■仕様

危険な現場で働く作業者の安全を確保する

En-Guard Portable
ENP-BT01J

En-Guard Hub
ENH-LR01J

連携可能な製品[2.4GHz] 1台のポータブルガスモニター【GX-3R Pro】
(理研計器株式会社製)[920MHz] 1台のENH-LR01J / 複数台のENP-BT01J

最大50台のENP-BT01J

使用周波数[2.4GHz] Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)2,402MHz 〜 2,480MHz[920MHz] 920.6MHz 〜 923.4MHz LoRa変調

920.6MHz 〜 923.4MHz LoRa変調

アンテナ[2.4GHz] チップアンテナ[920MHz] パターンアンテナ[GNSS] パッチアンテナ（GPS / QZSS / SBAS）

ダイポールアンテナ

インターフェース-USB 2.0

通信距離[2.4GHz] 約10m(使用条件により異なる)[920MHz] 屋内約300m / 見通し約1,000m(使用条件により異なる)※ENP-BT01J同士の場合、ENP-BT01J間の距離は屋内約300m / 見通し約800m(使用条件により異なる)屋内約300m / 見通し約1,000m(使用条件により異なる)

保護構造

防水・防塵(保護等級IP65) ※非防爆仕様-

表示

ステータス用LED（赤 / 緑 / 青 / 黄）1点
2.4GHz通信モニタ用LED（黄緑 / 橙）1点
920MHz通信モニタ用LED（黄緑 / 橙）1点
バッテリー用LED（赤 / 黄緑）3点-

ボタン／スイッチ

Power ボタン1点
メインボタン1点
Clear ボタン1点

ソフトウェア更新スイッチ 1点ブザー

電磁ブザー 90dB / 0.1m-

バイブレーション

小型コアレス振動モータ

-

外形寸法

75W × 14H × 120Dmm(突起物は除く）

35W × 12H × 75Dmm(突起物は除く)

電源

リチウムイオン二次電池(容量1,100mAh / USB Type-C接続で充電)

DC 4.4V 〜 5.5V(USBポートより供給)

電池寿命

充電時間4時間で約9時間使用可能※充電・放電回数800回以上(使用条件により異なる)

-

消費電流

-500mA以下

重量約137g

約25g

使用環境

温度: 0 〜 50°
C湿度: 85%以下 (但し結露なきこと)

温度: 0 〜 50℃湿度: 85%以下 (但し結露なきこと)

付属品

USB Type-Cケーブル（1m）×1

ダイポールアンテナ×1付属品【MEGWX-467XSAXX-920】

オプション-ダイポールアンテナ【MEGWX-467XSAXX-920】®

for Gas Monitor

安全見守りソフトウェア
制御可能な製品

1台のENH-LR01J

対応OS

Windows® 10 32-bit / 64-bit, Windows® 11 64-bit

CPUIntel® Core™1.5GHz 以上

必要メモリ

2GB以上

解像度

1366 × 768(FWXGA)以上

HDD

空き容量100MB以上(ログデータ、地図データ用に別途空き容量が必要)

対応言語

日本語

対応Webブラウザ

Google Chrome(ChromiumベースのWebブラウザ)

ガス検知の遠隔監視システム

オプションダイポールアンテナ【MEGWX-467XSAXX-920】

En-GuardⓇ（アンガード）「ガス検知の遠隔監視システム」と連携可能なガス検知器は、理研計器株式会社製ポータブルガスモニター【GX-3R Pro】です（2023年6月現在）。
GX-3R Proは、最大4 種類のセンサで5 種類のガスを1 台で検知できるマルチガスモニターです。大気中の有毒ガス・可燃性ガス・酸素の濃度を測定し、設定した警報濃度に達したときに警報を発報し、ガス中毒や酸欠への危険性をお知らせします。

デモ機を無償でお貸出ししますので、お気軽にお問い合わせください。

無線通信は周囲の環境により大きく左右されることがございますので、事前にデモ機で通信テストすることをお勧めしております。
デモ機借用のお申し込みは、販売店または弊社営業部までご依頼ください。

En-Guard plus
for Gas Monitor※ヘルツ電子株式会社は本製品の故障等による損害・損失につき一切の責任を負いかねます。詳しくは保証規定（https://www.herutu.co.jp/pdf/warranty̲regulation.pdf）
をご確認ください。
※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ヘルツ電子株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

理研計器株式会社製
ポータブルガスモニター【GX-3R Pro】

お問い合わせは最寄りの販売店まで〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町422-1
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL https://www.herutu.co.jp/
Email info@herutu.co.jp
202306000P

En-Guard Portable【ENP-BT01J】

En-Guard Hub【ENH-LR01J】

危険な現場で働く作業者の安全を確保する
En-GuardⓇ（アンガード）「ガス検知の遠隔監視システム」は、作業現場でガス中毒や酸欠の危険性が高まった際、近くで働く作業者や離れた場所にいる監督者に素早くお知らせすることで、作業者の安全を守るシステムです。

CASE1!

作業現場で酸素(O2)濃度が低下した時、近くで働く作業者に素早くお知らせ

O2!

弊社開発
「小型LoRa無線モジュール」を内蔵

En-Guard Portable
ENP-BT01J

for Gas Monitor［ 作業者 ］

［ 監督者 ］

屋内約300m / 見通し約800m

CASE2!

作業現場で硫化水素(H2S)濃度が上昇した時、監督者に素早くお知らせ

H2S

H2S

GNSS
（GPS / QZSS / SBAS）

En-Guard plus
for Gas Monitor!
En-Guard Hub【ENH-LR01J】

屋内約300m / 見通し約1,000m(※LoRa通信のため、通信費/スマホ不要)

屋内約300m / 見通し約1,000m

屋内約300m / 見通し約800m(※LoRa通信のため、通信費/スマホ不要)

CASE3

作業者が危険を感じた時、監督者にヘルプ(緊急通知)［ 近くで働く作業者 ］HELP

HELP

確認

作業者2

高まった際、監督者のPCにアラート通知

するENP-BT01Jに対してアラートを■作業者が危険を感じた時、ENP-BT01Jの一斉通知

監督者は、屋外作業者全員の位置や作業現場のガス濃度を確認
作業者1■作業現場でガス中毒や酸欠の危険性が高まった際、近くで働く作業者が携行!

屋内約300m / 見通し約1,000m

CASE4■作業現場でガス中毒や酸欠の危険性が作業者3

位置

ボタン長押しで、監督者のPCに緊急通知

腕や腰に装着作業現場で使える耐久性

屋外での利用

フル充電で約9時間使用

通信状態の表示

スマホケースに入るサイズ、軽量(約137g)

難燃性・対候性・耐衝撃性を備えたポリカAES採用

防水・防塵対応(IP65)※防爆仕様ではありません。

USB経由の充電、4時間でフル充電

周囲の作業者や、監督者との通信状況をLED表示

ポリカ
AES

for Gas Monitor

CASE5

監督者から作業者に対して、「避難」の呼びかけ

避難!

●50名（最大10グループ）の作業者の安全見守り●作業者の安全状況の表示

避難!

避難・作業者の位置（GNSSから取得）
・作業現場のガス濃度（ポータブルガスモニターの測定結果）●作業者からのヘルプ（緊急通知）受信●作業者への呼びかけ

・5つのパターン（ブザーとバイブの組み合わせ）から選択※ブザーとバイブの組み合わせによって呼びかけの種類を識別●安全見守りの履歴管理と安全対策への活用

・ヘルプ/安全状況/呼びかけの履歴データ出力(CSV形式）