トルクレンチ信号受信管理機

ＴＷ－３００ＲＶ２－ＮＨ
取扱説明書
Ｖ１．２１

ヘ ル ツ 電 子 株 式 会 社〒４３３－８１０３
静岡県浜松市北区豊岡町６２－１
ＴＥＬ．（０５３）４３８－３５５５
ＦＡＸ．（０５３）４３８－３４１１

安全で快適にお使いいただくために（必ずお読み下さい）
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このマニュアルでは、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を説明しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読み下さい。

警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体が傷害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区別し、説明しています。

！

この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

！

注意■全てに共通の取り扱いについて●湿気・ほこりの多い場所での使用は避けて下さい。ほこりや水分が入り、故障・火災・感電の原因となることがあります。
■本機の取り扱いについて●本機は、精密部品で作られた電子機器及び無線通信機器です。
分解・改造はしないで下さい。事故や故障の原因となります。

！

警告■本機の取り扱いについて●本機の故障や誤作動が人命又は財産に危害を及ぼす恐れのある、極めて高い信頼性を要求される用途にはご使用にならないで下さい。
●電波が届くか届かない曖昧な範囲ではご使用にならないで下さい。

！

警告■電源の取り扱いについて
ＡＣアダプタ・電源コードの発熱、破損、発火などの防止のため、次のことは必ずお守り下さい。
●ＡＣアダプタ・電源コードを火に近づけたり、火の中に入れないで下さい。ＡＣアダプタ・電源コードが破裂・発火して事故の原因になります。
●ＡＣアダプタ・本体は、破損・発火事故防止のため、指定された電源電圧以外では使用しないで下さい。
●濡れやすい場所で、ＡＣアダプタ・本体を使用しないで下さい。
発熱・発火・感電などの事故や故障の原因となります。
●濡れた手でＡＣアダプタ・本体・電源コード・コンセントに触れな
いで下さい。感電などの事故の原因となります。
●電源コードを破損させないで下さい。
ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
●電源プラグにほこりが付着したままで使用しないで下さい。
ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。
●ＡＣアダプタに強い衝撃を与えないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。
●ＡＣアダプタの変形などに気づいたら、使用しないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。
●引火性ガスが発生する場所では、本体を充電しないで下さい。
発火事故などの原因になります。
●絶対にＡＣアダプタを分解しないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。
■使用中に異常が発生したときは火災・感電等の原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜いて販売店又は弊社宛に修理を依頼して下さい。
●煙が出たり、変な臭いがするときは使用を中止し、ただちに電源プ
ラグをコンセントから抜いて、販売店又は弊社宛に修理を依頼して下さい。

！

●電源コードが傷んだら使用しないで下さい。
そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

本機からの電波により、誤動作する可能性のある装置の近くでは使用しないで下さい。
本機は日本国内専用です。電波法が異なるため、国外では使用できません。
通信性能は周囲の環境によって大きく変化しますので、設置前に通信可能であることを確認のうえ使用して下さい。

も く じ１．はじめに

１

２．概要

２

３．仕

様

３

４．各部の名称と働き

５５．動作概要
１．プリセット値とカウント値
２．タイマー
３．判定モード
４．オーバーカウント
５．ブザーの鳴動
６．使用するトルクレンチの登録
７．機能設定方法
８．ダイバシティ受信機能

８
８
８
９
１０
１０
１０
１０
１０

６．機能設定１．プリセットメモリーの選択
２．キーボートによる設定（１）プリセット値の設定（２）判定モードの設定（３）オーバーカウント設定（４）タイマー設定（５）ブザー出力設定（６）ＩＤコード設定（７）登録内容の初期化（８）登録内容の自動チェック

１１
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１８
１９
２０
２１

７．各判定モードの使用例
１．モード１２．モード２３．モード３４．モード４

２２
２２
２４
２６
２７

８．故障と思う前に

２９

９．メンテナンス

３２

１０．保証について

３２付－１．製品外観寸法３４付－２．設定画面一覧

３５付－３．ユーザーテストモード

３７

１ ． は じ め に
このたびは、トルクレンチ信号受信管理機「ＴＷ－３００Ｒ－ＮＨ」を導入頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本機を正しくお使い頂くための取扱い方法について述べてあります。ご使用の前にお読み頂き、正しくお使い下さい。
《表記説明》●ＬＥＤランプの状態を以下の様に表記しています。

：点灯：消灯●キーボードを使用する場合、入力するキーを［０］［１］～［９］［＋］［－］［ＣＬ．］［ＥＮＴ］と表記しています。

- 1 -２ ． 概 要
本機は、弊社製トルクレンチ用無線送信機（以下「ＴＷ－５１０Ｔ」と略します）又は市販のリミットスイッチ付き有線式トルクレンチとの組み合わせで使用します。
ＴＷ－５１０Ｔが送信する無線信号（規定トルクにて締め付けを行った場合に１回送信）を受信し、その受信回数と本機で設定した条件とを比較し、合否判定を行
います。

OK

NG

12

トルクレンチ（TW-510T取り付け）ＴＷ－３００Ｒ

・無線通信環境を改善するダイバシティ受信システムに対応します。
（弊社出荷時オプション）
・合否判定条件設定は、キーボード入力により行います。設定内容はＬＣＤディ
スプレイに表示され、内部の不揮発性メモリに記憶されます。
・ 無 線 通 信 に は 、 ノ イ ズ の 少 な い ２ ６ ０ MHz帯 の 微 弱 電 波 を 使 用 し て お り 、 受 信 時に誤り検出を行うため、誤動作が少なく信頼性の高い通信を行うことができます。
・各送信機には２５５種類のコードが設定でき、受信機は登録されたコードを持
つ送信機からの信号のみを処理するため、複数台の送信機を使用することができます。

送信機（ＴＷ－５１０Ｔ）の詳しい内容につきましては、別途取扱説明書をご覧下さい。

- 2 -３ ． 仕
項

様
目

仕

様

型式

ＴＷ－３００ＲＶ２－ＮＨ

内蔵受信機

弊社製微弱無線受信モジュール（ＨＲＦ－２６０ＲＢ）
ダイバシティ受信対応（出荷時オプション）

使用周波数

２ ５ ９ ． ５ ５ MHz

アンテナ

ホイップ型
全 長 約 ３ １ ０ mm（ 弊 社 製 Ｈ Ｔ Ｍ － ５ Ｂ ）オプションにて外部アンテナ取り付け可能

受信コード設定

２５６種類のうち１種類を登録（登録内容は内部メモリーに記憶）

機能設定方法キーボード入力／ＬＣＤディスプレイ出力（設定内容は内部メモリーに記憶）キーボード

１ ４ キ ー （ ［ ０ ］ ～ ［ ９ ］ [CL］ [ENT］ ［ ＋ ］ ［ － ］ ）誤操作防止用カバー付き

ディスプレイ

バックライト付きＬＣＤ
１６桁×２行

カウント表示７セグメントＬＥＤ
１ ５ × １ ０ (mm)／ 桁

合否判定表示

角形表示灯
２個
高輝度ＬＥＤ発光タイプ
ＯＫ：緑色
ＮＧ：赤色

又は２５９．６５ＭＨｚ

４個

キャラクタ表示タイプ

２桁
赤色発光
２ １ × １ ５ (mm)／ 個

プリセット
メモリー選択表示

φ５ＬＥＤ

緑色発光

内蔵ブザー

カウント確認／合否判定時に鳴動
鳴 動 周 波 数 ： 約 ２ ． ３ kHz
音 量 ： ９ ５ ± １ ０ dB（ 距 離 １ ｍ に て ）外部入出力

端子台による接続端 子 間 ピ ッ チ ： ７ ． ６ ２ mmピ ッ チ
入力：無電圧接点入力（フォトカプラ入力）
スタート／エンド／リセット／有線カウント
プリセットセレクト１～４
出 力 ： リ レ ー 接 点 出 力 （ AC125V/0.4A DC30V/2A）
合否判定ＯＫ／合否判定ＮＧ／外部ブザー

