UR-4MD
GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL
Instruções de uso
Português do Brasil

Significado dos símbolos
Os seguintes símbolos podem ser usados na unidade UR-4MD e na embalagem, bemcomo nestas Instruções de Utilização. Certifique-se de que entende completamente o significado do símbolo quando lê as informações relacionadas.

Número de catálogo
Número serial
Atenção: A Lei Federal (EUA) restringe este dispositivo à venda por ou por ordem de um médico

Conteúdo da embalagemNão usar se o pacote estiver danificado

Consulte as instruções de uso

CUIDADO, Atenção: Consulte os documentos de acompanhamento

Data de fabricação

Fabricante legal
Representante autorizado na UE

TEAC CORPORATION
1-47 Ochiai, Tama-shi
Tokyo 206-8530, JapanTEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 1265205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany2Índice
Obrigado por escolher TEAC.
Leia atentamente este manual para obter o melhor
desempenho desta unidade. Depois de ler este manual,
guarde-o num local seguro para referência futura.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uso pretendido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Direitos de autor e isenções de responsabilidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Antes de usar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
O que está na caixa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Indicação na unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Configuração da unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Unidade de disco rígido interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bateria incorporada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nota sobre mídia utilizável. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nota sobre o ventilador incorporado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Painel frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Painel traseiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Preparativos antes de ligar o aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conexão dos cabos de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conexão dos cabos de saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conexão da entrada de áudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conexão da saída de áudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conexão de interruptores externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conectando os dispositivos de gravação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conectando o cabo de alimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Operações básicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ligando a unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Desligando a unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Modo de poupança de energia (Power save). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Em espera (Desligamento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Operação básica do menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Formatando mídia de gravação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gravação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Determinando onde guardar os dados gravados . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Para gravar em um dispositivo de armazenamento USB. . . . . . . . . . . . 17
Para gravar em uma rede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Efetuar definições de comutadores e­ xternos (vídeo). . . . . . . . . . . . . . 17
Gravando vídeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tirando fotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Digitando informações do paciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Digitando informações do paciente com um teclado. . . . . . . . . . . . 19
Cancelando a entrada de informações do paciente . . . . . . . . . . . . 20
Digitando informações do paciente com um cartão/código de barras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Selecionando como as informações são exibidas em um
monitor externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Saindo do modo de gravação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Precauções ao remover dispositivos de armazenamento USB. . . . 21
Reproduzindo gravações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reproduzindo o vídeo/foto mais recente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Operações de reprodução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reproduzindo e pausando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Parando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Alterar a velocidade de reprodução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Saltando para um índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Passando para o arquivo gravado seguinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Passando para a pasta seguinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Áudio durante a reprodução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Exibindo e reproduzindo arquivos em uma lista da pasta mais
recente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Procurando arquivos por condição e reproduzindo-os. . . . . . . . . . . . 25
Pesquisando por ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Procurando pelo nome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Procurando por data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Alterando o dispositivo utilizado para a pesquisa (reprodução). . . . 26
Gerenciamento de arquivos gravados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Guardando fotografias/vídeos já gravados num dispositivo
externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Copiando para USB 1 ou USB 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Copiando para um servidor FTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Copiando para um servidor CIFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Copiando uma pasta especificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Editando informações de pastas existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Excluindo dados de pastas existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Estrutura de pastas usada para vídeos/fotos gravados . . . . . . . . . . . . 31
Estrutura de pastas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Visualizando vídeos/fotos gravados em um computador(usando um arquivo HTML na mídia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Lista de pastas gravadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Lista de vídeos/fotos na pasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Configurações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Configurações Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Video IN (Entrada de vídeo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Audio IN (Entrada de áudio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Video OUT (Saída de vídeo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Record To (Gravar para). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Playback From (Reprodução de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Clock (Relógio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Language (Idioma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Photo Options (Opções de foto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Quality (Qualidade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Format (Formato). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Video Options (Opções de vídeo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Quality (Qualidade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Auto Index (Índice automático). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ext Switch Trigger (Disparo Interruptor Ext.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ext Switch Trigger (Mode)(Disparo Interruptor Externo (Modo)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Advanced-1 (Avançado-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Patient Info. Entry (Entrada info. paciente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Auto File Division (Divisão automática de arquivos) . . . . . . . . . . . . 37
Format Recording Device (Formatar dispositivo de gravação). . . . . 37
OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Copy to (from iHDD) (Copiar para (de iHDD)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Advanced-2 (Avançado-2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Erase iHDD (Keep) (Apagar iHDD (Manter)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Storage Device Info. (Informações do Dispositivo deArmazenamento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Informações S.M.A.R.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Beep (Aviso Sonoro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Atualizando o firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Network Options (Opções de rede). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mode Select (Seleção de modo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
IP Address (Endereço IP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Current IP and MAC Address (Endereços IP e MAC atuais) . . . . . . 43
Acessórios opcionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Controle remoto TEAC/TASCAM RC-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Controle remoto TEAC/TASCAM RC-3F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Manutenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Inspeções recomendadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Limpeza da unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Solução de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Especificações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Limites de compatibilidade eletromagnética (EMC). . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Informações de licença de software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTESoo Não utilize o aparelho com um cabo de alimentação danificado.
oo Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não
for utilizado durante longos períodos de tempo.
ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). O APARELHONÃO CONTÉM PEÇAS NO SEU INTERIOR QUE NECESSITEMDA INTERVENÇÃO DO USUÁRIO. RECORRA A SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADOS.

M

O símbolo do relâmpago com ponta de seta, dentro deum triângulo equilátero, destina-se a alertar o usuário
para a presença de “tensão perigosa” não isolada dentro
da caixa do produto, que pode ser de magnitude suficiente constituir risco de choque elétrico para pessoas.

VO ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário para a presença deimportantes instruções de operação e manutenção
(reparação) na literatura que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO
OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPOR ESTEAPARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.
1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.

9) O UR-4MD tem uma bateria de lítio substituível. Existe perigo de
explosão se uma bateria for substituída por um tipo incorreto debateria. Quando for necessário trocar a bateria, entre em contato
com o revendedor onde adquiriu a unidade ou com um contato
na contracapa deste manual e solicite a substituição.
10) Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11) Use somente com o carrinho, pé, tripé, suporte
ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho éusado, tenha cuidado ao mover a combinação
de carrinho / aparelho para evitar lesões causadas
pela sobreposição.
12) Todas as reparações devem ser realizadas por pessoal técnico
qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho foi
danificado de alguma forma, como com um líquido derramado
ou objetos caídos no aparelho, quando tiver sido exposto à chuva
ou à humidade, quando não funcionar normalmente, ou se tiver
caído. Não utilize o aparelho até ter sido reparado.
13) Não modifique o aparelho de qualquer forma. O uso de controles
ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos aquiespecificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.
14) Cuidado ao usar fones de ouvido com o aparelho: pressão sonora
excessiva (volume) de fones de ouvido pode causar perda deaudição.

3) Preste atenção a todos os avisos.
4) Siga todas as instruções.
5) Risco de explosão: não utilizar o aparelho na presença de anestésicos inflamáveis ou gases explosivos.
6) Não utilize este aparelho perto de líquidos.
oo Não exponha este aparelho a pingos ou salpicos.
oo Não coloque objetos com líquidos sobre o aparelho.
oo Limpe apenas com um pano ligeiramente humedecido.
7) Não instale perto de fontes de calor como radiadores, aquecedores ou outros aparelhos que produzam calor.
oo Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale deacordo com as instruções do fabricante.
oo Não instale esse aparelho em um espaço confinado, como uma
estante ou algo semelhante.
8) Esse aparelho está de acordo com a classe de proteção ! . Eleestá equipado com um conector de alimentação de três polos e
um cabo de alimentação que possui um plugue de aterramentode três pinos. O cabo desse produto deve ser conectado a uma
tomada de CA que tenha uma conexão de proteção à terra.
oo Não anule o propósito de segurança do plugue de aterramento.
Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um
eletricista para a substituição da tomada obsoleta.
oo O aparelho deve estar localizado suficientemente perto da
tomada de corrente alternada, de modo que você possa facilmente pegar o plugue do cabo de alimentação a qualquer
momento. A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo
de desconexão; o dispositivo de desconexão deve permanecer
prontamente operacional.
oo Proteja o cabo de alimentação de danos, particularmente nas
fichas, tomadas e no ponto de saída do aparelho.
oo Coloque o cabo de alimentação de tal forma que ninguém
possa pisar nele, conduzir ou tropeçar sobre ele.

4

Uso pretendido
Este produto é um gravador de vídeo para uso em instalações médicas. Destina-se a ser utilizado para a gravação de backup de exames
e operações em combinação com microscópios cirúrgicos, câmeras
endoscópicas, monitores médicos e dispositivos semelhantes.
oo Este produto não se destina a ser utilizado para diagnóstico.
oo Utilize este produto apenas de acordo com estas instruções deutilização.

Método de eliminação:Siga os regulamentos locais para eliminação adequada.

Informação ambiental:
O UR-4MD retira energia nominal não-operacional da tomada CAquando desligado no painel frontal enquanto o interruptor de alimentação principal ainda está na posição ligado ( | ).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, TEAC EUROPE GmbH, Bahnstrasse 12, 65205
Wiesbaden-Erbenheim, Alemanha, declaramos sob
nossa responsabilidade, que o produto TEAC descrito neste manual cumpre a Diretiva Europeia para Dispositivos
Médicos 93/42/CEE.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Declaração da Comissão Federal de Comunicações (FCC)
Declaração de conformidade

NOTA:

Número do modelo:
UR-4MD
Nome comercial: TEAC
Responsável:TEAC AMERICA, INC.
Endereço:	10410 Pioneer Blvd., Unit #1 and #4, Santa Fe Springs,
CA 90640, U.S.A
Número de telefone:
1-323-726-0303

Este equipamento foi testado e está em conformidade com oslimites para um dispositivo digital de categoria B, de acordo com ocapítulo 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para
fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma
instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar
energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo
com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorreráinterferência em uma determinada instalação. Se este equipamento
causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, oque pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, ousuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma
ou mais das seguintes medidas:

Este dispositivo está em conformidade com o Capítulo 15 das normas FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este
dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este
dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindointerferência que possa causar operação indesejada.

Observação importante
Alterações ou modificações no equipamento que não sejam expressamente aprovadas pela TEAC CORPORATION quanto a cumprimento podem anular a autoridade do usuário para operar este
equipamento.

1) Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
2) Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
3) Conectar o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
4) Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/televisão para obter ajuda.

Para o Canadá
Declaração de Conformidade para o Setor no Canadá:
Este aparelho digital de Classe B cumpre as normas ICES-003 canadenses.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Para a Europa
Eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos

Eliminação de pilhas e/ou baterias

1) Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do circuito de resíduos urbanos atravésde instalações de recolha designadas pelo governo ou pelas
autoridades locais.

1) As pilhas e/ou baterias antigas devem ser eliminadas separadamente do circuito de resíduos urbanos, através de instalações
de recolha designadas pelo governo ou pelas autoridades locais.

2) Ao eliminar corretamente equipamentos elétricos e eletrônicos,você ajudará a economizar recursos valiosos e evitar quaisquer potenciais efeitos negativos sobre a saúde humana e oambiente.
3) A eliminação inadequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter graves efeitos no ambiente e na
saúde humana devido à presença de substâncias perigosas noequipamento.
4) O símbolo de Resíduos de Equipamentos Eléctricos eElectrónicos (WEEE), que exibe um contentor com uma
cruz, indica que o equipamento eléctrico e electrónico
deve ser recolhido e eliminado separadamente do lixo
doméstico.
5) Os sistemas de retorno e coleta estão disponíveis para os usuários finais. Para obter informações mais detalhadas sobre aeliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos antigos,
contate a sua prefeitura, o serviço de eliminação de resíduos ou
a loja onde adquiriu o equipamento.

2) Ao eliminar corretamente pilhas e/ou baterias antigas, vocêajudará a economizar recursos valiosos e evitar quaisquer potenciais efeitos negativos para a saúde humana e para o ambiente.
3) A eliminação inadequada de pilhas e/ou baterias antigas podeter graves efeitos para a saúde humana e para o ambiente,devido à presença de substâncias nocivas nas mesmas.
4) O símbolo WEEE, que exibe um contentor com rodas
com uma cruz indica que as pilhas e / ou acumuladores devem ser recolhidos e eliminados separadamente Pb, Hg, Cd
do lixo doméstico.
Se uma pilha ou bateria contiver níveis de chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e/ou cádmio (Cd) superiores aos valores especificados
na Diretiva 2006/66/CE relativa a pilhas e baterias, os símbolos
químicos destes elementos serão apresentados por baixo dosímbolo WEEE.
5) Os sistemas de retorno e coleta estão disponíveis para os usuários finais. Para obter mais informações acerca da recolha ereciclagem de pilhas e/ou baterias antigas, contate a sua prefeitura, os serviços de recolha de lixo doméstico ou a loja onde asadquiriu.

