UR-4MD
DIGITAL VIDEOOPTAGER
Brugsanvisning
DANSK

Betydning af symboler
Følgende symboler kan bruges på enheden UR-4MD og dens emballage, samt i denne
brugsanvisning. Sørg for, at du forstår betydningen af symbolet fuldstændigt, når du læser
de relaterede oplysninger.

Medicinsk udstyr i henhold til EU-lovgivningen
Katalognummer
Løbenummer
Forsigtig: Føderal lov (USA) begrænser denne enhed til salg via eller på bestilling af en lægeIndholdet af emballagenMå ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget

Anvend kun under ikke-tropiske forhold

Anvend kun ved højder under 2.000 m over havets overflade

Miljøvenlig brugstid (år)

Tjek betjeningsvejledningen

FORSIGTIG, Bemærk: Tjek de ledsagende dokumenter

Fremstillingsdato

Juridisk producent

EU autoriseret repræsentant

TEAC CORPORATION
1-47 Ochiai, Tama-shi
Tokyo 206-8530, JapanTEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 1265205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

2

Indhold
Tak fordi du valgte TEAC.
Læs denne manual omhyggeligt for at få den bedste ydeevne ud af enheden. Når du har læst denne manual, skal
du gemme den på et sikkert sted til senere brug.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tilsigtet brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Introduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ophavsrettigheder og ansvarsfraskrivelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Før brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hvad er der i emballagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indikation på enheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konfigurering af enheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Intern harddisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indbygget batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Bemærkning om anvendelige medier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Bemærkning om den indbyggede blæser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bagpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Forberedelser før du tænder for strømmen . . . . . . . . . . . . 14
Forbind indgangskablerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Forbind udgangskablerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning af lydindgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning af lydudgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning af eksterne afbrydere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning af optageudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning af netledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Grundlæggende betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tænd enheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sluk enheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Energibesparende tilstand (Power save). . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Standby (nedlukning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Grundlæggende menu-betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Formatering af optagemedier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Optagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bestem hvor du vil gemme optagne data. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sådan optager du til en USB-lagerenhed. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sådan optages der på et netværk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sådan konfigurerer du den eksterne afbryder (video). . . . . 19
Sådan optager du video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sådan tager du foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Indtastning af patientinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sådan indtastes patientinformation vha. et tastatur. . . . . 21
Annullering af indtastning af patientinformation. . . . . . . . 21
Angiv patientinformation med en kort/stregkode. . . . . . 22
Sådan vælger du, hvordan oplysningerne vises på enekstern skærm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sådan forlader du optagetilstanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Forholdsregler, når du fjerner USB-lagerenheder. . . . . . . . 22
Afspilning af optagelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Afspil den nyeste video/foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Afspilningsfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Afspilning og pause. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sådan ændrer afspilningshastigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Spring til et indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Gå til næste optagne fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Gå til den næste mappe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lyd under afspilning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sådan vises og afspilles filer via en liste fra den seneste
mappe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Søgning på filer efter tilstand og ­afspilning af dem. . . . . . . . 27
Søgning efter ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Søgning efter navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Søgning via dato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Skift af den enhed, der bruges til at ­søgning(afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Administration af optagne filer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sådan gemmer du allerede optagne billeder/videoer
på en ekstern enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kopiering til USB 1 eller USB 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kopiering til en FTP-server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kopiering til en CIFS-server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kopiering af en bestemt mappe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sådan redigeres information om ­eksisterende
mapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sletning af oplysninger i eksisterende mapper. . . . . . . . . . . . . 32
Mappestruktur, der bruges til optagne videoer/
billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mappestruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Visning af optagne videoer/billeder på encomputer (ved hjælp af HTML-fil på et medie). . . . . . . . . . 34
Liste over optagne mapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Liste over videoer/billeder i mappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Udskrivning af fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Forbindelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Foretag udskriftsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Printing Options-1 (Udskrivningsindstillinger-1). . . . . . . . . . . 37
Printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Paper (Papir). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Number of copies (Antal kopier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Number per page (Antal pr. side). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Auto Print (Automatisk udskrivning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Logo File (Logo-fil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Printing Options-2 (Udskrivningsindstillinger-2). . . . . . . . . . . 38
Header (Overskrift). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Footer-1 (Sidefod-1) – Footer 5 (Sidefod-5). . . . . . . . . . . . . . 38
Udskrivning af det aktuelt viste foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Valg af flere fotos, der skal udskrives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Udskrivning af flere fotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Manuel udskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Automatisk udskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3

IndholdFejlmeddelelser under udskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Generelle indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Aktuelle indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Video IN (Videoindgang). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Audio IN (Lydindgang). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Video OUT (Videoudgang). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Playback From (Afspilning fra). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Clock (Ur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Language (Sprog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Photo Options (Foto-indstillinger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Quality (Kvalitet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Video Options (Video-indstillinger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Quality (Kvalitet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Auto Index (Auto indeks). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ext Switch Trigger (Udløser for ekstern afbryder). . . . . . . . 44
Ext Switch Trigger (Mode) (Udløser for ekstern
afbryder (Tilstand)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Advanced-1 (Avanceret-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Patient Info. Entry (Patient‑info Indtastning). . . . . . . . . . . . . 44
Auto File Division (Automatisk opdeling af iler). . . . . . . . . 45
Format Recording Device (Formater optageenhed). . . . 45
OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Copy to (from iHDD) (Kopier til (fra iHDD)). . . . . . . . . . . . . . . 45
Advanced-2 (Avanceret-2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Erase iHDD (Keep) (Slet iHDD (Behold)). . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Storage Device Info. (Info om lagerenhed). . . . . . . . . . . . . . . 46
S.M.A.R.T.-oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Beep (Bip). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Printer Options (Printerindstillinger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Login ID / Password (Login-id / adgangskode). . . . . . . . . . 47
Opdatering af firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Network Options (Netværksindstillinger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Mode Select (Vælg tilstand). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
IP Address (IP-adresse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Current IP and MAC Address (Nuværende IP og
MAC-adresse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Brug af DICOM-funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4

Opbevaringsfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Modalitet Opgaveliste Styringsfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Valgfrit tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
TEAC/TASCAM RC-10 fjernbetjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
TEAC/TASCAM RC-3F fjernbetjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Anbefalede inspektioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rengøring af enheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Grænseværdier for elektromagnetisk kompatibilitet(EMC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Softwarelicens-information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONERFORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD,MÅ DU IKKE FJERNE KAPPEN (ELLER BAGPANELET ). INGEN
BRUGER-SERVICERBARE DELE INDENI. OVERLAD SERVICE TIL
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

M
V

Lynet med pile-symbolet, med en ligesidet trekant, skal
advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farligspænding" inde i produktets kabinet, som kan være tilstrækkelig kraftig til at udgøre en risiko for elektrisk stød
for mennesker.
Udråbstegnet, med en ligesidet trekant, skal advare
brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i de læsematerialer, der følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE BRAND
ELLER RISIKO FOR STØD, MÅ APPARATETIKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
1) Læs disse instruktioner.
2) Gem disse instruktioner.
3) Følg alle advarsler.
4) Følg alle anvisninger.
5) Fare for eksplosion: Brug ikke apparatet i nærheden af brandbareanæstetika eller eksplosive gasser.
6) Brug ikke dette apparat i nærheden af væsker.
oo Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk.
oo Anbring ikke nogen objekter, der er fyldt med væske, påapparatet.
oo Rengør kun med en let fugtig klud.

oo Beskyt ledningen mod at blive klemt, specielt ved stik, forlængerledninger og dér, og hvor den kommer ud af apparatet.
oo Placer ledningen således, at ingen kan træde på den, køre overden eller snuble over den.
oo Brug ikke apparatet med en beskadiget netledning.
oo Tag apparatets stik ud at kontakten i tordenvejr, eller hvis det
ikke bruges i længere perioder.
9) UR-4MD har et udskiftelig lithium-batteri. Det medfører fare for
eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
Når det er nødvendigt at skifte batteriet, skal du kontakte den forhandler, som du har købt enheden af eller en af kontakterne bag
på denne manual og anmode om udskiftning.
10) Brug kun beslag/tilbehør som er angivet af fabrikanten.
11) Må kun bruges med vogn, stander, stativ, beslag
eller bord, som er angivet af fabrikanten eller sælges med apparatet. Hvis du bruger en vogn, skal
du være forsigtig, når du flytter kombinationen
af vogn/apparat for at undgå at komme til skade
ved at vælte med vognen.
12) Henvis alt servicearbejde til kvalificeret servicepersonale. Hvis
apparatet beskadiges på nogen måde, kræver dette service. Detgælder fx hvis der er kommet væske eller fremmedlegemer ind iapparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. Brug ikke apparatet, før det er
blevet repareret.
13) Modificer ikke apparatet på nogen måde. Brug af betjeningsenheder, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heriangivne kan medføre skadelig laserstråling.
14) Vær forsigtig, når du bruger øretelefoner eller hovedtelefoner med
apparatet: overdreven lydstyrke (volumen) fra øretelefoner eller
hovedtelefoner kan medføre høretab.

7) Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som fx radiatorer,
varmelegemer eller andre apparater, der producerer varme.
oo Undgå at blokere nogen af ventilationsåbningerne. Skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
oo Installer ikke apparatet i et lukket rum, som fx en bogreol eller etlignende møbel.
8) Dette apparat overholder beskyttelsesklasse !. Det er udstyret
med et tre-polet strømstik og en netledning, der har en 3. jordterminal. Ledningen fra et sådant produkt skal sluttes til en stikkontakt, der har en beskyttende jordforbindelse.
oo Du må ikke fjerne eller undlade at bruge stikket med jordforbindelsen. Hvis stikket ikke passer til din stikkontakt, skal
du kontakte en elektriker mht. udskiftning af den forældede
stikkontakt.
oo Apparatet skal placeres tæt nok på stikkontakten, til at du til
enhver tid kan nå stikket. Stikket bruges til at afbryde enheden
med, og afbryderen skal derfor altid være let at betjene.

5

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Tilsigtet brug
Dette produkt er en videooptager til brug i et medicinsk miljø. Det er
beregnet til backup-optagelse af undersøgelser og operationer i kombination med kirurgiske mikroskoper, endoskop-kameraer, medicinskeskærme og lignende enheder.
oo Dette produkt er beregnet til læger og andet sundhedsfagligt
personale.
oo Dette produkt er ikke beregnet til diagnoser.
oo Brug kun dette produkt i overensstemmelse med denne
betjeningsvejledning.

Tiltænkt brugsmiljø
Dette produkt er beregnet til brug i medicinske miljøer, som fx klinikker, konsultationer og operationsstuer.
Produktet er ikke beregnet til at blive brugt i restauranter, caféer,
butikker, markeder, skoler, kirker, biblioteker, udendørs (gader, fortov,parker), køretøjer (biler, busser, tog, både, fly, helikoptere) togstationer,
busstationer, lufthavne, hoteller, vandrerhjem, pensionater, museer,
teatre.

Profil af tilsigtede brugere
Denne medicinske enhed må betjenes af læger, sygeplejersker,
teknikere, terapeuter, installatører og vedligeholdelsespersonale.
Operatørerne skal også have viden om videooptagelse og afspilning,kunne læse og forstå denne brugervejledning, kunne læse betjeningspanelet og trykke på betjeningsknapperne.

Rapportering af en hændelse
Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med dette udstyr,skal indberettes til producenten og til den kompetente myndighed iden medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Bortskaffelsesmetode:
Følg lokale regler for korrekt bortskaffelse.

Miljøoplysninger:
UR-4MD trækker også nominel ikke-driftsmæssig strøm fra stikkontakten, mens der er slukket på frontpanelet, når dens hovedafbryder
stadig står i on (tændt) positionen ( | ).

For Europa
Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Bortskaffelse af batterier og/eller akkumulatorer

1) Alt elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes adskilt fra den
kommunale affaldsstrøm via særlige indsamlingssteder, som erudpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.

1) Udtjente batterier og/eller akkumulatorer skal bortskaffes adskilt
fra den kommunale affaldsstrøm via særlige indsamlingssteder,som er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.

2) Når du bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, sparerdu værdifulde ressourcer og forhindrer mulige potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

2) Når du bortskaffer udtjente batterier og/eller akkumulatorer korrekt korrekt, sparer du værdifulde ressourcer og forhindrer mulige
potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

3) Forkert bortskaffelse af affald bestående af elektrisk og elektronisk udstyr kan have alvorlige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer iudstyret.

3) Forkert bortskaffelse af affald, bestående af udtjente batterierog/eller akkumulatorer, kan have alvorlige virkninger på miljøet
og menneskers sundhed på grund af tilstedeværelsen af farlige
stoffer i udstyret.

4) Symbolet for elektrisk og elektronisk udstyr affald(WEEE), som viser en overstreget affaldsbeholder, angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal opsamles og
bortskaffes separat fra husholdningsaffald.

4) WEEE-symbolet, som viser en overstreget affaldsbeholder, angiver, at batterier og/eller akkumulatorer skal
opsamles og bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Pb, Hg, Cd
Hvis et batteri eller en akkumulator indeholder mereend de angivne værdier for bly (Pb), kviksølv (Hg) og/eller
cadmium (Cd), som defineret i batteridirektivet (2006/66/EF,
2013/56/EU), vil de kemiske symboler for disse elementer blive
angivet under WEEE-symbolet.

5) Returnerings- og indsamlingsordninger og -anlæg er tilgængelige for slutbrugerne. For at få mere detaljerede oplysninger ombortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, bedes
du kontakte dine lokale myndigheder, renovationstjeneste eller
butikken, hvor du har købt udstyret.

5) Returnerings- og indsamlingsordninger og -anlæg er tilgængelige for slutbrugerne. For at få mere detaljerede oplysninger ombortskaffelse af udtjente batterier og/eller akkumulatorer, bedes
du kontakte dine lokale myndigheder, renovationstjeneste eller
butikken, hvor du har købt udstyret.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, TEAC EUROPE GmbH., Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Tyskland erklærer på eget ansvar, at det TEAC-produkt,som er beskrevet i denne manual, er i overensstemmelse med EU-direktivet for medicinsk udstyr 2017/745/EU.