その他入出力

ＡＣコンセント：１個（本体電源スイッチ非連動：負荷電流６Ａ以内で使用）
アース端子：１個（大地接続：つまみ締めタイプ）

スイッチ

電源スイッチ１個- 3 -（ロッカータイプ）

３ ． 仕
項

様
目

仕

様

動作電源電圧ＡＣ１００Ｖ

５ ０ ／ ６ ０ Hz

電源コード

ＶＣＴＦ１．２５ＳＱ
長さ：約２ｍ

消費電流

ＡＣ１００Ｖ入力時

ヒューズ

１２５Ｖ／２Ａ

動作保証温度

０～＋５０℃（ただし結露なきこと）

筐体材質／塗色

ＳＥＣＣ鋼板ｔ１．２（ｔ１．０）
グレー（Ｎ－５．５）

装置寸法／重量

２ ６ ０ mm× ２ ０ ９ mm× ５ ０ mm（ 突 起 物 を 含 ま ず ）
約 ３ ． ０ kg（ ア ン テ ナ 含 ま ず ）

取付部寸法

φ８

付属品

取扱説明書（本書）
アンテナ（弊社品番：ＨＴＭ－５Ｂ）

１５３×２３２- 4 -プラグ付き黒色キャップタイヤ
最大０．７Ａ３ヶ所４ ． 各 部 の 名 称 と 働 き②ダイバシティ用BNCコネクタ（オプション）①BNCコネクタ⑰取付ステー③OKランプＯＫ④NGランプ

ＮＧ
⑪ブザー

⑤LCD
ディスプレイ⑥セレクト表示
LED

８８
0

1

2

3

4

+ CL.

5

6

7

8

9

-

ENT.

⑦カウント表示LED⑧キーボード（カバー付き）

⑫ヒューズ
ホルダー

⑬電源
スイッチ
⑯アース端子⑨入力端子台⑰取付ステー⑩入出力端子台⑭電源コード⑮ACコンセント①ＢＮＣコネクタ：付属のアンテナ又はオプションの外部アンテナ接続用ケーブ
ルを接続します。
②ダイバシティ用ＢＮＣコネクタ：出荷時オプションでダイバシティ受信仕様を選択した場合のみコネクタが付きます。弊社指定のアンテナ、又は外部アンテ
ナ接続用ケーブルを接続します。
③ＯＫランプ：合否判定時に設定された条件を満たしている時点灯します。
④ＮＧランプ：合否判定時に設定された条件を満たさなかった時点灯します。
- 5 -４ ． 各 部 の 名 称 と 働 き⑤ＬＣＤディスプレイ：現在の動作状態や設定値を表示します。
⑥セレクト表示ＬＥＤ：選択されているプリセットメモリー№を示します。
⑦カウント表示ＬＥＤ：選択されているプリセットメモリー№に登録されている
プリセット値を表示し、カウント入力毎に減算カウントします。
⑧キーボード：各種設定入力時に使用します。使用しない時はカバーを取り付けた状態でご使用下さい。
⑨入力端子台：スタート／エンド／リセット／プリセットセレクト選択入力用端子台です。全て無電圧接点による入力となります。付属のカバーを取り付けた状態でご使用下さい。
⑩入出力端子台：カウント入力／ＯＫ出力／ＮＧ出力／ブザー出力用端子台です。
入力は無電圧接点、出力は全てリレー接点出力となります。付属のカバーを取り付けた状態でご使用下さい。
⑪ブザー：カウント入力時に単音、合否判定ＮＧ時に連続音を発します。
⑫ヒューズホルダー：１２５Ｖ／２Ａのガラス管ヒューズを使用します。
⑬電源スイッチ：本機の電源をＯＮ／ＯＦＦします。
⑭電源コード：動作用電源を供給します。ＡＣ１００Ｖ
して下さい。

５０／６０Ｈｚを供給⑮ＡＣコンセント：電源コードから供給されたＡＣ１００Ｖが直接出力されています。出力は電源スイッチ状態と連動しません。ＡＣコンセントを利用する場
合は本機のみを接続するようにして下さい。また、ＡＣコンセントに接続する
場合は接続されている全ての機器を合計した負荷電流が６Ａを超えないように注意して下さい。
⑯アース端子：確実な大地接地を取って下さい。
⑰取付ステー：本機の取付時に使用します（３ヶ所）。
●入力端子台

START
＋
－

END
＋
－

RESET
＋
－

1

2

SELECT IN
COM
3
4

COM

無電圧接点による入力となります。上図の通り、リミットスイッチ等を取り付けて下さい。スイッチを短絡することで入力ＯＮとなります。
ス イ ッ チ は Ｄ Ｃ ５ Ｖ ／ ５ mAを 安 定 し て Ｏ Ｎ ／ Ｏ Ｆ Ｆ で き る も の で 、 チ ャ タ リ ン
グの少ない物をご使用下さい。
入力端子台に電圧を加えると内部回路が破損する場合がありますので、十分ご注意下さい。
- 6 -４ ． 各 部 の 名 称 と 働 き●入出力端子台

ＯＵＴ

COUNT
＋
－

ＯＫ

ＮＧ

ＢＺ

出力

出力

出力

入力
入力は無電圧接点となります。上図の通り、有線式トルクレンチのスイッチ等を取り付けて下さい。スイッチを短絡することで入力ＯＮとなります。
ス イ ッ チ は Ｄ Ｃ ５ Ｖ ／ ５ mAを 安 定 し て Ｏ Ｎ ／ Ｏ Ｆ Ｆ で き る も の で 、 チ ャ タ リ ン
グの少ない物をご使用下さい。
入力端子台に電圧を加えると内部回路が破損する場合がありますので、十分ご注意下さい。
出力はリレー接点で、出力ＯＮで各端子間が短絡状態となります。
回転灯やホーン等を取り付けることが可能です。
接点定格負荷を越えた場合、内部回路が破損する場合がありますので、十分ご注意下さい。
接点定格負荷抵抗負荷
ＡＣ１２５Ｖ
０．４Ａ
ＤＣ３０Ｖ
２Ａ

誘 導 負 荷 （ cosφ =0.4 L/R=7ms）
ＡＣ１２５Ｖ
０．２Ａ
ＤＣ３０Ｖ
１Ａ

ＯＫ／ＮＧ出力状態は、本機のＯＫ／ＮＧランプと連動します。ランプ点灯時に出力ＯＮとなります。
ブザー出力状態は、９ページ「５．ブザーの鳴動」を参照下さい。
●入出力部構成

