SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

SmartMeasure® Lite ver3.1
ユーザーマニュアル

第 1.0 版（20220901）

2022 年 9 月 1 日 作成

株式会社テクロック・スマートソリューションズ

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

改訂履歴
日付版

2022/9/1

1.0

内容
新規作成

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

目次
1. はじめに .................................................................................................................................. 1
2. 本アプリでできること............................................................................................................ 1
3. 動作環境 .................................................................................................................................. 1
4. アプリのダウンロードとインストール ................................................................................. 2
5．アプリの操作 .......................................................................................................................... 6
5-1. アプリの起動 ................................................................................................................... 65-2. Bluetooth 測定器の登録 ................................................................................................. 65-2-1. インターネットに接続している場合...................................................................... 75-2-2. インターネットに接続しない場合 ......................................................................... 75-2-3. 登録された測定器の削除......................................................................................... 85-3. 測定ユニットと測定項目の登録..................................................................................... 95-3-1. ファクトリーの登録 ................................................................................................ 95-3-2. 測定ユニットと測定項目の登録 ........................................................................... 105-4. Bluetooth フットスイッチの登録................................................................................ 116. 測定値の入力 ......................................................................................................................... 156-1. 測定ユニットへの測定器割り当て ............................................................................... 156-2. 測定値の入力 ................................................................................................................. 176-2-1. 測定器のボタンによる入力 ................................................................................... 176-2-2. 「データリクエスト」による入力 ....................................................................... 186-2-3. Bluetooth フットスイッチによる入力.................................................................. 196-2-4. その他の入力 .......................................................................................................... 206-3. 測定値のプリセット...................................................................................................... 206-4. 連続入力 ......................................................................................................................... 216-4-1. 測定間隔の設定 ...................................................................................................... 216-4-2. 連続入力開始と終了 .............................................................................................. 226-5. ランチャート ................................................................................................................. 236-6. 測定値の登録とクリア .................................................................................................. 26
6-7. 測定値の他のアプリへの直接入力（ダイレクトインプット） ................................. 28
7. データリスト ......................................................................................................................... 30
8. SmartMeasure®へのデータ引き継ぎ................................................................................. 32
8-1. サインイン・サインアウト .......................................................................................... 32
8-2. SmartMeasure®へのデータのアップロード.............................................................. 33

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

9. 言語設定 ................................................................................................................................ 35
10. トラブルシューティング.................................................................................................... 36

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

1. はじめに
本書は、SmartMeasure® Lite ver3.1（以下、本アプリと記載します）の操作説明書です。

2. 本アプリでできること
本アプリでは、以下の操作が行えます。
・アプリに測定する内容と測定項目、その上限値・下限値を登録し、テクロックのSmartSensor® Bluetooth 測定器で測定値を入力できます。
・複数の測定項目を同時に入力できます。
・アプリ上のボタンやフットスイッチ、外部スイッチにより遠隔で測定値を入力できます。
・指定した間隔で、複数の測定器の測定値を自動的に入力できます。
・測定値の推移を示すランチャートをリアルタイムで表示できます。
・入力した測定値は、端末に記録できます。また、記録した測定値を検索・表示できます。
・記録した測定値は、CSV ファイルとして出力できます。
・SmartMeasure®アカウントをお持ちのユーザーは、記録した測定値を SmartMeasure®に移行できます。
・[NEW]Microsoft Excel や他のアプリ上に、直接測定値を書き込むことができます。

3. 動作環境
本アプリは、以下の環境で動作します。
・Windows 10 以降（64 ビット）※別途、Microsoft Visual C++再頒布可能パッケージ(2013 および 2015 以降)のインストールが必要です。
・Bluetooth4.0 以降の Bluetooth 送受信環境
・インターネットへの接続（SmartMeasure®データ移行時）

1

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

4. アプリのダウンロードとインストール
https://teclock.co.jp/download/ の SmartMeasure® Lite の項目から、アプリをダウンロードします。ZIP ファイル（圧縮ファイル）としてダウンロードされます。
ダウンロードした ZIP ファイルを解凍すると、インストーラーが現れます。
インストーラーをダブルクリックすると、下の画面が表示されますので、任意の言語を選択し「OK」をクリックします。