6

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Federal Communications Commission (FCC) -erklæring
Overensstemmelseserklæring

BEMÆRK:

Modelnummer: UR-4MD
Firmanavn:
TEAC
Ansvarlig part:
TEAC AMERICA, INC.
Adresse:	10410 Pioneer Blvd., Unit #1,
Santa Fe Springs, California, 90670, USA
Telefonnummer: 1-323-726-0303

Udstyret er testet og har vist sig at overholde grænserne for en klasse
B digital enhed, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Disse grænser
er designet for at levere passende beskyttelse mod farlig interferens
i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens påradiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyrforårsager skadelig interferens på radio eller tv-modtagelser, hvilket
kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren
til at forsøge at fjerne interferensen ved et eller flere af følgende tiltag:

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er
betinget af de følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver
modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Vigtig meddelelseÆndringer eller modifikationer af udstyret, der ikke udtrykkeligt er
godkendt af TEAC CORPORATION mht. overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.

1) Drej eller flyt modtagerantennen.
2) Øge adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
3) Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, sommodtageren er tilsluttet.
4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at fåhjælp.

For Canada
Canadisk overensstemmelseserklæring:
Dette digitale klasse B-udstyr overholder kravene i ICES-003 i Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

7

Introduktion

Før brug

Ophavsrettigheder og ansvarsfraskrivelser

Hvad er der i emballagen

Informationen om produkterne i denne manual er udelukkende
angivet som eksempler og indikerer ikke nogen garantier modkrænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder eller andre rettigheder i relation til disse. TEAC Corporation bærer intet ansvar for
overtrædelser af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller
disses forekomst i forbindelse med brugen af disse produkter.

Tjek og sørg for at emballagen indeholder alt det medfølgende tilbehør som vist nedenfor. Kontakt den forhandler, som du købte enheden af, eller en af kontakterne bag på denne manual, hvis nogen af disse tingmangler eller er blevet beskadiget under transporten.

Dette produkt er givet i licens under AVCs patentportefølje aflicenser til personlig brug af en forbruger eller andre anvendelser,
hvor man ikke modtager vederlag for at (I) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden ("AVC video") og/eller (II) afkode
AVC-video, der er kodet af en forbruger, der er beskæftiget med enpersonlig aktivitet og/eller blev indhentet fra en videoleverandørs
licens med henblik på at levere AVC-video. Ingen licens er givet
eller skal være underforstået givet til nogen anden brug. Yderligere
oplysninger kan indhentes hos MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com
DICOM® er det registrerede varemærke for National Electrical
Manufacturers Association for dets standarderpublikationer vedrørende digital kommunikation af medicinsk information.
Andre firmanavne og produktnavne i dette dokument er varemærker
eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive ejere.
Information om open source-ophavsrettigheder og licenser er indeholdt i afsnittet “Softwarelicens-information” i slutningen af dette
dokument.

Funktioner
Disse anvisninger gælder for TEAC UR-4MD med firmware­version 1.28 eller højere.
oo Automatisk registrering af opløsning og indgangsforbindelser gør det let at tilslutte andet udstyr
oo Optage-knapper til video og foto medfører hurtig
start og nem betjening
oo Det er muligt at optage og afspille videoer og fotos
over længere perioder
oo Det er muligt at tage billeder, mens man optager video
oo Man kan bruge en ekstern afbryder til at styre optagelsen med
oo Simultane optagelser til intern harddisk, USB og LAN
medfører sikker lagring af data
oo Understøtter high-definition-formater op til WUXGAoo Indbygget display med flydende krystaller (LCD) tillader at optagne billeder kan kontrolleres og at statuskan vises
oo Indholdet kan overføres via et netværk
oo S.M.A.R.T.-status for intern harddisk kan tjekke for fejl
oo Kortvarig strømreserve forhindrer tab af data, hvis
strømmen afbrydes
oo Let og kompakt design

8

Netledning × 1
Brugsanvisning (dette dokument) × 1
Kabelklemme × 1

Indikation på enheden
Frontpanel
Indikation

Funktion
Brug denne knap til at tænde/slukke forenheden.

Bagpanel
Indikation

Funktion
Brug dette stik til at levere strøm tilenheden. Tilslut den medfølgende netledning her.
Dette er et potentialudligningsstik. Tilslut etkabel til potentialudligning med et stik, derer kompatibelt med DIN 42801 her.
Brug dette stik til at oprette forbindelse til
et netværk.
Brug dette stik til indgang af videosignaler.
Brug dette stik til udgang af videosignaler.

Konfigurering af enheden
Før du bruger UR-4MD, skal du læse og følge alle sikkerhedsforskrifterne i punkt ”VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER” på side 5.
Placer enheden på en placering, der opfylder følgendekrav, for at opnå sikker og korrekt drift.
oo Miljøforhold:• Temperatur: 5–40 °C• Luftfugtighed: 5–80% RH (ingen kondensering)• Maksimal wet-bulbtemperatur: 29 °C• Elektromagnetisk miljø: Se ”Grænseværdier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)” på side 58.
oo Placer enheden med dens gummifødder nede og
installer den på en plan overflade. Undgå vibrationer.

Før brugoo Undgå brug på følgende typer af steder, fordi dettekan medføre fejlfunktion eller andre problemer:• I nærheden af udstyr, der genererer højfrekvente
bølger.
• Hvor der forekommer stærk magnetisk kraft eller
statisk elektricitet.
oo Afhængigt af frekvensen på tv-signaler, kan der forekomme ujævne farver på tv-apparater, der anvendesi nærheden af denne enhed, når strømmen til det ertændt. Dette er ikke en funktionsfejl i hverken denne
enhed eller tv’et. Hvis dette skulle ske, så flyt enhedenlængere væk fra det påvirkede udstyr.
oo Før enheden pakkes ned, fx ifm. flytning eller transport, skal man frakoble alle kabler og andre enheder.
Undladelse af dette kan beskadige stikkene.

Intern harddisk
Denne enhed har en indbygget harddisk (HDD). Denne
harddisk påvirkes let af slag eller stød, vibrationer ogændringer i miljøet, herunder temperaturen, og dettekan påvirke den video, der er ved at blive optaget.
Overhold følgende forholdsregler.
• Udsæt ikke apparatet for vibrationer, slag eller stød.
• Placer og brug enheden på en plan overflade.
• Sluk ikke apparatet mens dets harddisk er i brug.

Indbygget batteri
Denne enhed har et batteri, der driver det interne ur. Hvis
dette batteri dør, kan det rigtige klokkeslæt ikke bevares,
hvilket vil påvirke de optagne billeders tidsoplysninger. Vi
anbefaler, at skifte batteriet hvert 5. år, før det dør. Når det
er nødvendigt at skifte batteriet, skal du kontakte den forhandler, som du har købt enheden af, eller en af kontakterne bag på denne manual og anmode om udskiftning.

Bemærkning om anvendelige medierDu kan både tilslutte USB-flashdrev og USB-harddiske til
denne enhed. Formatér mediet vha. enheden før optagelse.

Bemærkning om den indbyggede blæser
Enhedens indbyggede blæser har en begrænset levetid.
Hvis den går i stykker, skal du kontakte den forhandler,
som du har købt enheden af eller en af kontakterne bag
på denne manual og anmode om reparation.

VIGTIG MEDDELELSE
Det er ikke muligt at garantere langtidsopbevaring af
det indspillede indhold på den indbyggede harddisk.
Desuden, efterhånden som pladsen bruges, vil deældste optagelser blive slettet automatisk. Vi anbefaler, at du bruger et LAN eller USB-drev til at overføre
vigtige video- og foto-data til lagring på en computereller DVD.

VIGTIG MEDDELELSE
Harddiskdrev går i stykker før eller senere. Afhængigt
af betingelserne under brugen, kan der opstå problemer efter nogle få år. Hvis det bliver umuligt at
optage eller afspille, skal du kontakte den forhandler,
som du har købt enheden af, eller en af kontakterne
bag på denne manual og bede om reparation.

9

Frontpanel
A

B

C

I

A STANDBY/ON-knap
Tryk for at tænde enheden. LCD-skærmen tændes.
Når strømmen er tændt, skal du trykke på knappen
for at sætte enheden i energibesparende tilstand.
BEMÆRK
oo Enheden tændes kun, hvis hovedafbryderen bag
på enheden står på On ( | ).
oo Tryk og hold nede i mindst 1 sekund for at slukke
enheden.
oo Tryk og hold nede i ca. 4 sekunder for at tvingeenheden til at slukke.
Se ”Sluk enheden” på side 17 for detaljer.

B STANDBY-LED
Konstant grøn: Tændt
Konstant orange: Standby

C LCD-skærm
Det viser tagne billeder (eksempler), afspiller billeder,
statusoplysninger og indstillingsmenuer.

10

D

J

K

E

L

F G

M N

O

H

P

D 5, b, g, t-knapper
Brug disse til at ændre og vælge menupunkter og til
at se optagne billeder og videoer.

E VIDEO-LEDTændt: Videoen optages
Blinker: Videooptagelsen er på pause

F VIDEO/PAUSE-knap
Tryk for at starte videooptagelse.
Tryk på denne knap under en videooptagelse, for atsætte optagelsen på pause.
Tryk på knappen igen for at genoptage optagelsen.
BEMÆRKNår videooptagelsen er på pause, oprettes der er etindeks på det tidspunkt.

G PHOTO-LED
LED’en lyser, når der optages billeder.

Frontpanel
H PHOTO-knap
Bruges til at optage billeder med.
BEMÆRKNår det tages et billede, oprettes der et indeks.

M Status-LED’er
Disse viser adgangsstatus for den interne harddisk og
drev, som er tilsluttet USB 1 og USB 2.
HDD (Intern harddisk )Konstant grøn: Normal
Slukket:Fejl

I USB-porte (USB 1/USB 2)
Tilslut USB-flashdrev og harddiske til disse.
BEMÆRK
Tilslut ikke USB-hubs.

J PATIENT INFO-knap
Tryk for at vise patientinformation, når du fx gerne vil
angive eller tjekke den.
Tryk og hold nede i 1 (et) sekund for at skifte mellem
følgende indstillinger mht. hvordan oplysningerne
vises på en ekstern skærm:OSD1 (Informationen vises)
OSD2 (Informationen vises ikke)
OSD3 (Kun statusikonen vises)
OSD4 (Statusikon og tidtæller vises)BEMÆRK
Hvis ”Patient Info. Entry” er sat til ”Off”, vises patient­informationen ikke.

USB 1/2
Konstant grøn: Enhedens tilslutning registreret
I denne tilstand, kan enheden ogsåfjernes sikkert
Orange:Skriver eller formaterer (eller tilslutterenhed)
Vigtigt: Fjern ikke en USB-lagerenhed idenne tilstand – risiko for tab af data!
Slukket:Ingen enhed

N PLAY/PAUSE-knap

ENTER-knap
Tryk for at afspille en optaget fil.
Tryk under afspilning af video, for at sætte afspilningen på pause.
Når du foretager en menuindstilling, skal du trykke pådenne knap, for at bekræfte det valgte element.

O CASE CLOSE-knap
Tryk på denne for at afslutte optagelse, afspilning,menuhandlinger eller søgning og lukke den aktuellepatientmappe.
BEMÆRKK LIST-knap
Tryk for at vise listen over allerede optagne mapper.

Tryk på denne knap for at lukke alle åbne filer og
mapper. Vent indtil USB-status-LED’en lyser grønt, før
du fjerner en USB-lagerenhed. Undladelse af dette
kan skade de registrerede data.

L MENU-knap
Tryk for at åbne menuen og for at konfigurereenheden.
Når mappelisten vises (se LIST-knap), kan du trykke på
MENU-knappen for at se en lokal menu, hvor du kan
kopiere, redigere og slette mapper.

P STOP-knap
Tryk på denne under videooptagelse, for at stoppe
optagelsen. Tryk på denne under afspilning af video,
for stoppe afspilningen.

11

Bagpanel
A

B

C

D

K

A COMPOSITE indgangs-/udgangsstik
IN ()
Indfør Composite Video (NTSC/PAL)-signal her.
(BNC-stik)OUT ()
Det udsender et Composite Video (NTSC/PAL)-signal.
(BNC-stik)

B S-VIDEO indgangs-/udgangsstik
IN ()
Indfør et S-Video (NTSC/PAL)-signal her.
(S-stik)
OUT ()
Dette udsender et S-VIDEO (NTSC/PAL)-signal.
(S-stik)

C Indgang til eksterne afbrydere (EXT SW)
Tilslut eksterne VIDEO og PHOTO-afbrydere her.
(3,5 mm stereo mini-stik)

12

E

F

G

L

H

I

M

J

N

D AUDIO indgangs-/udgangsstikIN
Indfør et lydsignal her.
(3,5 mm stereo minijack)
OUT
Dette udsender et lydsignal.
(3,5 mm stereo minijack)

E MIC IN (indgang)-stik
Tilslut en mikrofon her for at indføre et lydsignal.
(3,5 mm mono minijack)BEMÆRKNår du bruger et stereostik, skal du sørge for at indføre mikrofonlyden gennem venstre (L) kanal.

F REMOTE-stik
Tilslut en TEAC/TASCAM RC-10 kabelforbundetfjernbetjening eller TEAC/TASCAM RC-3F fodkontakt(sælges separat), som bruges til at betjene denne
enhed med.
(2,5-mm minijack)Bagpanel
G USB-port (USB 3)
Du kan tilslutte et USB-tastatur, en kortlæser eller enstregkodelæser for at angive patientinformation her.
(USB 2.0 Type A)
Brug en kortlæser eller en stregkodelæser, der har
tastatur-interfacespecifikationer. Du kan også tilslutte
en printer via USB her.
For nærmere oplysninger, kontakt venligst TEAC selv
eller en TEAC-distributør.
BEMÆRKL SDI-stikIN
Indfør et SDI-videosignal her.
(BNC-stik)
THRU
Dette passerer gennem SDI video indgangssignaler.
(BNC-stik)
OUT
Dette udsender et SDI videosignal.
(BNC-stik)

USB-hubs kan ikke forbindes her.

M LAN-stik
H USB-port (USB 4)
Bruges til at få adgang til data om denne enhed fra
en ekstern enhed (når den er sat til ”USB Mass Storage”) eller til at kontrollere denne enhed med kommandoer fra en ekstern enhed (når den ikke er sat til”USB Mass Storage”).
For at betjene denne enhed med kommandoer, skal
du oprette et kommunikationsprogram. For nærmere
oplysninger, kontakt venligst TEAC selv eller en af
TEACs distributører.
(USB 2.0 Type B).

