます。
２台以上のﾓｼﾞｭｰﾙをご使用になる場合にこの信号を２台目のｹﾞｰﾄ信号とすることにより、１台目のﾓｼﾞｭｰﾙの制御で２台目の制御が行えます。
（２台目のﾓｼﾞｭｰﾙは常にｽﾀｰﾄ状態にしておき、ｹﾞｰﾄ信号でｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟを制御します）

７．ファームウェアのバージョンアップ
CT16-02はﾌｧｰﾑｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟが通信環境を使って行えます。大まかな手順は以下の通りです
USB、GPIB,RS232CまたはLANのどちらをお使いいただいても結構です。
ここではﾌﾘｰｿﾌﾄのTeraTermでLANを使ってｲﾝｽﾄｩｰﾙすることとして説明します① ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ用のﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙをツジ電子のHPからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、解凍しておきます。
② TeraTerm を起動します
LANの場合はTCP/IPを選択しCT16-02のIPｱﾄﾞﾚｽとﾎﾟｰﾄ番号を入力します。
USBの場合はSERIALを選択しUSBが確保したPORT番号(COMX)を選びます。
SETUP -> TerminalでNew-lineの設定をReceive Transmit 共に CR+LF にします。
Local echoにﾁｪｯｸﾏｰｸを入れて OK とします。
VER?と入力して答が返ってくれば正しく接続されています。
③ TeraTermの File -> Send fileをｸﾘｯｸするとﾌｧｲﾙ選択窓が開きますので、①で用意したﾌｧｲﾙを指定し、開くﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが開始されます。
④ TeraTermによりﾌｧｲﾙがCT16-02に送られる様子がﾊﾟｿｺﾝの画面でご覧になれます。
9/12

CT16-02側では受信中のｻｲﾝ"COUNT"ﾗﾝﾌﾟがゆっくり点滅します。
⑤ 約20秒でﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが終わると"COUNT"ﾗﾝﾌﾟが速い点滅に変わり、ROM書き込みを開始します。
約5秒で書き込みが完了すると"COUNT"ﾗﾝﾌﾟは消灯して、書き込み完了となります。
⑥ TeraTermを終了してTCP/IPまたはUSBの接続を切ってからCT16-02の電源を切り、再びCT16-02の電源を入れるとﾊﾞｰｼﾞｮﾝが新しくなって立ち上がります
電源を切らずに、"REST"コマンドでも再スタートできます。
CT16-02内には２つのフラッシュROM（以下FROM)が搭載されており、新しいﾌｧｰﾑｳｪｱは
現在使われていないFROMに書き込まれ、書込が終了すると新しく書き込まれたROMが指定されます。
従って、書込終了後に"REST"ｺﾏﾝﾄﾞや電源再立ち上げで新しいﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがｽﾀｰﾄします。
"FROM?"ｺﾏﾝﾄﾞでどちらのFROMが使われているかを知ることができます。
"FROM0", "FROM1"などと応答があります。
"FROM0", "FROM1" ｺﾏﾝﾄﾞでROMを指定することもできます。
指定した後で"REST"ｺﾏﾝﾄﾞや電源再立ち上げで指定したFROMのﾊﾞｰｼﾞｮﾝでｽﾀｰﾄします。
古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝでの動作と比較してみたい場合などにこの機能をお使い下さい
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞに失敗してﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが立ち上がらなくなったら内蔵ROMに古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝが入っているのでこれを立ち上げて回復できます
以下にその手順を示します。 （添付資料）を参照下さい。

１．電源を切って左側蓋を開け、ﾌﾟﾘﾝﾄ基板 上のﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁの2をON側にします(1はOFFのままです）
２．フロントパネルの CHGキーを押しながら電源を入れると、RESETが約30秒点滅し、その後LEDの消灯状態になって終了します
３．再び電源を切ってﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁの2をOFFにします（1はOFFのままです）
４．電源を再投入するとV1.00のﾌｧｰﾑｳｪｱで立ち上がります
ここから先はもう一度最新のﾌｧｲﾙを上記①から⑥の手順で書き込んでください