5Introdução

Antes de usar

Direitos de autor e isenções deresponsabilidade

O que está na caixa

As informações são fornecidas sobre produtos neste manual apenaspara fins de exemplo e não indica garantias contra violações dedireitos de propriedade intelectual de terceiros e outros direitos
relacionados a eles. A TEAC Corporation não se responsabiliza por
violações de direitos de propriedade intelectual de terceiros ou sua
ocorrência por causa da utilização desses produtos.
Este produto está licenciado sob a licença de patentes da AVC parauso pessoal de um consumidor ou outros usos sem remuneração
para (I) codificar vídeo de acordo com a norma AVC (“vídeo AVC”)
e/ou (II) decodificar vídeo AVC codificado por um consumidor
envolvido em uma atividade pessoal e/ou obtido de um provedorde vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença éconcedida ou será implícita para qualquer outro uso. Informações
adicionais podem ser obtidas da MPEG LA, LLC
Consulte http://www.mpegla.com
Outros nomes de empresas e nomes de produtos neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Informações sobre direitos autorais de código
aberto e licenciamento estão contidas na seção “Informações delicença de software” no final deste documento.

Características
Estas instruções de uso são aplicáveis ​​ao TEAC UR-4MD
com firmware versão 1.15 ou superior.
oo A detecção automática de resolução e conexão deentrada facilita a conexão de outros equipamentos
oo Os botões de gravação para vídeo e foto permitem
uma partida rápida para fácil operação
oo É possível gravar e reproduzir vídeos e fotos por períodos prolongados
oo É possível tirar fotos durante a gravação de vídeo
oo Os interruptores de contato externos podem ser usados ​​para controlar a gravação.
oo A gravação simultânea para HDD interno, USB e LAN
fornece economia de dados de alta confiança
oo Suporta formatos de alta definição até WUXGA
oo A tela de cristal líquido (LCD) incorporado permite averificação das imagens introduzidas e a apresentação
do status
oo Os conteúdos podem ser transferidos através de uma
redeoo O status S.M.A.R.T. do disco rígido interno permite
verificar se há problemas de funcionamento
oo A retenção de energia a curto prazo evita a perda dedados quando a alimentação é interrompida
oo Modelo leve e compacto

6

Verifique se a caixa inclui todos os acessórios fornecidos
mostrados abaixo. Entre em contato com o revendedor
onde adquiriu a unidade ou com um contato na contracapa deste manual, se algum desses itens estiver faltando
ou tiver sido danificado durante o transporte.
Cabo de alimentação x 1
Instruções de utilização (este documento) × 1

Indicação na unidade
Painel frontal
Indicação

FunçãoUtilize este botão para ligar/desligar a
unidade.

Painel traseiro
Indicação

FunçãoUtilize este conector para fornecer alimentação à unidade. Ligue o cabo dealimentação incluído aqui.
Este é um conector de equalização depotencial. Conecte um cabo de equalização de potencial com um conector que
esteja de acordo com DIN 42801 aqui.
Use esse conector para conectar-se auma rede.
Use esse conector para inserir sinais devídeo.
Utilize este conector para emitir sinais devídeo.

Configuração da unidade
Antes de utilizar o UR-4MD, leia e siga todas as instruções
de segurança apresentadas na secção “INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA IMPORTANTES” na página 4.
Configure a unidade em um local que atenda aos seguintes requisitos, a fim de garantir um funcionamento
seguro e adequado.
oo Condições ambientais:• Temperatura: 5–40 °C• Humidade: 5–80 % HR (sem condensação)• Temperatura máxima do termômetro húmido: 29 °C• Ambiente eletromagnético: Consulte “Limites decompatibilidade eletromagnética (EMC)” na página
49.
oo Coloque a unidade com os pés de borracha parabaixo e instale em uma superfície nivelada. Evite
vibrações.

Antes de usar
oo Evite o uso nos seguintes tipos de locais, pois issopode resultar em mau funcionamento ou outros
problemas:• Perto de equipamentos que gerem ondas de altafrequência.
• Em locais com forças magnéticas ou eletricidade
estática presentes.
oo Dependendo da frequência de transmissão de televisão, poderão surgir cores irregulares em televisores
usados perto desta unidade, quando ligada. Este nãoé um mau funcionamento deste dispositivo ou datelevisão. Se isso acontecer, use a unidade mais distante do dispositivo afetado.
oo Antes de embalar a unidade para deslocalização ou
transporte, por exemplo, desconecte todos os cabos
e outros dispositivos. Não fazê-lo pode danificar os
conectores.

Unidade de disco rígido interno
Esta unidade tem uma unidade de disco rígido (HDD)
incorporado. Este HDD é facilmente afetado por forças deimpacto, vibrações e mudanças no ambiente, incluindo
a temperatura, e isso pode afetar o vídeo que está sendo
gravado.
Observe as seguintes precauções.
• Não submeta a unidade a vibrações ou impactos.
• Coloque e use a unidade em uma superfície nivelada.
• Não desligue a unidade enquanto o disco rígido estiver sendo acessado.

Bateria incorporada
Esta unidade tem uma bateria para funcionamento dorelógio interno. Se a bateria ficar sem energia, a horacorreta não pode ser mantida e isso afetará a informação temporal das imagens registradas. Recomendamos
trocar a bateria a cada cinco anos antes de ser esgotada.
Quando for necessário trocar a bateria, entre em contato
com o revendedor onde adquiriu a unidade ou com
um contato na contracapa deste manual e solicite asubstituição.

Nota sobre mídia utilizávelVocê pode conectar unidades flash USB e unidades dedisco rígido USB a esta unidade. Formate a mídia com
esta unidade antes de gravar.

Nota sobre o ventilador incorporado
O ventilador incorporado nesta unidade tem uma vidaútil limitada. Se quebrar, entre em contato com o revendedor onde adquiriu a unidade ou um contato na contracapa deste manual e solicite reparo.

AVISO IMPORTANTE
O armazenamento a longo prazo de conteúdos gravados no HDD incorporado não pode ser garantido.
Além disso, à medida que o espaço se torna necessário, as gravações mais antigas serão apagadas automaticamente. Recomendamos que você use uma LAN
ou unidade USB para transferir dados de vídeo e fotos
importantes para armazenamento em um computador ou DVD, por exemplo.

AVISO IMPORTANTE
As unidades de disco rígido eventualmente falham.
Dependendo das condições de uso, os problemas
podem começar a ocorrer em poucos anos. Se a gravação ou a reprodução se tornarem impossíveis, contate orevendedor onde adquiriu a unidade ou um contato na
contracapa deste manual e solicite reparação.

7

Painel frontal
A

B

C

I

A Botão STANDBY/ON
Pressione para ligar a unidade. O visor LCD acende.
Quando a alimentação estiver ligada, prima-a para
colocar a unidade no modo de poupança de energia.
NOTA
oo A unidade liga-se apenas se o interruptor principal
na parte de trás da unidade estiver definido para
On (|).
oo Prima e mantenha premido durante pelo menos 1
segundo para desligar a unidade.
oo Prima e mantenha premido durante cerca de 4
segundos para forçar a unidade a desligar.
Consulte “Desligando a unidade” na página 14 paradetalhes.

D

J

K

E

L

F G

M N

O

H

P

D Botões 5, b, g, tUtilize-os para alterar e selecionar itens de menu epara ver fotografias e vídeos gravados.

E LED VIDEO
Aceso: Vídeo sendo gravado
Piscando: Gravação de vídeo em pausa

F Botão VIDEO/PAUSE
Pressione para iniciar a gravação de vídeo.
Pressione este botão durante a gravação de vídeopara pausar a gravação.
Pressione-o novamente para retomar a gravação.
NOTA

B LED STANDBY
Verde contínuo: LigadoÂmbar contínuo: Em espera

Quando a gravação de vídeo é pausada, um índice é
criado nesse ponto.

G LED PHOTO
C Visor LCD
Este apresenta as imagens introduzidas (pré-visualizações), imagens reproduzidas, informação de status emenus de configuração.

8

Esse se acende quando as fotos estão sendo
gravadas.

Painel frontal
H Botão PHOTO
Use para gravar fotos.

I Portas USB (USB 1/USB 2)
Conecte unidades flash USB e unidades de disco
rígido a estas.
NOTANão conecte hubs USB.

J Botão PATIENT INFO
Prima para mostrar informações do paciente quando,
por exemplo, pretender introduzi-la ou verificar.
Pressione e segure por 1 segundo para alternar entre
as seguintes opções de como as informações são exibidas em um monitor externo:

M LEDs de status
Estes exibem o status de acesso do HDD interno eunidades conectadas a USB 1 e USB 2.
HDD (interno)
Verde contínuo: Normal
Apagado:Erro

USB 1/2
Verde contínuo: Conexão do dispositivo reconhecida
Neste estado, o dispositivo também
pode ser removido com segurançaÂmbar:
Escrita ou formatação (ou dispositivo
sendo conectado)
Importante: Não remova um dispositivo de armazenamento USB neste
status – risco de perda de dados!
Apagado:Nenhum dispositivo

N Botão PLAY/PAUSE

OSD1 (Informações são exibidas)Botão ENTER

OSD2 (As informações não são exibidas)

Pressione para reproduzir um arquivo gravado.
Pressione durante a reprodução de vídeo para pausar
a reprodução.
Ao fazer uma configuração de menu, pressione para
confirmar o item selecionado.

OSD3 (Apenas o ícone de status é exibido)
OSD4 (Ícone de status e temporizador exibidos)

NOTA
Se “Patient Info. Entry” (Entrada de Informação dePaciente) estiver definido para “Off” (Desativado), a
informação do paciente não será exibida.

K Botão LIST
Pressione para exibir a lista de pastas já gravadas.

L Botão MENU
Pressione para abrir o menu para fazer as configurações da unidade.
Quando a lista de pastas é exibida (consulte o botão
LIST), pressione o botão MENU para exibir um menu
instantâneo onde você pode copiar, editar e excluir
pastas.

O Botão CLOSE
Pressione para terminar a gravação, reprodução, operações do menu ou pesquisar e fechar a pasta atualdo paciente.
NOTA
Pressione este botão para fechar quaisquer arquivos
e pastas abertos. Aguarde até que o LED de status da
USB fique verde antes de desconectar um dispositivo
de armazenamento USB. Não fazê-lo pode danificar
os dados gravados.

P Botão STOP
Prima durante a gravação de vídeo para parar a gravação. Prima durante a reprodução de vídeo para
parar a reprodução.

9

Painel traseiro
A

B

C

D

K

A Conectores COMPOSITE (COMPOSTO) deentrada/saída
IN ()
Entrada de um sinal de vídeo composto (NTSC/PAL).
(Conector BNC)
OUT ()
Saída de um sinal de vídeo composto (NTSC/PAL).
(Conector BNC)

E

F

G

L

H

I

M

J

N

D Conectores AUDIO entrada/saída
IN
Entrada de um sinal de áudio. (miniconector estéreode 3,5 mm)
OUT
Saída de um sinal de áudio. (miniconector estéreo de
3,5 mm)E Conector MIC IN (entrada)
B Conectores S-VIDEO de entrada/saída
IN ()
Entrada de um sinal de vídeo S-Video (NTSC/PAL).
(Conector S)
OUT ()
Saída de um sinal de vídeo S-VIDEO (NTSC/PAL).
(Conector S)

C Conectores de entrada do interruptor

externo (EXT SW)
Ligue aqui os interruptores de VÍDEO e FOTO externos. (miniconectores estéreo de 3,5 mm)

10Ligue um microfone aqui para introduzir um sinal deáudio. (miniconector mono de 3,5 mm)
NOTA
Ao usar um conector estéreo, certifique-se de que aentrada de som do microfone se realiza pelo canalesquerdo (L).

F Conector REMOTE
Conecte um controle remoto com cabo TEAC/TASCAM RC-10 ou um interruptor de pé TEAC/TASCAM RC-3F (vendido separadamente) para usar
para controlar esta unidade. (miniconector de 2,5mm)

Painel traseiro
G Porta USB (USB 3)Você pode conectar aqui um teclado USB, um leitor
de cartão ou um leitor de código de barras para inserir informações sobre o paciente.
(USB 2.0 Tipo A)
Use um leitor de cartão ou um leitor de código debarras que tenha especificações de interface deteclado.
Para detalhes, entre em contato com TEAC ou um
distribuidor TEAC.
NOTA
Os hubs USB não podem ser conectados aqui.