Bruges til at slutte enheden til et netværk. Følg vejledningen fra netværksadministratoren mht. tilslutninger
og indstillinger.
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45))
LINK-LED
Denne lyser, når der registreres en link-impuls.
TRANSMIT-LED
Denne blinker under overførslen.
BEMÆRK
Tilslut ikke et USB Type B-stik her. Enheden kan
muligvis udvise fejl.

BEMÆRK
USB-hubs kan ikke forbindes her.

I Hovedafbryder
Bruges til at aktivere/deaktivere strømforsyningen tilenheden. Denne afbryder skal stå i positionen Tænd (| ) for at frontpanelets STANDBY/ON-knap virker.

N Potentialudligningsstik ( )Bruges til at forbinde et potentialudligningskabel
med et stik, der overholder DIN 42801.
Når du bruger dette i kombination med andet medicinsk udstyr, skal disse enheder tilsluttes vha. dedikerede kabler.

J Netledningsstik (~ IN)
Tilslut den medfølgende netledning her.
Slut altid netledningen til en jordet stikkontakt.

K DVI indgangs-/udgangsstik
IN ()
Indfør et DVI (DVI-D)-videosignal her.
OUT ()
Dette udsender et DVI (DVI-D)-videosignal.

VIGTIG MEDDELELSE
Stik, der viser denne mærke, er modtagelige forindre skader fra statisk elektricitet. Pas på ikke atrøre disse stiks terminaler med de bare hænder.

13

Forberedelser før du tænder for strømmen
Forbind indgangskablerne

Tilslutning af lydindgang

Denne enhed har S-VIDEO og COMPOSITE VIDEO standard video-indgangsstik og DVI og SDI high definition
video-indgangsstik.
Tilslut indgangskabler til de stik, som du vil bruge.

Denne enhed har et lyd-indgangsstik. Tilslut lyd-indgangsstikket efter behov. Mht. SDI-lyd, kan dette bruges
sammen med SDI video-indgangsstik.
For nærmere oplysninger, se ”Audio IN (Lydindgang)” på
menuen (side 42).

Forbind udgangskablerne
Denne enhed har S-VIDEO og COMPOSITE VIDEO standard video-udgangsstik og DVI og SDI high definition
video-udgangsstik.
I forbindelsens eksempel 1 nedenfor, kan der ikke ses indgangsbilleder på skærmen, når denne enhed er slukket.
Hvis den er forbundet som vist i eksempel 2, kan indgangsbilleder ses på skærmen, selvom denne enhed er
slukket.

Denne
enhed

Tilslutning af eksterne afbrydereSkærm

Tilslutning af optageudstyr

Forbindelse eksempel 2
Billed-enhed

Denne enhed har et lyd-udgangsstik. Tilslut lyd-udgangsstik som nødvendigt.
Til SDI-lyd, kan dette bruges sammen med SDI videoudgangsstikket.

Denne enhed har stik til eksterne afbrydere (EXT SW). Tilslut eksterne afbrydere efter behov (jf. side 19).

Forbindelse eksempel 1
Billed-enhedTilslutning af lydudgang

Denne
enhed

Skærm

Andet signalindgang til denne enhed

Optagelse til en USB-lagerenhedTilslut USB-lagerenheden til USB 1 eller USB 2-porten på
forsiden af enheden. Når USB-enheden er tændt, lyser
den tilsvarende lysdiode grønt.
For at fjerne denne korrekt, skal du trykke på CASE
CLOSE-knappen. Fjern den, når den tilsvarende USB-LED
holder op med at blinke (lyser grønt igen).
Yderligere oplysninger om indstillinger finder du under”Bestem hvor du vil gemme optagne data” på side 19 .
Optagelse til et netværk
Brug et kabel til at oprette forbindelse til kommunikationsnetværket.
Yderligere oplysninger om indstillinger finder du under”Network Options (Netværksindstillinger)” på side 48.

14Forberedelser før du tænder for strømmen

Tilslutning af netledningen

VFORSIGTIG
Tilslut kun denne enhed til en spænding på AC 100240 V ±10% (50/60 Hz). Eventuelle andre strømforsyninger kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Brug altid isolerede transformatorer for at undgå elektrisk stød.
Netledningen har et tre-faset stik. For at opnå sikker brug,må du ikke sætte det i en to-faset kontakt (uden jord).
For USA:

Jord­
forbindelse
Stikkontakt

Jordstik

For Europa:
Jord­
forbindelse

Stikkontakt (E-Type)Jord­forbindelse

Stikkontakt (F-Type)Ved brug af UR-4MD i Storbritannien:
Brug en netledning, der svarer til BS1363 med en sikring
på 3 A.

15

Grundlæggende betjeningTænd enhedenNår LCD’en på det forreste panel tekst om forskellige
statusemner, er enheden klar til den næste brugerhandling.

1 Sæt hovedafbryderen bag på enheden
til tændt ( | ) positionen.

2 Tryk på knappen STANDBY/ON på forsiden af enheden.
LCD-skærmen på forsiden af enheden tændes, og
viser ”Starting...” (Starter...).

Når enheden starter, vises indgangs-videosignalet.
Hvis der ikke er noget indgang, vises der en sort baggrund.

16

oo Hvis der sendes video til enheden, vises der video ibaggrunden.

Grundlæggende betjening

Sluk enheden
VIGTIG MEDDELELSE
Før du slukker enheden (standby eller energibesparende
tilstand):oo Stop optagelsen
oo Afbryd adgang til alle medier (Tjek at USB’ens statusLED’en mht. tilsluttede hukommelsesenheder lyser
grønt)
Nedlukningsprocedurerne vil blive udført, hvis strømmen
pludseligt afbrydes, men opbevaringen af dataene
kan ikke garanteres. Dette gælder især hvis strømmen
afbrydes, mens alle medier tilgås. Dette kan beskadige
data, og gøre dem ubrugelige.

oo Sådan sættes enheden i energibesparende tilstand: Tryk kort på STANDBY/
ON-knappen.

Energibesparende tilstand (Power save)
I denne tilstand forbliver enheden klar til brug, mensparer samtidigt energi. Dette er nyttigt, hvis du ønsker atkunne bruge enheden snarest og uden ventetid.
oo I energibesparende tilstand, kører ventilatoren fortsat.

Standby (nedlukning)
Dette slukker enheden. Det vil tage ca. 30 sekunder at
genstarte enheden.

Når enheden ikke skal bruges i længeretidHvis denne enhed ikke skal bruges i længere tid, skal
du følge procedurerne nedenfor, for at slukke for den.
1.	Tryk og hold knappen STANDBY/ON på frontpanelet nede for at sætte enheden i standby.
2.	Sæt hovedafbryderen på bagsiden til Off (sluk)
position (˜).
oo STANDBY-LEDen forbliver tændt i et par minutter
efter strømmen er blevet afbrudt, på grund af den
kortsigtede strøm-opbevaringsfunktion til brug
under strømafbrydelser. Når reservestrømmen er
brugt op, slukker STANDBY-LEDen.

oo Sådan sættes enheden i standbytilstand:Tryk på STANDBY/ON-knappen i
ca. et sekund.

17

Grundlæggende betjening

Grundlæggende menu-betjening

Formatering af optagemedier

1 Tryk på MENU-knappen for at åbnehovedmenuen.

VIGTIG MEDDELELSEVær opmærksom på, at dette sletter alle data på det
valgte medie.
Hvis du har markeret den interne harddisk, slettes alledata på harddisken i denne enhed.

1 Tryk på MENU-knappen for at åbnehovedmenuen.
2 Vælg ”Advanced” e ”Format Recording
Device” .

2 Brug knapperne 5, b, g og t for atændre markeringen.

3 Vælg det medie, du ønsker at formatereog tryk på ENTER-knappen.
USB1
Formater medie i USB-port 1.

3 Tryk på ENTER-knappen for at åbne denvalgte menu.

USB2
Formater medie i USB-port 2.

oo Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

HDD
Formater den interne harddisk.

4 For at lukke hovedmenuen, skal du
trykke på CASE CLOSE-knappen, eller på
ENTER-knappen, når du har valgt ”Exit”(Forlade).

4 Vælg ”Yes” (Ja) for at starte formatering.

18

Optagelse
Bestem hvor du vil gemme optagne dataSådan konfigurerer du den eksterne
afbryder (video)

Før du starter optagelsen, skal du angive, hvor du vil
gemme de optagne data.
oo Enheden optager altid til den interne harddisk.
oo Afhængigt af indstillingen, kan enheden optage samtidigt til den interne harddisk, USB 1, USB 2 og netværket.

Du kan slutte eksterne afbrydere til EXT SW-stikkene på
bagpanelet, og bruge dem til at styre denne enhed med.

Sådan optager du til en USB-lagerenhed2 Vælg ”Video” e ”Ext Switch Trigger”.

oo Tilslut USB-lagerenheden til USB 1 eller
USB 2-porten på forsiden af enheden.

3 Angiv den ønskede handling.

Når USB-enheden er tændt, lyser den tilsvarende lysdiode grønt.
oo Optagelsen vil blive foretaget af billedet, på det tidspunkt hvor en enhed sluttes til den tilhørende USBport. Optagne billeder, fra før enheden blev tilsluttet,
vil ikke blive overført til den tilsluttede enhed.
oo Undgå at tilslutte eller fjerne USB-lagerenheder mens duoptager. Dette kan medføre tab af de data, der optages iøjeblikket, samt af de data som allerede er optaget. Derudover kan dette forårsage andre funktionsfejl.

1 Tryk på MENU-knappen.

For detaljer, se “Ext Switch Trigger (Udløser for ekstern
afbryder)” i ”Video-indstillinger” på side 35.
BEMÆRK
Der er ingen indstillinger for eksterne afbrydere for stillbilleder.

Sådan optager du video
oo Tryk på VIDEO/PAUSE-knappen på frontpanelet for at starte en videooptagelse.

Sådan optages der på et netværk
1 Tryk på MENU-knappen.
2 Vælg ”Network” e ”Mode Select” og
angiv den ønskede netværkstilstand.
CIFS client (CIFS-klient)
Denne enhed er en CIFS-klient, og optagelserne
gemmes på det delte netværk, som er konfigureret i
CIFS-klientindstillingerne.
FTP client (FTP-klient)
Denne enhed er en FTP-klient, og optagelserne
gemmes på FTP-serveren.

oo Tryk på VIDEO/PAUSE-knappen igen forat sætte optagelsen på pause.
oo Tryk på STOP-knappen for at stoppe
videooptagelsen.
oo Hvis optagelsen startes, før der er indtastet patientinformationer, får videoen ingen patientinformation.
Hvis patientinformationerne er nødvendige, henvises
til ”Indtastning af patientinformation” på side 21, og
at du indtaster patientinformationer, før du begynder
at optage video.
oo For at deaktivere informationer på skærmen, mens
du optager video, skal du trykke og holde på PATIENT

19

Optagelse
INFO-knappen. Eller indstille ”OSD” i overensstemmelse hermed (jf. ”OSD” på side 45).
Under videooptagelsen, vil følgende forekomme.
oo Hvis video bruges som indgang, vises der video i baggrunden.
oo Under videooptagelsen lyser VIDEO-LED’en over
VIDEO/PAUSE-knappen gult.
oo Der vises en statusikon i øverste højre hjørne af
skærmen.
oo Mens du optager video-optagelse, kan du trykke på
PHOTO-knappen, for at tage et foto.
Statusikon

Antal optagelser(999 maksimum)

Optagetid

Ikoner, der vises under optagelsen
Ikon

Forklaring
StoppetDer optages video
Pause under videooptagelse
Der tages foto, mens videooptagelsen er
stoppetDer tages foto, mens der optages video

Der tages foto, mens video-optagelsen er påpauseBEMÆRKNår du optager i længere tid, opdeles filen automatisk.
Delenes størrelse afhænger af indstillingerne (jf. side
45).
Selv om en fil er blevet opdelt, kan optagelsen stadig
afspilles på enheden uden afbrydelse.

20Sådan tager du fotoInden du starter optagelsen, skal du indstille kvaliteten af​​
de tagne billeder (se ”Photo Options (Foto-indstillinger)”på side 43).

oo Tryk på PHOTO-knappen på forsiden af
enheden for at tage et foto.
PHOTO-LED’en over PHOTO-knappen lyser kortvarigt
gult.
Et kameraikon vises kortvarigt i øverste højre hjørne
af skærmen.

oo Hvis der tages et foto, før patientinformationen er
indtastet, får billedet ikke nogen patientinformation.
Hvis patientinformationen er nødvendig, bør du læse”Indtastning af patientinformation” på side 21, og
indtaste patientinformationen, før du tager et foto.
Ikon, der vises, når du tager et foto
Ikon

Forklaring
Der tages et foto

Optagelse

Indtastning af patientinformation
Det kræver USB-tastatur, kortlæser eller stregkodelæser
for at kunne indtaste patientinformationer.
oo Læs venligst ”Patient Info. Entry (Patient-info Indtastning)” på side 44 og konfigurer input-enheden.

Sådan indtastes patientinformation vha.
et tastatur
Du kan bruge et USB-tastatur, som tilsluttes USB 3-porten
bag på enheden, for at indtaste patientinformationer.
Brug USB-tastaturet til at indtaste patientens ID, navn, køn
og fødselsdato.

1 Tryk på PATIENT INFO-knappen.

3 Tryk på ENTER-knappen for at bekræfte.
Knapper og tilsvarende taster på USB-tastaturet
Betjening
Ny patientGå til feltet ovenfor
Gå til feltet nedenfor

Knap
PATIENT INFO
5b

USB-tastatur
F10
2 (pil op)
x (pil ned)

Flyt markør venstre
Flyt markøren mod
højreBekræft og aktiver
optagelse
Luk skærmengts (venstre pil)w (højre pil)

ENTER

ENTER
F1
ESC

Slet tegn, markøren
Slet tegnet til venstre
for markøren
Indtast tegn

CASE CLOSE
PATIENT INFO
—
—
—

DEL
Backspace
Tegn kodeBEMÆRK

2 Brug tastaturet til at indtaste oplysninger med.

oo Hvis du ikke trykker på frontpanelets ENTER-knap eller
på tastaturets ENTER-knap, vil den indtastede værdi
ikke blive bekræftet.
oo Der kan kun indtastes engelske bogstaver og tal.
oo Brug et tastatur der matcher ”Language” (Sprog)indstillingen.
oo Der understøttes kun IBM/Windows-kompatible USBtastaturer. Det er fx ikke muligt at bruge Mac-tastaturer med denne enhed.

