Pressure Calibration Equipment

Additel 762
ポータブル自動液圧校正器

自動圧力発生とコントロール：最大 100 MPa
精度：0.01%FS

2 レンジ：手動または自動制御安定度 ≤ 0.005%FS

ポータブル設計 - 校正室及び現場用別売の外部圧力モジュールによる制御可能
2 種類の外部圧力モジュールをサポート

Wi-Fi, LAN, Bluetooth, USB 及びイーサネット通信
フル HART フィールドコミュニケータ
HART 及び PROFIBUS 通信

データロギングとタスク管理
特許取得の電動ポンプ技術
製品概要
Additel 762 ポータブル自動圧力校正器は、市場に出回っている他社の圧力校正器とは異なります。この革新的な製品は、最大 100 MPa の圧力校正作業を自動化するための完全なターンキーソリューションを提供します。
現場と校正室の両方での使用のために設計されたこの最先端の製品の携帯性と精度は、校正室の担当者と現場作業者の両方にとって、すぐにお気に入りの校正器になります。
圧力伝送器、スイッチ、機械式およびデジタルゲージおよびセンサ、HART/PROFIBUS機器の校正を完全に自動化したサポートと、完全に統合されたタスク機能、データ収集、Wi-Fi 接続を組み合わせた最新の製品を設計する際、お客様の要望を念頭に置いていました。

01

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

レンジの精度は 最大 0.01% FS
ADT762 は現在の制御圧力に応じて異なる内部校正値を自動的に切り替える独自の機能を備えています。アディテル社では、GP10K ベースモデルでは 20 MPa(03,000 PSI) お よ び 70 MPa(0-10,000 PSI)、GP15K モ デ ル で は 40 MPa(0-6,000 PSI)
および1,00 MPa(0-15,000 PSI) の 範 囲 で、 各 ADT762 に 独 自 の 校 正 を 提 供 し ま す。
校正器が加圧されると、指定された圧力範囲に基づいて制御および測定仕様が自動的に選択されます。圧力校正範囲の選択は「自動」モードに設定して、設定点の圧力に基づいて ADT762 によって校正範囲が自動的に選択されるようにすることも、校正範囲を手動で選択することもできます。

内蔵の自動パージシステム
油圧校正システムのパージは、困難で時間がかかる場合があります。 ADT762 は自動パージ・システムを内蔵して設計されており、システムからのエアの除去を完全に自動化することで、時間、コストを節約、フラストレーションを解消します。
ボタンを押すだけで、ADT762 はシステムのパージを素早く管理します。これにより、技術者が他の校正作業に対応する時間を確保できます。

文書化された校正タスク機能
強力な文書化された校正タスクアプリケーションにより、ユーザーは PC やタブレットを必要とせずにタスクをすばやく作成して実行できます。ADT762 は自動的にエラーを分析し、テスト・レポートを生成し、結果をローカルに保存します。
Additel 762 は、時間とコストを節約するためにいつでも保存および呼び出すことができる最大 1000 の文書化されたタスクをサポートします。

デュアルモード HART 通信

HART 圧力伝送器は、他の機器やツールなしで直接メンテナンスおよび校正できます。ADT762 は、自動 HART 校正モードと手動モードを提供します。このデュアルモード HART 通信機能は、DUT に効率的で便利な相互運用性モードを提供するだけでなく、完全に HART 対応の校正器へのアクセスもサポートします。

02

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

圧力仕様                                        型名仕様

ADT762 自動液圧校正器

圧力レンジ

1-70 MPa(15-10,000 psi ) および 1-100 MPa (15-15,000 psi)

レンジ選択

GP10K は手動 20 MPa,70 MPa またはオートレンジ、GP15K の手動 40 MPa,100 MPa またはオートレンジ

精度

GP15K: 0~100 MPa, 0.01%FS [2]GP15K: 0~40 MPa, 0.01%FS [2]GP15K: 0~100 MPa, 0.02%FS [2]GP15K: 0~40 MPa, 0.02%FS [2]GP10K: 0~70 MPa, 0.01%FS [2]GP10K: 0~20 MPa,, 0.01%FS [2]GP10K: 0~70 MPa 0.02%FS [2]GP10K: 0~20 MPa, 0.02%FS [2]