H Porta USB (USB 4)
Use para acessar dados desta unidade a partir de um
dispositivo externo (quando configurado para USB
Mass Storage (Armazenamento em massa USB)) ou
para controlar esta unidade com comandos a partirde um dispositivo externo (quando não estiver configurado como USB Mass Storage (Armazenamento
em massa USB)).
Para controlar esta unidade com comandos, vocêdeve criar um programa de comunicação. Para detalhes, entre em contato com a TEAC ou com um dos
distribuidores da TEAC.
(USB 2.0 Tipo B).
NOTAOs hubs USB não podem ser conectados aqui.

I Interruptor de alimentação principal
Utilize para ativar/desativar a alimentação de energia
da unidade. Este interruptor tem de estar na posição
On (|) para que o botão STANDBY/ON do painel frontal funcione.

J Conector do cabo de alimentação (~IN)
Ligue o cabo de alimentação incluído aqui.
Ligue sempre o cabo de alimentação a uma tomada
com ligação à terra.

K Conectores DVI de entrada/saída
IN ()
Entrada de um sinal de vídeo DVI (DVI-D).
OUT ()
Saída de um sinal de vídeo DVI (DVI-D).

L Conectores SDIIN
Entrada de um sinal de vídeo SDI. (Conector BNC)
THRU
Aqui se processam entradas de sinais de vídeo SDI.
(Conector BNC)
OUT
Isso produz um sinal de vídeo SDI. (Conector BNC)M Conector LAN
Utilize para ligar a unidade a uma rede. Siga as instruções fornecidas pelo administrador da rede sobre
as conexões e configurações.(10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T (RJ-45))
LED LINK
Acende quando um impulso de ligação é detectado.
LED TRANSMIT
Este pisca durante a transmissão.

N Conector de equalização de potencial ( )Utilize para ligar um cabo de equalização de potencial com um conector em conformidade com anorma DIN 42801.
Ao usar este em combinação com outro equipamento médico, conecte os dispositivos usando cabos
dedicados.

AVISO IMPORTANTE
Os conectores que exibem esta marca são suscetíveis a danos internos causados ​​pela eletricidade estática. Tenha cuidado para não tocar nos
pontos de contato do conector com as mãos.

11

Preparativos antes de ligar o aparelho
Conexão dos cabos de entrada

Conexão de interruptores externos

Esta unidade possui conectores de entrada de vídeopadrão S-VIDEO e COMPOSITE VIDEO e conectores deentrada de vídeo de alta definição DVI e SDI.
Conecte os cabos de entrada aos conectores que vocêusará.

Esta unidade possui conectores de interruptores externos(EXT SW). Conecte os interruptores externos (consultepágina 17).

Conexão dos cabos de saída

Gravação em um dispositivo de armazenamento
USB
Conecte o dispositivo de armazenamento USB à porta
USB 1 ou USB 2 na parte frontal da unidade. Quando odispositivo de armazenamento USB estiver ligado, o LED
correspondente fica verde.
Para desconectá-lo, pressione o botão CLOSE. Desligue-o
depois que o LED USB correspondente parar de piscar(fica novamente aceso a verde).
Para mais informação sobre configurações, consulte“Determinando onde guardar os dados gravados” napágina 17 e “Record To (Gravar para)” na página 35.

Esta unidade possui conectores de saída de vídeo padrão
S-VIDEO e COMPOSITE VIDEO e conectores de saída devídeo de alta definição DVI e SDI.
No exemplo de conexão 1 abaixo, as imagens de entrada
não podem ser vistas no monitor quando esta unidade
está desligada.
Se conectado como mostrado no exemplo 2, as imagens introduzidas podem ser vistas no monitor mesmo
quando esta unidade está desligada.
Exemplo de conexão 1
Dispositivo deimagemEssa
unidadeMonitorEssa
unidadeMonitor

Exemplo de conexão 2
Dispositivo deimagemEntrada de sinal diferente para esta unidade

Conexão da entrada de áudio
Esta unidade possui um conector de entrada de áudio.
Ligue o conector de entrada de áudio, conforme
necessário.
Para áudio SDI, este pode ser utilizado em conjunto com
o conector de entrada de vídeo SDI.
Para mais detalhes, consulte o parágrafo “Audio IN(Entrada de Áudio)” (página 34).

Conexão da saída de áudio
Esta unidade tem um conector de saída de áudio.
Conecte o conector de saída de áudio conforme
necessário.
Para áudio SDI, este pode ser utilizado em conjunto com
o conector de saída de vídeo SDI.

12

Conectando os dispositivos de gravação

Gravação em uma redeUse um cabo para conectar à rede de comunicação.
Para informações sobre configuração, consulte “Network
Options (Opções de rede)” na página 40.

Preparativos antes de ligar o aparelho

Conectando o cabo de alimentação

VATENÇÃO
Ligue esta unidade somente a uma tensão de rede de100-240 V CA ± 10% (50/60 Hz). Qualquer outra fontede alimentação pode causar incêndio ou choqueelétrico.
Sempre use transformadores de isolamento para evitar
choques elétricos.
O cabo de alimentação tem um plugue de três pinos.
Para garantir um uso seguro, não o conecte a uma
tomada de duas pontas (não aterrada).
Para os EUA:

Aterramento
Saída

Tomada de aterramento

Para a Europa:

Aterramento
Saída

Tomada de aterramento

Ao operar o UR-4MD no Reino Unido:
Utilize um cabo de alimentação de acordo com a norma
BS1363 com um fusível de 3A.

13

Operações básicas
Ligando a unidade

Desligando a unidade

1 Coloque o interruptor de alimentação
principal, na parte de trás da unidade,na posição ON ( | ).

AVISO IMPORTANTE

2 Pressione o botão STANDBY/ON na
frente da unidade.
O visor LCD na parte frontal da unidade acende e éexibido “Starting ...” (Iniciando...).

Após o início da unidade, é exibido o vídeo deentrada. Se não houver entrada, um fundo preto seráexibido.
Quando o LCD do painel frontal exibir texto sobrevários itens de status, a unidade estará pronta para a
próxima operação do usuário.

oo Se o vídeo estiver sendo recebido, esse vídeo seráexibido em segundo plano.

14

Antes de desligar a unidade (modo de espera ou de poupança de energia):
oo Pare a gravação
oo Termine o acesso a todas as mídias (certifique-se deque o LED de status USB dos dispositivos de memória
conectados fica verde)
Os procedimentos de desligamento serão realizados sea alimentação for repentinamente interrompida, mas apreservação dos dados não pode ser garantida. Em particular, se você desligar a alimentação enquanto qualquer
mídia estiver sendo acessada, pode danificar os dados,
tornando-os inutilizáveis.

oo Para colocar a unidade no modo de poupança de energia: Prima brevemente obotão STANDBY/ON.

oo Para colocar a unidade em modo deespera:Prima o botão STANDBY/ON
durante cerca de um segundo.

Operações básicas

Modo de poupança de energia (Power save)
Neste modo, a unidade permanece pronta enquantoconserva energia. Isso é útil se você quiser poder usar a
unidade em breve, sem esperar.
oo No modo de economia de energia, o ventilador continuará a girar.

Operação básica do menu
1 Pressione o botão MENU para abrir omenu principal.

Em espera (Desligamento)
Isso desliga a unidade. A reinicialização da unidade leva
cerca de 30 segundos.

Quando a unidade não for usada por
muito tempo
Se esta unidade não for utilizada durante muito
tempo, siga os procedimentos abaixo para desligar a
unidade.
1.	Prima e mantenha premido o botão STANDBY/
ON no painel frontal para colocar a unidade nomodo de espera.
2.	Coloque o interruptor de alimentação principal no painel traseiro na posição Off (˜).
oo O LED STANDBY permanece aceso por alguns
minutos após a alimentação principal ter sido desligada por causa da função de retenção de energia
a curto prazo para uso durante falhas de energia.
Quando esta energia de reserva estiver esgotada, o
LED STANDBY apagará.

2 Use os botões 5, b, g e t para alterar a seleção.
3 Pressione o botão ENTER para abrir omenu selecionado
oo Para retornar à tela anterior, pressione o botão
MENU.

4 Para fechar o Menu Principal, pressioneo botão CLOSE (FECHAR) ou pressione obotão ENTER quando “Exit” (Saída) estiver selecionado.

15

Operações básicas

Formatando mídia de gravaçãoAVISO IMPORTANTE
Note que, ao realizar este procedimento, eliminará todos
os dados do dispositivo selecionado.
Se o HDD interno for selecionado, os dados no disco
rígido nesta unidade serão eliminados.

1 Pressione o botão MENU para abrir oMenu Principal.
2 Escolha “Advanced” (Avançado) e“Format Recording Device” (Formatar
dispositivo de gravação).

3 Selecione o suporte que deseja formatare pressione o botão ENTER.
USB1
Formata o suporte conectado à porta USB 1.
USB2
Formata o suporte conectado à porta USB 2.
HDDFormata o disco rígido interno.

4 Selecione “YES” (SIM) para iniciar aformatação.

16

Gravação
Determinando onde guardar os dados
gravados
Antes de iniciar a gravação, defina onde os dados de gravação serão salvos.
oo A unidade grava sempre no HDD interno.
oo Dependendo da configuração, a unidade pode gravar
simultaneamente para o HDD interno, para USB 1, USB
2 e para a rede.

Para gravar em um dispositivo de armazenamento USB
1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Setup” (Configuração) e“Record To” (Gravar para).
3 Selecione uma das seguintes
configurações.
USB1 + USB2
Grava os mesmos dados para USB 1 e USB 2.
USB1
Grava apenas para USB 1.
USB2
Grava apenas para USB 2.
oo A gravação será realizada a partir da imagem no
momento em que um dispositivo é conectado à
porta USB correspondente. As imagens gravadas
antes da conexão ser feita não serão transferidas parao dispositivo conectado.
oo Não conecte ou desconecte dispositivos de armazenamento USB durante a gravação. Fazer isso pode
resultar na perda de não apenas dos dados sendo
gravados, mas também dados que já foram gravados.
Além disso, poderá provocar uma avaria.

Para gravar em uma rede
1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Network” (Rede) e “ModeSelect” (Selecionar Modo) e defina omodo de rede desejado.
CIFS client (Cliente CIFS)
Esta unidade será um cliente CIFS e as gravações
serão salvas no compartilhamento de rede configurado nas configurações do cliente CIFS.
FTP client (Cliente FTP)
Esta unidade será um cliente FTP e as gravações
serão salvas no servidor FTP.

Efetuar definições de comutadores­externos (vídeo)Você pode conectar os interruptores externos aos conectores EXT SW no painel traseiro e usá-los para controlar
esta unidade.

1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Video” e “Ext. Switch
Trigger” (Disparo Interruptor externo).
3 Defina a operação desejada.
Para mais detalhes, consulte “Disparo Interruptor
externo” em “Video Options (Opções de vídeo)” na
página 36.
NOTANão existem definições de interruptores externos para
imagens estáticas.

17

Gravação

Gravando vídeo
oo Pressione o botão VIDEO/PAUSE no painel frontal para iniciar a gravação devídeo.

Durante a gravação de vídeo, ocorrerá o seguinte.
oo Se o vídeo estiver sendo recebido, esse vídeo será exibido em segundo plano.
oo Durante a gravação de vídeo, o LED de VÍDEO acima
do botão VIDEO/PAUSE acenderá a âmbar.
oo Um ícone de status aparecerá no canto superiordireito do visor.
oo Durante a captura de vídeo, você pode pressionar obotão PHOTO para tirar uma foto.
Ícone de statusoo Pressione o botão VIDEO/PAUSE novamente para pausar a gravação.
oo Pressione o botão STOP para parar a gravação de vídeo.
oo Se a gravação for iniciada antes da entrada das informações do paciente, o vídeo não terá informações dopaciente. Se a informação do paciente for necessária,consulte “Digitando informações do paciente” napágina 19 e digite a informação do paciente antes
de iniciar a gravação de vídeo.
oo Para desativar a informação na tela durante a gravação
de vídeo, prima e mantenha premido botão PATIENT
INFO. Ou ajuste “OSD” de acordo (consulte “OSD” napágina 37).

Número de gravações

(999 no máximo)

Tempo de gravação

Ícones exibidos durante a gravação
Ícone

Explicação
ParadoVídeo sendo gravado
Pausa durante a gravação de vídeo
Foto tirada quando a gravação de vídeo parou

Foto tirada durante a gravação de vídeo

Foto tirada quando a gravação de vídeo pausou

NOTA
Quando gravar por um longo tempo, o arquivo será automaticamente dividido. O tamanho da divisão dependeda configuração (consulte a página 37).
Mesmo que um arquivo tenha sido dividido, a gravação
pode ser reproduzida nesta unidade sem interrupção.