Annullering af indtastning af patientinformation
Tryk på knappen CASE CLOSE eller PATIENT INFO påskærmbilledet med patientinformation.

Hospital, Procedure, Modalitet og Operationstue gemmes umiddelbart internt. Slet de oplysningsemner, der ikke er behov for.

21

Optagelse

Angiv patientinformation med en kort/
stregkodeDu kan tilslutte en kortlæser eller en stregkodelæser til
USB-port 3 bag på enheden for at indtaste patientinformation.

Sådan forlader du optagetilstanden
Tryk på CASE CLOSE-knappen for at slette patientinformationen og forlade optagelsestilstanden.

1 Tryk på knappen PATIENT INFO.

2 Læs kort/stregkode.
3 Tryk på ENTER-knappen for at bekræfte
og aktivere videooptagelsen.
BEMÆRKoo Hvis du ikke trykker på frontpanelets ENTER-knap, vil
den indtastede værdi ikke blive bekræftet.
oo Der kan kun indtastes engelske bogstaver og tal.
oo Andre tegn end engelske bogstaver og tal kan ikke
vises korrekt.

Sådan vælger du, hvordan oplysningerne
vises på en ekstern skærm
Tryk og hold på knappen PATIENT INFO i et sekund, for atskifte mellem følgende indstillinger for hvordan informationen vises på en ekstern skærm:OSD1 (Informationen vises)
OSD2 (Informationen vises ikke)
OSD3 (Kun statusikonen vises)
OSD4 (Statusikon og tidtæller vises)

22

Videoer og fotos fra før du trykker på CASE CLOSEknappen vil blive gemt i samme mappe. Det maksimale antal billeder, for både still- og videobilleder i én
mappe er 999. Hvis dette antal opnås, og du ønsker
at optage yderligere, skal du trykke én gang på CASE
CLOSE-knappen for at afslutte optagelsen. Når den næste
optagelse startes, bliver der oprettet en ny mappe.

Forholdsregler, når du fjerner USB-lagerenhederNår du trykker på CASE CLOSE-knappen for at stoppe
optagelse af video eller billeder, må du ikke fjerne USBlagerenheden med det samme, fordi enheden fortsætter
med at skrive til enheden i et stykke tid.
Hvis du fjerner en USB-lagerenhed, mens der skrives til
den, kan det medføre, at nogle af de optagne billeder og
administrationfilerne beskadiges, hvilket medfører tab af
billeddata. Benyt disse fremgangsmåder, når du fjerner
USB-lagermedier:

1 Tryk på CASE CLOSE-knappen for at
stoppe optagelsen og vent, indtil allestatus-LED’er lyser grønt.
Afhængigt af optagetiden, kan der gå adskillige
minutter før alle lyser grønt.

2 Når du har bekræftet, at alle LED’ernelyser grønt, skal du trykke på LISTknappen og bekræfte, at de optagne billeder ses i toppen af listen.

Optagelse

3 Bekræft, at afspilningsenheden som
vises i nederste venstre hjørne af
skærmen er en USB-lagerenhed (USB1eller USB2).
4 Bekræft, at du kan afspille optagne billeder.
5 Tryk på CASE CLOSE-knappen for at
stoppe afspilningen.
6 Når afspilningsikonet er forsvundet fraskærmen, kan du fjerner USB-lagerenheden.

23

Afspilning af optagelser
Afspil den nyeste video/fotoAfspilningsfunktioner

Tryk på frontpanelets PLAY/PAUSE-knap for at afspille desenest optagne data.

Afspilning og pause

Ikoner, der vises under afspilning
Ikon

Forklaring
Almindelig afspilning af video
Afspilning på pause
1, 2, 3, 4 eller 5 vises afhængigt af videoens
afspilningshastighed
Foto vises

Statusikon

Optagelsens startdato og klokkeslæt
Afspilningstid/billedets optagetid
Afspillede billedes nummer/total antal billeder i mappen

VIGTIG MEDDELELSE
Den nyeste video/foto kan kun afspilles, umiddelbart
efter opstarten eller umiddelbart efter optagelsen.
Hvis du åbner listen eller starter afspilningen ændres
afspilningsmappen.

24

Tryk på PLAY/PAUSE-knappen.

oo Under almindelig videoafspilning sætter dette afspilningen på pause.
oo På alle andre tidspunkter, starter det almindelig afspilning (normal 1× hastighed).
oo Når du ser et billede, gør den ikke noget.

Stop
Under afspilning skal du trykke på CASE CLOSE eller
STOP-knappen for at stoppe afspilningen.

Afspilning af optagelserSådan ændrer afspilningshastighedenGå til næste optagne fil

Under afspilning af video, skal du trykke på den knappent, for at øge afspilningshastighed ét trin af gangen.
Tryk på knappen g til at reducere afspilningshastigheden ét trin.

Når visning af fotos eller afspilning af video slutter, skal du
trykke på knappen 5, for at gå til den næste fil.

Tryk på knappen b, for at gå til den forrige fil.
BEMÆRKoo Denne enhed har ikke nogen ”Spol tilbage”-funktion.
oo Når du afspiller ved høj hastighed, kan videoen bliveuregelmæssig. Hvis dette sker, skal du genstarte
normal afspilning og prøve igen.

Spring til et indeksNår du ser video, skal du trykke og holde på knappent, for at springe til det næste indeks og afspille videoen
derfra.
Hvis der ikke er flere indekser frem til afslutningen af
videoen, springes der til slutningen af videoen og afspilningen stoppes.
Tryk på og hold på knappen g, for at springe til det forrige indeks og afspille videoen derfra.
Hvis der ikke er flere indekser frem til begyndelsen af
videoen, springes der til begyndelsen af videoen og
videoen afspilles derfra.

Tryk ned i
mindst 2 sekunder25

Afspilning af optagelser

Gå til den næste mappe
Under afspilningen eller når afspilningen er på pause, skal
du trykke på knappen 5 i mindst to sekunder, for at gåtil den næste mappe.

Lyd under afspilning

Lyd spilles kun under almindelig afspilning.
BEMÆRK
Lyd afspilles ikke under high-speed-afspilning.

Sådan vises og afspilles filer via en liste
fra den seneste mappe
Tryk på LIST-knappen eller på USB-tastaturets knap F3,
for at vise optagelsedataene i den seneste opdaterede
mappe.

Tryk ned i
mindst 2 sekunder

Tryk på knappen b i to eller flere sekunder, for at gå til
den forrige mappe.

Tryk ned i
mindst 2 sekunder

Funden enhedNuværende mappeantal eller det
samlede antal mapper

26

Afspilning af optagelser

Søgning på filer efter tilstand og­afspilning af dem

Søgning efter navnBEMÆRK

2 Flyt markøren til feltet NAME.

Hvis ”Patient Info. Entry” er sat til ”Off” (Sluk), kan søgefunktionen ikke bruges.

1 Tryk på knappen PATIENT INFO.

3 Brug et USB-tastatur til at indtaste
navnet med.
4 Tryk på LIST-knappen eller på USB-­
tastaturets knap F3, for at starte­søgningen.

Søgning efter ID
1 Tryk på knappen PATIENT INFO.
2 Flyt markøren til feltet ID.
3 Brug et USB-tastatur til at indtaste ID
med.
4 Tryk på LIST-knappen eller på USB-­
tastaturets knap F3, for at starte­søgningen.

27

Afspilning af optagelser

Søgning via dato
1 Tryk på knappen PATIENT INFO.
2 Flyt markøren til feltet DATE.
3 Brug et USB-tastatur til at indtaste
datoen med.
4 Tryk på LIST-knappen eller på USB-­
tastaturets knap F3, for at starte­søgningen.

Knapper og tilsvarende taster på USB-tastaturet
Betjening
Knap
Ny patient
PATIENT INFO
Gå til feltet ovenfor5
Gå til feltet nedenforb
Flyt markør venstregFlyt markøren mod højre tBekræft og optag
ENTER
Luk skærmen
Slet tegn ved markøren
Slette tegnet til venstre
for markøren
Indtast tegn
Start søgning

28

CASE CLOSE
PATIENT INFO
—
—
—
LIST

USB-tastatur
F10
2 (pil op)
x (pil ned)s (venstre pil)w (højre pil)
ENTER
F1
ESC
DEL
Backspace
Tegn kode
F3

Skift af den enhed, der bruges til at­søgning (afspilning)På skærmbilledet med søgeresultatet skal du trykke på
knappen g eller t, eller på USB-tastaturets knap seller w, for at skifte enhederne i følgende rækkefølge.
iHDD

USB1

USB2

Administration af optagne filerSådan gemmer du allerede optagne billeder/videoer på en ekstern enhed

Kopiering til en FTP-server

Du kan bruge denne enhed til at kopiere de data, som
er optaget på den, til en ekstern enhed. Brug funktionen”Copy to (from iHDD)” (Kopier til (fra intern harddisk)) på”Advanced-1” skærmen (side 45).

2 Vælg ”Advanced”.

Kopiering til USB 1 eller USB 2

5 Vælg ordren til at kopiere mapperne.

1 Tryk på MENU-knappen.

3 Vælg ”Copy to (from iHDD)”.
4 Vælg ”Network (FTP)”.

1 Tryk på MENU-knappen.
2 Vælg ”Advanced” (Avanceret).
3 Vælg ”Copy to (from iHDD)” (Kopier til(fra iHDD).
4 Vælg ”USB1” eller ”USB2”.
5 Vælg ordren til at kopiere mapper.

BEMÆRK
Yderligere oplysninger om FTP-serverindstillingerne
finder du i ”FTP Client” under ”Mode Select (Vælg tilstand)” på side 48.

Kopiering til en CIFS-server
1 Tryk på MENU-knappen.
2 Vælg ”Advanced”.
BEMÆRK
oo Alle videoer og billeder, som er gemt på UR-4MD,
kopieres til den valgte enhed. Hvis du kun vil kopierede angivne mapper, skal du bruge listen på skærmbilledet (”Kopiering af en bestemt mappe” på side 30).
oo Det er ikke muligt at vælge at kopiere individuelle filer.
oo Bekræft, at kopi-destinationen har nok fri plads.
Hvis den interne harddisk rummer en større mængde
data, kan kopieringen tage flere timer.
Vi anbefaler, at du kopierer dataene, mens du ikke skal
bruge enheden i en længere periode.

3 Vælg ”Copy to (from iHDD)”.
4 Vælg ”Network (CIFS)”.
5 Vælg ordren til at kopiere mapperne.

BEMÆRK
For detaljer om CIFS-serverindstillinger, se ”CIFS Client”
under ”Mode Select (Vælg tilstand)” på side 48.

29

Administration af optagne filer

Kopiering af en bestemt mappe
1 Tryk på LIST-knappen for at åbne listen.

4 Brug knapperne 3 og c til at vælge
kopi-destinationen, og tryk så på ENTERknappen.
De enheder, der er mulige at kopiere til, vises som
kopi-destinationer.

oo Hvis den interne harddisk-liste ikke vises, skal dubruge knapperne d og e til at sætte den søgte
enhed (afspilning) til ”HDD”.

2 Brug knapperne 3 og c til at vælge
den mappe, du vil kopiere, og tryk så på
MENU-knappen.

5 Når der vises en bekræftelsesdialog, skal
du trykke på knappen d, for at vælge
”Yes” (Ja), og derefter trykke på ENTERknappen.

Der kommer nu en menu frem.

3 Brug knapperne 3 og c til at vælge
”Copy” (Kopier), og tryk så på ENTERknappen.

oo Kopieringen kan ikke startes, hvis kopi-destinationen ikke har nok fri plads.

Dette åbner pop-up-menuen ”Destination”.

oo Du kan annullere kopieringen, mens den er i gang,
ved at trykke på ENTER-knappen.

30

Administration af optagne filer

6 Når meddelelsen ”Copy completed!”(Kopi gennemført) vises, skal du trykke
på ENTER-knappen for at vende tilbage
til listen.

Sådan redigeres information om­eksisterende mapper
1 Tryk på LIST-knappen for at åbne listen.

2 Brug knapperne 3 og c til at vælge
mappen med den information, du vil
redigere, og tryk på MENU-knappen.
Der kommer en menu frem.

3 Brug knapperne 3 og c til at vælge
”Edit” (Rediger), og tryk på ENTERknappen.

31

Administration af optagne filerSkærmbilledet PATIENT INFORMATION for mappenåbnes.

Sletning af oplysninger i eksisterende
mapper
1 Tryk på LIST-knappen for at åbne listen.

4 Skift mappeoplysningerne, og tryk på
ENTER-knappen.
Der vises nu en bekræftelsesdialog.

2 Brug knapperne 3 og c til at vælge
mappen for at slette, og tryk på knappen
MENU.
Der kommer en menu frem.

5 Vælg ”Yes” (Ja) og tryk på ENTERknappen for at gemme de redigerede
oplysninger.
VIGTIG MEDDELELSENår den bruges som USB-harddisk eller på et netværk, er
det evt. ikke muligt at redigere mappeoplysningerne. I
dette tilfælde angives netværkstilstanden til ”Off” (Sluk) (jf.
”Network Options (Netværksindstillinger)” på side 48).

32

3 Brug knapperne3 og c til at vælge
”Delete” (Slet), og tryk på ENTERknappen.

Administration af optagne filer
Der kommer en bekræftelsesdialog frem.

Mappestruktur, der bruges til optagne
videoer/billeder
Der oprettes en mappe for hver patient med de registrerede informationer. Mapperne navngives i følgende
format med år, måned, dag, time, minut, sekund og ID.
ååååmmddttmmss_IDBEMÆRK

4 Vælg ”Yes” (Ja) og tryk på ENTERknappen.
Der vises en bekræftelsesdialog igen.

Hvis ID rummer et tegn, der ikke må bruges i filnavnet, vil
det tegn blive erstattet med et havelåge-tegn (#).
Mappeoplysningerne opdateres, når optagelsen er
afsluttet (når der trykkes på CASE CLOSE-knappen for at
slutte en optagelse).

Mappestruktur

5 Hvis du er sikker på, at sletningen er
okay, skal du vælge ”Yes” (Ja) og trykke
på ENTER-knappen.
Den valgte mappes data vil blive slettet.