DC5V

R

750Ω

OK/NG/BZ

＋／1～4
フォト
カプラ

－／COM

リレー

入力部

出力部

- 7 -

５ ． 動 作 概 要
１．プリセット値とカウント値
本機では、合否判定を行うときＯＫ判定する締め付け回数を「プリセット値」と呼び、規定の方法で締め付け作業を行った回数を「カウント値」と呼びます。
プリセット値は０～９８回までの間で、４種類（プリセットメモリー１～４）
登録することができます。登録したプリセットメモリーの選択は、端子台入力（プリセットセレクト１～４）の状態によって決定します。
選択したい№のプリセットセレクト端子とＣＯＭ端子を短絡している間、登録されたプリセット値が有効となります。
２．タイマー
本機では、合否判定を行うときプリセット値の他に４種類のタイマーを使用することができます。使用できるタイマーは、判定モードによって異なります。
（判定モードについては後述）（１）自動判定タイマー
プリセット値から最初のカウント入力が行われるとタイマーが作動し、設定された時間が経過すると合否判定を行います。
１秒から１８０秒の間で、１秒単位で設定します。
（２）自動リセットタイマー
合否判定でＯＫと判定したとき、設定された時間が経過すると自動的にカウント値をクリアします。
０秒から６０秒までの間で、１秒単位で設定します。
０秒設定時は、ＯＫ判定時でも出力（ランプ表示や外部出力）を行わず、カウント値のリセットのみを行います。
（３）ダブルカウント防止タイマー
１カウント入力されてから、設定された時間内のカウント入力を無効にします。
０．５秒から１０秒までの間で、０．１秒単位で設定します。
（４）タクトタイマー
１タクトの作業時間を設定します。
プリセット値から最初のカウント入力が行われるとタイマーが作動します。
設定時間内に合否判定が行われ、ＯＫ判定であればカウント値をリセット
し、再びプリセット値から最初のカウント入力が行われないとＮＧと判定します。
０秒から３００秒までの間で、１秒単位で設定します。
０秒設定時はタクトタイマー機能は無効となり、ＮＧ判定を行いません。

- 8 -５ ． 動 作 概 要
３．判定モード
本機は４種類の合否判定モードを持ち、いずれか１つを選択して使用します。
（１）モード１
合否判定をカウント値で行います。
作業終了位置にスイッチ（エンド入力）を設けておき、作業終了時にスイッチ入力を行います。なお、エンド入力前にカウント値とプリセット値が一致した場合はＯＫ判定となります。
エンド入力時に、カウント値がプリセット値未満だった場合はＮＧ判定となります。このとき、不足回数分のカウント入力を行えばＮＧ判定は解除され、ＯＫ判定となります。
エンド入力時、既にＯＫ判定状態であればカウント値をリセットします。
ＮＧ判定状態は、リセット入力で解除することができます。この場合はカウント値もリセットします。
（２）モード２
合否判定をエンド入力時のカウント値で行います。
作業開始位置にスタート入力スイッチを、作業終了位置にエンド入力スイッチを設けます。
作業開始時にスタート入力を行い締め付け作業を開始します。作業終了時にエンド入力を行った時点で、プリセット値とカウント値を比較し合否判定を行います。プリセット値とカウント値が一致すればＯＫ判定、一致しなかった場合はＮＧ判定となります。
カウント値がプリセット値未満でＮＧ判定の場合、不足分のカウント入力
を行えばエンド入力を行わなくてもＯＫ判定となります。なお、カウント
値がプリセット値を越えてＮＧ判定だった場合は、リセット入力によりＮＧ判定の解除が可能となります。この場合、カウント値もリセットされます。ＯＫ判定の場合は、スタート入力でカウント値がリセットされます。
（３）モード３
合否判定を自動判定タイマー時間とカウント値で行います。
プリセット値の他に、最初の１カウント入力を行ってから次のカウント入力を行うまでの時間を、自動判定タイマー時間として設定します。
最初の１カウントを入力した後、自動判定タイマー時間内にカウント入力を行わないと、ＮＧ判定となります。この場合、カウント値とプリセット
値が一致するとＮＧ判定は解除され、ＯＫ判定となります。
自動判定タイマー時間内にカウント入力が行われ、カウント値とプリセッ
ト値が一致した場合はＯＫ判定となります。
ＯＫ判定後、自動リセットタイマー時間が経過するとカウント値がリセットされます。なお、ＮＧ判定はリセット入力で解除することができます。
この場合、カウント値もリセットされます。
（４）モード４
モード３の動作に加え、一連の作業に要する時間をタクトタイマー時間として設定し、合否判定に使用します。
タクトタイマー設定時間によりＮＧ判定となった場合は、リセット入力でのみＮＧ判定を解除することができます。この場合、カウント値もリセッ
トされます。
【プリセット値を「０」で登録した場合】
プリセット値を０で登録したメモリーを選択した場合、判定モード設定や各タ
イマー時間に関係なく、即座にＯＫ判定を行います。この状態ではカウント入力を行ってもカウント表示は０で固定されます。ＯＫ判定のクリアは、スター
ト／エンド／リセットのいすれかの入力で行います。判定クリア後は、プリセ
ットセレクト端子の状態が変化するまではカウント入力を含め全ての入力が無効となります。
- 9 -５ ． 動 作 概 要
４．オーバーカウント
合否判定を行うとき、カウント値がプリセット値を越えるとＮＧ判定を行いますが、オーバーカウント機能を有効とすることで、カウント値がプリセット値と一致した時点でＯＫ判定を行い、プリセット値を越えてもＯＫ判定とすることが出来ます。
【カウント表示について】
カウント表示ＬＥＤはプリセット値を表示し、カウント入力毎に減算カウン
トします。従って、プリセット値とカウント入力回数が一致した場合の表示は「０」となります。
カウント入力回数がプリセット値を越えた場合は「９９」と表示し、これ以降カウント入力があっても表示は変化しません。

カウント入力

ＣＯＵＮＴ

カウント入力

ＣＯＵＮＴ

カウント入力

ＣＯＵＮＴ

ＣＯＵＮＴ

プリセット値＝
カウント入力回数

オーバーカウント

５．ブザーの鳴動
本機にはブザーが内蔵されており、カウント入力時には単音（約０．２秒）を、
ＮＧ判定時には連続音を発します。また、外部ブザー出力端子を設けており、内蔵ブザーと同様の条件で出力を行います。
内蔵ブザー、外部ブザー出力共に、カウント入力時の鳴動とＮＧ判定時の鳴動を独立してＯＮ／ＯＦＦすることが可能です。
６．使用するトルクレンチの登録
弊社製トルクレンチ用無線機（ＴＷ－５１０Ｔ）で設定されているＩＤコードを本機に登録することで、無線式トルクレンチの使用が可能となります。
登録できるＩＤコードは１種類で、登録されていないＩＤコードを持つトルク
レンチは使用できません。
有線式トルクレンチを使用する場合は、有線用のＩＤコードを登録します。この場合は、無線式トルクレンチを使用することはできません。
７．機能設定方法
プリセットメモリーの選択を除き、各機能の設定はキーボードを使用して行います。設定内容はＬＣＤディスプレイに表示され、確認することができます。
設定値は本機内部のメモリーに記憶され、動作電源が供給されない状態でも記
憶内容は保持されています。
８．ダイバシティ受信機能
使用環境により、無線式トルクレンチからのデータ受信が不安定な場合は、ダイバシティ受信機能を付加することが可能です。
（ダイバシティ受信機能は弊社出荷時オプションです）- 10 -

６ ． 機 能 設 定
１．プリセットメモリーの選択
プリセットメモリーの選択は、端子台入力で行います。

END
＋
－

START
＋
－

RESET
＋
－

1

2

SELECT IN
3
4
COM

COM

選択したいナンバーの端子とＣＯＭ端子を短絡させることで、プリセットメモ
リーが選択されます。
電源ＯＮ状態では、選択されたナンバーのセレクト表示ＬＥＤが点灯します。
ＳＥＬＥＣＴ

１

２

３

４

プリセットメモリー２が選択されているとき

・複数のナンバー端子とＣＯＭ端子が短絡している場合は、小さいナンバーのプリセットメモリーが選択されます。
・電源ＯＮ後にセレクト入力状態を変更すると、カウント値と全てのタイ
マー動作がリセットされます。