18

Gravação

Tirando fotos
oo Pressione o botão PHOTO na frente da
unidade para tirar uma foto.
O LED PHOTO por cima do botão PHOTO acende brevemente a âmbar.
Um ícone de câmera é exibido brevemente no cantosuperior direito do visor.

Digitando informações do paciente
É necessário um teclado USB, um leitor de cartão ou
de código de barras para introduzir a informação dopaciente.
oo Consulte “Patient Info. Entry (Entrada info. paciente)”na página 36 e configure o dispositivo de introdução que está sendo usado.

Digitando informações do paciente com
um tecladoVocê pode usar um teclado USB conectado à porta USB 3na parte traseira da unidade para inserir informações dopaciente.
Use o teclado USB para inserir a ID, nome, sexo e data denascimento do paciente.

1 Pressione o botão PATIENT INFO.

oo Se uma foto for tirada antes que as informações dopaciente sejam digitadas, a foto não terá informações sobre o paciente. Se for necessária informação
do paciente, consulte “Digitando informações dopaciente” na página 19 e digite a informação dopaciente antes tirar a foto.
Ícone que é exibido ao tirar uma fotoÍconeExplicação
Foto sendo tirada

2 Use o teclado para inserir as informações.

O Hospital, o Procedimento, a Modalidade e a Sala de operação
são imediatamente retidos internamente. Apague as informações
que não são necessárias.

19

Gravação

3 Pressione o botão ENTER para confirmar.
Botões e teclas correspondentes do teclado USB
Operação
Novo paciente
Mover para o campo
acima
Mover para o campo
abaixoBotão
Teclado USB
PATIENT INFO F105
2 (seta para cima)bx (seta para baixo)

Mover o cursor para aesquerda
Mover o cursor para a
direita
Confirmar e ativar a
gravação
Fechar a telags (seta para aesquerda)w (seta para a
direita)
ENTER
F1
ESC

Excluir caractere no
cursor
Excluir caractere à
esquerda do cursor
Entrada de caracteres

t
ENTER

Digitando informações do paciente com
um cartão/código de barrasVocê pode conectar um leitor de cartão ou um leitor decódigo de barras à porta USB 3 no painel traseiro da unidade para inserir informações do paciente.

1 Pressione o botão PATIENT INFO.

CLOSE
PATIENT INFO—DEL—

Retrocesso—

Código do caractere

NOTA
oo Se você não pressionar o botão ENTER do painel frontal ou a tecla ENTER do teclado, o valor digitado não
será confirmado.
oo Somente letras e números em inglês podem serinseridos.
oo Use um teclado de acordo com a configuração de“Language” (Idioma).
oo Apenas são suportados teclados USB compatíveis
com IBM/Windows. Os teclados Mac, por exemplo,
não podem ser utilizados com esta unidade.

Cancelando a entrada de informações dopaciente
Na tela de entrada de informações do paciente, pressioneo botão CLOSE ou PATIENT INFO.

2 Leia o cartão/código de barras.
3 Pressione o botão ENTER para confirmar
e ativar a gravação de vídeo.
NOTA
oo Se você não pressionar o botão ENTER do painel frontal, o valor digitado não será confirmado.
oo Somente letras e números em inglês podem serinseridos.
oo Os caracteres que não sejam letras e números eminglês podem não ser exibidos corretamente.

Selecionando como as informações são
exibidas em um monitor externo
Pressione e segure o botão PATIENT INFO por 1 segundopara alternar entre as seguintes opções de exibição das
informações em um monitor externo:
OSD1 (Informações são exibidas)
OSD2 (As informações não são exibidas)
OSD3 (Apenas o ícone de status é exibido)
OSD4 (Ícone de status e temporizador exibidos)

20

Gravação

Saindo do modo de gravação
Pressione o botão CLOSE para limpar as informações dopaciente e sair do modo de gravação.

Os vídeos e as fotos antes de pressionar o botão CLOSE
serão armazenados na mesma pasta. O número máximo
de imagens, incluindo imagens estáticas e de vídeo, em
uma pasta é 999. Se este número for atingido e você quiser continuar a gravar, prima o botão CLOSE para terminar a gravação. Quando a gravação seguinte for iniciada,
será criada uma nova pasta.

Precauções ao remover dispositivos dearmazenamento USB
Depois de premir o botão CLOSE para parar de gravar
vídeo ou fotos, não desligue imediatamente o dispositivo
de armazenamento USB porque a unidade continua gravando para o dispositivo durante algum tempo.
A desconexão de um dispositivo de armazenamento USB
durante a gravação pode danificar algumas das imagens
gravadas e os arquivos de gerenciamento, resultando na
perda de dados de imagem. Siga estes procedimentos ao
desconectar dispositivos de armazenamento USB:

1 Pressione o botão CLOSE para parar agravação e aguarde até que todos os
LEDs de status fiquem verdes.
Dependendo do tempo de gravação, vários minutos
podem passar antes que todos fiquem a verde.

2 Depois de confirmar que todos os LEDs
estão acesos a verde, pressione o botão
LIST e confirme se as imagens gravadasestão no topo da lista.
3 Confirme se o dispositivo de reprodução exibido no canto inferior esquerdo
do visor é um dispositivo de armazenamento USB (USB1 ou USB2).
4 Confirme que pode reproduzir imagens
gravadas.
5 Prima o botão CLOSE para parar a
reprodução.
6 Depois que o ícone de reprodução desaparecer do visor, desconecte o dispositivo de armazenamento USB.

21

Reproduzindo gravações
Reproduzindo o vídeo/foto mais recente

Operações de reprodução

Pressione o botão PLAY/PAUSE do painel frontal para
reproduzir os dados gravados mais recentemente.

Reproduzindo e pausandoÍcones exibidos durante a reprodução
Ícone

Explicação
Reprodução normal de vídeo
Reprodução em pausa
É exibido 1, 2, 3, 4 ou 5, dependendo da velocidade de reprodução do vídeo
Foto sendo exibidaÍcone de status

Data e hora de­início da gravação
Tempo de reprodução /hora de gravação de imagem
Número de imagem reproduzida /número total de imagens na pasta

AVISO IMPORTANTE

O vídeo/foto mais recente só pode ser reproduzido imediatamente após a inicialização ou imediatamente após agravação.
A abertura da lista ou o início de reprodução alterará apasta de reprodução.

22

Pressione o botão PLAY/PAUSE.

oo Durante a reprodução de vídeo normal, pausa a
reprodução.
oo Em qualquer outro caso, inicia a reprodução normal (àvelocidade normal de 1×).
oo Ao visualizar uma fotografia, não faz nada.

ParandoDurante a reprodução, pressione o botão CLOSE ou STOP
para parar a reprodução.

Reproduzindo gravações

Alterar a velocidade de reprodução
Durante a reprodução de vídeo, pressione o botão tpara aumentar a velocidade de reprodução um nível decada vez.
Pressione o botão g para diminuir a velocidade dereprodução em um nível.

Passando para o arquivo gravado
seguinte
Ao visualizar fotos ou quando a reprodução de vídeo terminar, pressione o botão 5 para mover para o arquivo
seguinte.

Pressione o botão b para ir para o arquivo anterior.

NOTA
oo Esta unidade não tem a função de “retrocesso”.
oo Ao reproduzir a alta velocidade, o vídeo pode ficar
irregular. Se isso acontecer, reinicie a reprodução normal e tente novamente.

Saltando para um índice
Quando visualiza um vídeo, pressione e segure o botão
t para saltar para o índice seguinte e reproduzir o vídeoa partir daí.
Se não houver mais índices até o final do vídeo, ele saltará para o final do vídeo e pausará a reprodução.
Pressione e segure o botão g para saltar para o índiceanterior e reproduzir o vídeo a partir daí.
Se não houver mais índices até o início do vídeo, este irá
saltar para o início do vídeo e reproduzirá o vídeo a partir
daí.

Pressione, pelo
menos, 2 segundos

23

Reproduzindo gravações

Passando para a pasta seguinte
Durante a reprodução ou quando a reprodução estiverpausada, pressione o botão 5 durante, pelo menos, doissegundos, para mover para a pasta seguinte.

Áudio durante a reproduçãoO áudio é reproduzido apenas durante a reprodução
normal.
NOTAO áudio não é reproduzido durante a reprodução em alta
velocidade.

Exibindo e reproduzindo arquivos em
uma lista da pasta mais recente

Pressione, pelo
menos, 2 segundos

Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do teclado USB
para exibir os dados de gravação na pasta datada mais
recentemente.

Pressione o botão b durante dois ou mais segundospara ir para a pasta anterior.

Pressione, pelo
menos, 2 segundos

Dispositivo detectado
Número da pasta atual/número total de pastas

24

Reproduzindo gravações

Procurando arquivos por condição e
reproduzindo-os

Pesquisando por ID

NOTA

2 Mova o cursor para o campo ID.

Se “Patient Info. Entry” (Digitação de Informação dePaciente)estiver definido para “Off” (Desativado), a função
pesquisa não poderá ser utilizada.

1 Pressione o botão PATIENT INFO.

3 Use um teclado USB para inserir a ID.
4 Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do
teclado USB para iniciar a pesquisa.

Procurando pelo nome
1 Pressione o botão PATIENT INFO.
2 Mova o cursor para o campo NAME(NOME).
3 Use um teclado USB para inserir o nome.
4 Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do
teclado USB para iniciar a pesquisa.

25

Reproduzindo gravações

Procurando por data
1 Pressione o botão PATIENT INFO.
2 Mova o cursor para o campo DATE(DATA).
3 Use um teclado USB para inserir a data.
4 Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do
teclado USB para iniciar a pesquisa.

Botões e teclas correspondentes do teclado USB
Operação
Novo paciente
Mover para o campo
acima
Mover para o campo
abaixoMover o cursor para aesquerda
Mover o cursor para a
direita
Confirmar e gravarBotão
Teclado USB
PATIENT INFO F105
2 (seta para cima)

Fechar a tela

CLOSE
PATIENT INFO—
DEL

Excluir caractere no
cursor
Excluir caractere à
esquerda do cursor
Entrada de caracteres
Iniciar pesquisa26bx (seta para baixo)gs (seta para aesquerda)w (seta para a
direita)
ENTER
F1
ESC

t
ENTER

—

Retrocesso—
LIST

Código do caractere
F3

Alterando o dispositivo utilizado para apesquisa (reprodução)Na tela de resultados de pesquisa, pressione o botão gou t, ou a tecla s ou w do teclado USB para alterar
os dispositivos na ordem seguinte.
iHDD

USB1

USB2

Gerenciamento de arquivos gravados
Guardando fotografias/vídeos já gravados num dispositivo externo

Copiando para um servidor FTPVocê pode usar esta unidade para copiar dados gravados
nela para um dispositivo externo. Use a função “Copy to(from iHDD)” (Copiar para (de HDD)) na tela “Advanced-1”(Avançado-1) (página 37).

2 Selecione “Advanced” (Avançado).

Copiando para USB 1 ou USB 2

1 Pressione o botão MENU.
3 Selecione “Copy to (from iHDD)” (Copiar
para (de iHDD)).
4 Selecione “Network (FTP)” (Rede (FTP)).
5 Selecione a ordem para copiar pastas.

1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Advanced” (Avançado).
3 Selecione “Copy to (from iHDD)” (Copiar
para (de iHDD)).
4 Selecione “USB1” ou “USB2”.
5 Selecione a ordem para copiar pastas.

NOTA
Para obter detalhes sobre as configurações do servidor
FTP, consulte “FTP Client” (Cliente FTP) em“Mode Select(Seleção de modo)” na página 40.

Copiando para um servidor CIFS
1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Advanced” (Avançado).
NOTA
oo Todos os vídeos e imagens armazenados no UR-4MD
serão copiados para o dispositivo selecionado. Para
copiar somente pastas especificadas, use a tela dalista (“Modo de poupança de energia (Power save)” na
página 15).
oo Não é possível selecionar arquivos individuais para
copiar.
oo Confirme se o destino da cópia tem espaço suficiente.
Se o disco rígido interno contiver uma grande quantidade de dados, a cópia pode exigir várias horas.
Recomendamos que você copie quando não precisar
usar a unidade por longos períodos.

3 Selecione “Copy to (from iHDD)” (Copiar
para (de iHDD)).
4 Selecione “Network (CIFS)” (Rede (CFIS)).
5 Selecione a ordem para copiar pastas.

NOTA
Para obter detalhes sobre as configurações do servidor
CIFS, consulte “CIFS Client” (Cliente CIFS) em “Mode Select(Seleção de modo)” na página 40.

