仕様

ネットワーク対応 HDD/SD静止画レコーダ

付属品
HI-QUALITY

FULL-DIGITAL

記録メディア

1式SD カード（2GB）

1枚

SD メモリーカード（1GB/2GB/4GB/8GB）

電源ケーブル

1本

FAT16/ FAT32

取扱説明書

1冊

メディア内最大検査数

9999

ViewFile Lite CD-ROM

1枚

検査内最大ファイル数

500

ViewFile Lite 取扱説明書

1冊

画像非圧縮方式

TIFF－

画像圧縮方式EQ（大容量）SQ（標準画質）

HQ（高画質）TF（非圧縮）* MV-10XS 除く

記録枚数

約 20,000 枚

約 10,000 枚

約 6,000 枚

約 2,000 枚■ USBインターフェース 磁気カードリーダ

圧縮率

約 1/10

約 1/5

約 1/3

1/1

■ USBインターフェース バーコードリーダ■ フットスイッチ

NTSC 映像

640 X 480 / 688 X 504

HD 映像

最大 1280 X 1024
（プログレッシブ 60Hz)－

最大 1920 X 1080
（インターレース 60Hz）－NTSC 映像

29.97 フレーム / 秒 525 ライン (NTSC 準拠テレビジョン信号）

NTSC 入力

S-VIDEO/ コンポジット /RGB4 線式

NTSC 出力

S-VIDEO/ コンポジット /RGB4 線式

HD 映像

FULL-DIGITAL
カードリーダ

ハイビジョン規格 RGB（1080i）－

VGA/SVGA/XGA/SXGA

管理情報

HD 入力

DVI-D

RGB 3 線式 /5 線式

－

HD 出力

DVI-D

RGB 3 線式 /5 線式－

ID

最大 32 文字名前最大 32 文字

性別1 文字

生年月日

12 文字

検査時刻

年月日時分秒

電源

バーコードリーダ

HI-QUALITY
フットスイッチ

100VAC 50/60Hz（消費電力 0.9A 以下）

外形寸法
質量

本体

約 215W X 88H X 334Dmm（突起物含まず）

リモコン約 96W X 30H X 205Dmm（突起物含まず）

本体

約 4.7kg

リモコン約 380g

約 380g

RS-232C

RS-232C

10BASE-T/100BASE-TX（画像転送 / 本体制御）

10BASE-T/100BASE-TX（画像転送）

通信制御

約 4.5kg

接点入力

ミニジャック（外部トリガ用）

安全規格

JIS T 0601-1 : 1999 電撃に対する保護の形式「クラス I 機器」準拠

STANDARD

電気用品安全法準拠

外形寸法図
● 前面図

● 背面図

● 側面図

＊図は､MV-10XHです。
単位：mm＊背面写真は､MV-10XHです。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください｡＊ Microsoft、Windows XP、Windows Vista および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
＊ SDロゴは商標です。SDHCロゴは商標です。
＊ View File は、ティアック株式会社の商標及び登録商標です。
＊ その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です

情報機器事業部 BSビジネスユニット MV営業課〒206-8530

http://www.teac.co.jp/

アクセサリ

質

※ 記録枚数（2GB SD カード使用時）

映像信号

MV Series

JPEG
画

解像度

1台

映像信号ケーブル

フォーマット画質

リモートコントロールユニット（VS-430）

STANDARD

東京都多摩市落合1-47

TEL 042-356-9160

FAX 042-356-9185● ホームページ
http://www.teac.co.jp/● メールでのお問い合わせは
ipd-mv@teac.co.jp

http://www.teac.co.jp/

このカタログの記載内容は2009年10月現在のものです。
PRINTED IN JAPAN 1009 NH 4 ・ BSC-038B

FULL-DIGITAL

FULL-DIGITAL

HI-QUALITY

STANDARD

デジタル映像入出力装備モデル

高精細画像SXGA対応モデル

スタンダードモデル● HDDモード●●●● HDD/SDモード

●

●

●

● HD映像入出力●●―● ビデオ入出力●●●● 診断装置連動●●●● ファイル転送●●●● 電子カルテ連携●●●● 検査予約

●

●

―

●

●

―※

● ネットワーク制御※

デジタル映像入出力装備モデル

高精細画像SXGA対応モデル

STANDARDHI-QUALITY

スタンダードモデル※ 本機能に対応するパートナー各社ファイリングシステム等を弊社ホームページに掲載しております。

HDD モード

HD 映像入出力

電子カルテ連携

ファイリングシステム等に画像をネットワーク転送する用途

ビデオ映像従来比 縦横約 2 倍の高精細画像で、これまでになファイリング機能を持つ電子カルテとの連携が可能です。に適したモードです。内蔵ハードディスクに画像を記録し、い表現力です。