・全てのナンバー端子が開放状態の場合、セレクト表示ＬＥＤは全て消灯、
カウント表示ＬＥＤは「００」と表示します。
ＳＥＬＥＣＴ

１

２

３

ＣＯＵＮＴ

４

この状態で登録されているＩＤコードを受信すると、ＯＫ／ＮＧランプが同時に約０．２秒間点灯します。内部カウントブザー出力をＯＮ設定している場合
は、同時にブザーも鳴動します（１８ページ）。
なお、外部出力（ＯＫ／ＮＧ／ＢＺ）は常時ＯＦＦ状態になります。
ＩＤコード登録で「０」を登録している場合は、カウ
ント入力端子からの入力が有効となり、ＩＤコード受信時と同じ動作を行います（１９ページ）。
この状態では、判定モードに関係なくスタート／エンド／リセットの各入力、及び全てのタイマー動作が無効になります。

- 11 -

６ ． 機 能 設 定
２．キーボートによる設定●ＬＣＤディスプレイの表示
電源ＯＮ時はオープニング画面を２秒間表示します。
＊＊ＴＷ－３００ＲＶ２－ＮＨ＊＊Ｖ？．？？
ｂｙ
ＨＥＲＵＴＵ←Ｖ？．？？は内部プログラム
バージョンを意味します

オープニング画面表示後、以下の画面を表示します。
この画面を「メイン画面」呼びます。
モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］
キーボードによる設定は、全てメイン画面から行います。
メイン画面では、以下の設定内容を表示します。
・モード：判定モード（１～４）
・ＩＤ：ＩＤコード（０～２５５）・オーバーカウント：ＯＫ（有効）／ＮＧ（無効）●設定中のＬＥＤ表示
設定画面表示中は、セレクト表示及びカウント表示ＬＥＤは以下の状態となります。
ＳＥＬＥＣＴ１

２

３

４
セレクト表示ＬＥＤは全て消灯

カウント表示ＬＥＤは「－－」を表示

ＣＯＵＮＴ

・設定画面表示中は、スタート／エンド／リセット／カウントの各入力は全て無効となり、カウント値と全てのタイマー動作がリセットされます。

- 12 -

６ ． 機 能 設 定（１）プリセット値の設定
プリセットメモリーごとに４種類の設定が可能です。
メイン画面から、設定したいプリセットメモリーナンバー（１～４）を入力し、続いてプリセット値を入力します。
＜例＞メモリーナンバー１にプリセット値１５を設定する①メイン画面モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］［１］↓②プリセットメモリー１設定画面
現在の設定値を下段左端に表示しますフ゜リセットメモリー１
１０［］［１］［５］↓③キー入力した値を［
］内に表
示します
［ CL.］ キ ー で 入 力 値 を 消 去 で きますフ゜リセットメモリー１
１０［１５］［ ENT.］↓④ ［ ENT.］ キ ー で 登 録 し ま す
設定値が変更され［］内の表示が消去されますフ゜リセットメモリー１
１５［］［ ENT.］↓⑤メイン画面に戻ります
モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］

・ ② の 画 面 で ［ ENT.］ キ ー を 押 す と メ イ ン 画 面 に 戻 り ま す 。 こ の 場 合 設 定 値は変更されません。
・プリセット値は０～９８まで登録可能です。無効な値は登録できません。

- 13 -

６ ． 機 能 設 定（２）判定モードの設定
メイン画面から、［５］キーを入力し、続いて判定モードナンバーを入力します。
＜例＞判定モードを３に設定する①メイン画面モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］［５］↓②判定モード設定画面
現在の設定値を下段左端に表示します

ハンテイモート゛
１
［
］
［３］
↓

③キー入力した値を［
］内に表
示します
［ CL.］ キ ー で 入 力 値 を 消 去 で きますハンテイモート゛１［３］［ ENT.］↓④ ［ ENT.］ キ ー で 登 録 し ま す
設定値が変更され［］内の表示が消去されますハンテイモート゛
３［］［ ENT.］↓⑤メイン画面に戻ります
モート゛［３］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］

・ ② の 画 面 で ［ ENT.］ キ ー を 押 す と メ イ ン 画 面 に 戻 り ま す 。 こ の 場 合 設 定 値は変更されません。
・判定モードは１～４まで登録可能です。無効な値は登録できません。

- 14 -

６ ． 機 能 設 定（３）オーバーカウント設定
メイン画面から、［６］キーを入力し、続いて有効（ＯＫ）無効（ＮＧ）を選択します。
＜例＞オーバーカウント無効設定にする①メイン画面モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］［６］↓
オ ー ハ ﾞー カ ウ ン ト
＊１－ＯＫ
０－ＮＧ

［

］

②オーバーカウント設定画面
現在の状態を「＊」で示します（例ではＯＫ）［０］↓
オ ー ハ ﾞー カ ウ ン ト
＊１－ＯＫ
０－ＮＧ

③キー入力した値を［
示します

］内に表

［０］

［ ENT.］↓
オ ー ハ ﾞー カ ウ ン ト
１－ＯＫ
＊０－ＮＧ

［

］

④ ［ ENT.］ キ ー で 登 録 し ま す
設定が変更され［］内の表示が消去されます［ ENT.］↓⑤メイン画面に戻ります
モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＮＧ］

・ ② の 画 面 で ［ ENT.］ キ ー を 押 す と メ イ ン 画 面 に 戻 り ま す 。 こ の 場 合 設 定 値は変更されません。
・②及び③の画面では［１］（ＯＫ－有効）［０］（ＮＧ－無効）［ ENT.］ （ 登 録 ） キ ー の み 有 効 で す 。

- 15 -

６ ． 機 能 設 定（４）タイマー設定
メイン画面から、［７］キーを入力し、［＋］［－］キーで設定するタイ
マー画面を表示させた後、値を入力します。
＜例＞ダブルカウント防止タイマーを２秒に設定にする①メイン画面モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］［７］［－］↓シ゛ト゛ウハンテイタイマー
０１０ＳＥＣ
［
］
↑
［－］

［＋］
↓

②タイマー設定画面［＋］［－］キーで左の４画面を切り替えることができます
現在の設定値を下段左端に表示
します

シ゛ト゛ウリセットタイマー
０５ＳＥＣ
［
］
↑
［－］

［＋］
↓

タ゛フ゛ルカウントタイマー
１０．０ＳＥＣ［．
］↑［－］
タクトタイマー
３００ＳＥＣ

設定する項目の画面を表示させ
ます

［＋］
↓
［

］

［＋］
［２］［０］↓タ゛フ゛ルカウントタイマー
１０．０ＳＥＣ［
２．０］③キー入力した値を［
］内に表
示します
［ CL.］ キ ー で 入 力 値 を 消 去 で きます［ ENT.］↓タ゛フ゛ルカウントタイマー
０２．０ＳＥＣ［．
］［ ENT.］↓④ ［ ENT.］ キ ー で 登 録 し ま す
設定値が変更され［］内の表示が消去されます
続けて他のタイマー値を変更する
場合は②から繰り返します⑤メイン画面に戻ります

モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］

・ ② の 画 面 で ［ ENT.］ キ ー を 押 す と メ イ ン 画 面 に 戻 り ま す 。 こ の 場 合 設 定 値は変更されません。
・ダブルカウント防止タイマーのみ、設定値を０．１秒単位で入力します。
上例の通り２秒設定時は［２］［０］と入力し、０．８秒設定時は［８］と入力します。その他は１秒単位で入力します。

- 16 -

６ ． 機 能 設 定・ 各 タ イ マ ー に は 設 定 範 囲 値 が あ り ま す 。 範 囲 外 の 値 を 入 力 し て ［ ENT.］ キ
ーを押しても登録されません。
シ゛ト゛ウハンテイタイマー
１８０ＳＥＣ［］