続いて下の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

次に、スタートメニューフォルダーの指定が表示されます。
通常は何も変更せず、「次へ」をクリックします。

2

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

次に、追加タスクとしてデスクトップ上にアイコンを作成するか選択します。通常は何もせず、「次へ」をクリックします。

インストールの準備完了画面が表示されますので、問題がなければ「インストール」をクリックして、インストールを開始します。

3

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

インストールが終了すると、下の画面が表示されます。チェックを入れた状態で「完了」をクリックすると、アプリが立ち上がります。

※アプリは、「C:\Teclock\Smartmeasure-Lite-v2」というフォルダに格納されます。

4

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）（注意）
お使いの環境によっては、インストール言語選択の画面が表示される前に Windows の保護に関する画面が表示されることがあります。
①下の画面が表示された場合、「詳細情報」をクリックし、続いて表示される画面で「実行」をクリックしてください。

②下の画面が表示された場合、「はい」を押下してください。

5

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

5．アプリの操作
5-1. アプリの起動
デスクトップ上に作成されたアイコンをダブルクリックすると、下のような画面が表示されます。初めて起動する場合、下の画面となります。

5-2. Bluetooth 測定器の登録使用する Bluetooth 測定器をアプリに登録します。
メニューの「測定器」から「測定器登録」を選択すると、下の画面が表示されます。

6

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

5-2-1. インターネットに接続している場合端末がインターネットに接続している場合、機器の「シリアル No」を半角英数で入力し、「登録」をクリックすると測定器の MAC アドレスと型式を入力せずに登録できます。
「説明」の項目は、任意で入力できます。

登録に成功すると、上の入力画面は消えます。
5-2-2. インターネットに接続しない場合端末をインターネットに接続しない、または上記の方法で登録ができない場合は、下の画面のように「シリアル No」、「MAC アドレス」、「型式」を入力します。
「説明」の項目は任意です。
・MAC アドレスの表示方法は、測定器の取扱説明書をご参照ください。
・MAC アドレスは、下の例のように半角英数で入力し、かつ２文字ごとに半角のコロンを入力します。
・特に MAC アドレスを間違えて入力した場合、Bluetooth 測定器に接続できませんのでご注意ください。

7

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

5-2-3. 登録された測定器の削除
メニューの「測定器」から「測定器リスト」を選択すると、下のような画面が表示されます。

リスト各行の右側にある「削除」ボタンをクリックすると、確認のためのポップアップが表示されます。
「削除」をクリックすると、リストから測定器が削除されます。

8

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

5-3. 測定ユニットと測定項目の登録
測定値を記録するための測定項目を登録します。
SmartMeasure®では、・測定値１つを記録する項目を「測定項目」
・１つまたは複数の測定項目をまとめた単位を「測定ユニット」と呼びます。
さらに、・１つまたは複数の「測定ユニット」をまとめた単位を「ファクトリー」と呼びます。
本アプリでは、・1 つのファクトリーを登録可能
・ファクトリー内に最大 10 個の測定ユニットを登録可能
・1 つの測定ユニットに対して、最大 10 個の測定項目が登録可能となっています。
5-3-1. ファクトリーの登録
画面左側の「ファクトリー」ボタンをクリックすると、下の画面が表示されます。

9

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

ファクトリー名のところに任意の名称を入力し、「アップデート」ボタンをクリックすると、ファクトリーが登録されます。下の例は、ファクトリー名に「測定工程」と入れ、登録したものです。

ファクトリー名を変更する場合は、再度「ファクトリー」ボタンをクリックし、表示される画面で名称を変更し、「アップデート」ボタンをクリックします。
5-3-2. 測定ユニットと測定項目の登録ファクトリー内に、測定ユニットと、測定ユニットが持つ測定項目を登録します。
画面中央の「測定ユニット登録」タブをクリックすると、下の画面が表示されます。

まず、「ユニット名」の箇所に測定ユニット名を登録します。
「型番」の箇所への入力は任意です。

10

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

続けて、「測定項目を設定する」ボタンを押下すると、１つ目の測定項目入力欄が表示されます。

「測定項目」の箇所には測定項目名、「単位」の箇所には測定値の単位を入力します。単位は任意の文字が入力できます。また、空欄にすることもできます。
「上限規格値」「下限規格値」には、測定値のとる上限値・下限値を半角数字で入力します。
測定項目を増やす場合は、もう一度「測定項目を設定する」ボタンを押します。このようにして、測定項目は 1 つの測定ユニットについて最大 10 個まで登録できます。
下の例は、３つの測定項目を入力したものです。

