SFC3000
超音波流量計用変換器
コンフィグレーションソフト
IM-F2189-J00

取扱説明書

初版 2021 10 E

＜目 次＞

SFC3000
コンフィグレーションソフト

目次■ はじめに............................................................................................................................................ 1■ 本書で使用しているマークについて .................................................................................................... 1■ 準備 .................................................................................................................................................. 1

1. コンフィグレーションソフトの操作方法 .............................................................................................. 3
1.1 インストール ..............................................................................................................................................................................3
1.2 コンフィグレーションソフトを使用する ...............................................................................................................................3
1.2.1 コンフィグレーションソフトを開く .............................................................................................................................3
1.2.2 Main 画面............................................................................................................................................................................3
1.2.3 通信設定 ............................................................................................................................................................................5
1.2.3.1 Com Port Setting.....................................................................................................................................................5
1.2.3.2 Baud Rate Setting...................................................................................................................................................5
1.2.3.3 Parity Setting ...........................................................................................................................................................5
1.2.3.4 Stop Bits Setting .....................................................................................................................................................5
1.2.4 Monitor of Flow status Zero setting（All address）画面..............................................................................................6
1.2.4.1 ゼロ点調整実施方法 ..............................................................................................................................................7
1.2.4.2 Status の説明...........................................................................................................................................................7
1.2.5 Setting of Parameter（Each address）画面..................................................................................................................8
1.2.5.1 画面説明 ..................................................................................................................................................................91.2.5.2 Parameter の説明 ................................................................................................................................................ 10
1.2.5.3 Data Read / Paste ............................................................................................................................................... 14
1.2.5.4 Converter Information ......................................................................................................................................... 15
1.2.5.5 USER Linearize.................................................................................................................................................... 16
1.2.6 File Operation ................................................................................................................................................................. 19
1.2.6.1 画面説明 ............................................................................................................................................................... 19
1.2.6.2 CSV ファイルの書き込み................................................................................................................................... 20
1.2.6.3 CSV ファイルへの保存....................................................................................................................................... 21

2. エラーメッセージ ..............................................................................................................................22
2.1 COM Port Open error detected .............................................................................................................................................. 222.2 接続警告画面 ........................................................................................................................................................................... 22
2.3 Data Error.［XXXXX］ ........................................................................................................................................................... 23
2.4 Linearize DataError.................................................................................................................................................................. 23

IM-F2189-J00

1■ はじめに
この度は、超音波流量計変換器 SFC3000 をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本書は、SFC3000と PC を接続して、流量モニタや設定変更をする方法を説明しています。本書と併せて SFC3000 取扱説明書（別冊）をお読みください。また、本コンフィグレーションソフトを使用した通信および設定変更はお客様の責任において行ってください。設定変更に起因する間接障害を含むいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で使用しているマークについて
本書では、注意していただきたいこと、また、取り扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。マークの箇所は必ずお読みください。

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

■ 準備
流量計のパラメータ設定を行う為に、以下のものを事前に準備してください。
1) PC（別売）OS： 日本語版 / 英語版 Windows XP、日本語版/英語版 Windows7（32bit、64bit）、日本語版 / 英語版 Windows8/8.1（32bit、64bit）
推奨画面解像度 … 1024×768 ピクセル以上
2) DC24V 電源（別売）
連結台数に対応する電流容量であること。消費電流：SFC3000 約 65mA / 1 台
3) SFC3000
4) コンフィグレーションソフト
5) USB–RS485 通信変換器（別売）
推奨 … システムサコム社製 形式名 USB-485I RJ45-T4P
HUMANDATA 社製 形式名 USB-003

IM-F2189-J00

2●接続についてSFC3000 と PC の通信は、下図のように通信変換器を使用し、RS485 信号と USB 信号を変換して行います。
通信変換器（推奨）… システムサコム社製 形式名 USB-485I RJ45-T4P
HUMANDATA 社製 形式名 USB-003