８．複数のカウンタの同時制御２台以上のカウンタを同時制御できます。
CT16-02は、１６ＣＨのカウンタが内蔵されていますが、17ＣＨ以上のカウンタを同時制御で使いたい場合
複数のCT16-02を使って実現することができます。
概略は以下のようになります。
１台目のカウンタのRUN(TTL OUT)を２台目のカウンタのGATE(TTL IN)に接続します。
同様に３台目以降も可能です。
２台目以降のｶｳﾝﾀに"DSAS"ｺﾏﾝﾄﾞで自動停止禁止を送っておきます。
２台目以降のｶｳﾝﾀを"STRT"ｺﾏﾝﾄﾞでｽﾀｰﾄさせます。
必要ならば１台目のｶｳﾝﾀに外部からのｹﾞｰﾄ信号を入力します。
必要ならば１台目のｶｳﾝﾀにﾀｲﾏ停止の準備をします（"CLTM"、"ENTS","STPRdddd")
必要ならば１台目のｶｳﾝﾀにｶｳﾝﾀ停止の準備をします（"CLPC"、"ENCS","SCPRdddd")
１台目のカウンタを"STRT"ｺﾏﾝﾄﾞでｽﾀｰﾄさせます。
この手順で複数台のﾀｲﾏを同じﾀｲﾐﾝｸﾞでｶｳﾝﾄ開始・停止できます。

９．カウンタの使用注意事項
CT16-02は高速でｶｳﾝﾄする途中経過を正しく把握するために、ｶｳﾝﾄの途中で通信ラインからのﾃﾞｰﾀ読み出しｺﾏﾝﾄﾞがあると、約１２０nsｶｳﾝﾄを停止し、３２ﾋﾞｯﾄのﾃﾞｰﾀをﾗｯﾁします。同時にﾀｲﾏも停止されます。（すべての通信方式に共通です。）
毎秒１００回読み出しが行われると、毎秒 １２０ns×１００＝１２μs 時間ｶｳﾝﾀが停止することになります。１回の読み出しに要する
停止時間は皆同じで、たとえ一つのｶｳﾝﾀの読み出しであっても、全てのｶｳﾝﾀとﾀｲﾏは同時に停止しますので、少ないｺﾏﾝﾄﾞでたくさんの情報を読み出した方が安全です。ﾀｲﾏ停止ﾓｰﾄﾞやｶｳﾝﾄ値停止ﾓｰﾄﾞでは、読み出しによるｶｳﾝﾀ停止にに伴う誤差は無いものと考えられます。
外部からのｹﾞｰﾄ信号内のﾊﾟﾙｽをｶｳﾝﾄする場合は、ｹﾞｰﾄ信号から読み出し時間を引いた分だけｶｳﾝﾄ時間が短くなりますので注意が必要です。ｶｳﾝﾄの途中でｶｳﾝﾄﾃﾞｰﾀを読み出さない場合はこれらの注意は必要ありません。
ｶｳﾝﾄの途中で、MOD?等により、ｶｳﾝﾄﾃﾞｰﾀ以外を読み出してもｶｳﾝﾀの結果には影響を与えません。
複数台のｶｳﾝﾀを同時制御で使う場合（５．複数のｶｳﾝﾀの同時制御 参照）のご注意
複数台のｶｳﾝﾀを同時制御でお使いになる場合、それぞれのｶｳﾝﾀの途中経過を読み出す場合には読み出されるｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）のみが、読み出し毎に１２０ns の時間ｶｳﾝﾄを停止します。
従って、ｶｳﾝﾄﾊﾟﾙｽの状況と読み出しﾀｲﾐﾝｸﾞや読み出し回数のばらつきにより、各ｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）間のｶｳﾝﾄﾃﾞｰﾀに誤差が生じることになりますので、注意が必要です。
ｶｳﾝﾄの途中で、MOD?等により、ｶｳﾝﾄﾃﾞｰﾀ以外を読み出してもｶｳﾝﾀの結果には影響を与えません。
例） あるｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）のみ毎秒１００回読み出した場合
10/12