5-4. Bluetooth フットスイッチの登録
測定値を入力するための Bluetooth フットスイッチ（SSO-002）を登録します。

11

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

メニューの「フットスイッチ」から、「フットスイッチ登録」を選択すると、下の画面が表示されます。

MAC アドレスの欄に、フットスイッチの MAC アドレスを入力します。
MAC アドレスは、Bluetooth 測定器同様半角英数で、2 文字ごとにコロン（:）を入れます。説明の欄は、任意です。
「登録」ボタンをクリックすると、フットスイッチが登録されます。フットスイッチは複数台登録可能です。
また、メニューの「フットスイッチ」から、「フットスイッチリスト」を選択すると、登録されたフットスイッチの一覧が表示されます。

この画面で各行の「削除」ボタンをクリックすると、該当行のフットスイッチが削除されます。

12

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

この状態で「登録」ボタンをクリックすると、１つの測定ユニットが登録されます。
登録された測定ユニットは、左側に表示されます。

13

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

既に登録された測定ユニットを表示する場合は、「測定ユニット登録」タブをクリックした後、画面左側の測定ユニットのリストから、表示したい測定ユニットをクリックします。

この画面上で、登録された測定ユニットの・測定ユニット名と型番・各測定項目の名称・単位・上限規格値・下限規格値を修正できます。
修正した内容は、「登録」ボタンをクリックすると、更新されます。
※測定項目の数は、変更できません。
また、この画面で、・「新規作成」ボタンをクリックすると、表示されている内容がクリアされ新しい測定ユニットが登録できます。
・「削除」ボタンをクリックすると、登録した測定ユニットを削除します。削除前に、確認画面が表示されます。

14

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6. 測定値の入力
作成した測定ユニットや、Excel 等他のアプリに測定値を入力します。
6-1. 測定ユニットへの測定器割り当て
まず、測定ユニットに対して登録した Bluetooth 測定器を割り当てます。
画面中央の「測定」タブをクリックし、次に測定値を入力する測定ユニットをクリックします。

下の画面が表示されます。

・測定器
測定ユニットで使用する測定器を選択します。本アプリに登録された Bluetooth 測定器が選択できます。
※１つの測定ユニットで選択できる Bluetooth 測定器は 1 つです。
・モード
Bluetooth 測定器に設定している測定モードを選択します。他アプリへの入力や、本アプリのボタン、フットスイッチ等から測定値をリクエストする機能は、PAIR モードのみ有効です。
15

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）「OK」をクリックすると、下の画面のように測定ユニットの測定値入力欄がタブとして表示されます。同様に、他の測定ユニットを登録すると、別のタブが表示されます。

画面上の「ロット No」の項目には、ワークのロット番号など、任意の情報を入力できます。
それぞれのタブの右側にある「✕」をクリックすると、タブが削除されます。測定値が既に入っている場合は、確認の画面が表示されます。

16

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-2. 測定値の入力
6-2-1. 測定器のボタンによる入力
測定器のボタンにより、入力欄に測定値を入力します。HID モード、PAIR モードのいずれも利用可能です。
測定器の測定ボタンを押すと、下のように対応する測定ユニットに測定値とタイムスタンプが入力されていきます。

表示されていないタブの測定ユニットについても、対応する測定器の測定ボタンを押すと、値が入っていきます。確認する際はタブを切り替えます。

17

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-2-2. 「データリクエスト」による入力
測定器の測定ボタンを直接押さず、アプリ内の「データリクエスト」ボタンのクリックで測定器の測定値が入力されます。この入力は、PAIR モードの測定器のみ対応します。
各測定器の入力欄の画面には、「データリクエスト有効」というチェックボックスがあります。ここにチェックを入れた測定ユニットが、データリクエストの対象になります。

画面の「データリクエスト」ボタンをクリックすると、上記でチェックを入れたそれぞれの測定ユニットの測定値入力欄に、値が入ります。

18

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-2-3. Bluetooth フットスイッチによる入力
本アプリに登録した Bluetooth フットスイッチ（SSO-002）を押すことで、測定器の測定値が入力されます。この入力は、PAIR モードの測定器のみ対応します。

Bluetooth は、使用前に本アプリをインストールした端末とペアリングを行います。
続けてフットスイッチを登録(5-4 を参照)すると、画面の右側から登録したフットスイッ
チを選択できます。