7桁

6桁

分解能

Pa, hPa, kPa, mPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C, cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C,mmH2O@4°C, cmH2O@4°C, mH2O@4°C, mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C,
inH2O@20°C, inH2O@68°F, kgf/cm2, mtorr, torr, lb/ft2, tsi, カスタム

測定単位
最大外部負荷容量

最大 : 80 ml@60 MPa, 60 ml@100 MPa, 50 ml 推奨

リザーバー容量

最大 : 350 ml, 内蔵フィルター

制御安定度

0.005%FS (700 kPa~ 100 MPa)[1]

圧力安定時間＞5分

圧力モジュール

デュアルレンジを備えた内蔵モジュール１個

外部制御圧力モジュール

次の「外部制御圧力モジュールの仕様と互換性」の表を参照してください。

外部測定圧力モジュール

すべての ADT161 圧力モジュール[1] コントロールの安定性は、範囲選択または外部モジュールに基づいています。

[2] 圧力範囲の機能はモデルによって異なります。オーダー情報を参照してください。

電気仕様                      型名仕様
電流測定

電圧測定

レンジ

分解能

精度

注記

自動レンジ
±25 or ±50 mA

0.1 μA

0.008 % 読み値 + 1.0 µA
0.008 % 読み値 + 2.0 µA

インピーダンス < 10 Ω±300 mV

1 μV

0.008 % 読み値 + 6 µV

自動レンジ
±5, ±12 or ±30 V±5 V: 20 μV

0.008 % 読み値 + 100 µV±12 V: 0.1 mV

インピーダンス > 1 GΩ

0.008 % 読み値 + 240 µV

インピーダンス > 1 MΩ

±30 V: 0.1 mV

0.008 % 読み値 + 600 µV

ループ電源

24 V

N/A

±1 V

50 mA ( 最大負荷 )mA 出力

0 ~ 2.5 mA or2.5 ~ 25 mA

0-2.5 mA: 0.05 μA0-25 mA: 0.5 μA

0-2.5 mA: 0.008 %RD + 0.1 µA
0-25 mA: 0.008 %RD + 1.0 µA

20 mA @ 1 kΩ

電源出力

16 ~ 30 V

1V±1 V

70 mA ( 最大負荷 )V 出力

0 ~ 16 V

0.25 mV

0.008 %RD + 0.002 %FS

機械式スイッチ ,ライブ機械式スイッチ ,NPN スイッチ , PNP スイッチ

N/A

N/A

圧力スイッチ
温度補償

18 °C ~ 28°C

温度係数

18 °C ~ 28 °C 範囲外 : <± 0.0005% 読み値 + 0.00005%FS/°C

誤操作保護

任意の 2 つのソケットで最大 30 V

応答時間 < 10 ms スイッチに電力が供給されている場合。電圧範囲 : (3-30) V

圧力スイッチテスト
HART / PROFIBUS PA標準機能03

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

外部制御圧力モジュールの仕様と互換性  型名

圧力レンジ

仕様  

精度 (%FS)

圧力の種類

媒体

70.01% FS

ゲージ圧

G,L

1,500

100.01% FS

ゲージ圧

G,L

2,000

140.01% FS

ゲージ圧

G,L

3,000

200.01% FS

ゲージ圧

G,L

5,000

350.01% FS

ゲージ圧

G,L

10,000700.01% FS

ゲージ圧

G,L

15,0001000.01% FS

ゲージ圧

G,L

1,000

70.02% FS

ゲージ圧

G,L

1,500

100.02% FS

ゲージ圧

G,L2,000

140.02% FS

ゲージ圧

G,L

3,000

200.02% FS

ゲージ圧

G,L

5,000

350.02% FS

ゲージ圧

G,L

10,000700.02% FS

ゲージ圧

G,L

15,0001000.02% FS

ゲージ圧

G,L

ADT161-01-GPXX
0.01%FS

ADT161-02-GPXX
0.02%FS

(psi)

