オットーボック
クッション ラインナップ

フローム

プレミアムクラス

使用製品⇒ クラウド素材ラインナップ
適材適所の組み合わせ

オットーボックのクッションラインナップ
最適なクッション選択を分かりやすく
身体状況やニーズに合わせて正しくクッションを選択することは、快適で機能的な「座りやすさ」につながるだけでなく、不快で不適切な姿勢や、それによる二次障害（褥瘡や変形）を防ぐことにつながります。
オットーボックでは、ニーズに応じた製品選択が簡単にできるよう、一人一人に必要な機能によって、クッションを 3 つのクラスに分類しています。

クラウド• プレミアムクラス
ポジショニング／圧力の分散に加え、快適性や皮膚へのダメージの軽減など、トータルの機能に優れたクッションです。一人一人に合わせてカスタマイズできる調整機能も備えています。

圧力の分散や皮膚へのダメージの軽減などを、シンプルな構造で実現したクッションです。
調整が不要で、扱いやすいことも魅力です。

軽量で微細な粉末にオイルを含ませ、流動性を持たせた、独自の素材。
身体形状に合わせて自由に変形するが、反発力を生じないため、局所への圧力集中を抑えながら、高いフィット感と安定性が得られる。

それぞれの素材のメリットやデメリットを理解することも、より適切なクッションの選択につながります。

メリット

テラフレア

コンフォートクラス• コンフォートクラス

クッションに求められる様々な機能性を実現するために、使用する素材にも多くのバリエーションがあります。
それらを組み合わせることによって、素材の特性を最大限に活かすことが大切です。

テラアクオス

デメリット：エアセルやフォーム材と比較して重い。

エアセル

リキセル

使用製品
⇒ テラフレア

使用製品⇒ テラアクオス

小さく仕切ったセルに空気を入れた素材。
座ると空気がセル間を移動し、圧力を分散させる。
流動性が高く、皮膚へのダメージが最小限に抑えられる。

液体を封入した薄いシート状のカプセル。
スペースをほとんどとらず、クッション表面に生じる剪断力を緩和し、ズレや摩擦による皮膚のダメージや痛みを軽減する。

メリット• ベーシッククラス
ベーシックな製品でも、高品質の素材と設計の工夫で、長く安心してご利用いただけるクッションを提供しています。
クッションに特定の機能を必要としない場合でも、クッションのメリットを実感していただけます。

：除圧効果が高い。
皮膚への剪断力（すべりの力）を緩和。

デメリット：安定性が低い。

エボライト

ベーシッククラス

テラ：圧力分散と安定性が高いレベルで両立できる。

メリット：剪断力を和らげる。薄くて軽い。

デメリット：ベースクッションとの組み合わせが必要。

定期的な空気圧調整が必要。

レストサスペンションフォーム

ウレタンフォーム

使用製品⇒ テラフレア
テラアクオス
テラ使用製品⇒ キュービックフォーム
エボライト

高品質な樹脂素材のメーカーでもあるオットーボックが独自に開発したウレタンフォーム。
適度な柔軟性と反発性に加え、高い振動吸収性を併せ持つ。耐久性にも優れる。

シンプルなウレタンスポンジ。
軽量で加工性の高い素材で、サイズオーダーや機能的加工がしやすい。
メリット

メリット

：軽量、加工性が高い。比較的安価。

：安定性が高い。座り心地がよい。
デメリット：除圧効果はそれほど高くない。

デメリット：フォーム材としては高額。

経年劣化を起こす。

キュービックフォーム
2Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion

Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion

3最高級の座り心地

クラウド

デモ機あり

プレミアムクラス
クラウドの構造

完成用部品

柔らかさの異なる 3 種のフロームセル
赤：ハード 黒：ミディアム 青：ソフト

フローム製
レールセル

クッションの形状を保ち、クッション周辺部からの支持性を高めるため、クラウドはフロームが封入されたレールセ
ルで側方・後方を囲んでいます。
クッション上面がすべてフロームで構成され、臀部・大腿部を隙間なく包み込むことで、より優れた安定感を作り出します。
座面の安定性は、体幹・上肢・頭部の安定性や機能的動作を生み出します。
配置変更が可能なフロームセル

クラウドは、特別な調整を要することなく、安定性と除圧性、そして最高級の座り心地を実現したクッションなのです。

ウレタン製
ベースクッション

サイズ表

特殊流動体フロームを全面に使用し、最適なクッション形状と安定性を提供するのが「クラウド」。
フロームを小さなパックに封入したフロームセルを並べることで、長期間の使用でもフロームが偏らず、底付きを起こさない安心の設計です。
フロームセルは、内蔵されたフロームの量により3 種類の柔らかさがあり、大腿部・臀部の身体形状にフィットしやすく配置されています。フロームセルを底面から取り出して配置を変更し、カスタマイズすることも可能です。