自動判定タイマー
１～１８０秒シ゛ト゛ウリセットタイマー
６０ＳＥＣ
［
］

自動リセットタイマー
０～６０秒

タ゛フ゛ルカウントタイマー
１０．０ＳＥＣ［．
］

ダブルカウント防止タイマー
０．５秒から１０．０秒

タクトタイマー
３００ＳＥＣ

タクトタイマー０～３００秒［］- 17 -

６ ． 機 能 設 定（５）ブザー出力設定
メイン画面から、［８］キーを入力し、［＋］［－］キーで設定するブザ
ー出力画面を表示させた後、出力する（ＯＮ）出力しない（ＯＦＦ）を選択します。
＜例＞外部カウントブザーを出力しない設定にする①メイン画面モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］［８］［－］↓
ナイフ゛カウントフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ
［
↑
［－］

］

［＋］
↓

ナイフ゛ＮＧフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ

［

］

カ゛イフ゛カウントフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ
［

］

↑
［－］

↑
［－］

②ブザー出力設定画面［＋］［－］キーで左の４画面を切り替えることができます
現在の状態を「＊」で示します（例では全てＯＮ）［＋］↓
設定する項目の画面を表示させ
ます

［＋］
↓

カ゛イフ゛ＮＧフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ

［

］

［＋］
［０］
↓
カ゛イフ゛カウントフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ
［０］

③キー入力した値を［
示します

］内に表

［ ENT.］↓カ゛イフ゛カウントフ゛サ゛ー１－ＯＮ＊０－ＯＦＦ［［ ENT.］↓］④ ［ ENT.］ キ ー で 登 録 し ま す
設定が変更され［］内の表示が消去されます続けて他の設定を変更する場合は②から繰り返します⑤メイン画面に戻ります

モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＮＧ］

・ ② の 画 面 で ［ ENT.］ キ ー を 押 す と メ イ ン 画 面 に 戻 り ま す 。 こ の 場 合 設 定 値は変更されません。
・ ② 及 び ③ の 画 面 で は ［ １ ］ （ Ｏ Ｎ ） ［ ０ ］ （ Ｏ Ｆ Ｆ ） ［ ENT.］ （ 登 録 ）キーのみ有効です。

- 18 -

６ ． 機 能 設 定（６）ＩＤコード設定
メイン画面から、［９］キーを入力しＩＤコードを入力します。
＜例＞ＩＤコードを１５０に設定にする①メイン画面モート゛［１］
ＩＤ［００２］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］［９］↓
ＩＤコート゛
００２［②ＩＤコード設定画面
現在の設定値を下段左端に表示
します］［１］［５］［０］↓③キー入力した値を［
］内に表
示します
［ CL.］ キ ー で 入 力 値 を 消 去 で きますＩＤコート゛
００２［１５０］［ ENT.］↓
ＩＤコート゛
１５０［④ ［ ENT.］ キ ー で 登 録 し ま す
設定値が変更され［］内の表示が消去されます］［ ENT.］↓⑤メイン画面に戻ります
モート゛［１］ＩＤ［１５０］オーハ゛ーカウント［ＯＫ］

・ ② の 画 面 で ［ ENT.］ キ ー を 押 す と メ イ ン 画 面 に 戻 り ま す 。 こ の 場 合 設 定 値は変更されません。
・ＩＤコードで設定できる値は、０～２５５です。
範 囲 外 の 値 を 入 力 し て ［ ENT.］ キ ー を 押 し て も 登 録 さ れ ま せ ん 。
・ＩＤコードで０を登録すると、有線式トルクレンチを使用する設定となります。この場合、無線式トルクレンチを使用することはできません。
・ＩＤコード「０」設定の無線式トルクレンチは使用できませんのでご注意下さい。

送信機側（ＴＷ－５１０Ｔ）のＩＤコード設定に関しては、別途取扱説明書をご覧下さい。

- 19 -

６ ． 機 能 設 定（７）登録内容の初期化
キーボードを使用して登録した設定値を初期化します。
初期化は以下の手順で行います。
・電源をＯＦＦします。
・［８］［４］［－］キーを同時に押しながら、電源をＯＮします。
ＬＣＤディスプレイに下記の画面が表示されたら、キーを離します。
トウロクショキカシマス［ＥＮＴ］キーテ゛シ゛ッコウ

初期化確認画面・ 初 期 化 を 実 行 す る に は 、 ［ ENT.］ キ ー を 押 し ま す 。 初 期 化 が 実 行 さ れ るとオープニング画面を２秒間表示した後、メイン画面を表示します。
＊＊
ＴＷ－３００ＲＶ２
＊＊
Ｖ１．００
ｂｙ
ＨＥＲＵＴＵ

オープニング画面

２秒後↓
モート゛［１］
ＩＤ［００１］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］

メイン画面

・初期化を実行すると、設定値は以下の様に登録されます。
プリセットメモリー１～４：全て１
判定モード：１
オーバーカウント：有効（ＯＮ）
自動判定タイマー：１０秒
自動リセットタイマー：５秒
ダブルカウント防止タイマー：０．５秒
タクトタイマー：６０秒
ブザー出力：全て出力する（ＯＮ）
ＩＤコード：１
・ 初 期 化 確 認 画 面 表 示 中 は 、 ［ ENT.］ キ ー 入 力 の み 有 効 で す 。 初 期 化 を 中 止するには、電源をＯＦＦします。

- 20 -

６ ． 機 能 設 定（８）登録内容の自動チェック
本機は、電源ＯＮ時に内部メモリーに登録されている内容を自動的にチェ
ックし、正常だった場合はオープニング画面を表示します。
メモリー登録内容に異常があった場合は、以下の画面を表示します。
メモリエラー
トウロクショキカシマス［ＥＮＴ］

メモリエラー画面

メ モ リ ー エ ラ ー 画 面 が 表 示 さ れ た 場 合 は 、 画 面 に 従 い ［ ENT.］ キ ー を 押 して、登録内容を初期化します。
初期化が実行されるとオープニング画面を２秒間表示した後、メイン画面を表示します。
＊＊ＴＷ－３００ＲＶ２－ＮＨ＊＊
Ｖ１．００ｂｙ
ＨＥＲＵＴＵ

オープニング画面

２秒後↓
モート゛［１］
ＩＤ［００１］
オーハ゛ーカウント［ＯＫ］

メイン画面

・初期化を実行すると、設定値は以下の様に登録されます。
プリセットメモリー１～４：全て１
判定モード：１
オーバーカウント：有効（ＯＮ）
自動判定タイマー：１０秒
自動リセットタイマー：５秒
ダブルカウント防止タイマー：０．５秒
タクトタイマー：６０秒
ブザー出力：全て出力する（ＯＮ）
ＩＤコード：１
・ メ モ リ ー エ ラ ー 画 面 表 示 中 は 、 ［ ENT.］ キ ー 入 力 の み 有 効 で す 。

- 21 -

７ ． 各 判 定 モ ー ド の 使 用 例
１．モード１（１）機能設定●キーボードからの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーに、プリセット値を設定します。
（１３ページ）・判定モードをモード１に設定します。
（１４ページ）・オーバーカウント設定を行います。
（１５ページ）・ダブルカウント防止タイマー設定を行います。
（１６ページ）・ブザー出力設定を行います。
（１８ページ）・使用するトルクレンチのＩＤコードを設定します。
（１９ページ）●端子台入力からの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーを選択します。
（１１ページ）・モード１のタイマー設定は、ダブルカウント防止タイマーのみ有効となります。
自動判定／自動リセット／タクトタイマーの設定値は全て無効です。
（２）タイムチャート●カウント入力がプリセット値で終了した場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