Rodmappe
PatientList.html
20161216154525_000012345
video_files
000001-001.mov
000002-001.mov
000004-001.mov
000005-001.mov
000005-002.mov
000007-001.movphoto_files
000003.jpg
000006.jpg
Files.html
20161216181554_0000112255
video_files(HTML-fil)(Patientstyringsmappe)(Videolagringsmappe)(Videofil)(Videofil)(Videofil)(Delt videofil, del 1)(Delt videofil, del 2)(Fotolagringsmappe)(fotofil (nummereret i taget rækkefølge))(Fotofil)(Liste over videoer/billeder i mappen)(patient management folder)(Videolagringsmappe)

VIGTIG INFORMATION
oo Slettede data kan ikke gendannes. Vær forsigtig, når
du bruger denne funktion.
oo Når den bruges som USB-harddisk eller på et netværk,er det evt. ikke muligt at slette mappeoplysninger.
I dette tilfælde angives netværkstilstanden til ”Off”(Sluk) (jf. ”Network Options (Netværksindstillinger)” påside 48).

33

Administration af optagne filer

Visning af optagne videoer/billeder på en computer(ved hjælp af HTML-fil på et medie)
Optagede videoer/fotos og oplysninger om mapper kan ses ved hjælp af eninternetbrowser på en computer. Åbn filen ”PatientList.html” for at gøre dette.

Liste over optagne mapper
Enheden opretter en HTML-liste (PatientList.html) over de mapper, der er optaget på den interne harddisk.
Derudover, når du kopierer data til en ekstern USB-lagerenhed, oprettes en HTML-liste (PatientList.html)
med mapperne på enheden.

No:
Date:
ID:
Name:
D.O.B.:Sex:
Num of image:

34

Mappeantal på medierDe vises i den rækkefølge, som de kopieres.
Optagelsesdato
Patientens ID (link til listen over videoer/billeder i mappen)
Patientens navn (link til listen over videoer/billeder i mappen)
Patientens fødselsdato (lagret tegnstreng vises som den er)
Patientens køn
Antal videoer/billeder i mappen (link til listen over videoer/billeder i mappen)

Administration af optagne filer

Liste over videoer/billeder i mappen
Klik på en patients ID eller navn på mappelisten for at få vist listen som følger.

No:
File:
Size (Byte):
Length:Antallet af videoer/billeder i mappen, delte videoer vises med en bindestreg (–)
Filnavn (link)
Faktisk filstørrelse
Optagetid eller "Photo", delte videoer vises med en bindestreg (–)

35

Udskrivning af fotos
Oversigt
Dette afsnit forklarer indstillingerne og procedurerne
mht. brugen af UR-4MD’s udskrivningsfunktioner.
oo Udskrivningsfunktionerne understøttes af de UR-4MDenheder, der bruger firmwareversion 1.23 eller nyere.
Kontakt din TEAC-autoriserede forhandler, hvor du
købte enheden og få oplysninger om den nyeste firmware.
oo Billeder (fotos), der er taget med UR-4MD, kan kun
udskrives på en bestemt printer, der er tilsluttet via
USB. Kontakt TEAC for at få oplysninger om understøttede printere.

Foretag udskriftsindstillinger
1 Tryk på MENU-knappen for at åbnehovedmenuen.

2 Vælg “Advanced” (Avanceret), og tryk på
ENTER.

Forbindelse
1 Sluk for UR-4MD og printeren, før du tilslutter dem.
2 Tilslut printeren via USB-port 3 (USB3)
på bagsiden af UR-4MD.
Brug det kabel, der følger med printeren, eller etgængs USB-kabel..

3 Vælg “Printer Options” (Printerindstillinger), og tryk på ENTER.

3 Tænd for UR-4MD.

4 Tænd printeren.

4 Foretag de nødvendige indstillinger
på begge indstillingssider (Printing
Options-1, Printing Options-2).
5 Når du er færdig, skal du trykke på
knappen CASE CLOSE.

36

Udskrivning af fotos

Printing Options-1(Udskrivningsindstillinger-1)

Logo
Du kan udskrive et logo øverst til højre på siderne.
On (Tænd):Udskriv det indlæste logo.
Off (Sluk):
Udskriv ikke et logo.
Load (Indlæs): Indlæs en logo-fil fra et USB-medie, der er tilsluttet USB-port 1 (USB1). Sørg for, at logoet
opfylder følgende specifikationer:
Filformat: jpg, png
Filnavn: mdvrlogo.jpg / mdvrlogo.png
Logostørrelse: 245 × 75 pixels

Logo File (Logo-fil)Bruges til at vise det indlæste logo på skærmen.

Printer
Kontakt TEAC for at få oplysninger om understøttede
printere.

Paper (Papir)Vælg papirstørrelse.
Letter (Brev), A4

Number of copies (Antal kopier)Indstil antallet af kopier, der skal udskrives.
1–10

Number per page (Antal pr. side)
Indstil antallet af fotos, der skal udskrives på en enkelt
side. Der findes følgende indstillinger:
1, 2, 4, 8, 15, 16 (liggende: 1, 4, 16, portræt: 2, 8, 15)
oo Udskrivningsretningen bestemmes af antallet og kan
ikke ændres af brugeren.

Auto Print (Automatisk udskrivning)Når denne indstilling er aktiveret, begynder udskrivningen automatisk, så snart antallet af fotos, der er indstillet med ”Antal pr. side”, er taget.
On, Off (Tænd, Sluk)37

Udskrivning af fotos

Printing Options-2(Udskrivningsindstillinger-2)

Udskrivning af det aktuelt viste foto
1 Vis det JPEG-foto, du vil udskrive.
2 Tryk på MENU-knappen.
Følgende bekræftelsesdialogboks vises.

3 Vælg “Yes” (Ja), og tryk på ENTER for atstarte udskrivningen af fotoet.

4 Tryk på ENTER for at lukke dialogen.

Header (Overskrift)
Brug et USB-tastatur til at indtaste op til 32 alfanumeriske
tegn, der udskrives øverst på siden.
BEMÆRKVIGTIG BESKED
oo Hvis der vises en fejlmeddelelse, henvises der til
instruktionerne i printerens brugervejledning.

Tilslut et USB-tastatur, enten til USB-port 1 (USB1) eller 2(USB2). Sørg for, at ”USB-tastatur” er valgt som den enhed,der bruges til at indtaste patientoplysningerne (se Menu
> Advanced > Patient Info. Entry).

Footer-1 (Sidefod-1) – Footer 5 (Sidefod-5)
Vælg den patientinformation, der udskrives nederst på
siderne. Vælg en af følgende indstillinger for hvert felt isidens fod (sidefod-1 til sidefod-5).
ID
Name (Navn)
D.O.B. (Fødselsdato)
Sex (Køn)
Stedets navn (Hospital)
Physician (Læge)Proceduretype
Modalitet
Operationsstue
Sluk

38

oo Kontakt TEAC for at få oplysninger om understøttede
printere.

Udskrivning af fotos

Valg af flere fotos, der skal udskrives

4 Vælg det foto, der skal udskrives, og tryk
på PATIENT INFO.

1 Når enheden er inaktiv, skal du trykke
på LIST-knappen for at se patientlisten.

Der vises et flueben på det valgte miniaturebillede.

2 Vælg den mappe, der skal udskrives, og
tryk på MENU.

w

3 Vælg “Print” (Udskriv), og tryk på ENTER.
Der vises en skærm med miniaturer.

w

oo Tryk på PATIENT INFO igen for at fravælge billedet.
oo Tryk på PHOTO for at vælge alle fotos.
oo Tryk på PHOTO igen for at fravælge alle fotos.

39

Udskrivning af fotos

Udskrivning af flere fotos
Man kan udskrive flere fotos, enten manuelt eller automatisk.

3 Vælg “Execute” (Udfør), og tryk på
ENTER.
Der vises en bekræftelsesdialog.

Manuel udskrivning
1 Tryk på MENU på miniaturebilledet forat åbne skærmbilledet med Udskrivningslayout.

4 Vælg “Yes” og tryk på ENTER.
Når udskrivningen er afsluttet, vises følgende dialog:

Du kan ændre antallet af kopier, antallet af fotos pr.
side og vælge logoet til/fra på denne side.

2 Vælg “Print” (Udskriv), og tryk på ENTER.

w

40

5 Tryk på ENTER for at bekræfte.

Udskrivning af fotos

Automatisk udskrivningNår automatisk udskrivning er aktiveret, starter udskrivningen automatisk, så snart antallet af fotos, der er indstillet på forhånd, er taget.
oo Indstil antallet af fotos, der skal udskrives på hver side(se ”Number per page (Antal pr. side)” på side 37).
oo For at bruge denne funktion, skal du stille “Automatisk
udskrivning” til “Tændt” (se ”Auto Print (Automatisk
udskrivning)” på side 37).
I eksemplet nedenfor, begynder automatisk udskrivning,når der er taget otte fotos.
Når en patientmappe lukkes, ved at trykke på knappen
CASE CLOSE, udskrives alle de resterende fotos.

Fejlmeddelelser under udskrivning
BeskedERROR (701) PRINTER OFF LINEERROR (702) PRINTER NO RIBBONERROR (703) PRINTER END RIBBONERROR (704) PRINTER DOOR OPENERROR (705) PRINTER NO PAPER
ERROR (706) PRINTER UNKNOWNERROR (707) PAPER WRONG SIZEERROR (708) PRINT FAILED

ResponsTænd printeren. Kontroller USB-kablets forbindelse mellem printeren og UR-4MD.
Installer et printerbånd.
Udskift printerbåndet.
Luk printerlågen helt.
Læg printerpapir i.
Årsagen til fejlen er ukendt. Sluk printeren og UR-4MD én gang. Tænd derefter beggeenheder, og prøv at udskrive igen.
Sørg for, at det ilagte papir matcher den valgte papirstørrelse.
Kontroller udskrivningsindstillingerne. Sluk printeren og UR-4MD én gang. Tænd derefter
begge enheder, og prøv at udskrive igen.

41

Indstillinger
For eksempel, hvis ”Video IN” er indstillet til ”DVI”, vil prioriteten være som følger.
DVI w SDI w S-VIDEO w COMPOSITEoo Hvis videoindganget er COMPOSITE, vil den ikke skifte
til S-VIDEO.
oo Hvis videoindganget er S-VIDEO, vil den ikke skifte til
COMPOSITE.
oo Desuden, skifter videoindgang ikke under optagelse.

Generelle indstillinger

Flyt markøren til det emne, der skal angives, og tryk på
ENTER-knappen for at gøre det muligt at ændre emnet.

Manuelt skift af videoindgang
Når der ikke pågår optagelse eller afspilning, kan dutrykke og holde på knappen 5 eller b, for at søge efter
et andet indgangsstik, der har et videosignal og skifte
til det. Hvis der ikke findes noget videosignal-indgang,ændres der ikke noget.

Aktuelle indstillinger

Audio IN (Lydindgang)

Dette viser de vigtigste indstillinger.

Indstil lydindgang med højeste prioritet.
SDI
AUDIO
MIC
Automatisk skift af lydindgang
Når der registreres lydindgang sammen med video-indgang, skiftes det automatisk.
Lyd-indgangssignalet registreres i følgende rækkefølge.
SDI

Firmware version (Firmware-version)
Patient Info. Entry (Patient-info Indtastning)
Auto Index (Auto indeks)
Auto File Division (Automatisk opdeling af filer)
Ext Switch Trigger (Udløser for ekstern afbryder)
Erase HDD (Keep) (Slet HDD (Behold))
iHDD Available (Frigør plads på harddisken)

Video IN (Videoindgang)
Automatisk skift af videoindgang understøttes
Når videosignalets indgang registreres, skiftes videoindganget automatisk. Hvis der er indgang fra flere videosignaler , skifter enheden til videoindganget med den
højeste prioritet.
Den videosignalets indgang registreres i følgende rækkefølge.
SDI

DVI

S-VIDEOCOMPOSITE

Indstil videoindganget med den højeste prioritet.

42

AUDIO

MIC

For eksempel, hvis indstillingen er AUDIO, er prioriteten
som følger:
AUDIO w SDI w MIC
oo Tilstedeværelsen af digitalt signal registreres for SDI,og tilsluttede stik registreres til AUDIO og MIC-indgangs jackstik.
oo Lydindgang skifter desuden ikke under optagelse.
oo SDI-lyd kan kun vælges, når videoindgang er SDI.
oo SDI-lyd fungerer kun, når man bruger SDI videoindgang. Desuden, hvis video-input er et SDI-signal med
indlejrede lyddata, indstilles SDI-lyden og kan ikkeændres (AUDIO og MIC kan ikke bruges).

Indstillinger

Video OUT (Videoudgang)
Dette indstiller opløsningen af udgangets videosignal,
når der ikke er noget video-indgangssignal.
NTSC:
PAL:
1024 x 768:
1920 x 1080:

Photo Options (Foto-indstillinger)

Udgang fra COMPOSITE og S-VIDEO OUT-stik
Udgang fra COMPOSITE og S-VIDEO OUT-stik
Udgang fra DVI-OUT-stikket
Udgang fra DVI og SDI OUT-stik

oo Under afspilning, udsendes den indstillede videoopløsning, hvis den er forskellig fra afspilningens billede,selv om der er et video-indgangssignal.

Playback From (Afspilning fra)
Dette angiver afspilningsenheden.
USB1
USB2
Internal HDD
oo Hvis den indstillede enhed ikke er tilgængelig underafspilning, vil enheden tjekke forbindelserne i rækkefølgen ovenfor og søge efter en enhed.

Clock (Ur)Det viser den aktuelle dato og klokkeslæt. Det valgte element (markørlokation) vises som fremhævet.
g, t:
5, b:
ENTER:
MENU:

Flyt markøren til det forrige/næste element.
Forøg eller formindsk elementets værdi.
Bekræft den indstillede dato og klokkeslæt.
Annuller ændringen af dato og klokkeslæt.

Quality (Kvalitet)
Bruges til at indstille kvaliteten af de billeder som tages.
HQ:
SQ:
EQ:

Høj kvalitet
Standard kvalitetØkonomi kvalitet (mindre filstørrelse)

FormatTIFF:
JPEG:
JPEG (info on):

DICOM (.dcm):

Ukomprimeret TIFF-format
JPEG-komprimering
JPEG-komprimering
Følgende mappeoplysninger er integreretøverst på billederne:
Dato, ID, navn, fødselsdato, køn, hospital,læge
DICOM-filformat (foto er JPEG-format)BemærkEnhedens indbyggede ur vil ikke altid forblive præcist. Vi
anbefaler at tjekke og justere tidsindstillingen regelmæssigt.