読み出されたｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）の時間は毎秒 １２０ns×１００＝１２μs 遅れます。
また、ｶｳﾝﾄ誤差が １２μs／１s (0.00012%)発生します。

１０．外部機器との接続

５Ｖ
LEMO

TTL ICGATE INPUT
TTL LEVEL

GND(0〜３．３Ｖ OR 5V)
LEMO

TTL ICSTART, STOP
TTL LEVEL

GND(0〜３．３Ｖ OR 5V)

10KΩ
GND

LEMO
CH0〜CH8
COUNT IN

GND

NIM LEVELRECEIVER
51

NIM LEVEL
GND

１１．性能・仕様
11/12

ECL
COUNTER電源
ｶｳﾝﾀ入力AC ８５V 〜 ２６４Ｖ ５０VA
入力レベル
各チャンネル毎に内部スイッチで次の切換が可能
Fast Nim信号
電流ﾚﾍﾞﾙ -12mA〜-36mA:"1"、 -4mA〜+20mA:"0"Ｚin = 50Ω
ｶｳﾝﾄ周波数 ３００ＭＨz以上
Slow Nim信号
電圧ﾚﾍﾞﾙ 3.5V 〜 １２V:"1"、 -0.5 〜 1.5V:"0"Ｚin = １０KΩ
ｶｳﾝﾄ周波数 １００ＭＨz以上
入力ｺﾈｸﾀLEMO ERA00250 相当

ﾁｬﾝﾈﾙ数
ｶｳﾝﾄ桁数ﾁｬﾝﾈﾙ数０〜１５ﾁｬﾝﾈﾙ (ＣＨ１５はプリセットカウンタチャンネルとして有効）
４８ﾋﾞｯﾄ（０〜281,474,976,710,655 cts)
１ﾁｬﾝﾈﾙ 40ﾋﾞｯﾄ １〜1,099,511,627,775 μs

分解能・精度

0.000001秒(1μs)

fixedカウンタ機能

設定時間
ﾁｬﾝﾈﾙ数
設定ｶｳﾝﾄ数

1 〜 1,099,511,627,775 μs
１ﾁｬﾝﾈﾙ CH１５ 固定
1 〜 281,474,976,710,655 cts

カウント停止条件

タイマ停止

Fixed Time 測定モード

カウンタ停止タイムアップで停止します。
測定時間を予め定め、その時間内のパルス数をカウントします。
Fixed Count 測定モード

タイマ機能（STOP MODE）
測定モード

精度 0.005%

カウントアップで停止します。
CH15パルス入力の上限カウント数を予め設定し、そのカウント数に達するまでの時間と、他チャンネルのパルス数をカウントします。
連続モード
停止ボタンで停止します
カウントモード切り換え SINGLE
１回だけ停止条件で停止するまでカウントします(COUNT MODE)
カウントの途中経過（現在値）を表示します
表示モード
REPEAT
カウント停止後保持時間をおいて再スタートします
カウントの途中経過（現在値）を表示します
STORAGE
カウント停止後に表示を更新し、再スタートします
カウントの途中経過は表示しません
TTL ｹﾞｰﾄ IN
外部GATE入力により、全ｶｳﾝﾀ及びﾀｲﾏに同時ｹﾞｰﾄがかけられます。
ｵｰﾌﾟﾝまたは"H"でｶｳﾝﾄします。
ｶｳﾝﾄ中LED
ｶｳﾝﾄ中を示すSTART LED(緑)があります
ｶｳﾝﾄ中OUT
ｶｳﾝﾄ中を表すTTL出力があります。
複数のﾓｼﾞｭｰﾙを使用する場合この出力を次の段のﾓｼﾞｭｰﾙのTTLｹﾞｰﾄINに入力することにより最上位のﾓｼﾞｭｰﾙで同時にｺﾝﾄﾛｰﾙできます。
ｺﾝﾄﾛｰﾙ入力
ｶｳﾝﾀｽﾀｰﾄ入力(TTL IN 立上り) ｶｳﾝﾀｽﾄｯﾌﾟ入力(TTL IN 立上り）
通信機能
LAN, USB、GPIB,RS232C でリモートコントロールが可能です。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
通信回線を通したﾌｧｰﾑｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ機能がありますｹｰｽ

