仕様書

VIP チェッカー

1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
3. 仕様

1233- 1 . 本 体 仕 様

33- 2 . ソフト 仕 様

53- 3 . ケ ーブ ル 仕 様

63- 4 . 寸 法

74. 標準付属品・オプション品
5. 付録

9105- 1 . 連 絡 先

105- 2 . 保 証 と 責 任 に つい て

105- 3 . 環 境 情 報 に つい て

10

© 2016 英弘精機株式会社 この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2023/11/21 発行)

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5Pg. 1

2. 製品概要
真空断熱材(芯材をアルミ蒸着したフィルムで密封し真空にした物：以下 VIP と呼びます)の真空漏れや断熱効果のチェッ
クに定常法‐熱流計法が使われていますが、測定に 1~2 時間ほど掛かり大量の VIP の品質管理には非効率的です。
真空断熱材チェッカーHC-120 は VIP の真空漏れや断熱効果のチェックを 5 分以内に行う事ができます。

1. VIP のクイック評価
HC-120 は VIP の熱伝導率の違いにより生じる熱損失の違いを測定し VIP の性能評価(OK/NG)に使用できます。
この測定方法の特徴は従来方法に比べて非常に短い時間で評価する点です。HC-120 はセンサーヘッドと呼ばれる熱源と熱損失を計測する検出器を持ちます。最も一般的な定常法では 1 サンプルあたり 1 時間以上かかります。
HC-120 での性能評価は約 5 分で VIP の品質管理に使用できます。

2. 最大 5 センサーヘッド接続可能
VIP は高性能断熱材です。しかし VIP は真空リークによりその性能が損なわれてしまいます。HC-120 は VIP 真空リークのチェッカーとして開発されました。OK や n-NG、NG の熱伝導率既知の VIP を指標とし比較測定します。最大5 つのセンサーユニットを計測ユニットに接続でき、個別に処理できます。

3. キャリブレーション作成・評価閾値の決定
HC-120 では評価する VIP と同じ構成で作られた同様の VIP でセンサー毎にキャリブレーションを行うことで使用が可能になります。VIP の熱伝導率が既知で、同じ大きさ、同じ厚さ、同じ材質の熱伝導率の違う 3 枚のサンプルがあれば、キャリブレーション操作でセンサーに値付けすることにより、同種の VIP の熱伝導率を検量線より推測して値を表示することができます。キャリブレーションソフトはこれらのキャリブレーション時に使用されます。

4. VIP 品質管理の最も簡単なソリューション
上記にも述べました通り、一般的な定常法では 1 サンプルあたり 1 時間以上かかるのに比べ、HC-120 ではほんの5 分程度で VIP 評価が可能であることから、生産ラインでの VIP 品質管理にも最適です。

5. バーコードリーダー読み取り(オプション)
制御ソフトは、センサーを制御し、測定データの管理に使用されます。すべての VIP のサンプルを登録・識別するためにバーコード リーダーの接続もできます。

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 2

3. 仕様3- 1. 本 体 仕 様
表 3-1. 断熱材仕様
項目

詳細

測定対象

材料寸法一片校正板との差±50mm(ただし、200mm 角以上のサンプルとして)材料の厚さ

校正板との差±5mm(ただし、10mm 厚い以上のサンプルとして)

室内温度

25℃±2℃以内で一定の室温に空調する事を推奨します。

湿度40%±5%以内で一定の湿度に空調する事を推奨します。

エアコン等の風が直接 VIP にあたらない事。

測定条件

振動がなくチリやホコリのない事。
高い電圧を発生する装置が近くにない事。
高い電磁界ノイズのない室内である事。
測定範囲

校正板との差±5%(ただし各校正板の差は 2mW/mK 以上とする)
熱流計法による熱伝導率測定装置の Upper と Lower の熱伝導率の差 0.5mW/mK

校正板の条件以内のサンプルとする。
校正板 3 種類の差は 2mW/mK 以上とする。

表 3-2. 各部仕様項目

詳細

計測ユニット
入力種類

示差熱電対(サーモパイル型)出力 mV

計測レンジ

10mV 固定

計測精度±0.025mV

ヒーター電流120mA(センサーユニット 1ch に付き)チャンネル数

1～5ch

ブザー内蔵

計測終了時に鳴動します。

通信方式

RS-232C

パソコン接続ポート

RS-232C

バーコードリーダー接続ポート

BAR CODE READER

寸法

320(W)x120(H)x220(D)mm

重量

約 3kg

電源

AC100V 3A

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 3

表 3-2. 各部仕様-つづき項目

詳細

センサーユニット
ヒーター

約 85Ω(約 10W)

断熱材

EPS

示差熱電対

銅－コンスタンタン

ケーブル

4 芯シールドケーブル、1.8m、D-sub9 ピン（オス）コネクタ付き

寸法

Φ52 x 117(H) mm

重量約 1kg

表示ユニット
照光式押しボタンスイッチ(点灯時：黄色、消灯時：白色)
スタートボタン

計測開始時、冷却開始時点灯して知らせる。
1 回押下すると消灯する。

OK ランプ

検査合格時点灯(緑色)NG ランプ

検査不合格時点灯(赤色)

センサー冷却台

アルミ製ヒートシンク

ケーブル

12 芯シールドケーブル、4.5m、セントロにクス 14 ピン（オス）コネクタ付き

寸法

200(W)×130(H)×120(D)mm

重量約 800g

バーコードリーダー(オプション品)

Honeywell 製 1470G-2D-RS

または同等品インターフェース

RS-232Cコネクタ形状D-sub9 ピン(メス)