* 連携可能な電子カルテについてはお問い合わせください。

速やかにネットワーク転送を行います。ハードディスク故障
時には、SD メモリーカードに画像を記録してネットワーク転送を行うので、記録と転送は中断されません。

HDD/SD モード
SD メモリーカードに画像を記録する、本機単体でのファイリングに適したモードです。SD メモリーカードに記録できない場合はエラーメッセージを表示しますが、画像はハードディスクにも自動的に記録され、後でハードディスクから SD メモリーカードに画像をコピーすることができます。

検査予約 ※

ビデオ入出力NTSC 3 系統（コンポジットビデオ /S 映像 /RGB）の入出力

検査リストを検査予約サーバからダウンロードしたり、オーダ端子を備えています。

番号に該当する検査情報をダウンロードすることができます。

ネットワーク制御 ※

診断装置連動外部制御のための RS-232C インターフェースを装備してTCP/IP での制御コマンドによりタッチパネル端末（PC）等います。

で本機を制御することでリモコンを使用しない運用を実現* 連動可能な診断装置についてはお問い合わせください。

できます。
※ 本機能に対応するパートナー各社ファイリングシステム等を弊社ホームページに掲載しております。

ファイル転送ネットワークコネクタを標準装備､自動転送にも対応。PC
へデータ転送するためのサーバソフトウェア ViewFile Liteも標準添付なので､ファイリングも低コストに行なえます｡

Option Software

オプション ソフトウェア
検査リスト
アーカイブメディア対応

シンプルで使いやすいインターフェース。
簡易画像ビュアの決定版。

複数のメディアをハードディスクに取り込んで､ひとつのメディアとして扱うことがで画像メディアブラウザ

MO メディアを SD メモリーカードにアップグレード

メディア変換ツール

DICOM ファイル変換 / 転送ソフトウェア
こ れ ま で に 蓄 積 し た MO 等 の メ デ ィ ア を ま と め て､きます｡ ネットワーク機能にも対応し､オンMV-10XD/10XH/10XS で使用可能な SD メモリーカードにライン転送による取り込みも可能です｡

アップグレードします。

メディア取込み
MO

ネットワーク転送
ファイル取込み

MV シリーズ､DV-700 で記録したメディアに記録されている静止画像や動画像を簡単に検索､閲覧することができます。

● メディアを PC のハードディスクにバックアップが可能です。
バックアップからいつでもメディアを作成できます。
● バックアップしたメディアを GT Finder で簡単に開けます。

DICOM Gateway
MV シリーズで記録した画像を DICOM ファイルに変換してDICOM サーバに転送 (C-STORE) するソフトウェアです。1台 の PC で 複 数 の MV シ リ ー ズ か ら 転 送 さ れ る 静 止 画 像 をDICOM サーバに転送できるため､低コストで DICOM ネットワークへの移行を行えます。

SD『見る』と『印刷する』を最大限に効率化する簡易ビュアソフト

DVD-RAM

ウェアです｡

異なる種類のメディアを取込んで一括検索● 患者情報 / 検査情報 / 期間指定による表示検査の絞り込み● スペースキーやマウスホイールのみで全画像を閲覧

MO
DVD-RAM
SD メモリーカード● 画像のダブルクリックで全画面表示と分割表示を切り替え

画像の記録と同時に自動転送
MV-10XD
MV-10XH
MV-10XS● 新旧検査比較

MV-D10
MV-H10MV-S10● 画像の拡大 / 縮小、クリップボードへのコピー

DV-700

Image Dispatch Service● 表示レイアウトとは独立した印刷レイアウトを指定可能● 複数検査の一括印刷 / 画像の部分拡大印刷
ソフトウェア
インストール

検査比較
動作環境
プレビュー
OS : Microsoft
Windows XP（32ビット/ 日本語版）
Windows Vista（32ビット/ 日本語版）
Windows 7（32ビット/ 日本語版）
CPU : Intel PentiumⅢ 1GHz 以上（Pentium4 3GHz 以上推奨）
RAM : 512MB 以上（1GB 以上推奨）
ディスプレイ: 1280×1024（SXGA）
24 ビットカラー以上推奨

印刷プレビュー

対応メディアフォーマット
・TEAC

MV-200*/250* ( *TIFF は非対応 )MV-50M/55M/60M/65/70/71
MV-150/180/180F
MV-S10/H10/D10
MV-10XS/10XH/10XD

・TEAC

DV-700・OLYPUS EICP-S/EICP-D
・その他

DICOMサーバへ自動転送