製品ポイント

こんな方におススメ✓ 安定性、支持性に優れる✓ 抜群のフィット感✓ 頻繁な調整が不要✓ 姿勢の保持が困難な方✓ 支持性や安定性を重視する方✓ 形状をカスタマイズしたい方

フロームの利点

体重制限：250kg
製品重量：3.2kg（40x40cm)
厚み：11cm
希望小売価格：￥72,600（税別）

フロームセルの並べ替え

発注品番

幅

奥行

発注品番

幅

奥行

476C00=FFC14x1435cm

35cm

476C00=FFC16x16.540cm

42cm

476C00=FFC14x1635cm

40cm

476C00=FFC16x1840cm

46cm

476C00=FFC15x1538cm

38cm

476C00=FFC16.5x1642cm

40cm

476C00=FFC15x1638cm

40cm

476C00=FFC17x1743cm

43cm

476C00=FFC16x1640cm

40cm

476C00=FFC18x1646cm

40cm＊ 上記以外のサイズも幅広くご用意しています。( 最大 61 x 40cm )＊ 詳しくはオーダーフォームを参照ください。

～使用者の皆様から、嬉しい声が続々と～「安定感抜群！身体を動かすのが楽。
」「身体の形に馴染んで座りやすい。
」「座る場所がずれても、すぐ馴染んでくれる。
」「底付きしないのでお尻が痛くない。
」

フロームセルは 3 種類の柔らかさがあり、初期状態では表面のカバーの色に沿って配置されています。
ユーザーの身体状況に応じてカスタマイズしたい場合は、クッションの底面からフロームセルを取り出して並べ替えるだけで、クッションの形状や特性を変えることができます。

フロームは高い変形性能を持ちながら反発性を生じないため、座るだけで身体形状に合わせたクッション形状が形成されます。
その結果、高い圧力分散性と同時に安定感が生み出されます。
＊ フロームセルを定期的にもみほぐすと、より高いフィット感を生み出すことができます。
4

Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion

Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion5安定性も除圧性もテラフレア

デモ機あり

プレミアムクラス
骨盤をサポートする 2 つの工夫

完成用部品

1

付属のポンプで簡単に空気調整

エアセルを囲むレストサスペンションフォームの壁を内側に傾けることで、エアセルとフォームの境目を感じにくく、一体感を生み出します。
素材の変化を感じさせない自然な座り心地です。
フォームの左右は臀部の形に合わせたデザインにカットされています。
骨盤を包み込むようなデザインにすることで、左右から支持する力が生まれ、安定感を生み出します。
前方も大腿部に沿った形状になっているため、更に安定性を高めてくれます。

1

サイズ表

クッションに求められる 2 つの相反する要素 －安定性と除圧性－ を独自の設計と素材で両立したのが「テラフレア」。
臀部に配置されたエアセルが、高い除圧性と皮膚へのダメージの緩和を実現。さらに独自素材のレストサスペンションフォーム
がエアセルを囲むことにより、エアセル特有の不安定感を大幅に軽減しています。
レストサスペンションフォームのフレームは大腿部と臀部周囲をしっかり支え、安定感のある座り心地と適切な圧分散を生み出すほか、優れた振動吸収性による快適な座り心地を提供します。

6

製品ポイント

こんな方におススメ✓ エアセルによる除圧効果✓ 臀部の皮膚ダメージ緩和✓ 優れた安定感✓ 褥瘡リスクの高い方✓ 安定性を重視する方✓ エアセルのクッションを諦めていた方

体重制限：150kg
製品重量：1.4kg（40x40cm)
厚み： 6cm（前端部）
9.5cm（最厚部）
希望小売価格：￥60,700（税別）

素材 1. エアセル

素材 2. レストサスペンションフォーム

臀部に配置されたエアセル。
一つ一つのセルの中の空気が圧力に応じてセル間を移動することで、最適な圧力分散を実現。横方向の動きにも追従するため、剪断力を緩和し、皮膚へのダメージを最小限に抑えます。

オットーボックが独自に開発したフォーム素材。
身体形状に馴染みやすい柔軟性と、確実な支持性を生む反発性に加え、優れた振動吸収性も併せ持っています。
クッション前端は大腿部の形状に合わせて作られており、より高いフィット感を生み出します。

＊ハンドポンプ、簡易修理キット付属

写真はテラ（p.9)

Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion

発注品番

幅

奥行

発注品番

幅

奥行

476C00=SK878

35.5cm40.5cm476C00=SK883

43cm

40.5cm476C00=SK876

38cm

40.5cm476C00=SK888

43cm

43cm

476C00=SK871

40.5cm40.5cm476C00=SK877

43cm

45.5cm476C00=SK879

40.5cm

43cm

476C00=SK873

45.5cm40.5cm476C00=SK874

40.5cm45.5cm476C00=SK872

45.5cm45.5cm＊ 上記以外のサイズも幅広くご用意しています。( 最大 50.5 x 50.5cm )＊ 詳しくはオーダーフォームを参照ください。

～使用者の皆様から、嬉しい声が続々と～「長時間座っても骨盤のずれが少なく、疲れにくい感じ」「安定感抜群。違和感や痛みも少ない」「車いすの上で、体が動かしやすくなった」「セルとフォームの差が全然分からない」「とにかく気持ちいい！」