Language (Sprog)
Angiv det sprog, der bruges i menuerne.
EnglishItaliano
Português
Español
Türkçe日本語
Français
Svenska한국어
DeutschРусский
中文

43

Indstillinger

Video Options (Video-indstillinger)

Advanced-1 (Avanceret-1)

Quality (Kvalitet)
Bruge til at indstille kvaliteten af videoen, der optages.

Patient Info. Entry(Patient‑info Indtastning)

HQ:
SQ:
EQ:

Vælg enheden, der skal bruge til at indtaste patientinformationen med. (Denne indstilling anvendes kun indtastning af patientinformation.)

Høj kvalitet
Standard kvalitetØkonomi kvalitet (mindre filstørrelse)

Auto Index (Auto indeks)

Off:
USB Keyboard:

Patientinformation indtastes ikke.
Muliggør brug af et USB-tastatur til indtastning af patientinformation.
Muliggør brug af en USB-kort/stregkodelæser til angivelse af patientinformation. Når
denne indstilling bruges, vises følgende indstilling af tegn-området på skærmen. Foretag
indstillinger for hver række af oplysninger.

Bruge til at angive, hvordan indekser føjes til videoerne
under optagelsen.

Card/Barcode
Reader:Off:
1 min:
5 min:
10 min:20 Even
Per File:

oo ’Enhanced standard US’ tastaturlayout understøttes.
oo Tilslut USB-enheder til indtastning af patientinformation til USB 3-porten bag på enheden.

Indekser tilføjes ikke.
Der indsættes et indeks hvert minut.
Der indsættes et indeks hvert 5. minut.
Der indsættes et indeks hvert 10. minut.
Efter at en video er optaget, deles optagelsen op i
20 lige store intervaller, og der tilføjes indekser.

Ext Switch Trigger (Udløser for ekstern
afbryder)Bruges til at indstille betjeningen af en ekstern afbryder,som er tilsluttet til EXT SW.
Push to Switch:

Tryk for hhv. at starte og pause/stoppe optagelsen. Hvorvidt optagelsen stopper eller
pauser afhænger af indstillingen "Ext Switch
Trigger (Mode)".
Hold to Record: Optag mens der trykkes.

Ext Switch Trigger (Mode)(Udløser for ekstern afbryder (Tilstand))
Bruges til at angive, om optagelsen sættes på pause eller
stopper, når du bruger en ekstern afbryder.
Pause:
Stop:

44

Optag <–> Pause
Der oprettes én stor fil.
Optag <–> Stop
Der oprettes flere mindre filer.

Når du bruger magnetkort/stregkoder, skal du angive
hvilke tegn, der skal læses.

Indstillinger
Indstillingerne sættes fra placeringen af det første tegn
(Start) til placeringen af det sidste tegn (Slut). Hvis der
kun bruges ét tegn, er start- og slutværdien den samme.
ID:
Name:

Angiv det tegn-område, der anvendes til ID’en
Angiv det tegn-område, der anvendes til
navnetD.O.B.:
Angiv det tegn-område, der anvendes til fødselsdatoen
Sex:
Angiv det tegn-område, der bruges til kønnet
Show All Info: På denne skærm vises alle kortets/stregkodelæserens datainput.

OSD
Angiv, hvordan oplysningerne vises på en ekstern skærm
(OSD: on-screen display med patientinformation, resterende kapacitet, tid, osv.).
ON:
OFF:
ICON:
ICON + TIMER:

Der vises oplysninger
Der vises ikke oplysninger
Kun statusikonet vises
Status-ikon og tidtæller vises

Du kan også trykke og holde på knappen PATIENT INFO,
for at skifte omgående mellem de tilgængelige indstillinger (Se ”PATIENT INFO-knappen” på side 11).

Copy to (from iHDD) (Kopier til (fra iHDD))

Auto File Division(Automatisk opdeling af iler)
Indstil den filstørrelse for automatisk filopdeling, derbruges når du optager video.
4 GB
1 GB
oo Opdelingen er nødvendig på grund af fil-systemetsbegrænsninger.
Når du bruger FTP-overførsel, er mindre filer mereeffektive.
oo Afhængigt af indstillingen for videokvalitet og opløsningen af video-indgangssignal, kan opdelingens faktiske filstørrelse blive mindre end denne indstilling.

Bruges til at kopiere optagne videoer fotos fra deninterne harddisk til en anden placering (jf. side 29).
Vælg kopi-destinationsenheden:
Cancel (Annuller)
USB1
USB2
Network (FTP)
Network (CIFS)
Når du har valgt enheden, vises følgende indstillinger ilinjen nedenfor.
Når du vælger en indstilling, starter kopieringen.
From Older Folder:
From Newer Folder:

Alle data kopieres, begyndende medden ældste mappe.
Alle data kopieres, begyndende med
den nyeste mappe.

oo Brug skærmens liste til at kopiere en bestemt mappe(side 30).

Format Recording Device(Formater optageenhed)
Brug dette til at formatere (initialisere) optageenheden(medie) med.
Cancel (Annuller)
USB1
USB2
iHDD
VIGTIG MEDDELELSE
Formatering af en enhed sletter alle registrerede data på
den. Vær opmærksom på, at dette ikke kan fortrydes.

45Indstillinger

Advanced-2 (Avanceret-2)

Storage Device Info. (Info om lagerenhed)Det viser forskellige oplysninger om den valgte lagerenhed.

Erase iHDD (Keep) (Slet iHDD (Behold))
Angiv, hvordan data slettes fra den interne harddisk.
Dataene slettes iht. denne indstilling, når enheden startes.
Off:

Slet ikke. Det bliver umuligt at optage, når
harddisken er fuld.
Keep 200 GB:
Mapperne slettes med den ældste først,så der er ca. 200 GB data tilbage.
Keep 100 GB:
Mapperne slettes med den ældste først,så der er ca. 100 GB data tilbage.
Keep 50 GB:
Mapperne slettes med den ældste først,så der er ca. 50 GB data tilbage.
Keep Last 24 Hours: Mapper, der er mere end 24 timer gamle(fra optagelsens starttidspunkt) slettes.
Keep Last 7 Days: Mapper, der er mere end 7 dage gamle(fra optagelsens starttidspunkt) slettes.

VIGTIG MEDDELELSEiHDD Information:
Capacity:
Free Space:
Used Space:
iHDD S.M.A.R.T.:
USB 1 S.M.A.R.T.:
USB 2 S.M.A.R.T.:

Det viser oplysninger om den interne
harddisk.
Dette viser den samlede kapacitet.
Det viser mængden af ledig plads.
Det viser mængden af plads, der allerede er i brug.
Dette viser S.M.A.R.T.-oplysningerne forden interne harddisk.
Dette viser S.M.A.R.T.-oplysningerne forden enhed, der er tilsluttet USB 1.*
Dette viser S.M.A.R.T.-oplysningerne forden enhed, der er tilsluttet USB 2.** S.M.A.R.T.-oplysninger kan kun vises, når den anvendte
USB-enhed understøtter S.M.A.R.T.-funktionen.

S.M.A.R.T.-oplysninger

Sluk enheden én gang om dagen, i stedet for altid at ladeden være tændt.
Hvis denne enhed er altid tændt, vil den funktion, dersletter harddisk ved opstarten ikke fungere. Dermed
vil den interne harddisk løbe tør for plads. Optagelsen
stopper når harddisk’en ikke har mere fri plads.
Dette viser de ”Nuværende”, ”Værste” og ”Tærskel”-værdierne for hvert emne.
01 Read Error Rate
02 Throughput Performance
05 Reallocated Sectors Count
07 Seek Error Rate
0A Spin Retry CountC4 Reallocation Event CountC5 Current Pending Sector CountC6 Uncorrectable Sector Count
C8 Write Error Rate
DF Load/Unload Retry Count

46

Indstillinger

Beep (Bip)

Opdatering af firmware

Bruges til at slå den indbyggede bip-lyd til/fra.
On: Biplyd lyder.
Off: Biplyd lyder ikke.
oo Bippet lyder fx når man bruger en knap, starter optagelsen eller der forekommer en advarsel.

Benyt disse fremgangsmåder til at opdatere enhedens
firmware med.
Følg fremgangsmåderne nøje. Undladelse af at gøre
dette, kan medføre at enheden ikke fungerer korrekt.

Login ID / Password(Login-id / adgangskode)Bruges til at angive loginoplysninger, der anmodes om
ved opstart af UR-4MD.
Off: Der vises ingen login-skærm ved opstart.
On: 	Der vises en login-skærm ved opstart. Indstil
legitimationsoplysningerne (brugernavn,
adgangskode).

VIGTIG MEDDELELSE
oo Før du opdaterer, er det nødvendigt at sikkerhedskopiere de registrerede data. Efter en opdatering, kanenheden muligvis ikke afspille tidligere filer. Derudover skal du formatere den indbyggede harddisk når
opdateringen er gennemført. (Jf. ”Format Recording
Device (Formater optageenhed)” på side 45.)
oo Undlad at afbryde strømmen eller fjerne en USBlagerenhed under opdateringen. Det kan medføre atenheden ikke fungerer korrekt.

1 Sådan formateres et USB-flashdrev med
denne enhed.
Se ”Formatering af optagemedier” på side 18.

2 Kopier firmware-opdateringsfilen fra
computeren til rodmappen på USBflashdrevet.
3 Tryk på STANDBY/ON-knappen ned i ét
sekund, for at lukke enheden ned.
Login-skærmbilledet vises ved opstart:

4 Afbryd alle kabler fra LAN, USB 3,
USB-4 og video (SDI, DVI, COMPOSITE,
S-VIDEO)-stikkene bag på enheden.
5 Tryk på knappen STANDBY/ON for attænde for enheden.
VIGTIG MEDDELELSENår du har tændt for enheden, må du ikke optage
eller afspille, før du har gennemført opdateringen.

Legitimationsoplysningerne kan indtastes ved hjælp af ettilsluttet USB-tastatur.

Printer Options (Printerindstillinger)
Bruges til at angive indstillingerne for udskrivning af
fotos. (Se side 36). Kontakt TEAC for at få oplysninger
om understøttede printere.

6 Tilslut USB-flashdrevet, som er beregnet
til opdateringen, til enhedens USB-port 1.
7 Tryk på MENU-knappen.
8 Vælg ”Advanced” (Avanceret).
9 Rul ned, indtil du ser skærmbilledet”Advanced-2”.

47

Indstillinger

10 Vælg ”Firmware Update” (firmwareopdatering) og tryk på ENTER.
Cancel (Annuller):
Execute (Udfør):

Network Options (Netværksindstillinger)

Opdaterer ikke.
Opdaterer firmwaren.

11 Vælg ”Execute” og tryk på ENTER.
Der kommer en bekræftelsesdialog frem.
I eksemplet nedenfor, vil enheden blive opdateret fra
firmwareversion 1.26 til 1.27.

Mode Select (Vælg tilstand)
Bruges til at angive netværkstilstanden.

12 Vælg ”Yes” (Ja) og tryk på ENTER for atstarte opdateringen.
Følgende skærm vises.

oo Opdatering kan tage et par minutter.
oo Enheden genstartes automatisk, når opdateringen
er fuldført. Vent, indtil enheden genstarter.

13 Tilslut kablerne som påkrævet.
oo Kontakt den forhandler, så du købte enheden af, mht.
oplysninger om firmwareopdateringer.

48

Off (Sluk):
FTP Client(FTP-klient):
CIFS Client(CIFS-klient):
CIFS Server:

Deaktiverer netværksfunktioner
Filer sendes automatisk til den angivne FTPserver.*
Filer vil automatisk blive sendt til den angivne
CIFS-server.*Denne enhed bliver en CIFS-server og dens filer
kan læses af CIFS-klienter.
Som server, er enheden skrivebeskyttet.*
Det er ikke muligt at læse under optagelsen.
USB Mass
Brug denne enhed som en USB-masselagringsStorage (USB- enhed, der tillader at filer læses via en USB-Host.
lagerenhed): Som server, er enheden skrivebeskyttet.
Tilslut USB-værten til USB-4-porten bag påenheden.
Det er ikke muligt at læse under optagelsen.
Den eksterne kommando-/kontrolfunktion kan
ikke bruges samtidig. Med denne indstilling,bruges funktionen "USB Mass Storage" (USBlagerenhed) til betjeningen. Når den ikke er sat
til "USB Mass Storage", skal den eksterne kommando- kontrolfunktion bruges til betjeningen.
Det er nødvendigt at genstart enheden, nårder skiftes til "USB Mass Storage”, eller der
skiftes fra "USB Mass Storage" til en anden indstilling.

*Disse funktioner har menuskærme, hvor man kan lave
detaljerede indstillinger.

IndstillingerAfhængigt af den valgte indstilling, vises et af følgendeskærmbilleder, hvor man kan foretage detaljerede indstillinger.
Brugt et USB-tastatur til input. (Tilslut den til USB 3-porten
bag på enheden.)

FTP Client Mode (FTP-klienttilstand)

VIGTIG MEDDELELSE
oo Brug på et upålideligt netværk kan medføre tab af
data.
oo For eksempel kræves der en DNS-server til navnefortolkning af computeren og enhedens IP-adresser ifm.
indstillingen af hver tilstand.
oo Hvis tilstanden sættes til ”FTP Client” eller ”CIFS Client”,
overføres den optagne video automatisk til den
angivne server. Bekræft netværksopsætningen, herunder server og kabler, inden optagelsen. Hvis deropstår et problem med netværket under optagelsen(som fx et afbrudt kabel), vil videoen dog alligevel
blive overført når netværksforbindelsen er genoprettet. Kun videoer, som optages efter en af dissenetværkstilstande er indstillet, vil automatisk blive
overført. (Hvis den er sat til ”Off” (Sluk), overføres optagelserne manuelt efter behov.)oo Sørg for at tilslutte et Ethernet-kabel, når du foretagernetværksindstillingerne.

FTP Server:
User Name:
Password:

Brug et USB-tastatur til at indtaste servernavnet med.
Brug et USB-tastatur til at indtaste brugernavnet med.
Brug et USB-tastatur til at indtasteadgangskoden med.

Indstilling, eksempel:
FTP Server:
User Name:
Password:

192.168.0.101
dvr
abcde

VIGTIG MEDDELELSEoo Når du bruger flere optagere, kan de optagne datagå tabt, hvis optagelsens destinationer er sat til den
samme placering på den samme server. Undgå atbruge den samme placeringindstilling.
oo ”User Name” og ”Password” er påkrævet. Tilsvarende
brugerindstillinger skal også udføres på serveren.