EIA 2 UNIT ラックマウント型 （８８H × ４８２W × ３２５D)
その他ご不明の点は、下記宛お問い合わせ下さい。
ツジ電子株式会社 開発・設計部〒300-0013 茨城県土浦市神立町３７３９
TEL 029-832-3031（代表） FAX 029-832-2662
E-mail : info2@tsuji-denshi.co.jp

12/12

CT16-02 添付資料
添付資料１． LAN通信の設定
１．準備
LANからのコントロールは、10Base-T/100Base-T通信ケーブルにより、ＴＣＰ／ＩＰコネクションによる
telnetプロトコルで行います。
ネットワークに接続するためにはIPアドレス、サブネットマスク、Port番号が設定されてなければなりません。NCT08-02の出荷時の設定は、 IP:192.168.1.55 サブネットマスク：255.255.255.0
Port番号：７７７７です。
パソコンと１：１で接続するにはクロスケーブルが必要ですが、ハブを介せばその必要はありません。
パソコンとの１：１接続テストは以下のように行います。
パソコンのＩＰアドレス、サブネットマスクを設定します。
たとえば、ＩＰアドレス：１９２．１６８．１．１０ サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０ としてみてください。
設定の仕方は、各パソコンのマニュアルをご覧下さい。
MS-DOSプロンプトを選択し、MS-DOSプロンプト内で ｐｉｎｇ を起動します。
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞ｐｉｎｇ １９２．１６８．１．５５
Ｐｉｎｇｉｎｇ １９２．１６８．１．５５ ｗｉｔｈ ３２ ｂｙｔｅｓ ｏｆ ｄａｔａ：
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞などと返ってくれば物理的な接続は、正しく行われています。
接続が正しくない場合、以下のようになります。
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞ｐｉｎｇ １９２．１６８．１．５５
Ｐｉｎｇｉｎｇ １９２．１６８．１．５５ ｗｉｔｈ ３２ ｂｙｔｅｓ ｏｆ ｄａｔａ：
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞
この場合は、接続を確認してもう一度実行してみてください。
２．ﾈｯﾄﾜｰｸの設定変更
接続が正しいことを確認したら、次にＮＣＴ０８−０２のネットワーク上での新たなＩＰアドレス、
ｔｅｌｎｅｔポート番号の変更を行います。（デフォルトのままで良ければ省略できます）
デフォルトでは、ＩＰアドレス：１９２．１６８．１．５５ ポート番号：７７７７に設定されています。
ＩＰアドレスはお使いのネットワークに合わせて設定してください。
ポート番号は変更する必要がなければそのまま「７７７７」でお使い下さい。
変更する必要がある場合は １００００〜１０９９９ を使われることをおすすめします｡
Windowsの画面でスタート→ファイル名を指定して実行とし、ファイル名にｔｅｌｎｅｔ １９２．１６８．１．５５ ９９９９

と入力します。 ここで ９９９９ はＮＣＴ０８−０２内の設定用ポート番号になっています。
ＯＫボタンをクリックすると直ちにｔｅｌｎｅｔの画面になりＭＡＣ ａｄｄｒｅｓｓ ００２０４Ａ８０Ｆ１Ｂ６
Ｓｏｆｔｗａｒｅ ｖｅｒｓｉｏｎ ０１．５（０３１００３）ＸＰＴＥ← 機種により違いがあります。
← 機種により違いがあります。