PCUSB
通信変換器（別売）

TRD＋

RS485＋TRD－

RS485－＋＋－0

SFC3000

DC24※SFC3000 の端子接続および電源接続は SFC3000 の取扱説明書、端子図を参照してください。
※通信変換器の動作については製品の説明書を参照してください。
※異なるプロトコルでの接続や、PC および通信変換器の仕様によっては通信が不安定もしくは接続できない場合があります。

 コンフィグレーションソフトを使用する場合は、他の通信を止めてください。
 コンフィグレーションソフトの仕様・バージョンは予告無く変更する場合がございます。ご了承ください。

IM-F2189-J00

3
1. コンフィグレーションソフトの操作方法
1.1 インストール
記憶媒体（CD-R など）に入っている“SFC3000_V＊＊＊.exe”を PC のデスクトップ等任意の場所にドラッグアンドドロップするだけで使用できます。
※ソフトの末尾“V ＊＊＊”はソフトのバージョンを示しています。

1.2 コンフィグレーションソフトを使用する
1.2.1 コンフィグレーションソフトを開く

コンフィグレーションソフトのアイコンをダブルクリックしてください。

1.2.2 Main画面
コンフィグレーションソフトを起動し、最初に表示される画面です。
SFC3000 と SFC2000 のコンフィグレーションソフトが選べる仕様です。

SFC3000 を使用する場合は SFC3000 Series Configurator を選択してください。

IM-F2189-J00

4
ここでは SFC3000 のコンフィグレーションソフトについて説明します。

⑤⑥⑦⑧⑩

⑨①
③②
④

① Com PortPC の通信ポートを選択します。
② Baud Rate
通信速度を設定します。
③ Parity
パリティを設定します。
④ Stop Bits
ストップビットを設定します。
⑤ On-Line / Off-Line
On-Line 操作 / Off-Line 操作を選択します。
⑥ ADDRESS
SFC3000 のアドレスを選択します。
⑦ Monitor of Flow status Zero setting（All address）
流量表示・ゼロ調整画面に移行します。
⑧ Setting of parameter（Each address）
定数設定画面へ移行します。
⑨ File Operation
SFC3000 に設定されている定数の書き込みや読み込みを行います。
⑩ Application Exit
コンフィグレーションソフトを終了します。

IM-F2189-J00

5
1.2.3 通信設定
コンフィグレータと SFC3000 が通信を行う為の設定を行います。

1.2.3.1 Com Port Setting
使用する通信ポートをコンボボックスから選択してください。
通信ポートはデバイスマネージャで確認してください。

1.2.3.2 Baud Rate Setting
通信速度をコンボボックスから選択してください。
19200 / 38400 / 57600

1.2.3.3 Parity Setting
パリティをコンボボックスから選択してください。
Non / Odd / Even

1.2.3.4 Stop Bits Setting
ストップビットをコンボボックスから選択してください。
（Parity が Non の場合のみ選択可能）※SFC3000 本体の通信仕様変更は機器側にて行ってください。

IM-F2189-J00

6
1.2.4 Monitor of Flow status Zero setting（All address）画面②①③④⑤⑥⑦⑧ｂ⑨⑩ｂ① ADDRESS
流量表示するアドレスを表示、選択します。（1 画面最大 16 台まで）
② Renewal
通信接続を更新します。
③ Communi-cation
接続状態を表示します。【通信中：緑】【通信中→切断：赤】【接続無し：えんじ】④ Flow rate
流量を表示します。
⑤ Total count
積算設定をしている場合に積算値を表示します。（P.Out 設定が Total の時）⑥ Status
ステータスを表示します。
⑦ Adjustment Zero
ゼロ調整を行い、結果を表示します。
⑧ SET
Setting of parameter（Each address）に移動します。
⑨ NOTE
ステータスの説明です。
⑩ MENU
メニュー画面に戻る。

IM-F2189-J00

7
1.2.4.1 ゼロ点調整実施方法②ｂ①ｂ③ｂ① Adjustment Zero の ENT ボタンを押すとゼロ調整が始まり、Judgment は‘Start’→‘Running’となります。
② 調整中は Status の‘P’が赤となります。
③ ゼロ調整が終了すると、Judgment は‘Done’となり、成功すると Status の‘P’は緑となります。