リストから使用するフットスイッチを選択すると、フットスイッチに接続を試みます。
このときフットスイッチを一度押すと、接続しやすくなります。

19

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-2-4. その他の入力
キーボードの「PgDn」キーを押下することで、測定器の測定値が入力されます。この入力は、PAIR モードの測定器のみ対応します。
これにより、・キーの割り当て可能な各種スイッチやボタンに「PgDn」キーを割り当て、使用する。
・「PgDn」キーに対応するフィンガープレゼンター（例：コクヨ製「黒曜石」ELA-FP1）を使用する。などの使い方が可能です。
6-3. 測定値のプリセット
画面の「プリセット」ボタンのクリック、またはキーボードの「PgUp」キーを押下すると、測定値をプリセットすることができます。この機能は、PAIR モードの測定器のみ対応します。また、「データリクエスト有効」にチェックを入れた測定ユニットの測定器に対応します。

20

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-4. 連続入力
指定した時間間隔で、自動的に測定データの値を入力できます。この機能は、PAIR モードの測定器のみ対応します。
6-4-1. 測定間隔の設定
画面の「インターバル」ボタンをクリックすると、下の画面が表示されます。この画面では、測定値を記録する間隔を設定します。
画面中央に表示されている数値は測定間隔です。単位は秒です。
画面のマイナス、プラスのボタンをクリックすると、測定間隔の値が 0.25 ずつ増減します。また、「デフォルト」ボタンをクリックすると、測定間隔のデフォルト値である「1」が表示されます。測定間隔が表示されている箇所は、直接値を入力することも可能です。
「OK」ボタンをクリックすると、測定間隔が設定されます。
※測定間隔の最小値は 0.25、最大値は 600 です。

※測定間隔は、おおよその値です。正確にこの間隔でタイムスタンプが記録されるわけではありません。

21

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-4-2. 連続入力開始と終了
画面の「連続入力開始」ボタンをクリックすると、「データリクエスト有効」にチェックを入れている測定ユニットに対して、指定した間隔で測定値が入力されます。
また、「連続入力終了」ボタンをクリックすると、連続入力が終了します。

※測定値は、指定された間隔で、測定値の入力欄に１つずつ入ります。従って複数の測定項目を持つユニットの場合、それぞれの測定項目に指定された間隔で測定値が入ります。

22

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-5. ランチャート
画面の「ランチャート」ボタンをクリックすると、別の画面にそれぞれの測定項目のランチャートが表示されます。このランチャートは、測定値が入力される度にリアルタイムで更新されます。

・グラフの横軸は経過時間、縦軸は測定値を示しています。
・ランチャートには、２本の赤線が引かれています。これは測定項目を入力する際に設定した上限値・下限値を示しています。測定値がこの線を超えると、画面上部の緑色で表示されている部分が赤くなります。

23

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

・ランチャートの上にマウスカーソルを当てると、右側に「＋」「－」のズームアイコンが表示されます。それぞれクリックすると、ランチャートの縦軸が拡大または縮小されます。

・ランチャートの右下にマウスカーソルを当て、マウスをドラッグするとランチャートの大きさを変更できます。

24

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

・ランチャート上の測定ポイント（●の位置）にマウスカーソルを合わせると、入力日時と測定値が表示されます。

・ランチャートをマウスでドラッグすると、ランチャートの表示位置を変更できます。

25

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-6. 測定値の登録とクリア入力した測定値の情報を端末に登録します。登録された情報は、「データリスト」で検索、表示できます。
※他のアプリへの直接入力（6-7 参照）の場合、登録はできません。
測定値入力画面を入力し、「登録」ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
「OK」をクリックすると、測定値が登録されます。このとき、入力された測定値はクリアされます。

登録された測定値は、「データリスト」ボタンをクリックするか、データリスト「タブ」で測定ユニットを選択して検索・表示できます。
（7. データリスト参照）

26

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

また、測定値を入力した状態で「クリア」ボタンをクリックすると、入力されている測定値を削除します。クリアによって削除される測定値は、登録されません。

27

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

6-7. 測定値の他のアプリへの直接入力（ダイレクトインプット）
測定値を本アプリではなく、Microsoft Excel やテキストエディタなど、他のアプリに直接入力する機能です。
画面の「他アプリへ出力」を ON にすると、他のアプリに入力できるようになります。

この状態で、「データリクエスト有効」にチェックを入れた測定ユニットの測定値が他のアプリに入力されます。入力は、Bluetooth フットスイッチや「PgDn」キーによって行います。
画面の「データリクエスト」ボタンによる入力は、正しくできません。
下は、２つの測定ユニットの測定値を Excel に入力した例です。タイムスタンプと測定値が入ります。