(Mpa)

1,000

一般仕様
仕様

詳細

ユーザーインターフェース

カラータッチスクリーンとキーパッド操作

ディスプレイ

7” TFT タッチスクリーン 800 x 480 カラー表示

筐体 IP 規格IP31

電源専用リチウム電池または電源アダプタ

バッテリー

充電式リチウムイオン電池、通常 12 時間の動作、5 時間未満の再充電時間

重量12.8 kg(28 lbs ) 媒体除く

圧力媒体

セバケートオイル寸法

300 x 220 x 192 mm (11.81 x 8.66 x 7.56 in)通信

USB, LAN, Bluetooth, Wi-Fi

HART 通信HART デバイスの読み取り、構成、校正 - DD ファイルは定期的に更新されます

データ容量＞ 8 GB

データロギング

最大 1,000,000 の読み取り値 ( データとタイムスタンプ付き )タスク文書化

最大 1,000 のタスクをデータとともに保存可能

自動化機能

スイッチテスト、自動ステップ、リークテスト

ユーザーインターフェース言語
ポンプ寿命

英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、日本語、ロシア語> 1,000,000 サイクル

動作温度 : 0 °C ~ 50 °C(32 °F ~ 122 °F )環境仕様

保管温度 : -20 °C ~ 60 °C ( -4 °F ~ 120 °F)
湿度 <90%, 結露しないこと

04

認定校正証明書ISO 17025 認定校正証明書 (NIST トレーサブルデータ付き )コンプライアンスCE

ソフトウェア互換性

ACal, Additel Land ,Additel Link は、モバイルアプリケーション経由でアクセス可能

保証期間

1 年間

ホース & フィルター寿命

すべてのアクセサリホースとフィルター ( 空気圧および油圧 ) の推定寿命 (EOL) は約 10 年であり、摩耗または損傷の最初の兆候で交換する必要があります。

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815

Pressure Calibration Equipment

オーダー情報ご発注型名
01

ADT762

GP15K

N

精度

01 = 0.01% フルスパン
02 = 0.02% フルスパン
レンジ
GP10K = 70 MPa
GP15K = 100 MPa

圧力ポート指定N - 1/4 NPT メス
N2 - 1/2 NPT メス
B - 1/4 BSP メス
B2 - 1/2 BSP メス
M - M20X1.5 メス      別売アクセサリ

標準付属品

05

型名数量9022
テストリード2 セット (4 本 )USB ケーブル

1本

画像

型名

詳細画像

デュアルポートマニホールド、
ADT107-X-KIT 圧力ホース、ゼロリターン通信
ケーブルを含む
ADT161

圧力モジュール
4 ページ参照

1個

ADT100-762-X

ADT762 直角コネクタ

漏斗

1個

9241

交換用ガス充填アキュムレー
タ
ADT762 および ADT793

ADT100-762Hose
高圧ホース

1本

9201

セバケートオイル (1リットル)

小型アクセサリケース( ケーブル、アダプタ用 )

1個輸送用キャップ

1個

9241
交換用ガス充填アキュムレータ
ADT762 および ADT793

1個

9907-762
キャリングケース

1本

9203
セバケートオイル(500ml)

1本

液体貯蔵タンク用 O リング
3.5*1.2-NBR70

5個直角コネクタ用 O リング
5*1.5-NBR70

5個

9060
圧力モジュール接続ケーブル

1本

ISO17025 認定校正証明書

1通

9725
充電式リチウムイオン電池

1個

9818
110V/220V 外部
電源アダプタマキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2  京橋東邦センタービル 3F
電話番号 :03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp

Rev # 20240815