Ｐｒｅｓｓ Ｅｎｔｅｒ ｔｏ ｇｏ ｉｎｔｏ Ｓｅｔｕｐ Ｍｏｄｅと出ますので、３秒以内にリターンキーを押します。
３秒以内に幼いと回線は自動切断されます。このときはもう一度行ってください。
次に、・・・・・・
Ｃｈａｎｇｅ Ｓｅｔｕｐ：
０ Ｓｅｒｖｅｒ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
１ Ｃｈａｎｎｅｌ １ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
３ Ｅ−ｍａｉｌ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
５ Ｅｘｐｅｒｔ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
６ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
７ Ｆａｃｔｏｒｙ ｄｅｆａｕｌｔｓ
８ Ｅｘｉｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｓａｖｅ
９ Ｓａｖｅ ａｎｄ ｅｘｉｔ

Ｙｏｕｒ ｃｈｏｉｓｅ ？

と出るので０を選び
IP Address : (192) 192.(168) 168.(001) 1.(55) 50
Set Gateway IP Address (N) N
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)Change telnet config password (N) NなどとIPｱﾄﾞﾚｽを設定します。（上記は 192.168.1.50 と設定する例です）
Gateway IPｱﾄﾞﾚｽは必要に応じて入力して下さい。
Netmaskは、255.0.0.0のとき24, 255.255.0.0のとき16, 255,255.255.0のとき8などとします。
telnetの画面で入力文字が２重に表示される場合は、ターミナル→基本設定でﾛｰｶﾙｴｺｰのﾁｪｯｸをはずしてみて下さい。
再び、・・・・・・
Ｃｈａｎｇｅ Ｓｅｔｕｐ：
０ Ｓｅｒｖｅｒ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
１ Ｃｈａｎｎｅｌ １ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
３ Ｅ−ｍａｉｌ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
５ Ｅｘｐｅｒｔ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
６ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
７ Ｆａｃｔｏｒｙ ｄｅｆａｕｌｔｓ
８ Ｅｘｉｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｓａｖｅ
９ Ｓａｖｅ ａｎｄ ｅｘｉｔ
Ｙｏｕｒ ｃｈｏｉｓｅ ？
と出るので１を選び
Ｂａｕｄｒａｔｅ（３８４００）？
Ｉ／Ｆ Ｍｏｄｅ（４Ｃ）？
Ｆｌｏｗ（００）？
Ｐｏｒｔ Ｎｏ（７７７７）？
ＣｏｎｎｅｃｔＭｏｄｅ（Ｃ０）？

・・・・・そのままリターン・・・・・そのままリターン・・・・・そのままリターン・・・・・ｔｅｌｎｅｔのポートアドレスを入れてリターン（デフォルトは７７７７，変更するときは１００００〜１０９９９を推奨）
・・・・・そのままリターン

Ｒｅｍｏｔｅ ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ：（０００）．（０００）．（０００）．（０００・・・・・そのままリターン（続けて３回
Ｒｅｍｏｔｅ Ｐｏｒｔ （０）？
・・・・・そのままリターン
ＤｉｓＣｏｎｎＭｏｄｅ（００）？ ・・・・・そのままリターン
ＦｌｕｓｈｕＭｏｄｅ （８０）？
・・・・・そのままリターン
Pack Cntrl(１０）？
・・・・・そのままリターン
ＤｉｓＣｏｎｎＴｉｍｅ（００：００）？・・・・・無通信自動切断時間ｍｍ：ｓｓ設定（デフォルトは００：００で５９９９秒＝９９分５９秒）
ＳｅｎｄＣｈａｒ １ （０Ｄ）
・・・・・そのままリターン
ＳｅｎｄＣｈａｒ ２ （０Ａ）
・・・・・そのままリターン
再び下のメニューにより ９ を選んで書き込み終了します。
Ｃｈａｎｇｅ Ｓｅｔｕｐ：
０ Ｓｅｒｖｅｒ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
１ Ｃｈａｎｎｅｌ １ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
３ Ｅ−ｍａｉｌ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
５ Ｅｘｐｅｒｔ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
６ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
７ Ｆａｃｔｏｒｙ ｄｅｆａｕｌｔｓ
８ Ｅｘｉｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｓａｖｅ
９ Ｓａｖｅ ａｎｄ ｅｘｉｔ