画面の「連続入力開始」ボタンを押し他のアプリにフォーカスを当てると、フォーカスを当てた時点から連続入力が開始されます。

28

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

メニューの「設定」から「デリミター」を選択すると、タイムスタンプと測定子の間に入れるデリミター（区切り文字）を設定できます。

設定できるデリミターは、・改行コード（CR+LF）
・カンマ（,）
・スペース（ ）のうち、いずれかです。
また、タイムスタンプを出力しない場合は、「タイムスタンプの出力」のチェックを外します。
下は、デリミターをカンマにし、メモ帳アプリに出力した例です。

29

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

7. データリスト
本アプリに登録された測定データを検索、表示します。表示されたデータは、CSV ファイルとしてダウンロードすることができます。
画面の「データリスト」タブをクリックすると、下の画面が表示されます。続いて、左側の測定ユニットから、検索する測定ユニットを選択します。

右側の「開始」「終了日時」で検索期間を、「ロット No」で検索対象のロット No を任意で入力します。
「検索」ボタンをクリックすると、検索対象が見つかった場合下のようにリストとして表示されます。
※表示されるリスト内の「備考」「工数」は、現在のバージョンでは使用できません。

30

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）「ダウンロード」ボタンをクリックすると、表示されたデータの CSV ファイルがダウンロードされます。下の画面が表示されますので、ファイル名と保存先を選択します。

下は、ダウンロードした CSV ファイルをメモ帳で開いた例です。１行目にはヘッダー業として、それぞれの列の項目が表示されています。

31

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

8. SmartMeasure®へのデータ引き継ぎ
SmartMeasure®をご契約のユーザー様は、本アプリで登録した測定値を SmartMeasure®にアップロードすることができます。
8-1. サインイン・サインアウト
画面右上に「サインイン」と表示されている状態で「サインイン」をクリックするか、画面左下の「データ引き継ぎ」をクリックすると、SmartMeasure のサインイン画面が表示されます。

SmartMeasure®のアカウント名とパスワードを入力し、「サインイン」をクリックします。
サインインに成功すると、画面右上にユーザーの所属部門が表示されます。
部門名をクリックすると、「サインアウト」が表示されます。サインアウトをクリックすると、サインアウトされます。

32

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

8-2. SmartMeasure®へのデータのアップロード「データ引き継ぎ」ボタンをクリックすると、下の画面が表示されます。

・アップロードする測定ユニットにチェックを入れます。ユニット名の数字は、「既にアップされた測定データ数／全データ数」です。
・下の「データの追加分のみ送信」「全てのデータを送信」のうち、いずれかを選択します。
「実行」ボタンをクリックすると、データがアップロードされます。アップロードが完了
すると、画面に「アップデートが完了しました」と表示されます。
SmartMeasure®側には、本アプリのファクトリーが追加され、「デジタル／フォルダ」の欄に測定ユニットが登録されます。

33

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

34

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

9. 言語設定
メニューの「言語」を選択すると、日本語・英語・中国語（簡体）から表示言語が選択できます。
※ファクトリー名や測定ユニット・測定項目は入力した言語で表示されます。

35

SmartMeasure® Lite ver3.1 ユーザーマニュアル（20220901）

10. トラブルシューティング（１）Bluetooth 測定器に接続できない①Bluetooth 測定器を正しく登録しましたか。特に MAC アドレスが正しいかご確認ください。
②測定器の Bluetooth は起動していますか。
③Visual C++再頒布パッケージがインストールされていますか。
「3. 動作環境」をご参照ください。
④HID モードでペアリングしている測定器を選択する際、PAIR モードにしていませんか。または PAIR モードでペアリングしている測定器を選択する際、HID モードにしていませんか。
⑤測定器を一度 OFF にしてから再度 ON にして接続するか、スピンドルを動かすなどして測定値の値を動かしてみてください。
（２）Bluetooth フットスイッチが接続できない①Bluetooth フットスイッチはペアリングされていますか。
②Bluetooth フットスイッチの MAC アドレスは正しく登録されていますか。
③接続中に一度フットスイッチを押してみてください。
（３）測定値が入らない①「他アプリへ出力」を ON にして、本アプリの入力欄に値を入れようとしていませんか。
②ダイレクトインプットを行う場合、入力先にフォーカスは合わせていますか。
③「PgDn」キーを、正しくスイッチ等に割り当てていますか。
（４）Excel にダイレクト入力したが、入力と同時にスクロールしてしまう
Excel の PgDn、PgUp キーの無効化を選択できるアドインを用意しました。弊社ダウンロードページからダウンロードし、お試しください。

36