３

リセット
入力

スタート／エンド
入力でもリセット

合否判定
出力

ＯＫ

●カウント入力がプリセット値を越えた場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

99

３

リセット
入力
合否判定
出力

ＯＫ

ＮＧ

●オーバーカウント有効設定の場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

99

リセット
入力
合否判定
出力

３
スタート／エンド
入力でもリセットＯＫ- 22 -

７ ． 各 判 定 モ ー ド の 使 用 例●カウント入力がプリセット値未満で終了した場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

３

エンド
入力
リセット
入力
合否判定

スタート／エンド
入力でもリセットＮＧ

ＯＫ

ＮＧ判定中にリセット入力があった場合は、判定をクリアしてカウント
値をリセットします。

- 23 -

７ ． 各 判 定 モ ー ド の 使 用 例
２．モード２（１）機能設定●キーボードからの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーに、プリセット値を設定します。
（１３ページ）・判定モードをモード２に設定します。
（１４ページ）・オーバーカウント設定を行います。
（１５ページ）・ダブルカウント防止タイマー設定を行います。
（１６ページ）・ブザー出力設定を行います。
（１８ページ）・使用するトルクレンチのＩＤナンバーを設定します。
（１９ページ）●端子台入力からの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーを選択します。
（１１ページ）・モード２のタイマー設定は、ダブルカウント防止タイマーのみ有効となります。
自動判定／自動リセット／タクトタイマーの設定値は全て無効です。
（２）タイムチャート●カウント入力がプリセット値で終了した場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

３

エンド
入力
リセット入力でも
リセット

スタート
入力
合否判定

ＯＫ

●カウント入力がプリセット値を越えた場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

99

３

エンド
入力
リセット
入力
合否判定

ＮＧ

- 24 -

７ ． 各 判 定 モ ー ド の 使 用 例●オーバーカウント有効設定の場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

99

３

エンド
入力
リセット入力でも
リセット

スタート
入力
合否判定

ＯＫ

●カウント入力がプリセット値未満で終了した場合（プリセット値＝３）
カウント
入力

３

２

１

０

３

エンド
入力
リセット入力でも
リセット

スタート
入力
合否判定

ＮＧ

ＯＫ

ＮＧ判定中にリセット入力があった場合は、判定をクリアしてカウント
値をリセットします。
●ＯＫ判定後カウント入力があった場合（プリセット値＝３：オーバーカウント無効設定）
カウント
入力

３

２

１

０

99

エンド
入力
リセット
入力
合否判定

ＮＧ

- 25 -ＯＫＮＧ

７ ． 各 判 定 モ ー ド の 使 用 例
３．モード３（１）機能設定●キーボードからの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーに、プリセット値を設定します。
（１３ページ）・判定モードをモード３に設定します。
（１４ページ）・オーバーカウント設定を行います。
（１５ページ）・各タイマー設定を行います。
（１６ページ）・ブザー出力設定を行います。
（１８ページ）・使用するトルクレンチのＩＤナンバーを設定します。
（１９ページ）●端子台入力からの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーを選択します。
（１１ページ）・モード３のタイマー設定では、自動判定／自動リセット／ダブルカウ
ント防止タイマーが有効となります。
タクトタイマーの設定値は無効です。
（２）タイムチャート
カウント
入力

３

２

１

０

ｔ１

３

２

１

０

ｔ１
ｔ１

ｔ１
ｔ２

合否判定

３

ＯＫ

ｔ２
ＮＧ

ＯＫ

ｔ１：自動判定タイマー（カウント入力間隔）
カウント入力後、タイマー設定時間内に次のカウントが入力されたかを判断します。
ｔ２：自動リセットタイマー
合否判定でＯＫ判定だった場合、タイマー時間経過後にカウント値をリセットします。
・合否判定でＮＧ判定だった場合、カウント入力値とプリセット値が一致するまではＮＧ判定を続けます。
この間にリセット入力があった場合は、全てのタイマー、カウント値
及び合否判定をクリアします。

- 26 -

７ ． 各 判 定 モ ー ド の 使 用 例
４．モード４（１）機能設定●キーボードからの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーに、プリセット値を設定します。
（１３ページ）・判定モードをモード４に設定します。
（１４ページ）・オーバーカウント設定を行います。
（１５ページ）・各タイマー設定を行います。
（１６ページ）・ブザー出力設定を行います。
（１８ページ）・使用するトルクレンチのＩＤナンバーを設定します。
（１９ページ）●端子台入力からの設定
・使用するプリセットメモリーナンバーを選択します。
（１１ページ）・モード４のでは、全てのタイマー設定値が有効となります。
（２）タイムチャート●タクトタイマーを使用しない場合（タクトタイマーを０秒に設定します）
カウント
入力

３

２

１

０

３

２

ｔ１

１

０

ｔ１
ｔ２

合否判定

３

ｔ２

ＯＫ

ＮＧ

ＯＫ

ｔ１：自動判定タイマー（全カウント時間）
リセット後の初回カウント入力から、タイマー設定時間内プリセット
値のカウント数が入力されたかを判断します。
ｔ２：自動リセットタイマー
合否判定でＯＫ判定だった場合、タイマー時間経過後にカウント値をリセットします。
・合否判定でＮＧ判定だった場合、カウント入力値とプリセット値が一致するまではＮＧ判定を続けます。
この間にリセット入力があった場合は、全てのタイマー、カウント値
及び合否判定をクリアします。

- 27 -

７ ． 各 判 定 モ ー ド の 使 用 例●タクトタイマーを使用する場合（タクトタイマーを０秒以外に設定します）
カウント
入力

３

２

１

０

３

ｔ１
ｔ３
ｔ２
リセット
入力
合否判定

ＯＫ

ＮＧ

ｔ１：自動判定タイマー（全カウント時間）
リセット後の初回カウント入力から、タイマー設定時間内プリセット
値のカウント数が入力されたかを判断します。
ｔ２：自動リセットタイマー
合否判定でＯＫ判定だった場合、タイマー時間経過後にカウント値をリセットします。
ｔ３：タクトタイマー
リセット後の初回カウント入力から、合否判定が行われ自動リセットされた後、次の初回カウントが入力されるまでの時間を計測しています。
・自動判定タイマーのみで合否判定がＮＧ判定だった場合、カウント入
力値とプリセット値が一致するまではＮＧ判定を続けます。
この間にリセット入力があった場合は、全てのタイマー、カウント値
及び合否判定をクリアします。
・タクトタイマーによる合否判定でＮＧ判定だった場合は、リセット入
力でのみ合否判定をクリアできます。この場合、全てのタイマー、
カウント値もクリアします。
・タクトタイマーの設定時間は、
自 動 判 定 タ イ マ ー 時 間 （ t1） ＋ 自 動 リ セ ッ ト タ イ マ ー 時 間 （ t2)
より必ず長い時間に設定して下さい。

- 28 -

８ ． 故 障 と 思 う 前 に

現象

電源をＯＮしてもＬＣＤディ
スプレイになにも表示されな
い

原

因

と

対

策

電源が供給されていない。
電源を供給して下さい。→６ページ
ヒューズが切断している。
ヒューズを確認し、切断している場合は交換して下さい。→６ページ
交換してもすぐに切れる場合は、機器異常が考えられますので弊社までご連絡下さい。

セレクトＬＥＤが点灯しない

プリセットメモリーセレクト入力が全てオープン状態である。
選択したいナンバーの端子とＣＯＭ端子を短絡して下さい。→１１ページ
ＬＣＤディスプレイでメイン画面を表示していない。
設定画面表示中はセレクトＬＥＤが全て消灯します。メイン画面を表示することで点灯します。→１２ページ