27

Gerenciamento de arquivos gravados

Copiando uma pasta especificada
1 Pressione o botão LIST para abrir a lista.

4 Utilize os botões 3 e c para selecionaro destino da cópia e pressione o botãoENTER.
Os dispositivos nos quais a cópia é atualmente possível são apresentados como destinos de cópia.

oo Se a lista de discos internos não for apresentada,utilize o botão d e e para definir o dispositivo
pesquisado (reproduzido) para o disco “HDD”.

2 Utilize os botões 3 e c para selecionar apasta que pretende copiar e pressione obotão MENU.
É exibido um menu temporário.

5 Quando for apresentada uma caixa dediálogo, pressione o botão d para selecionar “Yes” (Sim) e, seguidamente, obotão ENTER.

3 Utilize os botões 3 e c para selecionar“Copy” (Copiar) e pressione o botãoENTER.

oo A cópia não pode ser iniciada se o destino dacópia não tiver espaço suficiente.

Isso abre o menu temporário “Destination” (Destino).

oo Você pode cancelar a cópia enquanto estiver em
progresso pressionando o botão ENTER.

28

Gerenciamento de arquivos gravados

6 Quando a mensagem “Copy completed!”(Cópia terminada!) for exibida, pressioneo botão ENTER para retornar à lista.

Editando informações de pastas existentes
1 Pressione o botão LIST para abrir a lista.

2 Utilize os botões 3 e c para selecionar apasta com as informações que pretende
editar e pressione o botão MENU.
É exibido um menu temporário.

3 Utilize os botões 3 e c para selecionar “Edit” (Editar) e pressione o botãoENTER.

29

Gerenciamento de arquivos gravados
A tela PATIENT INFORMATION (INFORMAÇÃO DE
PACIENTE) da pasta é aberta.

Excluindo dados de pastas existentes
1 Pressione o botão LIST para abrir a lista.

4 Altere as informações da pasta, e pressione o botão ENTER.
É exibida uma caixa de diálogo de confirmação.

2 Utilize os botões 3 e c para selecionar apasta que pretende excluir e pressione obotão MENU.
É exibido um menu temporário.

5 Selecione “Yes” (Sim) e pressione obotão ENTER para salvar as informações
editadas.
AVISO IMPORTANTE
Quando utilizado como armazenamento USB ou em
uma rede, a edição de informações da pasta pode não
ser possível. Neste caso, defina o modo de rede como
“Off” (Desativado) (consulte “Network Options (Opções derede)” na página 40).

30

3 Utilize os botões 3 e c para selecionar“Delete” (Excluir) e pressione o botãoENTER.

Gerenciamento de arquivos gravados
É exibida uma caixa de diálogo de confirmação.

Estrutura de pastas usada para vídeos/fotos gravados
É criada uma pasta para cada paciente com entrada de
informações. As pastas são nomeadas no seguinte formato, usando o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo eID.
aaaammddhhmmss_ID
NOTA

4 Selecione “Yes” (Sim) e pressione o botãoENTER.
Uma caixa de diálogo de confirmação é novamente
exibida.

Se a ID tiver um caractere que não pode ser usado nonome do arquivo, esse caractere será substituído por um
símbolo de cardinal (#).
As informações da pasta são atualizadas quando a gravação for concluída (quando o botão CLOSE é pressionado
para terminar a sessão de gravação).

Estrutura de pastas

5 Se tiver certeza de que a exclusão estácorreta, selecione “Yes” (Sim) e pressioneo botão ENTER.
Os dados da pasta selecionada serão excluídos.
AVISO IMPORTANTE
oo Os dados excluídos não podem ser recuperados.
Tenha cuidado ao usar esta função.
oo Quando usado como armazenamento em massa USB
ou em uma rede, a exclusão de informações de pasta
pode não ser possível. Neste caso, defina o modode rede como “Off” (Desativado) (consulte “Network
Options (Opções de rede)” na página 40).

Diretório raiz
PatientList.html
20161216154525_000012345
video_files
000001-001.mov
000002-001.mov
000004-001.mov
000005-001.mov
000005-002.mov
000007-001.movphoto_files
000003.jpg
000006.jpg
Files.html
20161216181554_0000112255
video_files(arquivo html)(pasta de gerenciamento do paciente)(pasta de armazenamento de vídeo)(arquivo de vídeo)(arquivo de vídeo)(arquivo de vídeo)(arquivo de vídeo dividido, parte 1)(arquivo de vídeo dividido, parte 2)(pasta de armazenamento de fotos)(arquivo de fotos (numeradas pela ordem deaquisição))(arquivo de foto)(Lista de vídeos/fotos na pasta)(pasta de gerenciamento do paciente)(pasta de armazenamento de vídeo)31

Gerenciamento de arquivos gravados

Visualizando vídeos/fotos gravados em um computador (usando um arquivo HTML na
mídia)
Os vídeos/fotos gravados e as informações sobre pastas podem ser visualizados usando um navegador de internet em
um computador. Abra o arquivo “PatientList.html” para essa finalidade.

Lista de pastas gravadas
A unidade cria uma lista HTML (PatientList.html) das pastas gravadas no disco rígido interno.
Além disso, ao copiar dados para um dispositivo de armazenamento USB externo, uma lista HTML (PatientList.html) das
pastas é criada nesse dispositivo.

No (n.º):Número da pasta na mídia
São apresentados pela ordem da cópia.
Data de gravação
ID do paciente (link para lista de vídeos/fotos na pasta)
Nome do paciente (link para lista de vídeos/fotos na pasta)
Data de nascimento do paciente (a sequência de caracteres armazenada é exibida como está)

Date (Data):
ID:
Name (Nome):
D.O.B. (Data denascimento):
Sex (Sexo):
Sexo do paciente
Num of image (N.º Número de vídeos/fotos na pasta (link para a lista de vídeos/fotos na pasta)
de imagem):

32

Gerenciamento de arquivos gravados

Lista de vídeos/fotos na pasta
Clique em uma ID ou Nome do paciente na lista de pastas para exibir a lista da seguinte maneira.

No (n.º):Número de vídeos/fotos na pasta, vídeos divididos são mostrados com um hífen (-)
File (Arquivo): Nome do arquivo (link)
Size (Byte)
Tamanho real do arquivo(Tamanho(Byte)):
LengthOs vídeos com tempo de gravação ou “Foto” divididos são apresentados com um hífen (–)(Comprimento):

33

Configurações
Audio IN (Entrada de áudio)

Configurações Gerais

Defina a entrada de áudio com a prioridade mais elevada.
SDI
AUDIO
MIC
Comutação automática de entrada de áudio
Quando a entrada de áudio é detectada juntamente com
a entrada de vídeo, ela será automaticamente trocada.
O sinal de entrada de áudio é detectado na seguinte
ordem.
SDI

Mova o cursor para o item a ser configurado e pressioneo botão ENTER para ativar o item a ser alterado.

Video IN (Entrada de vídeo)A comutação para entrada de vídeo automática ésuportada.
Quando a entrada de sinal de vídeo é detectada,a entrada de vídeo será automaticamente comutada.
Quando vários sinais de vídeo são introduzidos, a unidade muda para a entrada de vídeo com a prioridade
mais alta.
O sinal de vídeo de entrada é detectado na seguinte
ordem.
SDI

DVI

S-VIDEOCOMPOSITE

Defina a entrada de vídeo com a prioridade mais alta.
Por exemplo, se “Vídeo IN” (Entrada de vídeo) estiver definido como “DVI”, a prioridade será a seguinte.
DVI w SDI w S-VIDEO w COMPOSITE
oo Se a entrada de vídeo for COMPOSITE, ela não alternará para S-VIDEO.
oo Se a entrada de vídeo for S-VIDEO, ela não mudará
para COMPOSITE.
oo Além disso, a entrada de vídeo não mudará durante a
gravação.
Comutação manual de entrada de vídeo
Quando não estiver gravando ou reproduzindo, pressione e segure o botão 5 ou b para pesquisar um
conector de entrada diferente com sinal de vídeo e
comute para ele. Se nenhum sinal de entrada de vídeo
for encontrado, nada mudará.

34

AUDIO

MIC

Por exemplo, se a definição for AUDIO, a prioridade será aseguinte.
AUDIO w SDI w MIC
oo A presença de um sinal digital é detectada para SDI e
as entradas conectadas são detectadas para os cabosde entrada AUDIO e MIC.
oo Além disso, a entrada de áudio não irá mudar durante
a gravação.
oo O áudio SDI apenas pode ser selecionado quando aentrada de vídeo for SDI.
oo O áudio SDI apenas funcionará quando utilizar aentrada de vídeo SDI. Além disso, se a entrada devídeo for um sinal SDI com dados de áudio incorporados, o áudio SDI será definido e não poderá ser alterado (AUDIO e MIC não podem ser usados).

Video OUT (Saída de vídeo)Isto define a resolução do sinal de vídeo de saída quandonão existe sinal de entrada de vídeo.
NTSC:
PAL:
1024x768:
1920x1080:

Saída dos conectores COMPOSITE e S-VIDEO
OUT
Saída dos conectores COMPOSITE e S-VIDEO
OUT
Saída do conector DVI OUT
Saída dos conectores DVI e SDI OUT

oo Durante a reprodução, a resolução de vídeo ajustada
será emitida se for diferente da imagem reproduzida
mesmo que haja um sinal de vídeo de entrada.

Configurações

Record To (Gravar para)
Use isso para configurar o conector USB ao qual outros
dispositivos de gravação estão conectados.
USB1 + USB2
USB1
USB2

Photo Options (Opções de foto)

oo A unidade grava sempre no HDD interno.
oo Quando configurado para USB1 + USB2, o mesmo
vídeo/foto é gravado em ambos. No entanto, é possível utilizar apenas um dispositivo de armazenamento
USB com esta definição.

Playback From (Reprodução de)
Isso configura o dispositivo de reprodução.
USB1
USB2
Internal HDD (HDD interno)
oo Se o dispositivo configurado não estiver disponível
durante a reprodução, a unidade verificará as ligações
na ordem acima e procurará um dispositivo.

Clock (Relógio)Apresenta a data e hora atual.
O elemento selecionado (localização do cursor) aparece
realçado.
Mova o cursor para o elemento anterior/seguinte.
5, b: Aumente ou diminua o valor do elemento.
ENTER: Confirma a data e a hora ajustadas.
MENU: Cancela a alteração de data e hora.

Quality (Qualidade)Use para definir a qualidade das fotos adquiridas.
HQ:
SQ:
EQ:

Alta qualidade
Qualidade padrão
Qualidade econômica (tamanho de arquivo
pequeno)Format (Formato)
JPEG:
JPEG (info on)(informações):DICOM (.dcm):

Compressão JPEG
Compressão JPEG
As informações de pasta a seguir são incorporadas na parte superior das fotos:
Data, identificação, nome, data de nascimento, sexo, hospital, médico
Formato de arquivo DICOM (a foto está noformato JPEG)

g, t:

AVISO IMPORTANTE
As fotos DICOM não comprimidas não são suportadas.
Somente fotos comprimidas em JPEG são suportadas.

Nota
O relógio incorporado desta unidade nem sempre permanecerá preciso. Recomendamos que você verifique eajuste a configuração da hora regularmente.

Language (Idioma)
Defina o idioma utilizado pelos menus.
English日本語
Français
DeutschItaliano
Español한국어
中文Português
Türkçe35

Configurações

Video Options (Opções de vídeo)Advanced-1 (Avançado-1)

Quality (Qualidade)Patient Info. Entry (Entrada info. paciente)

Use para definir a qualidade do vídeo gravado.

Selecione o dispositivo a ser usado para inserir informações do paciente. (Essa configuração é aplicada somenteà entrada de informações do paciente.)

HQ:
SQ:
EQ:

Alta qualidade
Qualidade padrão
Qualidade econômica (tamanho de arquivo
pequeno)Auto Index (Índice automático)Use para definir como os índices são adicionados aos
vídeos durante a gravação.
Off:Os índices não são adicionados.
1 min:
Um índice é adicionado a cada minuto.
5 min:
Um índice é adicionado a cada 5 minutos.
10 min:Um índice é adicionado a cada 10 minutos.
20 Even Per Depois que um vídeo é gravado, a gravação é
File:dividida em 20 intervalos iguais, e os índices são
adicionados.

Ext Switch Trigger (Disparo Interruptor Ext.)
Utilize para definir o funcionamento de um conector
externo ligado a EXT SW.
Push to Switch(Pressione para
comutar:)Hold to Record(Segure para gravar:):Pressione para iniciar e pausar/parar agravação alternadamente. Se a gravação
para ou pausa depende da configuração
“Ext Switch Trigger (Mode)” (Disparo
Interruptor Externo (Modo)).
Grava enquanto pressiona.