1.2.4.2 Statusの説明
各 Status について正常時は緑、異常時は赤で表示されます。
A ：AGC 異常
W ：受波異常V ：流量異常P ：ゼロ調整中
Z ：ゼロ調整失敗
D ：センサ劣化
R ：センサ逆接続
E ：基板故障

IM-F2189-J00

8
1.2.5 Setting of Parameter（Each address）画面※メイン画面で選択した Address のパラメータ値が表示されます。

②⑦③
①ｂ④

⑤

⑥

⑧

IM-F2189-J00

91.2.5.1 画面説明
① Parameter
各種パラメータを設定します。
② Parameter Data Read / Paste
パラメータ値の読み込み、任意のアドレスへの設定書き込みを行います。

設定変更した場合、“ENTER”ボタンで確定するまで SFC3000 本体の設定は書換りませんのでご注意ください。

③ Tab
パラメータ設定画面とリセット画面の切り替えを行います。
④ User Linearize
ユーザリニアライズ補正を設定します。
⑤ MENU
メニュー画面に戻ります。
⑥ ENTER
パラメータ値の書き込みを行います。
⑦ Converter Information
SFC3000 のスレーブアドレスやシリアルナンバー、バージョンを表示します。
⑧ Data reset
ユーザー用データをリセットし、初期化します。

変換器のデータが初期化されるので通常は使用しないでください。

IM-F2189-J00

101.2.5.2 Parameterの説明
各パラメータの詳細は、SFC3000 取扱説明書をご確認ください。
1) Detector size
使用する検出器の口径をコンボボックスから選択します。

工場出荷時にセンサの口径を設定していますので変更しないでください。

2) K-Factor
流量の補正値を設定します。

工場出荷時に設定した補正値ですので変更しないでください。

●フルスケール流量
フルスケール流量は、流量単位（Flow rate unit）と 4 桁の数値（Full scale）、小数点位置（Decimal point）の組み合わせで設定します。
例

設定項目

フルスケール流量

Flow rate unit

Full Scale

Decimal point

5000 mL/min

mL/min5000

0500.0 mL/min

mL/min5000

150.00 L/min

L/min

5000

25.000 L/min

L/min

5000

3IM-F2189-J00

113) Flow rate Unit
流量単位をコンボボックスから選択します。

4) Full-scale
フルスケール値の設定を行います。
テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。

5) Decimal point
フルスケール値の小数点以下の桁数をコンボボックスから選択します。
なお、設定できるフルスケールの桁数は小数点以下の桁を含めて 4 桁です。

6) Kinematic Viscosity
流体動粘度補正の有効・無効を設定します。有効にする場合は Yes を選択します。
右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

7) Time constant
流量出力の応答時間の有効・無効を設定します。有効にする場合は Yes を選択します。
右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

IM-F2189-J00

128) Low cut off
ローカットオフ機能の有効・無効を設定します。有効にする場合は Yes を選択します。
右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

9) Burnout
Fault 時（出力異常時）のアナログ出力値をコンボボックスから選択します。

10) Silent interval
通信時のサイレントインターバル時間の設定をします。
テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。

11) Abnormal hold time
異常ホールド時間を設定します。
テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。

12) Hi / Low Hysteresis
設定値に対して Hi であれば上限、Low であれば下限アラームが ON から OFF に復帰する値を設定します。
テキストボックスに半角数字で入力してください。

13) Totalization（Unit / Width）
積算設定を使用する場合に設定します。
Unit ：積算値の単位をコンボボックスから選択します。
Width ：パルスの幅をコンボボックスから選択します。