プリセットメモリーセレクト
入力とセレクトＬＥＤの点灯
状態が一致しない

複数のプリセットメモリーセレクト入力端子とＣＯＭ端子を短絡している。
セレクト入力とＣＯＭ端子と短絡は１ヶ所として下さい。→１１ページ

カウント表示ＬＥＤに「００」と表示される

プリセットメモリーセレクト入力が全てオープン状態である。
選択したいナンバーのセレクト入力端子とＣＯ
Ｍ端子を短絡して下さい。→１１ページ

カウント表示ＬＥＤに「－－」と表示される

ＬＣＤディスプレイでメイン画面を表示していない。
メイン画面を表示することで通常の表示状態に戻ります。→１２ページ

無線式トルクレンチからのカ
ウントが入力できない

ＩＤコードが一致していない。
本機の設定内容と無線式トルクレンチのＩＤコードを確認し一致させて下さい。→１９ページ
ＩＤコードで「０」を設定している。
ＩＤコードを「０」に設定した無線式トルクレ
ンチは、本機で使用できません。「０」以外のＩＤコードに変更して下さい。→１９ページ
ダブルカウント防止タイマーが作動している。
１カウント入力後、タイマー設定時間内のカウ
ント入力は無効になります。タイマー設定時間を変更して下さい。→８．１６ページ- 29 -

８ ． 故 障 と 思 う 前 に

現

象

（つづき）
無線式トルクレンチからのカ
ウントが入力できない

原

因

と

対

策

トルクレンチ側が電波を送信していない
トルクレンチ側送信機のテストを行い、バッテ
リーチェックＬＥＤが点灯することを確認して下さい。点灯しない場合は送信機の電池を交換して下さい。
電波の到達範囲外で使用している。
本機の設置場所を変更して下さい。
オプションの外部アンテナを使用するか、ダイ
バシティ受信機能を付加した物を使用して下さい。

有線式トルクレンチからのカ
ウント入力ができない

正しく接続していない。
接続を確認して下さい。→７ページ
ＩＤコードで「０」を設定していない。
有線式トルクレンチを使用する場合は、ＩＤコードを「０」に設定して下さい。→１９ページ
ダブルカウント防止タイマーが作動している。
１カウント入力後、タイマー設定時間内のカウ
ント入力は無効になります。タイマー設定時間を変更して下さい。→８．１６ページ

カウント入力してもブザーが鳴らない

はじめに、上記の「カウント入力ができない」
項目を確認し、カウント入力時にカウント表示
ＬＥＤの値が減算することを確認して下さい。
カウントブザー出力をＯＦＦしている。
カウントブザー出力をＯＮ状態に設定して下さい。→１８ページ
カウントブザー出力のＯＮ／ＯＦＦは、内部ブザーと外部ブザー出力で独立して設定することが可能です。
外部ブザーを正しく接続していない。
接続を確認して下さい。→７ページ

合否判定でＮＧだったときブザーが鳴らない

ＮＧブザー出力をＯＦＦしている。
ＮＧブザー出力をＯＮ状態に設定して下さい。
→１８ページＮＧブザー出力のＯＮ／ＯＦＦは、内部ブザーと外部ブザー出力で独立して設定することが可能です。
外部ブザーを正しく接続していない。
接続を確認して下さい。→７ページ- 30 -

８ ． 故 障 と 思 う 前 に現象

カウント入力をしなくても合否判定でＯＫ判定してしま
う

原

因

と

対

策

プリセット値を「０」で登録したメモリーを選択した。
プリセット値を０で登録したメモリーを選択した場合、判定モード設定や各タイマー時間に関係なく、即ＯＫ判定を行います。→９ページ

ＯＫ判定状態でもＯＫランプが点灯しない自動リセットタイマーを「０秒」で設定した。
自動リセットタイマーを０秒に設定した場合
は、ＯＫ判定でもランプは点灯せず、カウント
値のリセットのみを行います。→８ページ- 31 -

９ ． メ ン テ ナ ン ス
正常な状態でご使用中に、万一異常が確認されたら、「８．故障と思う前に」をご覧下さい。
対策を行っても現象が改善されない場合や、対策方法が不明の場合は製品名・製造番号・使用環境
接続している外部機器
異常発生までの操作手順
具体的な発生内容など
を、お買い上げの販売代理店、または弊社営業部までお知らせ下さい。

１ ０ ． 保 証 に つ い て
本規定はお買い上げになられた製品を安心してご利用いただけるよう出荷後の保証について弊社が定めたものです。弊社製品が故障した場合は、この規定に基づき修理・交換いたします。
■保証期間
保証期間は他に定めのない限り弊社からの製品出荷後１３ヵ月となります。
保証期間内は、保証規定の定めにより弊社にて無償修理致します。
保証期間中の修理やアフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販
売店、または弊社営業部までご相談下さい。
■保証範囲
上記範囲内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換
または修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店、または弊社営業部にお申し出下さい。なお、代替品との交換または修理を行った場合の保証期間は対象製品の当初出荷日から１３ヵ月又は代替品出荷から６ヵ月のいずれか遅く訪れる日までとします。また保証範囲は、本製品のハードウェアに限らせていただ
きます。
保証期間内においても以下の各号に該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。
１．お客様による輸送・移動時の落下、衝撃等、お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
２．お客様による本体の分解や改造による故障の場合。
３．火災・地震・水害等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。
４．本製品に接続している当社指定機器以外の機器の故障に起因する故障の場合。
５ ． 本 体 以 外 の 付 属 品 (ACア ダ プ タ ー ,ア ン テ ナ ,接 続 ケ ー ブ ル 等 )は 含 み ま せ ん 。
６．弊社以外で修理・調整・改良した場合。
７．消耗品や寿命品（バッテリー含む）の交換の場合。
消耗品・寿命品には下記のものが含まれます。
①各種スイッチ類（リミットスイッチ，押しボタンスイッチ等）②電池・バッテリー（乾電池、ボタン電池等）③その他使用により消耗・寿命があるもの
８．本取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合。
■初期不良について
製品出荷日より起算し３０日以内を製品初期不良期間とします。期間内にお買い上げの販売店、または弊社営業部にご送付いただき、製品確認後、初期不良とみなされた場合は新品交換または修理対応を無償にて行います。
初期不良の場合、送料は弊社にて負担させていただきます。但し、日本国内の送料に限らせていただきます。
日本国外でご購入及びお買い上げいただいた場合の海外輸送費・保険料・関税等の掛かる費用については別途協議の上、決定することとします。
- 32 -

１ ０ ． 保 証 に つ い て■免責事項
本製品の故障や障害、その使用によって生じた直接的・間接的な損害、金銭的損失については一切の責任を負いません。
■有償修理対応期間
予備部品の在庫が弊社にある場合に限り、保証期間終了後であっても本製品に対し、生産中止後５年間は有償にて修理対応致します。但し、使用部品の廃止等やむを得ない理由により代替部品の使用又は代替機により対応させていただくことがあります。
■その他●保証期間に関係なく、修理は調整等測定機器類の必要上、弊社への持ち込み修理を原則とし、持ち込み時に発生する送料等はお客様の負担とさせていただきます。なお、出張修理を行う場合、または保証期間中に代替機が必要な場合は、有償にて承りますのでお買い上げの販売店または弊社営業部までご相談下さい。
●修理受付後、弊社技術部門において障害の再現できない場合は、交換・修理を致しかねる場合があります。また、障害の再現をするための技術調査費用を別途請求する場合があります。
●弊社ＷＥＢＳＩＴＥ上及び弊社が提供しているカタログ、マニュアル又は技術
資料、その他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

- 33 -

付 － １ ． 製 品 外 観 寸 法

260
153
3-φ8取付穴

53.5

53.5

209 232 248

130

130

(15)