Ext Switch Trigger (Mode)(Disparo Interruptor Externo (Modo))
Utilize para definir se a gravação entra em pausa ou paragem quando utiliza um interruptor externo.
Pause (Pausa):
Stop (Parar):

36

Gravar <-> Pausar
Um arquivo grande é criado.
Gravar <-> Parar
Vários arquivos menores são criados.

Off (Desativado):

As informações do paciente não serão
introduzidas.
USB Keyboard
Permite o uso de um teclado USB para a(Teclado USB):
entrada de informações do paciente.
Card/Barcode Reader Permite o uso de um leitor de cartão/(Leitor Cartão/Cód. código de barras USB para a entrada
Barras):de informações do paciente. Quando
esta definição é utilizada, é exibida atela seguinte de definição da gama decaracteres. Faça configurações para cadaintervalo de informações.

oo São suportados teclados de configuração americanapadrão.
oo Conecte os dispositivos USB para introdução de informação de pacientes na porta USB na parte traseira da
unidade.
Ao usar cartões magnéticos/códigos de barras, defina ointervalo dos caracteres a serem lidos.

Configurações
As definições de intervalo vão da posição do primeiro
caratere (Início) à posição do último caratere (Fim). Se
apenas um caractere for usado, os valores de Início e Fimserão iguais.
ID:
Name (Nome):
D.O.B. (Data denascimento):
Sex (Sexo):
Show All Info
(Exibir todas as
informações):Defina o intervalo de caracteres utilizados
para a ID
Defina o intervalo de caracteres utilizados
para o nome
Defina o intervalo de caracteres utilizados
para a data de nascimento
Defina o intervalo de caracteres utilizados
para o sexo
Nesta tela, todos os dados introduzidos
pelo leitor de cartão/código de barras são
exibidos.

Format Recording Device (Formatar dispositivo de gravação)Utilize para formatar (inicializar) o dispositivo de gravação
(mídia)Cancel (Cancelar)
USB1
USB2
iHDD
AVISO IMPORTANTE
A formatação de um dispositivo irá apagar todos os
dados gravados nele. Note que isso não poderá seranulado.

OSD
Defina de que forma a informação é apresentada em um
monitor externo (OSD: exibição na tela de informação dodoente, capacidade restante, hora, etc.).
ON (Ativado):
As informações são exibidas
OFF (Desativado): As informações não são exibidas
ICON (ÍCONE):Apenas o ícone de status é apresentado
ICON + TIMER
São apresentados o ícone de status e o(ÍCONE +temporizador
TEMPORIZADOR):

Auto File Division (Divisão automática dearquivos)
Defina o tamanho do arquivo para a divisão automática
de arquivos usada ao gravar vídeo.
4 GB
1 GB
oo A divisão é necessária devido a limitações do sistemade arquivos.
Ao usar a transmissão FTP, arquivos menores são mais
eficientes.
oo Dependendo da definição da qualidade de vídeo eda resolução do sinal de vídeo de entrada, o tamanho
real da divisão de arquivos poderá tornar-se menor doque esta definição.

Você pode igualmente pressionar e segurar o botão
PATIENT INFO para alternar instantaneamente entre asopções disponíveis (consulte “Botão PATIENT INFO”, napágina 9).

Copy to (from iHDD) (Copiar para (de iHDD))
Use para copiar vídeos/fotos gravados do HDD internopara um local diferente (consulte página 27). Selecioneo dispositivo de destino da cópia:Cancel (Cancelar)
USB1
USB2
Network (FTP) (Rede (FTP))
Network (CIFS) (Rede (CIFS))
Depois de selecionar o dispositivo, as seguintes opções
são exibidas na linha abaixo.
Ao selecionar uma opção, começará a copiar.
From Older Folder (A Todos os dados serão copiados com
partir da pasta mais início na pasta mais antiga.
antiga):From Newer Folder (A Todos os dados serão copiados com
partir da pasta mais início na pasta mais recente.
recente):37

Configurações

Advanced-2 (Avançado-2)

Storage Device Info. (Informações do
Dispositivo de Armazenamento)
Isso mostra várias informações sobre o dispositivo dearmazenamento selecionado.

Erase iHDD (Keep) (Apagar iHDD (Manter))Define como os dados serão apagados do HDD interno.
Os dados serão apagados de acordo com esta definição
quando a unidade for iniciada.
Off (Desativado):Não elimina. A gravação irá tornar-se
impossível quando o disco rígido estiver
cheio.
Keep 200 GB
As pastas serão apagadas a partir da mais(Manter 200 GB):
antiga para que permaneçam cerca de
200 GB de dados.
Keep 100 GB
As pastas serão apagadas a partir da mais(Manter 100 GB):
antiga para que permaneçam cerca de
100 GB de dados.
Keep 50 GB
As pastas serão apagadas a partir da mais(Manter 50 GB):
antiga para que permaneçam cerca de 50
GB de dados.
Keep Last 24 Hours As pastas com mais de 24 horas (hora de(Manter últimas 24 início de gravação) serão apagadas.
horas):
Keep Last 7 Days
As pastas com mais de 7 dias (hora de iní(Manter os últimos cio de gravação) serão apagadas.
7 dias):iHDD Information
Isso mostra informações sobre o disco(Informação iHDD): rígido interno.
Capacity (Capacidade):Apresenta a capacidade total.
Free Space (Espaço Apresenta a quantidade de espaço livre.
livre):
Used Space (Espaço Apresenta a quantidade de espaço já
utilizado):utilizado.
iHDD S.M.A.R.T.:
Apresenta a informação S.M.A.R.T. sobreo disco rígido interno.
USB 1 S.M.A.R.T.:
Exibe a informação S.M.A.R.T. do dispositivo conectado ao USB 1.
USB 2 S.M.A.R.T.:
Exibe a informação S.M.A.R.T. do dispositivo conectado ao USB 2.

Informações S.M.A.R.T.

AVISO IMPORTANTE
Desligue a unidade uma vez por dia, em vez de mantê-lasempre ligada.
Se esta unidade estiver sempre ligada, a função que
apaga o HDD no arranque não funcionará. Como resultado, o disco rígido interno ficará sem espaço. A gravação
será interrompida quando o HDD não tiver mais espaço.

38

Apresenta os valores “Current” (Atual), “Worst” (Pior) e“Threshold” (Limiar) para cada item.
01 Taxa de erro de leitura
02 Desempenho da taxa de transferência
05 Contagem de setores reatribuídos
07 Taxa de erros de pesquisa
0A Contagem de repetição de giro
C4 Contagem de eventos de reatribuição
C5 Contagem de setores pendentes atuais
C6 Contagem de setores não corrigíveis
C8 Taxa de erro de gravaçãoDF Contagem de repetições de carga/descargaConfigurações

Beep (Aviso Sonoro)
Utilize para ligar/desligar o aviso sonoro.
On (Ativado): O alarme irá soar.
Off (Desativado):
O alarme não irá soar.
oo O alarme tocará quando, por exemplo, as teclas são
utilizadas, a gravação tem início e ocorrem avisos.

Atualizando o firmware
Siga estes procedimentos para atualizar o firmware desta
unidade.
Siga os procedimentos exatamente. Se não o fizer,
poderá provocar um mau funcionamento da unidade.
AVISO IMPORTANTE
oo Antes de atualizar, faça backup dos dados gravados
conforme necessário. Após a atualização, o aparelho
pode não ser capaz de reproduzir arquivos anteriores.
Além disso, você deve formatar o disco rígido interno
após a atualização. (Consulte “Format Recording
Device (Formatar dispositivo de gravação)” na página
37.)
oo Não interrompa o fornecimento de energia ou
remova um dispositivo de armazenamento USB
durante a atualização. Se o fizer, poderá provocar um
mau funcionamento da unidade.

1 Formatando uma unidade USB com esta
unidade.
Consulte “Formatando mídia de gravação” na página
16.

5 Pressione o botão STANDBY/ON para
ligar a unidade.
AVISO IMPORTANTE
Depois de ligar a unidade, não use as funções de gravação ou reprodução antes de realizar a atualização.

6 Conecte a unidade flash USB preparada
para a atualização à porta USB 1 da
unidade.
7 Pressione o botão MENU.
8 Selecione “Advanced” (Avançado).
9 Role para baixo até aparecer a tela
“Advanced-2” (Avançado-2).
10 Selecione “Firmware Update”(Atualização de firmware) e pressione
ENTER.
Cancel (Cancelar): Não atualiza.
Execute (Executar): Atualiza o firmware.

11 Selecione “Execute” (Executar) e pressione ENTER.
É exibida uma caixa de diálogo de confirmação.
No exemplo ilustrado abaixo, a unidade será atualizada da versão de firmware 1.00 para a versão 1.02.

2 Copie o arquivo de atualização do firmware do computador para a pasta raizna unidade flash USB.
3 Pressione o botão STANDBY/ON por um
segundo para desligar a unidade.
4 Desconecte todos os cabos dos conectores LAN, USB 3, USB 4 e vídeo (SDI, DVI,COMPOSITE, S-VIDEO) na parte traseirada unidade.

39

Configurações

12 Selecione “Yes” (Sim) e pressione ENTER
para iniciar a atualização.

Network Options (Opções de rede)A seguinte tela será exibida.

oo A atualização pode demorar alguns minutos.
oo Quando a atualização for concluída, a unidade seráreiniciada automaticamente. Aguarde até que a
unidade seja reiniciada.

13 Reconecte os cabos conforme
necessário.
oo Entre em contato com o revendedor onde adquiriu aunidade para obter informações sobre atualizações defirmware.

Mode Select (Seleção de modo)
Utilize para definir o modo de redeOff
Desativa as funções de rede(Desativado):
FTP Client
Os arquivos serão automaticamente transmitidos(Cliente FTP): para o servidor FTP definido.*
CIFS Client Os arquivos serão automaticamente transmitidos(Cliente CIFS): para o servidor CIFS definido.*
CIFS Server Esta unidade se torna um servidor CIFS e seus(Servidor
arquivos podem ser lidos de clientes CIFS.
CIFS):
Como servidor, a unidade é somente de leitura.*
A leitura não é possível durante a gravação.
USB Mass
Use esta unidade como um dispositivo de armaStorage
zenamento em massa USB, permitindo que os(Armazena­ arquivos sejam lidos de um host USB.
mento em Como servidor, a unidade é somente de leitura.
massa USB): Conecte o host USB à porta USB 4 na parte traseira da unidade.
A leitura não é possível durante a gravação.
A função de controle de comando externo não
pode ser usada ao mesmo tempo. Com essa
configuração, a função “Armazenamento em
massa USB” será usada para operação. Quandonão estiver configurado para “Armazenamento
em massa USB”, a função de controle decomando externo será usada para operação.
É necessário reiniciar o dispositivo quando
altera para a configuração “Armazenamento
em massa USB” ou de “Armazenamento em
massa USB” para outra configuração.

* Estas opções possuem telas de menu para realização deconfigurações detalhadas.
Dependendo da configuração selecionada, uma das
seguintes telas para fazer ajustes detalhados seráapresentada.
Use um teclado USB para entrada. (Conecte-o à porta
USB 3 na parte traseira da unidade.)40ConfiguraçõesAVISO IMPORTANTE
oo A operação em uma rede não confiável pode causar
perda de dados.
oo É necessário um servidor DNS, por exemplo, para a
resolução de nomes do computador e os endereços
IP da unidade na configuração de cada modo.
oo Se o modo estiver configurado para “FTP Client”(Cliente FTP) ou “CIFS Client” (Cliente CIFS), o vídeo
gravado será automaticamente transferido para o servidor configurado. Confirme a configuração da rede,incluindo o servidor e os cabos antes de gravar. Se
ocorrer um problema com a rede durante a gravação
(como um cabo desconectado), o vídeo será transferido após a restauração da conexão de rede. Somenteo vídeo gravado depois que um desses modos derede for definido será automaticamente transferido.
(Quando definido como “Off” (Desativado), transfira as
gravações manualmente conforme necessário).

FTP Client Mode (Modo de Cliente FTP)FTP Server(Servidor FTP):
User Name(Nome dousuário):
Password(Senha):Use um teclado USB para inserir o nome doservidor.
Use um teclado USB para inserir o nome do
usuário.
Use um teclado USB para inserir a senha.

Exemplo de configuração:FTP Server:
User Name:
Password:

192.168.0.101
dvr
abcde

AVISO IMPORTANTE
oo Quando utiliza diversos gravadores, a gravação dedados pode ser perdida se o destino de gravação fordefinido para a mesma localização no mesmo servidor. Não use a mesma configuração de local.
oo “User Name” (Nome de Usuário) e “Password” (Senha)são obrigatórios. As configurações de usuário correspondentes também devem ser feitas no servidor.