49Indstillinger

CIFS Server Mode (CIFS-servertilstand)

CIFS Client Mode (CIFS-klienttilstand)Model Name B rug et USB-tastatur til at indtaste modelnavnet(or Machine med.
Name):
User Name:Brug et USB-tastatur til at indtaste brugernavnet
med.
Password:
Brug et USB-tastatur til at indtasteadgangskoden med.

Path:

Brugernavnet og adgangskoden, som angives her, kan
bruges til at opnå skrivebeskyttet adgang til denne
enhed fra netværket.

Indstilling, eksempel:

Indstilling, eksempel:
Model Name (or Machine Name):
User Name:
Password:

video_recoder
dvr
abcde

Brug et USB-tastatur til at indtaste netværksstien
med.
User Name: Brug et USB-tastatur til at indtaste brugernavnet
med.
Password:
Brug et USB-tastatur til at indtaste adgangskoden
med.

Path (host name or IP/share):User Name:
Password:

192.168.0.101/dvr_mount
dvr
abcde

oo Det bruger/adgangskoden, som angives her, skalfindes på den computer, hvor den delte fil findes,og brugeren skal have adgangsrettigheder til dennedelte fil.
VIGTIG MEDDELELSENår du bruger flere optagere, kan optagne data gå tabt,
hvis optagelsens destination er sat til den samme placering, på den samme server. Undgå at bruge den samme
placeringsindstilling.

50

Indstillinger

IP Address (IP-adresse)
Brug denne til at angive enhedens netværksadresse.
Automatic(DHCP):

Brug en DHCP-server til automatisk at indhentenetværksindstillinger. Vælg "Current IP Address”(Nuværende IP-adresse) på skærmbilledet "Network/Netværk Options” (Netværksindstillinger),for at vise den erhvervede netværksadresse.
Manual:Indtast følgende netværksadresse-oplysninger.
IP Address:
Brug et USB-tastatur til at angive IPadressen med.
Subnet Mask:
Brug et USB-tastatur til at angive
undernetmasken med.
Default Gateway:
Brug et USB-tastatur til at angive
standardgatewayen med.
DNS Server1:
Brug et USB-tastatur til at angive
DNS-server 1 med.
DNS Server2:
Brug et USB-tastatur til at angive
DNS-server 2.
WINS Server:
Brug et USB-tastatur til at angive
WINS-serveren med.

BEMÆRK
Hvis den angivne IP-adresse ændres, anvendes den nye
indstilling, når enheden genstartes.

Current IP and MAC Address(Nuværende IP og MAC-adresse)
Dette viser den aktuelt angivne IP-adresse.
Den nederste linje viser MAC-adressen for UR-4MD.

51

Brug af DICOM-funktioner
DICOM Option (DICOM-Valgfri funktion): For at aktivere
DICOM-funktionen efter køb af enheden, skal du købe
DICOM-nøglen. Bed din forhandler, der solgte dig denne
enhed, om detaljerne.
oo DICOM valgfri funktion tillader at modtage arbejdslisten og videresende stillbilleder / fotos til DICOM Storage (DICOM-Opbevaring). DICOM Video understøttes
ikke af UR-4MD.

2 Tryk på MENU-knappen.

Opbevaringsfunktion
Ved at aktivere opbevaringsfunktionen, når stillbillederne
er optaget af UR-4MD, kan disse automatisk overføres til
serversættet ved hjælp af DICOM Opbevarings-indstillinger. Hvis billederne ikke kan sendes på grund af netværksoverførselsproblemer eller manglende evne til at
oprette forbindelsen til serveren, vil den fortsætte med atforsøge igen, indtil forbindelsen bliver mulig.
Hvis der er modtaget en fejlstatus fra serveren, når den
har forsøgt at gensende filen et givent antal gange,
stopper den med dette og sender den næste fil i stedet.

DICOMs opgaveliste hentes fra serveren. Opgavelisten vises på skærmen, når listen er hentet.

Modalitet Opgaveliste Styringsfunktion
Ved at aktivere funktionen Modality Worklist Management (Modalitet Opgaveliste Styrings), kan Worklist(Opgavelisten) hentes og vises på UR-4MD’s frontdisplay.
Patientoplysningerne, der vælges fra displaylisten, kan
bruges til at tage billeder med.

1 Tryk på PATIENT INFO-knappen.

52BEMÆRK
Hvis filtrering efter dato (Requested Date (Anmodetdato)-indstilling) er aktiveret, kan du trykke på knappeng på enheden, for at indlæse dagen før den viste liste.
Alternativt skal du trykke på knappen t, for at indlæse
dagen efter.

Valgfrit tilbehør
Ved at forbinde en af de følgende fjernbetjeninger til REMOTE-stikket bag på UR-4MD, kan du bruge den til at styreenheden med. De eksterne knapper/pedaler og enhedens funktioner, som de styrer, er som følger.
Tjek instruktionsbogen til hver fjernbetjening mht. andre oplysninger om at brugen af den/dem.

TEAC/TASCAM RC-10 fjernbetjening
RC-10
RECORD
STOP
PLAY
MARK
F3
F4
>> (FF)<< (REW)
F1
F2

UR-4MD funktion (knap)
Betjeningen angivet under "Ext. Switch Trigger"(jf. ”Sådan konfigurerer du den eksterne afbryder (video)” på side 19)(STOP)(PLAY/PAUSE)(PHOTO)
(1)
(z)
(q)
(a)
(LIST)(CASE CLOSE)

oo Bruge den kabelforbundne fjernbetjenings-adapter med fjernbetjening RC-10, for at bruge den med UR-4MD.

TEAC/TASCAM RC-3F fjernbetjening

2,5 mm TRS-stik (Spids: SIGNAL, Ring: JORD, Ærme: JORD)

Pedal L
RC-3F
Pedal C (midterst)
Pedal L (venstre)
Pedal R (højre)Pedal C

Pedal F

UR-4MD funktion (knap)
Betjeningen er angivet under "Ext Switch Trigger"(jf. ”Sådan konfigurerer du den eksterne afbryder (video)” på side 19)(STOP)(PHOTO)

53

Vedligeholdelse
Anbefalede inspektioner

Fejlfinding

Kontroller følgende dagligt før brugen. Det vilhjælpe dig finde problemer hurtigt og dermedundgå problemer.

I følgende tilfælde, skal du tjekke disse punkter, før duanmoder om reparation.

Daglige inspektioner
oo Sørg for, at ledningen og stikkene er i god stand.
Udskift slidte eller beskadigede ledninger, før dubruger UR-4MD.
oo Kontroller, at netledningen er sat til i begge ender.
oo Tjek om de forskellige stik er tilsluttet korrekt.
oo Sørg for, at alt tilsluttet udstyr er i sikker tilstand.

Sikkerhedsrelateret tjek
Der skal gennemføres et sikkerhedsmæssigt tjek mindst
hvert andet år. Hvis de lokale nationale bestemmelserkræver kortere intervaller, skal den sikkerhedsmæssige
kontrol udføres i overensstemmelse hermed.

Enheden tændes ikke.
eeBekræft at netstikket er tilsluttet. (Sørg for, at stikket
er korrekt tilsluttet til en stikkontakt og ikke har mistet
forbindelsen.)Enheden tændes, men der er ikke noget videoudgang.
eeBekræfte, at stikkene på bagpanelet ikke er blevet
afbrudt, og at de benyttede kabler ikke er blevet
beskadiget.
Tjek om det korrekte indgang er valgt.
”Are you sure you want to format?” (Er du sikker
på, du vil formatere?) vises på LCD-skærmen, nåren ekstern USB-lagerenhed er tilsluttet selvom den
tidligere er blevet brugt uden problemer.

Rengøring af enheden

VFORSIGTIG
Af hensyn til din sikkerhed, skal du fjerne netstikket fra
stikkontakten før rengøring.
oo Brug et egnet rengøringsmiddel til overflade-desinfektion til at rense kabinettet på enheden.
oo Den foreskrevne metode til rengøring er aftørringsdesinfektion. Undgå at bruge et spray-desinfektionsmiddel.
oo Vi anbefaler at bruge en blød klude med et rengøringsmiddel til desinfektion ved at tørre enheden af.
de passende foranstaltninger for at tjekke	Træf
rengøringsresultatet.

eePrøv at tilslutte USB-lagerenheden igen. USB-lagerenheden kan ikke genkendes korrekt afhængigt af
hvordan stikket er indsat.
eeDenne meddelelse vises, hvis der er opstået en fejl ifilsystemet på USB-lagerenheden. En fejl i filsystemet
kan forhindre optagelse. Stop brugen af USB-lagerenheden og brugt et diskkontrol-værktøj på en computer til at kontrollere og reparere filsystemet med.
Annullering uden formatering er også mulig, men deneksterne USB-lagerenhed genkendes i så fald ikke,
der vises en fejlmeddelelse og enheden vil ikke blive
brugt til optagelse.
VIGTIG MEDDELELSEVælg ”Yes” (Ja) så sletter formateringen alle data på USBlagerenheden. Sørg for at du ikke skal bruge disse dataeller lav en backup forinden.

54

Vedligeholdelse
Optagelsen til en ekstern USB-lagerenhed stoppede uventet eller en optaget fil kan ikke vises eller
afspilles.
eeDer kan opstå problemer med optagelsen, når der
forekommer en fejl i filsystemet på USB-lagerenheden.
Brug et diskkontrol-værktøj på en computer til at kontrollere og reparere filsystemet på USB-lagerenheden
med.
Hvert operativsystem har sig egen metode til at foretage disk-reparationer med. Følg derfor procedurerne
for det givne operativsystem på den tilsluttede computer. Søg efter ”checking disks” (tjek af diske) for finde
instruktionerne.

Den interne harddisk har ikke mere fri plads,
hvilket gør optagelse umulig.
eeEr ”Erase iHDD (Keep)” sat til ”Off” på indstillingssiden ”Advanced-2”? Sæt dette til noget andet end”Off” (Sluk) og genstart enheden. Hvis der allerede
er angivet noget andet end ”Off”, skal du bekræfte,at enheden ikke fortsat er tændt (har strøm på). Fri
plads på den interne harddisk kan kun gendannes, nårenheden er startet. Sluk kun enheden én gang dagligt
i stedet for altid at lade den være tændt. Hvis du forventer at optage i længere tid, mens der ikke er nok
fri plads på den interne harddisk, skal du genstarteenheden forinden, for at gendanne fri plads.

Selv om du har trykket på optage-knappen, vises
optagelse-ikonet og optagetiden ind i mellem ikke.
eeDette kan forekomme, første gang optagelsen
startes efter du har brugt en computer til fx at tilføje
eller slette filer på en ekstern USB-lagerenhed, som
UR-4MD har brugt til optagelsen.
Dette er kun en skærmrelateret problem. Optagelsen
foretages alligevel og det normale udseende genoprettes, når der har været optaget til den eksterne USBlagerenhed i ca 20-120 sekunder. Lad det være, som
det er, indtil skærmen genoprettes.

Den tilbageværende optagetid øges eller reduceres
drastisk.
eeDen viste tilbageværende tid afhænger af opløsningen af videoens indgangssignal (eller det aktuelt
valgte signal, når der er indgang fra flere signaler).

55

Specifikationer
GenerelleStandarder/certificering/registrering

OptagemedierInternt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5-tommers harddisk (500 GB)(ca. 450 GB data)
Eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USB-lagerenheder(flashdrev og harddiske)
Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAT32

Sikkerhedsstandarder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1
CSA 60601-1
EN 60601-1

Placering ifm. drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plan overflade
Strømforsyning, lysnet. . . . .  AC 100–240 V ±10%, 50/60 Hz
0,62 – 0,35 A

Driftsmiljø

Certificering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NRTL/C, CB
Registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FDA

Medicinsk udstyr, specifikationer

Temperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–40 °C
Fugtighed. . . . . . . . . . . . . . . 5–80% RH (ingen kondensering)
Maksimal wet bulb-temperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 °C
Atmosfærisk tryk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750–1040 hPa

Opbevaringsmiljø
Temperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −20 °C til + 60 °C
Fugtighed. . . . . . . . . . . . . . . 5–80% RH (ingen kondensering)
Maksimal wet bulb-temperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 °C
Atmosfærisk tryk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa

Transportmiljø
Temperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −30 °C til + 60 °C
Fugtighed. . . . . . . . . . . . . . . 5–90% RH (ingen kondensering)
Maksimal wet bulb-temperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 °C
Atmosfærisk tryk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa
Ydre dimensioner (W × D × H)
210,5 mm × 235 mm × 88,5 mm(herunder gummifødder,undtagen fremspring på bagpanel)Vægt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 kg

56

EMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1-2
EN 60601-1-2
FCC klasse B
ICES-003 klasse B

Medicinsk enhed, klassificering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasse I
Elektrisk klassificering. . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasse I beskyttelse
Beskyttelse mod skadelig indtrængen af vand . . . . Generel
Grad af sikkerhed i tilstedeværelse af en brandfarlig,
bedøvende blanding med luft, ilt eller lattergas:
Ikke egnet til brug i tilstedeværelse af en brandfarlig,
bedøvende blanding med luft, ilt eller lattergas.
Betjeningstilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . Løbende drift af udstyr

Video-/lydindgangssignaler
Analog (NTSC/PAL)COMPOSIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 Vpp, 75 Ω terminering
S-VIDEO. . . . . . 1,0 Vpp, 75 Ω terminering, lysstyrke-signal
NTSC. . . . . . . . . . 0.286 Vpp, 75 Ω terminering, farve-signal
PAL. . . . . . . . . . . . . .  0,3 Vpp, 75 Ω terminering, farve-signal
Digital (video i høj opløsning)
SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 × 480 -1920 × 1200
oo 1920 × 1200 reduceres til 1728 × 1080 og optages
Lyd
AUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 mm stereo minijack−9,4 dBV, 10 kΩ eller højere, ubalanceret
Kun med SDI video-indgangsstik
MIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5-mm mono minijackBEMÆRK: Når du bruger et stereostik, skal du sørge forat indføre mikrofonlyden gennem venstre (L) kanal.