(10)
50

- 34 -

付 － ２ ． 設 定 画 面 一 覧
キーボードによる設定は、メイン画面から行います。［
力するキーです。

］内はメイン画面から入［１］

フ゜リセットメモリー１
０１［］

プリセットメモリー１
入力可能値：０～９８［２］

フ゜リセットメモリー２
０１［］

プリセットメモリー２
入力可能値：０～９８［３］

フ゜リセットメモリー３
０１［］

プリセットメモリー３
入力可能値：０～９８［４］

フ゜リセットメモリー４
０１
［
］

［５］

ハンテイモート゛
１
［
］

［６］

オ ー ハ ﾞー カ ウ ン ト
＊１－ＯＫ
０－ＮＧ

プリセットメモリー４
入力可能値：０～９８

判定モード
入力可能値：１～４［］

オーバーカウント有効／無効
入力可能値：０／１［－］［７］

タイマー設定［＋］［－］キーで画面切り替え
入力可能値：１～１８０

シ゛ト゛ウハンテイタイマー
０１０ＳＥＣ
［
］
↑［－］

［＋］↓

シ゛ト゛ウリセットタイマー
０５ＳＥＣ
［
］
↑［－］

入力可能値：０～６０［＋］↓

タ゛フ゛ルカウントタイマー
１０．０ＳＥＣ［．
］↑［－］
タクトタイマー
３００ＳＥＣ

入力可能値：０．５～１０．０

［＋］↓
［

］

入力可能値：０～３００［＋］- 35 -

付 － ２ ． 設 定 画 面 一 覧
［－］
［８］

］

ブザー出力設定［＋］［－］キーで画面切り替え
入力可能値：０／１［］

入力可能値：０／１

カ゛イフ゛カウントフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ
［

］

入力可能値：０／１］

入力可能値：０／１

ナイフ゛カウントフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ
［
↑［－］

［＋］↓

ナイフ゛ＮＧフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ
↑［－］

↑［－］

［＋］↓

［＋］↓

カ゛イフ゛ＮＧフ゛サ゛ー
＊１－ＯＮ
０－ＯＦＦ

［

［＋］

［９］

ＩＤコート゛００２［

ＩＤコード設定
入力可能値：０～２５５］【登録内容の初期化】
電源をＯＦＦし、［８］［４］［－］キーを同時に押しながら電源ＯＮ。
ＬＣＤディスプレイに下記の画面が表示されたら、キーを離します。
トウロクショキカシマス［ＥＮＴ］キーテ゛シ゛ッコウ

初期化確認画面［ ENT.］ キ ー を 押 す と 初 期 化 を 実 行 、 中 止 す る 場 合 は 電 源 を Ｏ Ｆ Ｆ し ま す 。

- 36 -

付 － ３ ． ユ ー ザ ー テ ス ト モ ー ド
ユーザーテストモードは、装置導入後の動作チェックや、入出力端子台へ接続した機器の動作チェック等でご使用下さい。
●テストモード起動方法
電源をＯＦＦし、［０］キーを押しながら電源ＯＮします。
●テストモード時のメイン画面（ＬＣＤ）
ＴＥＳＴ
０／１／２／３／４
機能選択は、メイン画面から行います。テストモードを終了する場合は、電源をＯＦＦして下さい。

（１）カウント／セレクト表示ＬＥＤテスト
メイン画面で［０］キーを押すと、以下の画面を表示します。
ＬＥＤ
０～９／＋／－／ＣＬ．／ＥＮＴ．
ここでのキー入力とカウント及びセレクト表示ＬＥＤの状態は以下の様になります。

１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４

［０］

［１］

［２］

［３］

１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４

［４］

［５］

［６］

［７］

１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４１ ２ ３ ４

［８］

［９］

［＋］

［－］

［CL.］

［ＥＮＴ．］キー入力で、全表示をクリアしてメイン画面に戻ります。

- 37 -

付 － ３ ． ユ ー ザ ー テ ス ト モ ー ド（２）入力テスト
メイン画面で［１］キーを押すと、以下の画面を表示します。
ＩＮ

ＳＥＲＣ１２３４［００００００００］

入力端子台の略称を上段に表示し、対応する端子台の状態を下段の［表示します。
端子台略称と名称の対応は以下の様になります。

］内にスタート入力
エンド入力
リセット入力
カウント入力セレクト入力１～４
ＩＮ

ＳＥＲＣ１２３４［００００００００］［］内の表示は、０は入力ＯＦＦ、１は入力ＯＮを表しています。
セレクト入力がＯＮ状態の場合は、対応するセレクト表示ＬＥＤが点灯します。
［ＥＮＴ．］キー入力でメイン画面に戻ります。

（３）出力テスト
メイン画面で［２］キーを押すと、以下の画面を表示します。
ＯＵＴ

ＯＫ
ＮＧ
ＢＺ
［００］［００］［００］

出力略称を上段に表示し、対応する出力状態を下段の［］内に表示します。
［］内の表示は、左側が端子台出力を、右側が内部ランプとブザーを表し、０は出力ＯＦＦ、１は出力ＯＮを表します。

ＯＵＴ

ＯＫ ＮＧ ＢＺ［００］[００］[００]

出力名

端子台出力
ランプ／内部ブザー出力
出力ＯＮ／ＯＦＦの切り替えは、対応するキーを押すことで行います。
キー入力と出力の関係は以下様になります。
［０］：端子台ＯＫ出力ＯＮ／ＯＦＦ［１］：端子台ＮＧ出力ＯＮ／ＯＦＦ［２］：端子台ＢＺ出力ＯＮ／ＯＦＦ［３］：ＯＫランプＯＮ／ＯＦＦ（ＯＮで点灯）［４］：ＮＧランプＯＮ／ＯＦＦ（ＯＮで点灯）［５］：ブザーＯＮ／ＯＦＦ（ＯＮで連続鳴動）［ＥＮＴ．］キー入力で、全出力をＯＦＦしてメイン画面に戻ります。
- 38 -

付 － ３ ． ユ ー ザ ー テ ス ト モ ー ド（４）受信テスト１（メイン受信機）
メイン画面で［３］キーを押すと、以下の画面を表示します。
ＲＸ
ＦＴ

１２３４５６７８［（Ｄ）］

上段の１～８は、送信機側のＩＤコード設定用ディップスイッチナンバーを表しています。
上段の（Ｄ）表示は、正常なデータを受信すると（Ｅ）に変化します。同時に、ＯＫ／ＮＧランプが同時に約０．２秒点灯し、ランプ点灯中は内部ブザーが鳴動します。外部ＯＫ／ＮＧ／ＢＺ出力はＯＦＦ状態のまま固定です。
下段には受信したＩＤコードを表示します。
［］内はビット表示で、上段のディップスイッチナンバーに対応し、スイッ
チＯＮを１、スイッチＯＦＦを０で表します。
また、［］の左側には本機で登録するＩＤコードと同じ３桁の１０進数（０００～２５５）を表示します。
＜例＞
送信機側のディップスイッチが以下の状態のとき

ON

1

つまみ上(ON)

2

3

4

5

6

7

つまみ下(OFF)8

送信機からのデータを受信すると、以下のような表示を行います。
ＲＸ
ＦＴ

１２３４５６７８（Ｅ）［０１１０１００１］１５０

ＯＫ

ＮＧ

♪

ブザー鳴動

［ＣＬ．］キー入力で受信したコード表示をクリアします。
［ＥＮＴ．］キー入力でメイン画面に戻ります。

（５）受信テスト２（ダイバシティ受信機）
メイン画面で［４］キーを押すと、以下の画面を表示します。
ＲＸ
ＩＣ

１２３４５６７８［（Ｄ）］

使用方法及び動作は、受信テスト１（メイン受信機）と同様です。
ダイバシティ受信装置を内蔵していない場合、画面は表示しますがテストは機能しません。

- 39 -