41

Configurações

CIFS Server Mode (Modo de Servidor CIFS)

CIFS Client Mode (Modo de cliente CIFS)

Model Name Use um teclado USB para inserir o nome do(or Machine modelo.
Name) (Nomedo modelo(ou nome damáquina)):
User Name
Use um teclado USB para inserir o nome do(Nome dousuário.
usuário):
Password
Use um teclado USB para inserir a senha.
(Senha):Path(Caminho):
User Name(Nome dousuário):
Password(Senha):O nome de usuário e a senha aqui definidos podem serutilizados para acesso só de leitura a este dispositivo apartir da rede.
Exemplo de configuração:Model Name (or Machine Name):
User Name:
Password:

42

video_recoder
dvr
abcde

Use um teclado USB para inserir o caminho darede.
Use um teclado USB para inserir o nome do
usuário.
Use um teclado USB para inserir a senha.

Exemplo de configuração:Path (nome do host ou IP/
partição):User Name:
Password:

192.168.0.101/dvr_mount
dvr
abcde

oo O conjunto usuário/senha definido aqui deve existir
no computador onde existe a partição e o usuário
deve possuir privilégios de acesso a esta partição.
AVISO IMPORTANTE
Quando utiliza diversos gravadores, a gravação de dados
pode ser perdida se o destino de gravação for definidopara a mesma localização no mesmo servidor. Não use amesma configuração de local.

Configurações

IP Address (Endereço IP)
Utilize-o para definir o endereço de rede da unidade.
Automatic(DHCP)(Automático
(DHCP)):

Use um servidor DHCP para adquirir automaticamente as configurações de rede. Selecione“Current IP Address” (Endereço IP atual) na tela
“Network Options (Opções de Rede) para mostrar o endereço de rede adquirido.
Manual:Introduza as seguintes informações de endereço de rede.
IP Address (Endereço Use um teclado USB para definir oIP)endereço IP.
Subnet Mask
Use um teclado USB para definir a(Máscara demáscara de sub-rede.
sub-rede):
Default Gateway
Use um teclado USB para definir o(Gateway padrão): gateway padrão.
DNS Server1
Use um teclado USB para configurar(Servidor DNS1):o servidor DNS 1.
DNS Server2
Use um teclado USB para configurar(Servidor DNS1):o servidor DNS 2.
WINS Server
Use um teclado USB para definir o(Servidor WINS):
servidor WINS.

NOTA
Se a configuração do endereço IP for alterada, a nova
configuração será aplicada depois que a unidade forreiniciada.

Current IP and MAC Address (Endereços IP
e MAC atuais)
Exibe o endereço IP atualmente configurado.

A linha inferior mostra o endereço MAC do UR-4MD.

43

Acessórios opcionais
Ao conectar um dos seguintes controles remotos ao conector REMOTE na parte traseira do UR-4MD, você pode usá-lo para controlar a unidade. Os botões/pedais do controle remoto e as funções da unidade que controlam são os
seguintes.
Consulte o Manual do Proprietário de cada controle remoto para obter outras informações sobre como usá-lo.

Controle remoto TEAC/TASCAM RC-10
RC-10
RECORD
STOP
PLAY
MARK
F3
F4
>> (FF)<< (REW)
F1
F2Função UR-4MD (botão)Operação definida em “Ext. Switch Trigger” (Disparo Interruptor Ext.,
consulte “Efetuar definições de comutadores ­externos (vídeo)” na página 17)(PARAR)(REPRODUZIR/PAUSA)(FOTO)
(1)
(z)
(q)
(a)
(LISTA)(FECHAR)oo Use o adaptador de controle remoto com fio com o controle remoto RC-10 para usá-lo com o UR-4MD.

Controle remoto TEAC/TASCAM RC-3F

Entrada TRS 2,5 mm (Dica: SINAL, Anel: GND, Luva: GND)

Pedal L
RC-3F
Pedal C (centro)
Pedal L (esquerda)
Pedal R (direita)

44

Pedal C

Pedal RFunção UR-4MD (botão)Operação definida em “Ext. Switch Trigger” (Disparo Interruptor Ext.,
consulte “Efetuar definições de comutadores e­ xternos (vídeo)” na página 17)(PARAR)(FOTO)

Manutenção
Inspeções recomendadas

Solução de problemas

Verifique os seguintes itens antes de usar todos osdias. Isso ajudará você a encontrar problemas rapidamente e evitar avarias.

Nos casos a seguir, verifique os itens listados antes desolicitar reparo.

Inspeções diárias
oo Certifique-se de que o cabo de alimentação e as
fichas estão em boas condições. Substitua os cabos
desgastados ou danificados antes de usar o UR-4MD.
oo Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem
encaixado nas duas extremidades.
oo Confirme se os vários conectores estão conectados
corretamente.
oo Verifique se todos os equipamentos conectados estão
em condições seguras.

Verificação de segurança
Deve ser realizada uma verificação de segurança, pelo
menos, a cada dois anos. Se as regulamentações nacionais locais exigirem intervalos mais curtos, as inspeções
relacionadas com a segurança devem ser realizadas em
conformidade.

A unidade não liga.
eeConfirme se o cabo de alimentação está ligado.
(Certifique-se de que ele está conectado corretamente a uma tomada e não se desconectou.)
A unidade liga-se mas não há saída de vídeo.
eeConfirme se os conectores no painel traseiro não sedesconectaram e os cabos que você está usando não
foram danificados.
Verifique se a entrada foi selecionada corretamente.
“Are you sure you want to format?” (Tem certeza deque deseja formatar?) é exibido no LCD quando um
dispositivo de armazenamento USB externo estáconectado mesmo que tenha sido usado sem problemas anteriormente.

Limpeza da unidade

VATENÇÃO
Para sua segurança, desligue a ficha de alimentação datomada antes de a limpar.
oo Utilize um agente de limpeza adequado para adesinfecção da superfície, a fim de limpar a caixa da
unidade.
oo O método de limpeza indicado é a desinfeção
com toalhetes. Não utilize um desinfetante com
pulverização.
oo Recomendamos a utilização de toalhetes com agentede limpeza para a desinfeção.
	Tome as medidas adequadas para verificar o resultado da limpeza.

eeTente reconectar o dispositivo de armazenamentoUSB. O dispositivo de armazenamento USB pode não
ser reconhecido adequadamente, dependendo decomo o conector está inserido.
eeEsta mensagem pode ser exibida quando ocorreu
um erro no sistema de arquivos do dispositivo dearmazenamento USB. Um erro no sistema de arquivos
pode impedir a gravação. Pare de usar o dispositivo
de armazenamento USB e use uma ferramenta deverificação de disco em um computador para verificar
e reparar seu sistema de arquivos.
Cancelar sem formatação também é possível, mas odispositivo de armazenamento USB externo não seráreconhecido, será exibida uma mensagem de erro e odispositivo não será utilizado para a gravação.
AVISO IMPORTANTE
Se selecionar “Yes” (Sim), a formatação eliminará todos
os dados no dispositivo de armazenamento USB.
Certifique-se de que você não precisa dos dados ou faça
um backup primeiro.

45

Manutenção
A gravação para um dispositivo de armazenamento
USB parou inesperadamente ou um arquivo gravado não aparece ou não pode ser reproduzido.
eePodem ocorrer problemas de gravação quando
ocorre um erro no sistema de arquivos do dispositivo
de armazenamento USB.
Use uma ferramenta de verificação de disco em um
computador para verificar e reparar o sistema dearquivos do dispositivo de armazenamento USB.
Cada sistema operativo tem um método diferentepara fazer reparos no disco. Por isso, siga os procedimentos para o sistema operativo do computador conectado. Pesquise “verificação de discos” paraencontrar as instruções.
Mesmo depois de premir o botão de gravação, oícone de gravação e o tempo de gravação por vezes
não são exibidos.
eeIsso pode ocorrer na primeira vez que a gravação é
iniciada depois de usar um computador, por exemplo,
para adicionar ou excluir arquivos em um dispositivo
de armazenamento USB externo que o UR-4MD usou
para gravação.
Este é apenas um problema de exibição. A gravação
realmente ocorrerá e a aparência normal será restaurada após a gravação no dispositivo de armazenamento USB externo por cerca de 20 a 120 segundos.
Deixe como está até recuperar a visualização.

46

O disco rígido interno não tem mais espaço livre,
tornando a gravação impossível.
eeNa página de configurações “Advanced-2”(Avançado-2), “Erase iHDD (Keep)” (Apagar iHDD
(Manter) está definido para “Off ” (Desativado)?
Coloque esta configuração noutra que não “Off ”(Desativado) e reinicie a unidade. Se já estiver definido para outra que não “Off ” (Desativado), confirme que a unidade não está sendo mantida ligada(energizada) continuamente. O espaço livre no HDD
interno só pode ser recuperado quando a unidade éligada. Desligue a unidade uma vez por dia, em vez
de mantê-la sempre ligada. Se você espera gravar por
um longo tempo quando não há espaço suficiente
no HDD interno, reinicie a unidade de antemão pararecuperar espaço livre.
O tempo de gravação restante aumentou ou diminuiu drasticamente.
eeO tempo restante mostrado depende da resolução do sinal de vídeo de entrada (ou do sinal atualmente selecionado quando vários sinais estão sendo
inseridos).

Especificações
Geral

NormasSuportes de gravação
Disco interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2,5 polegadas(cerca de 450 GB de dados)
Dispositivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USB externos(unidades flash e unidades de disco rígido)
Formato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAT32

Normas de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1
CSA 60601-1
EN 60601-1

Colocação para operação. . . . . . . . . . . . . . superfície nivelada
Alimentação eléctrica. . . . . . CA 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz
0,62–0,35 A

EMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1-2
CSA 60601-1-2
EN 60601-1-2
FCC classe B
Certificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSA NRTL/C

Especificações de equipamento médico
Ambiente operacional
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–40 ºC
Humidade. . . . . . . . . . . . . . . . . 5–80 % HR (sem condensação)Temperatura máxima do termômetro húmido:. . . . . . . 29 ºC
Pressão atmosférica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750–1040 hPa

Ambiente de armazenamento
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –20 ºC a +60 ºC
Humidade. . . . . . . . . . . . . . . . . 5–80 % HR (sem condensação)Temperatura máxima do termómetro húmido:. . . . . . . 29 ºC
Pressão atmosférica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa

Ambiente para transporte
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –30 ºC a +60 ºC
Humidade. . . . . . . . . . . . . . . . . 5–90 % HR (sem condensação)Temperatura máxima do termómetro húmido:. . . . . . . 29 ºC
Pressão atmosférica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa

Dimensões externas (l × p × a)
210,5 mm × 88,5 mm × 235 mm(incluindo pés de borracha,
excluindo saliências no painel traseiro)Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 kg

Classificação de Dispositivos Médicos. . . . . . . . . . . . . . Classe I
Classificação elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe de proteção I
Proteção contra a intrusão de água prejudicial . . . .  Normal
Grau de segurança na presença de uma mistura de anestésico inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
Não adequado para utilização na presença de uma
mistura de anestésico inflamável com ar, oxigênio ouóxido nitroso.
Modo de operação.  Equipamentos de operação contínua

Sinais de entrada de áudio/vídeo
Analógico (NTSC/PAL)COMPOSITE . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 Vpp, terminação de 75 Ω
S-VIDEO. . . . 1,0 Vpp, terminação de 75 Ω, sinal de brilho
NTSC. . . . . . .  0,286 Vpp, terminação de 75 Ω, sinal de cor
PAL. . . . . . . . . . . . 0,3 Vpp, terminação de 75 Ω, sinal de cor
Digital (vídeo de alta resolução)SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 × 480 – 1920 × 1200
oo 1920 × 1200 é reduzido para 1728 × 1080 e
registrado
Áudio
AUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector estéreo de 3,5 mm−8 dBs, 10 kΩ ou superior, não equilibrado
Exclusivamente com conector de entrada de vídeo SDI
MIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector mono de 3,5 mm
NOTA: Ao usar um conector estéreo, certifique-se deque a entrada de som do microfone se realiza pelo
canal esquerdo (L).