Ｙｏｕｒ ｃｈｏｉｓｅ ？

この中で、最低限変更が必要な項目はＩＰアドレスのみです。 不必要な変更はできるだけ避けてください。もし、間違って変更してしまった場合は上の例の通りに設定を戻してください。
３．パソコンの設定を元に戻す
パソコンの設定を変更した場合は初期の設定値に戻します。
４．接続テスト
ｔｅｌｎｅｔ等のＷｉｎｄｏｗｓ付属のソフトを使って接続テストをしてみてください。
ＤＯＳプロンプト画面で ｔｅｌｎｅｔ １９２．１６８．１．５５ ７７７７などと入力します。
（新たに設定した値を使います）
ｔｅｌｎｅｔの画面が立ち上がったら、”ＶＥＲ？”コマンドなど返事がもらえるコマンドを送り、"1.00 07-10-15 NCT08-02"などと返ってくれば正常に接続されたことが確認できます。
ｔｅｌｎｅｔは、ハード的な接続のほかにソフト的な接続が行われますので、接続を切るときは必ず、ｔｅｌｎｅｔによって行い、そのあとでケーブル接続を切って下さい。

添付資料２ CT16-02 基板内部スイッチの設定
CH15
SLOW NIM（出荷時）

CH0
FAST NIM

カウンタ基板CH15 - CH12

カウンタ基板CH１１ - CH８

カウンタ基板CH７ - CH４

1234

1
2
OFF
ON
SW:A

カウンタ基板CH３ - CH０ON
OFF

RESET ボタン
SW:B
メイン基板

フロントパネル側
液晶ディスプレイ（A)（２０文字×４行）
液晶ディスプレイ（B)（16文字×1行）

スイッチ類

1.入力信号切換 SW
CH0 〜 CH15 のコネクタ入力信号に対応した切換スイッチです。
このスイッチの切り替えによって、SLOW NIM信号の入力インピーダンス
FAST NIM 信号入力インピーダンス

１０KΩ以上５０Ω

ここで設定した入力信号の設定モードは、SETUPモード P4 で設定する
各チャンネルの信号設定モードと１：１で合わせる必要があります。
SLOW NIM 信号と、FAST NIM 信号は入力段のハードウェアと、内部で処理する
ソフトウェアが異なるため、この設定が必要になります。
カウント数について
SLOW NIM 最大１００MHｚカウンタ
１カウント単位
FAST NIM 最大３００MHｚカウンタ
１カウント単位カウント ストップ モードのカウント設定
１カウント単位での設定が可能です。
(例）９９９カウント、１０００カウントストップが可能
８の整数倍のカウント設定となります。
（注記１）

注記１．
カウントストップモード の時のカウント値は、液晶ディスプレイの表示によってキースイッチの設定で行うことが出来ます。
液晶ディスプレイ（A) ではSETUPモード P3 によって、
液晶ディスプレイ（B) ではカウントストップモード 時に、キースイッチで行います。
ただし、FAST NIM信号では、設定値を８で割った「商」の値となります。例えば
０ 〜 ７ に設定しても ０カウント（従ってカウントストップは無効）
８ 〜 １５ までの設定値については、８カウント時にカウントストップ
１６ 〜 ２３ までの設定値については、１６カウント時にカウントストップ

１０００ を設定した場合には １０００カウントストップが有効ですが、１００７まで
１０００ストップとなります。
2．ソフトウェア切換スイッチ （SW:A)

1
2
OFF
ON
SW:1,2
出荷時 OFF
３．その他

SW1
SW2

OFF
プログラム動作時：
通常OFF設定
CPUモード３：製品時
通常OFF設定

ON
メーカプログラム書込み時
お客様の設定はありません

CPUモード６：メーカ使用
CPU内部ROM駆動（SW:B)

1 2 3 4
ON
OFF
SW1:

OFF
ON

（出荷時OFF)

通信コマンドに対する返答は仕様書に記載の通りです。
CT16-02が受信するすべてのコマンドに対して、返信を行います。
（通信動作のチェックに利用ができます。）
電源立上げ時に有効。
SW2〜SW4は使用しておりません。