IM-F2189-J00

1314) ALM1
アラーム出力 1 を利用する場合は、ALM1 のコンボボックスで Yes を選択し、下のテキストボックスに設定するアラーム値を半角数字で入力してください。上限、下限は High / Low のコンボボックス、NO / NC（Nomal Open/ Nomal Close）は Contact Type のコンボボックス、制限値を超えた場合の動作時の出力設定を On / Off / Hold から選択してください。
また、積算設定時は High / Low の欄を Total に設定して下のテキストボックスに設定する積算値を半角数字で入力してください。

15) ALM2
アラーム出力 2 を利用する場合は、ALM1 と同様の手順で設定してください。

16) P.Out
接点出力を利用する場合は、 P.Out のコンボボックスで Yes を選択し、コンボボックッスより出力の種類（Frequency / Fault / High / Low / Total）を選択します。
High / Low を選択時には、ALM の設定同様にアラーム値をテキストボックスに入力し、NO / NC を選択してください。
種類に関わらず異常出力時の出力設定を On / Off / Hold から選択してください。

IM-F2189-J00

141.2.5.3 Data Read / Paste
1) Data Read ボタン
SFC3000 に設定されているパラメータをコンフィグレータに読み込む際に使用します。読み込む SFC3000 のAddress をリストボックスから選び、Data Read ボタンを押します。
2) Data Paste ボタン
コンフィグレータで設定したパラメータを他の Address に書き込む際に使用します。Paste ボタンを押して書き込む変換器の Address をリストボックスから選び、OK ボタンを押します。

設定変更した場合“Finish pasting”のメッセージが出るまでは他の Address は書換りませんのでご注意ください。

IM-F2189-J00

15
1.2.5.4 Converter Information
以下の項目は Setting of Parameter 画面では変更できません。
1) Sensor S/N
変換器とセットの検出器のシリアルナンバーです。

2) Converter S/N
変換器のシリアルナンバーです。

3) Hard & Firm Ware version
変換器のハードウェアバージョンとファームバージョンです。

IM-F2189-J00

16
1.2.5.5 USER Linearize
SFC3000 は流体の動粘度に応じて、流体の音速と流量の関係を正しく補正する自動リニアライズを内蔵しています
が、流体使用の変更や測定偏差を補正する場合にユーザリニアライズを使用します。
●ユーザリニアライズの使用方法
補正は折れ線近似方式で最大 20 点まで設定可能で、フルスケール以内の任意の流量点に設定します。この時の入力値は設定した流量単位に関わらず、L/min としてください。ユーザリニアライズの入力値は、低い流量から順番に入力してください。フルスケール流量の設定値より大きい流量補正値の入力は行わないでください。その場合はあらかじめフルスケール流量の設定値を変更してください。最大入力値は必ずフルスケール流量値を入力してください。最小入力値から下は、流量 0 まで直線的に近似します。
●設定方法
USER Linearize のコンボボックスで Yes を選択し、point のコンボボックスから補正点数を選びます。Decimal で小数点以下の桁数を選びます。

選択した補正点数の分だけテキストボックスに入力可能となるので、低い流量から Master（Out）と Flowmeter（In）を入力してください。

IM-F2189-J00

17
●設定例
F.S 1.0L/min 設定で以下のような偏差を 7 点で補正する場合の手順を示します。
Flowmeter（In）

Master（out）

0.9

①

0.2

0.1

0.8

②

0.4

0.2

0.7

③0.6

0.3

④

0.7

0.4

⑤0.8

0.50.3

⑥0.9

0.8

0.2

1

Flowmeter (In)

ポイント0.6
0.50.4補正後補正前0.1⑦（1.0）（1.0）
Unit L/min

000.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
Master (Out)0.7

0.80.911) USER Linearize を Yes、point を 7、Decimal を 1 と選択します。

2) 1 から 7 まで Flowmeter に補正前流量、Master に補正後流量の順を入力します。
最大入力値はフルスケール流量を入力してください。

IM-F2189-J00

183) リニアライズ値の入力が終了したら、Enter ボタンをクリックしてください。

設定変更した場合“ENTER”ボタンで確定するまで SFC3000 本体の設定は書換りませんのでご注意ください。

以上でユーザリニアライズ補正の設定は終了です。
●ユーザリニアライズの注意点
設定エラーとなりますので注意してください。

 Master、Flowmeter 共に低い流量から入力してください。
 流量単位はフルスケール流量の単位に関わらず、L/min としてください。

IM-F2189-J0019
1.2.6 File Operation
SFC3000 内の設定値を CSV ファイルとして保存する場合や CSV ファイルに保存されているパラメータを SFC3000に書き込む際に使用します。