47

Especificações

Sinais de saída de áudio/vídeo

Processamento de dados de áudio

Analógico (NTSC/PAL)COMPOSITE . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 Vpp, terminação de 75 Ω
S-VIDEO. . . . 1,0 Vpp, terminação de 75 Ω, sinal de brilho
NTSC. . . . . . .  0,286 Vpp, terminação de 75 Ω, sinal de cor
PAL. . . . . . . . . . . . 0,3 Vpp, terminação de 75 Ω, sinal de cor

Formato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LPCM

Digital (vídeo de alta resolução)SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 × 480 – 1920 × 1200
Áudio
AUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector estéreo de 3,5 mm−8 dBs, 1 kΩ, não equilibrado
Exclusivamente com conector de saída de vídeo SDI

Frequência de amostragem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 kHz
Profundidade de bits de quantização. . . . . . . . . . . . . . 16 bits

Interfaces
LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RJ45 (100Base-TX/1000Base-T)
USB-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  para gravação × 2 (USB 2,0)para introdução de caracteres × 1 (teclado USB)
USB-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para conexão computador
REMOTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector de 2,5 mm
Interruptor de contato. . . . . . . . . Miniconectores de 3,5 mm

Processamento de dados de vídeo/fotos
Método de compressão, vídeos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.264
Método de compressão, fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPEG
Formato de arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mov48

Limites de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Importantes avisos CEM para utilização em ambientes médicos
oo O UR-4MD necessita de precauções especiais relativas à CEM edeve ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com
as informações da CEM fornecidas nestas instruções de utilização.
oo Os equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis, taiscomo telefones celulares podem afetar o UR-4MD.

Informações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
O UR-4MD destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o usuário do UR-4MD deve assegurar que ele é usado nesse ambiente.
Teste de emissões
Emissões de RF

Conformidade

CISPR 11

Grupo 1

Emissões de RF
Classe B
CISPR 11
Emissões harmônicas

Ambiente eletromagnético – Orientação
O UR-4MD utiliza energia RF apenas para seu funcionamento interno.
Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e não são susceptíveis
de causar qualquer interferência em equipamentos eletrônicos nas
proximidades.
O UR-4MD é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo
estabelecimentos domésticos e aqueles diretamente conectados à redepública de fornecimento de energia de baixa tensão que fornece edifícios
usados para​​
fins domésticos.

Classe A
IEC 61000-3-2
Flutuações de tensão/emissões de tremulação

CumpreIEC 61000-3-3
AVISO IMPORTANTE
Se o UR-4MD for utilizado ao lado ou por cima de outro equipamento,
deve ser verificado o seu normal funcionamento na configuração naqual será utilizado.

Lista de cabos utilizados para testes de EMC
Tipo de cabo
Cabo de alimentação CA
Cabo de entrada S-VIDEO IN
Cabo de entrada COMPOSITE IN
Cabo de entrada DVI-D IN
Cabo de entrada SDI IN
Cabo de porta REMOTE
Cabo de saída COMPOSITE OUT
Cabo de saída S-VIDEO OUT
Cabo de saída DVI-D OUT
Cabo de saída SDI OUT
Cabo LAN
Cabo USB
Cabo de entrada AUDIO IN
Cabo de saída AUDIO OUT
Cabo de porta de entrada de microfone
Cabo de saída EXT SW (VIDEO)
Cabo de porta EXT SW (PHOTO)

Especificações
2 m, não blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
2 m, blindado
3 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
2 m, blindado
2 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1 m, blindado
2 m, blindado
2 m, blindado

49

Limites de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O UR-4MD destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do UR-4MD deve assegurar queele é usado nesse ambiente.
Teste de imunidade
Nível de teste
Nível deAmbiente eletromagnético – orientação
IEC 60601
conformidade
Descarga eletrostática
±6 kV de contato ±6 kV de contato O chão deve ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso estiver coberto(ESD)
com material sintético, a humidade relativa deve ser de 30%.
±8 kV de ar±8 kV de ar
IEC 61000-4-2
Transitório elétrico± 2 kV para linhas ± 2 kV para linhas A qualidade da alimentação deve ser a de um ambiente comercial ou hospirápido/rajada
de alimentação
de alimentação
talar típico.
IEC 61000-4-4±1 kV para linhasde entrada/saída±1 kV mododiferencial±1 kV para linhasde entrada/saída±1 kV mododiferencial

A qualidade da alimentação deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

± 2 kV modo
comum
Quedas de tensão, inter- <5 % UTrupções curtas e varia(>95 % queda emções de tensão nas linhas UT) durante 0,5de entrada de forneciciclo
mento de alimentação.
40 % UTIEC 61000-4-11(60 % queda em
UT) durante 5
ciclos± 2 kV modocomum
<5 % UT(>95 % queda em
UT) durante 0,5ciclo

A qualidade da alimentação deve ser a de um ambiente comercial ou
hospitalar típico. Se o usuário do UR-4MD necessitar de operação contínua
durante as interrupções da rede elétrica, recomenda-se que o UR-4MD sejaalimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.

70 % UT(30 % queda em
UT) durante 25
ciclos

70 % UT(30 % queda em
UT) durante 25
ciclos

<5 % UT(>95 % queda em
UT) durante 5 seg.
3 A/m

<5 % UT(>95 % queda em
UT) durante 5 seg.
3 A/m
Os campos magnéticos de frequência de potência devem estar em níveis
típicos de uma localização normal num ambiente hospitalar ou comercial
normal.

Picos de corrente
IEC 61000-4-5

Frequência dealimentação
(50/60 Hz)
campo magnético

40 % UT(60 % queda em
UT) durante 5
ciclosIEC 61000-4-8
NOTA: UT é a tensão de rede de CA antes da aplicação do nível de teste.

50Limites de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O UR-4MD destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do UR-4MD deve assegurar queele é usado nesse ambiente.
Teste de imunidade
Nível de teste
Nível deAmbiente eletromagnético – orientação
IEC 60601
conformidade
O equipamento de comunicação por RF portátil e móvel não deve serutilizado mais próximo de qualquer parte do UR-4MD, incluindo cabos, doque a distância de separação recomendada, calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada
Perturbações de RF
conduzida
IEC 61000-4-6

d = 1,2 √P
3 Vrms150 kHz a 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz

Perturbações de RF
radiadaIEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 V/mOnde P é a potência nominal de saída máxima do transmissor em watts(W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada, em metros (m).
As intensidades de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado por um levantamento do local eletromagnético, a devem ser inferiores
ao nível de conformidade em cada intervalo de frequências. b
Podem ocorrer interferências na proximidade de equipamentos marcados
com o seguinte símbolo:

NOTA 1: Com 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequências mais elevado.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
aNão é possível prever teoricamente com exatidão as intensidades de campo resultantes de transmissores fixos, tais como estações-basepara telefones por rádio (celulares/sem fios) e rádios móveis de terra, rádios amadores, emissões de rádio AM e FM e emissão TV. Para avaliar oambiente eletromagnético resultante de transmissores de RF fixos, deve considerar-se uma inspeção do local eletromagnético. Se a intensidadede campo medida no local em que se utiliza o UR-4MD exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o UR-4MD deve ser observado
para confirmação do seu funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais,como uma nova orientação ou localização do UR-4MD.
b

Acima do intervalo de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

51

Limites de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicação RF portátil e móvel e o UR-4MD.
O UR-4MD destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético onde as perturbações de RF radiadas estejam controladas. Os clientes ou
os usuários do UR-4MD podem ajudar a evitar a ocorrência de interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações portátil e móvel (transmissores) de RF e UR-4MD, conforme recomendado abaixo, de acordo com a saída de potência
máxima do equipamento de comunicações.
Potência nominal deDistância de separação de acordo com a frequência do transmissor
saída máxima do transmissorm
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,5 GHzW
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Para transmissores com uma potência de saída máxima não listados acima, a distância de separação em metros (m) pode ser calculada usandoa equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a classificação de potência de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo
com o fabricante do transmissor.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequências mais elevada.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

52

Informações de licença de software
O software utilizado neste produto inclui software que a TEAC
Corporation (daqui em diante, “TEAC”) recebeu permissão para uso
por terceiros, direta ou indiretamente. Solicitamos que você leia obrigatoriamente o aviso sobre este software.

Aviso sobre software que utiliza a GNU GPL
Este produto inclui software coberto pelas seguintes licenças livres:
GNU General Public License (a seguir, “GPL”) ou GNU Lesser General
Public License (a seguir, “LGPL”).
De acordo com as condições anexas da GPL/LGPL, informamos que
os clientes têm o direito de obter, alterar e redistribuir o código fonte
deste software.

Se você pretender obter o código fonte para este software, poderá
solicitá-lo acedendo ao URL seguinte e preenchendo um formulário
de registro.
http://teac-global.com/support/opensource/form/
Por favor, entenda que não podemos responder a perguntas sobre oconteúdo do código-fonte e assuntos semelhantes.
Os textos originais das licenças livres GNU General Public License e
GNU Lesser General Public License são fornecidos na página 54.

Lista de embalagens
linux-3.0.35
kernel-3.0.35-imx_4.0.0
u-boot-2009.08-imx_3.0.3
gst-plugins-base-0.10.35
gst-plugins-good-0.10.30

gst-plugins-ugly-0.10.11
gstreamer-core-0.10.35-1
imx-lib-3.0.35-4.0.0
imx-test-3.0.35-4.0.0
smartmontools-6.3

53

Software license information
parties under the terms of this License.

GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
Preamblec) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for suchinteractive use in the most ordinary way, to print or display anannouncement including an appropriate copyright notice and anotice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program underthese conditions, and telling the user how to view a copy of thisLicense. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit tousing it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.

These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Program, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Program.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights thatyou have. You must make sure that they, too, receive or can get thesource code. And you must show them these terms so they know theirrights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original, sothat any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a freeprogram will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"means either the Program or any derivative work under copyright law:that is to say, a work containing the Program or a portion of it,either verbatim or with modifications and/or translated into anotherlanguage. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all thenotices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this Licensealong with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, andyou may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portionof it, thus forming a work based on the Program, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that inwhole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third

54

In addition, mere aggregation of another work not based on the Programwith the Program (or with a work based on the Program) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than yourcost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative isallowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with suchan offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For an executable work, complete sourcecode means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used tocontrol compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binaryform) with the major components (compiler, kernel, and so on) of theoperating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program isvoid, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as suchparties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute or modify the Program subject tothese terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versionsof the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail toaddress new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "anylater version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number ofthis License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other freeprograms whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goalsof preserving the free status of all derivatives of our free software andof promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTYFOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIESPROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITINGWILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISINGOUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BYYOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make itfree software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See theSoftware license information
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public Licensealong with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like thiswhen it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even bemouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with thelibrary. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

LGPL Version 2
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It isnumbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to somespecially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it foryour libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.

General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library whichcontains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee isaddressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink themwith the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyrightthe library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.

Also, for each distributor's protection, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this freelibrary. If the library is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effecttransforming the program into proprietary software. To prevent this,we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. Thislicense, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is thatthey blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, withoutchanging the library, is in some sense simply using the library, and isanalogous to running a utility program or application program. However, ina textual and legal sense, the linked executable is a combined work, aderivative of the original library, and the ordinary General Public Licensetreats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive theusers of those programs of all benefit from the free status of thelibraries themselves. This Library General Public License is intended topermit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the freelibraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regardschanges in the actual functions of the Library.) The hope is that thiswill lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinarya) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the55Software license information
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

56

It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.

programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeThis library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

Software license information
LPGL Version 2.1				

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
			Preamble

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to somespecially designated software packages--typically libraries--of theFree Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure thatyou have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can dothese things.

non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.

Although the Lesser General Public License is Less protective of theusers' freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of theordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.

		 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or otherprogram which contains a notice placed by the copyright holder orother authorized party saying it may be distributed under the terms ofthis Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender theserights. These restrictions translate to certain responsibilities foryou if you distribute copies of the library or if you modify it.

"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink themwith the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright thelibrary, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should knowthat what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might beintroduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence ofany free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist thatany patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by theordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, andis quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking thoselibraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or usinga shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if theentire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code withthe library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Lessof an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need toencourage the widest possible use of a certain library, so that it becomesa de-facto standard. To achieve this, non-free programs must beallowed to use the library. A more frequent case is that a freelibrary does the same job as widely used non-free libraries. In thiscase, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-freeprograms enables a greater number of people to use a large body offree software. For example, permission to use the GNU C Library in

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
copy of the library already present on the user's computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2)will operate properly with a modified version of the library, if

57

Software license information
the user installs one, as long as the modified version isinterface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that isnormally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties withthis License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeprograms whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
			NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
		END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

58

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

59

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

Phone: +81-42-356-9160

TEAC AMERICA, INC.

10410 Pioneer Blvd., Unit #1 and #4, Santa Fe Springs, CA 90640, U.S.A.

Phone: +1-323-726-0303

TEAC EUROPE GmbH

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

Telefon: +49-611-7158-0

1018 MA-2700A