Measuring method manual for Portable Spectroradiometer of FieldSpec HandHeld2③ Press arrow buttons to move selection box
to Foreoptic menu

Preparation
Put size AA batteries or connect a power cablein spectroradiometer.
Put lens of FOV (field of view) inspectroradiometer beforehand.
Experimental tool・Spectroradiometer
・White board
・Field note
・Measurement object
・Tripod stand・Measure
・Artificial illuminant (in the indoor experiment)

Select “Bare Fiber” for no attachedforeoptic, and Press Select button.
※Bare Fiber is 25 degree.

1. Setting of Foreoptic① Press the power button② Press the MENU button

1③ Press the left pointing arrow to move tothe desired number position. Press the upor down arrow buttons to change thenumbers. Ten spectrums averaging isconvenient in terms of measurement
speed. When finished, press the SEL button

2. Spectrum Counts Averaging (Only First
measurement after purchase)① Press the left and right arrow buttons tomove the selection box to the Spectrum
Counts menu icon

② Press the left or right arrow buttons tomove the selection box to the icons: Whitefor white reference averaging count, Dark
for dark current averaging count, or sample
for sample averaging count. Press the SELbutton.

④ Press the EXIT button to return to the mainmenu2

3. Optimize

4. Dark Current and White Reference

Optimization should be updated whenillumination changes significantly. This function
will help find the ideal integration time in orderto maximize the signal-tonoise ratio without
saturation.

Dark Current and White Reference to collectreflectance spectra, the HandHeld2 instrument
must first establish a baseline measurement by
calculating both the dark current (DC) andwhite reference (WR).

① Press the OPT button.

① Press the OPT button.

② When prompted by the “Push trigger tooptimize” message, point the HandHeld 2
instrument at the white reference panel.
Keep pointing the HandHeld 2 instrument
at the panel until the process is completed.

② When prompted by the “Push trigger tocollect white” message, point theHandHeld 2 instrument at the whitereference panel.

35. Caution and example of measurement

Ex 2 Interval measurement

・ Record the spectrum data number andmeasurement object in a notebook.

Use the spectrum values of average orintermediate by interval measurement, in casethe object affected by wind such as tree andwater surface.

・Keep the difference and angle between objectand spectrometer．
・ Be careful diameter of diameter・Wear dark clothing
Ex 1 Indoor experimentStart the measurement after illuminance ofartificial illumination rise enough. Fix an
artificial illumination and spectrometer, onlychange samples.

4

Import Data Files From HandHeld2 Instrument To Computer④ Click on the Connect button

1. ASD Application Software Installation① Double click on the “ProductInstall.exe” onUSB flash drive．
② Select typical, and click on OK button.
2. Data import① The USB plug connects to the instrumentand compute．

⑤ Click on the Browse button to choose thefolder for import files, check box isfollowing settings and click on the Begin
Import．

② Turn on the computer, when the instrument
is ready, the Tethered Mode message willappear on the display.
③ Click on the HH2 Sync shortcut on thecomputer．

⑥ The folder automatically open to show theimported file．

5

3. Translation the asd file to txt files① Click on the ViewSpec Pro shortcut to open
the application.

② Click the asd files from File → Open．

⑥ Set as follow figure and click the OKbutton．

③ Select the files to export．

④ Confirm the Input and output folder．It is
possible to change the folder．

⑤ Click the ASCII Export from Process → ASCIIExport.

6

4. Combine the txt files using software① Click the spectrum_merge.xlsm file
② Enter the follow fields
Folder： Folder that contains txt files
Sheet Name: Arbitrary name
File Name： Name of txt fileStart No.： Start number
End No.: End numberEx.

③ Click the Run button．

④ When follow dialogue shown, hold down
the Enter key until the process is completed⑤ Completion!

7

FieldSpec HandHeld2 を用いたスペクトル計測のマニュアル
前準備
スペクトロメータに単三電池を装着するか，電源ケーブルを接続する．
視野角変更レンズは予め装着しておく．

③ 矢印ボタンで Foreoptic アイコンを選択

必要な物
・スペクトロメータ・白色板・記録用ノート・対象物
・三脚・メジャー・人工光源（室内実験の場合）何も装着していない場合は「Bare Fiber」を選択して SEL ボタンで決定．
※Bare Fiber の視野角は 25°．装着したレンズに該当する視野角を選択．

1. センサ視野角の設定① 電源ボタンを押す．

② MENU ボタンを押す．

1

2. スペクトルデータ平均化のための計測回数の設定（購入後初回のみで良い）① Spectrum Counts menu アイコンを選択④ EXIT ボタンを押してメインメニューへ戻る② 矢印ボタンで白色（左），暗色（中央）と対象物（右）いずれかを選択し，SELボタンを押す．

③ 左矢印で桁を変更可能，上下矢印で値を変更可能．光源や対象物の反射に依存するが，計測時間ふまえると「10」が良い．
値を決定したら SEL ボタンを押す．

2

3. Optimize（最適化）

4. Dark Current and White Reference

適切なデータ積分時間とノイズを取り除いた良いシグナルを収集するために行う．計測を始める時，光源の状況が変わった時は必ず Optimize を行う．

白色（全反射）と暗色（全吸収）のベースラインの設定を行う．
① DC/WR ボタンを押す．

① OPT ボタンを押す．

.
② 下図の画面が出たら分光放射計を白色板に向けてトリガーを押す．画面が切り替わるまで動かない．

② 下記画面が出たら，センサを白色板に向けトリガーを押す．画面が切り替わるまで動かない．

3

5. 計測時の注意点および計測例

値や中間値のスペクトルデータを使用した・スペクトルデータの番号と計測した対象物は必ずノートに記入する．
・計測対象物とスペクトロメータの距離と角度はなるべく固定する．

方が良い．

・暗色の洋服を着る．
例１ 屋内実験
人工光源の照度が十分に上昇してから，計測を始める．人工光源とスペクトロメー
タは固定し，サンプルだけ入れ替えて計測する．

例２ インターバル計測
樹木や水面のような風の影響を受ける対象物の場合，インターバル計測により平均
4スペクトロメータから PC へのデータインポート
1. ソフトウェアのインストール① USB 内の ProductInstall.exe をダブルクリック．
② Installation type は typical を選択して OK.
2. データ取込み① USB ケーブルをスペクトロメータと PCに接続する．

⑤ インポートするフォルダを指定し，下記の設定で Begin Import をクリック．

② ス ペ ク ト ロ メ ー タ の 電 源 を 入れ，”Tethered Mode” と表示されるまで待つ．

⑥ インポートされたファイルが自動的に表示される．

③ HH2 Sync をクリックしてソフトを起動．

④ Connect ボタンをクリック
3. asd ファイルを txt ファイルに変換① ViewSpecPro をクリックしてソフトを起動

5

② File－Open で asd ファイルを開く．

⑤ 下記の設定とし，OK をクリック．

③ エクスポートしたいファイルを選択す
る．

Input と output フォルダを確認する．フォルダを変更することも可能．

④ Process－ASCII Export を選択

6

4. txt ファイルの結合① spectrum_merge.xlsm を開く② 下記の項目を入力
Folder：txt ファイルが保存されているフォ
ルダ
Sheet Name: 任意の名前
File Name：txt ファイルの名前
Start No.：開始番号
End No.: 停止番号
例

③ Run ボタンをクリック．

④ 下記の画面が出たら，処理が終わるまで Enterキーを押したままにする．

⑤ 完成

7