1.2.6.1 画面説明

①②

④

③

① Load selected address number data from file.
CSV ファイルに記録されている設定値を SFC3000 に書き込みます。この際、ファームバージョン、ハードバージョン、センサーシリアルナンバー、変換器シリアルナンバーは読み込みません。
② Save selected address number data to file.
SFC3000 の設定値を CSV ファイルに保存します。
③ ENTER
書き込み等をスタートします。
④ MENU
メニュー画面に戻ります。

IM-F2189-J00

20
1.2.6.2 CSVファイルの書き込み

①②
１

③
１
④
⑤⑥
⑦
① 1.Load selected～を選択します。
② FILE SELECT で書き込む設定値が記録された CSV ファイルを選択します。
③ CSV ファイル選択後、ファイルのパスが表示されます。
④ Add/Del を押します。
⑤ 書き込み先の SFC3000 のアドレスをリストボックスから選び、>>ボタンで右のテキストボックスに追加します。
追加したアドレスを取り消す場合は、取り消したいアドレスを選択して DEL ボタンを押します。
⑥ OK ボタンを押して、アドレスの選択を終了します。
⑦ ENTER ボタンを押すと“Start processing OK?”のメッセージが表示され、OK ボタンを押すと書き込みを開始します。“Load completed.”のメッセージが表示されれば書込み完了です。OK ボタンを押して終了します。

IM-F2189-J00

21
1.2.6.3 CSVファイルへの保存

①
③
１②
１

⑤
１
④

① 2.Save selected～を選択します。
② 保存したい SFC3000 のアドレスを選択します。
③ 保存場所を指定し、保存するファイル名を入力します。
④ 保存ボタンを押して、入力を終了します。
⑤ ENTER ボタンを押すと“Start processing OK?”のメッセージが表示され、OK ボタンを押すと保存を開始します。“Save completed.”のメッセージが表示されれば保存完了です。OK ボタンを押して終了します。

IM-F2189-J00

22
2. エラーメッセージ
2.1 COM Port Open error detected

以下の原因が考えられますので再度ご確認ください。
使用している通信ポートが合っていない可能性があります。
⇒ 使用している通信ポートを確認し、再度通信ポートの設定を行ってください。

2.2 接続警告画面

Top 画面から MENU ボタンを押して発生する事があります。
以下の原因が考えられますので再度ご確認ください。
1) 使用している通信ポートが合っていない可能性があります。
⇒ 使用している通信ポートを確認し、再度通信ポートの設定を行ってください。
2) 通信エラーの可能性があります。
⇒ 再度“ENTER”ボタンや“Data Read”をクリックし、通信を行ってください。
3) PC の通信ポートと流量計間のケーブルの極性や端子番号が間違っている。
また、断線している可能性があります。
⇒ ケーブルの極性、端子番号、断線を確認してください。
4) 流量計に電源が投入されていない可能性があります。
⇒ 電源を投入してください。
5) 選択した“Address”の流量計が通信ライン上に無い可能性があります。
⇒ 通信ライン上に存在する“Address”を選択してください。

IM-F2189-J00

23
2.3 Data Error.［XXXXX］

パラメータ設定で、規定範囲を超えた数値を入力し、Enter ボタンをクリックした際に発生します。
⇒ 規定範囲内の数値を入力してください。

2.4 Linearize DataError.

パラメータ設定のリニアライズで規定範囲を超えた数値を入力し、Enter ボタンをクリックした際に発生します。
⇒ 上限値内の数値を入力してください。
⇒ 数値の入力順序を確認してください。

IM-F2189-J00

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。