Specifikationer

Video-/lydudgangssignaler

Lyd-databehandling

Analog (NTSC/PAL)COMPOSITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 Vpp, 75 Ω terminering
S-VIDEO. . . . . . 1,0 Vpp, 75 Ω terminering, lysstyrke-signal
NTSC. . . . . . . . . . 0,286 Vpp, 75 Ω terminering, farve-signal
PAL. . . . . . . . . . . . . .  0,3 Vpp, 75 Ω terminering, farve-signal

Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LPCM

Digital (video i høj opløsning)
SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  640 × 480-1920 × 1200
Lyd
AUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 mm stereo minijack−6 dBV, 1 kΩ ubalanceret
Kun med SDI video-udgangsstik

Video/foto databehandling

Samplingfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 kHz
Kvantisering bitdybde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 bitGrænsefladerLAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RJ45 (100Base-TX/1000Base-T)
USB-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til optagelse × 2 (USB 2.0)
til indtastning af tegn × 1 (USB-tastatur)
USB-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  til computer-forbindelse
REMOTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5-mm minijack
Kontakt afbryder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 mm minijack

Komprimeringsmetode, videoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.264
Komprimeringsmetode, fotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPEG
Filformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOV

57

Grænseværdier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Vigtige EMC-meddelelser til brug i medicinske miljøer
oo UR-4MD kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC, og
skal installeres og ibrugtages ifølge EMC-oplysningerne i denne
brugsanvisning.
oo Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr som mobiltelefoner
kan påvirke UR-4MD.
oo UR-4MD kan udvise fejl, som følge af statisk elektricitet. Undgå attilslutte eller frakobl USB-drev under driften.

oo UR-4MD er beregnet til brug i et sundhedsfagligt miljø. Produktet
er ikke beregnet til at blive brugt i restauranter, caféer, butikker,
markeder, skoler, kirker, biblioteker, udendørs (gader, fortov, parker),
køretøjer (biler, busser, tog, både, fly, helikoptere) togstationer, busstationer, lufthavne, hoteller, vandrerhjem, pensionater, museer,
teatre.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk emission
UR-4MD er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af UR-4MD skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø.
Emissionstest
RF-emissioner

Overensstemmelse
Klasse B

CISPR 32
Harmonisk udledning

Elektromagnetisk miljø-vejledning
UR-4MD er egnet til brug i alle virksomheder, herunder indenlandske
virksomheder og virksomheder, der er direkte tilsluttet det offentlige lavspændings forsyningsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til
husholdningsbrug.

Klasse A
IEC 61000-3-2Spændingssvingninger/flimmer i emissioner

Er i overensstemmelse

IEC 61000-3-3
VIGTIG MEDDELELSE
Hvis UR-4MD bruges ved siden af eller stablet med andet udstyr, skal
det holdes under opsyn for at tjekke normal drift i den konfiguration,
hvor udstyret anvendes.

Liste over kabler til EMC-test
Type af kabel
AC netkabel
S-VIDEO IN port-kabel
COMPOSITE IN port-kabel
DVI-D IN port-kabel
SDI IN port-kabel
REMOTE kabel
COMPOSITE OUT port-kabel
S-VIDEO OUT port-kabel
DVI-D OUT port-kabel
SDI OUT port-kabel
Ethernet-kabel
USB-kabel
AUDIO IN-kabel
AUDIO OUT port-kabel
MIC IN-kabel
EXT SW (VIDEO) port-kabel
EXT SW (PHOTO) port-kabel
SDI THRU port-kabel

58

Specifikationer
2 m, ikke-skærmet
1,5 m, skærmet
1,5 m, skærmet
1,5 m, skærmet
5 m, skærmet
3 m, skærmet
1,5 m, skærmet
1,5 m, skærmet
1,5 m, skærmet
5 m, skærmet
3 m, skærmet
1,5 m, skærmet
1,5 m, skærmet
1,5 m, skærmet
1 m, skærmet
4 m, skærmet
4 m, skærmet
2 m, skærmet

Grænseværdier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
UR-4MD er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af UR-4MD skal sikre, at udstyretanvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest
IEC 60601 testniveau
Kompatibilitets­niveau
Elektromagnetisk miljø-vejledning
Elektrostatisk udladning±8 kV kontakt±8 kV kontakt
Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser.
(ESD)
Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, skal
den relative luftfugtighed være mindst 30%.
±15 kV luft
±15 kV luft
IEC 61000-4-2
Elektrisk hurtigt±2 kV for±2 kV for strømforsyningslinjer Lysnettets strømkvalitet bør være et typisk kommerforbigående/burst
strømforsyningslinjer
cielt eller hospitals-miljø.
±1 kV for input/output-linjer
IEC 61000-4-4±1 kV for input/
output-linjer
Bølge±1 kV differential-tilstand ±1 kV differential-tilstand
Lysnettets strømkvalitet bør være et typisk kommercielt eller hospitals-miljø.
IEC 61000-4-5±2 kV typisk tilstand±2 kV typisk tilstand
0 % UTSpændingsfald, korte
Lysnettets strømkvalitet bør være et typisk kommer0% UT
afbrydelser og spæncielt eller hospitals-miljø. Hvis brugeren af UR-4MD(100% dip i UT) i 1 cyklus (100% dip i UT) i 1 cyklus
dingsvariationer påkræver fortsat drift under strømafbrydelser fra lysnetstrømforsyningens
tet, anbefales det, at UR-4MD forsynes via en nød70% UT
70% UT
input-linjer
strømsforsyning eller et batteri.
(30% dip i UT) i 25
(30% dip i UT) i 25 cyklusser
cyklusser
IEC 61000-4-11
0% UT(100% dip i UT) i 5 s
0% UT(50 Hz: 10 cykler, 60 Hz: 12(100% dip i UT) i 5 s
cykler)(50 Hz: 10 cykler, 60 Hz:
12 cykler)
Strømfrekvens(50/60 Hz)
magnetfelt

30 A/m30 A/mStrøm-frekvensens magnetfelter skal mindst værekarakteristiske for en typisk placering i et typisk kommercielt eller hospitals-miljø.

IEC 61000-4-8BEMÆRK: UT er AC-spændingen for anvendelse af testniveauet.

59Grænseværdier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
UR-4MD er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af UR-4MD skal sikre, at udstyretanvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest
IEC 60601
Kompatibilitets­ Elektromagnetisk miljø-vejledning
test-niveau
niveauBærbart og mobilt RF kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen del af UR-4MD, herunder kabler, end den anbefalede
afstand, som er beregnet ud fra apparatets ligningen til senderens
frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstandGennemførte RF-forstyrrelser
IEC 61000-4-6

Udstrålede RF-forstyrrelser
IEC 61000-4-3

3 Vrms(150 kHz til
80 MHz, uden for
ISM-bånd c)

3 Vrms6 Vrms(150 kHz til
80 MHz, inden for
ISM bånd c)

6 Vrms

10 V/m
10 V/m80 MHz til 2,7 GHz

d = 1,2 √P

d = 0,6 √P

80 MHz til 2,7 GHz

Hvor P er den maksimale normering for senderens udgangseffekt iwatt (W) jfr. senderens producent, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt via en elektromagnetisk
undersøgelse af stedet, a bør være mindre end kompatibilitetsniveauet
i hvert frekvensområde. b
Interferens kan opstå omkring udstyr, som er mærket med følgende
symbol:BEMÆRK 1:
Ved 80 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRK 2:
Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer,
genstande og mennesker.
aFeltstyrker fra faste transmittere, som fx basisstationer til radio (mobile/trådløse) telefoner og landmobile radioer, amatørradio, AM og FM
radio-udsendelser og TV-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. For at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af faste
RF-sendere, bør man overveje en elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på placeringen, hvor UR-4MD bruges, overstiger det gældende RF kompatibilitetsniveau ovenfor, bør UR-4MD overvåges for at tjekke normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne,
kan supplerende foranstaltninger være nødvendige, ved fx at dreje eller flytte UR-4MD.
bOver frekvensområdet mellem 150 kHz og 80 MHz, skal feltstyrker være mindre end 5 V/m.

c

IVM (industrielle, videnskabelige og medicinske) bånd mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz,26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

60

Grænseværdier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
UR-4MD er beregnet til brug i en elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres. Bærbart RF-kommunikationsudstyr måikke bruges tættere end 30 cm på nogen del af UR-4MD. Ellers kan det forrigenge dette udstyrs ydeevne.
ImmunitetstestBånd aService a

Modulering

380–390 MHz

TETRA 400

430–470 MHz

IEC 60601
test-niveau

Kompatibilitets­
niveauPulsmodulering
18 Hz

27 V/m

27 V/mGMRS 460
FRS 460

FM± 5 kHz afvigelse
1 kHz sinus

28 V/m

28 V/m704–787 MHz

LTE Bånd 13, 17

Pulsmodulering
217 Hz

9 V/m

9 V/m

800–960 MHz

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
LTE Bånd 5

Pulsmodulering
18 Hz

28 V/m

28 V/m1700–1990 MHz

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
LTE Bånd 1, 3, 4, 25
UMTS

Pulsmodulering
217 Hz28 V/m

28 V/m

2400–2570 MHz

Bluetooth
WLAN
802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE Bånd 7

Pulsmodulering
217 Hz28 V/m

28 V/m5100–5800 MHz

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulering
217 Hz

9 V/m

9 V/m

Nærhedsfelt fra trådløst RF-kommuni­
kations­udstyr
IEC 61000-4-3BEMÆRK: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer,
genstande og mennesker.
aFor nogle tjenester er det kun uplinkfrekvenserne, der er inkluderet.

61Softwarelicens-information
Den software, der anvendes i dette produkt indeholder software,
som TEAC Corporation (herefter “TEAC”) har fået tilladelse til at brugeenten direkte eller indirekte fra tredjemand. Vi anmoder om, at dulæser meddelelsen om denne software grundigt.

Hvis du ønsker at få kildekoden til denne software, kan du anmodeom adgang til den følgende URL og udfylde en registreringsformular.
http://teac-global.com/support/opensource/form/

Meddelelse om software, der bruger GNU GPL

Forstå venligst, at vi ikke er i stand til at besvare spørgsmål om kildekodens indhold og lignende emner.

Dette produkt indeholder software, der er omfattet af følgende ””GNUGeneral Public License” (herefter “GPL”) eller ”GNU Lesser General
Public License” (herefter “LGPL”).
I overensstemmelse med vedlagte GPL/LGPL, informerer vi dig om, at
kunder har ret til at hente, ændre og videredistribuere kildekoden til
denne software.

Pakkeliste
linux-3.0.35
kernel-3.0.35-imx_4.0.0
u-boot-2009.08-imx_3.0.3
gst-plugins-base-0.10.35
gst-plugins-good-0.10.30

62

gst-plugins-ugly-0.10.11
gstreamer-core-0.10.35-1
imx-lib-3.0.35-4.0.0
imx-test-3.0.35-4.0.0
smartmontools-6.3

De originale tekster i GNU General Public License og GNU Lesser
General Public License findes på ”Software license information” på side63.

Software license information
parties under the terms of this License.

GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
Preamblec) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for suchinteractive use in the most ordinary way, to print or display anannouncement including an appropriate copyright notice and anotice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program underthese conditions, and telling the user how to view a copy of thisLicense. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit tousing it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.

These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Program, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Program.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights thatyou have. You must make sure that they, too, receive or can get thesource code. And you must show them these terms so they know theirrights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original, sothat any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a freeprogram will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"means either the Program or any derivative work under copyright law:that is to say, a work containing the Program or a portion of it,either verbatim or with modifications and/or translated into anotherlanguage. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all thenotices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this Licensealong with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, andyou may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portionof it, thus forming a work based on the Program, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that inwhole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third

In addition, mere aggregation of another work not based on the Programwith the Program (or with a work based on the Program) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than yourcost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative isallowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with suchan offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For an executable work, complete sourcecode means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used tocontrol compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binaryform) with the major components (compiler, kernel, and so on) of theoperating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program isvoid, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as suchparties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute or modify the Program subject tothese terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versionsof the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail toaddress new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "anylater version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number ofthis License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other freeprograms whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goalsof preserving the free status of all derivatives of our free software andof promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTYFOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIESPROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITINGWILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISINGOUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BYYOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make itfree software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the63Software license information
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public Licensealong with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like thiswhen it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even bemouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with thelibrary. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

LGPL Version 2
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It isnumbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to somespecially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it foryour libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library whichcontains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee isaddressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink themwith the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyrightthe library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.

Also, for each distributor's protection, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this freelibrary. If the library is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effecttransforming the program into proprietary software. To prevent this,we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. Thislicense, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is thatthey blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, withoutchanging the library, is in some sense simply using the library, and isanalogous to running a utility program or application program. However, ina textual and legal sense, the linked executable is a combined work, aderivative of the original library, and the ordinary General Public Licensetreats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive theusers of those programs of all benefit from the free status of thelibraries themselves. This Library General Public License is intended topermit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the freelibraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regardschanges in the actual functions of the Library.) The hope is that thiswill lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary64

General Public License rather than by this special one.

a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of theSoftware license information
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.

programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free65Software license information
LPGL Version 2.1				

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
			Preamble

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to somespecially designated software packages--typically libraries--of theFree Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure thatyou have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can dothese things.

non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.

Although the Lesser General Public License is Less protective of theusers' freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of theordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.

		 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or otherprogram which contains a notice placed by the copyright holder orother authorized party saying it may be distributed under the terms ofthis Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender theserights. These restrictions translate to certain responsibilities foryou if you distribute copies of the library or if you modify it.

"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink themwith the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright thelibrary, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should knowthat what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might beintroduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence ofany free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist thatany patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by theordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, andis quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking thoselibraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or usinga shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if theentire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code withthe library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Lessof an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need toencourage the widest possible use of a certain library, so that it becomesa de-facto standard. To achieve this, non-free programs must beallowed to use the library. A more frequent case is that a freelibrary does the same job as widely used non-free libraries. In thiscase, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-freeprograms enables a greater number of people to use a large body offree software. For example, permission to use the GNU C Library in66

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
copy of the library already present on the user's computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2)will operate properly with a modified version of the library, if

Software license information
the user installs one, as long as the modified version isinterface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that isnormally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties withthis License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeprograms whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
			NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
		END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

67

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

Phone: +81-42-356-9154

TEAC AMERICA, INC.

10410 Pioneer Blvd. Unit #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.

Phone: +1-323-726-0303

TEAC EUROPE GmbH (EU Importer) Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

Telefon: +49-611-7158-362

TEAC SALES & TRADING(ShenZhen) Co.,LTD.

Phone: +86-755-88311561-2

Issue Date: 01 Nov 2021

Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, Futian District,
Shenzhen, Guangdong Province 518040, China

Firmware version: 1.28