ボーレート

9600bps

データビット

8 ビット

パリティ無しストップビット

1 ビット

ターミネーター

CR(キャリッジリターン)のみに設定のこと。

読み取り桁数

13 桁以内に設定のこと。

対応コード

一次元コード: JAN-8、CODE39、CODE128、ITF 等
2 次元コード: QR コード等

電源AC アダプター ： 入力 100V-240V 50/60Hz、出力 DC5V 1.0A

質量約 130g(ケーブル含まず)

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

5.2W

Pg. 4

3- 2. ソ フ ト 仕 様
表 3-3. ソフト仕様項目
ソフトウェアバージョン
対応 OS

動作環境

詳細
キャリブレーションソフト：Ver2.6.x.x
計測ソフト：Ver6.3.x.x
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (日本語・英語 OS 対応)
CPU：

Pentium/Celeron 相当 100MHz 以上

メモリ：

64MByte 以上

ハードディスク空き容量：

300MByte 以上

ディスプレイ解像度：

1024x768 ドット以上

インターフェース：RS-232C ポート(COM1～8 まで)1 ポート使用可能なこと※ 使用にあたっては不必要な常駐ソフトが起動していないこと※ 電源管理機能、スクリーンセーバーを OFF にすること(データの取りこぼし等の原因になります。)
キャリブレーションソフト(TCCal_Vxxxx.exe)：
・ センサーユニット 5 個を校正するためのソフトウェアです。熱伝導率が既知のサンプル 3種類(熱伝導率で良品、普通、不良品)を用意し校正を行います。5ch x3 回で計 15 回測定します。
・ 示差熱電対の出力電圧と熱伝導率の関係を直線近似で求めます。
ソフト機能

・ 校正結果はファイルに保存され計測ソフトで読み込み使用します。
計測ソフト(TCDac_Vxxxx.exe):
・ 計測ユニットをコントロールするためのソフトウェアです。計測開始の合図、計測のモニター、計測結果の表示/保存ができます。
・ バーコードを使うことにより容易に計測結果の管理が可能です。
・ 計測結果は HDD にテキストファイルで保存します。

出力テキストデータフォーマット (TCDac_Vxxxx.exe)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #①製造番号
SP ②ＩＤ SP ③熱伝導率 SP④測定値
SPA B 2 8Ｎ 0 3 7 1 0 0 0 1
9 99 9． 9
3． 5 8 6 3A B 2 8Ｎ 0 3 7 1 0 0 0 223． 9
3． 5 8 6 3～

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 68
⑤測定日
SP⑥測定時刻
SP⑦傾き値
SP⑧切片値
SP ⑨ ⑩ ⑪
2 0 0 2/ 1 2/ 2 5
1 0： 1 5： 2 0- 9 9． 9 9
9 9 9． 9 9 9
O K 0D 0A
2 0 0 2/ 1 2/ 2 5
1 0： 1 5： 3 5
2． 4 92 6． 7 5 7
Ｎ Ｇ 0D 0A① 製造番号

必ず13文字で、アルファベット大文字と算用数字です。
バーコードをスキャンして、この値を読み込みます。
② センサーＩＤ番号 １～９９ （将来の拡張に備えて、２桁にしてあります。）③ 熱伝導率０．０～９９．９［ｍＷ／ｍＫ］④ 測定値
０．０００１～９．９９９９［ｍＶ］⑤ 測定日
ＹＹＹＹ／ＭＭ／ＤＤ⑥ 測定時刻ｈｈ：ｍｍ：ｓｓ⑦ 傾き
熱伝導率変換式の傾き値 －９９．９９～９９．９９⑧ 切片
熱伝導率の変換式の切片値 ０００．０００～９９９．９９９⑨ 合否判定
合格時：ＯＫ、不合格時：ＮＧ⑩ 改行コード０Ｄ（hex）⑪ 復帰コード０Ａ（hex）
SP ブランク
２０（hex） 認識を良くするための空白

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 5

3- 3. ケ ー ブ ル 仕 様
表 3-4. ケーブル仕様
ケーブル名電源ケーブル
通信ケーブル

詳細
7A-125V 2.5m
3 芯プラグ⇔IEC60320 C13 タイプソケット
RS-232C クロスケーブル 1.5mDsub9pin メス⇔Dsub9pin メス

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 6

3- 4. 寸 法
1. 計測ユニット

図 3-1. 計測ユニット寸法図

2. 表示ユニット

図 3-2. 表示ユニット寸法図
英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 7

3. センサーユニット

図 3-3. センサーユニット寸法図

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 8

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
標準付属品個数詳細

計測ユニット1台

電源ケーブル、RS-232C ケーブル付属

表示ユニット

1～5 台

センサーユニット

1～5 セット

バーコードリーダー1式

オプション、電源アダプター及びバーコード用 RS-232C ケーブル付属

CD-ROM

1枚

パソコンソフトウェア&取扱説明書

検査証

1部

検査成績書

1部

荷重部&センサーヘッドがセットになっています

センサーヘッドの検査結果

表 4-2. オプション品一覧物品

備考

パソコン
1470G-2D -RS (Honeywell)

バーコードリーダー

電源アダプター及びバーコード用 RS-232C ケーブル付属

バーコード用 RS-232C 延長ケーブル

4m Dsub9pin メス⇔Dsub9pin オス

AC 電源ケーブル(各国対応プラグ)

AC100V～240V 用電源ケーブル

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 9

5. 付録5- 1. 連 絡 先英弘精機株式会社

www.eko.co.jp

本社

info@eko.co.jp
Tel: (03)3469-6714

カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5- 2. 保 証 と 責 任 につ いて本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内のみにおいて有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
➢英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。

➢

取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5- 3. 環 境 情 報 に つ いて
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社 VIP チェッカー HC-120 仕様書 Ver.5

Pg. 10

英弘精機株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