Otto Bock
Bock Japan
Japan K.K.
K.K. || Ottobock
Ottobock Cushion
CushionOtto77

テラアクオス
こんな方におススメ✓ 安定性を重視する方✓ 皮膚へのダメージが気になる方

コンフォートクラス

デモ機あり

ベース素材はテラフレアと同じレストサスペンションフォームを使用。
カバーに内蔵された「リキセル」が座位時の肌に生じる剪断力を和らげ、皮膚へのダメージを抑えます。

テラベーシッククラス

こんな方におススメ✓ 一般的なウレタンでは物足りない方✓ 車いすの振動が気になる方

姿勢の変化で生じる皮膚のズレや不快感を抑え、長時間の座位も快適に過ごせます。

サイズ表

体重制限：150kg
製品重量：1.2kg（40x40cm)
厚み： 6cm （前端部）
9.5cm（最厚部）
希望小売価格：￥32,000（税別）✓ 暑さや湿気が気になる方✓ サイズオーダーが必要な方

優れた素材の特性と、臀部・大腿部にフィットする形状で、シンプルでも確かな機能を備えています。

サイズ表

発注品番

幅奥行

発注品番

幅奥行

476C00=SK681

35.5cm35.5cm476C00=SK631

35.5cm35.5cm476C00=SK658

35.5cm40.5cm476C00=SK608

35.5cm40.5cm476C00=SK656

38cm

40.5cm476C00=SK606

38cm

40.5cm476C00=SK651

40.5cm40.5cm476C00=SK601

40.5cm40.5cm476C00=SK690

40.5cm

43cm

476C00=SK640

40.5cm

43cm

476C00=SK654

40.5cm45.5cm476C00=SK604

40.5cm45.5cm476C00=SK683

43cm

40.5cm476C00=SK633

43cm

40.5cm476C00=SK688

43cm

43cm

476C00=SK638

43cm

43cm

476C00=SK657

43cm

45.5cm476C00=SK607

43cm

45.5cm476C00=SK653

45.5cm40.5cm476C00=SK603

45.5cm40.5cm＊ 上記以外のサイズも幅広くご用意しています。
( 最大 50.5 x 50.5cm )＊ 詳しくはオーダーフォームを参照ください。

コンフォートクラス

エボライト
こんな方におススメ

テラフレアやテラアクオスに使用されるレストサスペンションフォームで作られたクッション。

体重制限：150kg
製品重量：1.0kg（40x40cm)
厚み： 6cm （前端部）
9.5cm（最厚部）
希望小売価格：￥26,000（税別）＊ 上記以外のサイズも幅広くご用意しています。
( 最大 50.5 x 50.5cm )＊ 詳しくはオーダーフォームを参照ください。

ベーシッククラス

キュービックフォーム

長時間の座位で座面に熱や湿気がこもると、不快なだけでなく、皮膚がダメージを受けやすくなります。

こんな方におススメベースのウレタンフォームを格子状にカットして空気の通り道を確保。
さらに上面には 3D メッシュのインナーシートを配置し、クッション表面の通気性も確保しています。

痛みを感じる方✓ 薄いクッションが必要な方✓ 一般的なウレタンクッションでは✓ サイズオーダーが必要な方

エボライトと同様に、クッション表面に格子状のカットを入れたクッションです。
身体形状と圧力に応じてクッションが効果的に変形するため、通常のウレタンクッションと比較して、臀部に柔らかくフィットします。また、通気性にも優れています。
厚みも 5cm に抑えられ、足漕用車いすなど、薄いクッションをお求めの方にも最適です。

格子状カットでフィット格子状にカットすることで、圧力に応じてクッションが効果的に変形し、身体形状へのフィット感を向上させています。

発注品番

体重制限：125kg
製品重量：0.85kg（40x40cm)
厚み： 6cm
希望小売価格：￥35,000（税別）
8

Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion

476C00=SK350

サイズ
最小 26 x 28cm 最大 62 x 56cm でサイズオーダー可能。
詳しくはオーダーフォームを参照ください。

発注品番

体重制限：150kg
製品重量：0.65kg（40x40cm)
厚み： 5cm
希望小売価格：￥15,000（税別）

476C00=SK100

サイズ
最小 26 x 28cm 最大 62 x 56cm でサイズオーダー可能。
詳しくはオーダーフォームを参照ください。
Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion

9

デモ機

デモ機あります !

貸出

ご使用中の車いすに載せて、実際にクッションを試せます。
是非ご購入前に機能と座り心地を確かめてみてください。

無料•＊デモ機あり マークの付いたクッションが対象です。
• デモ機のないサイズもございます。

掲載以外

豊富なサイズ展開のサイズ

本カタログに掲載していないサイズも幅広くご用意しています。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。

対応可能• 海外からのお取り寄せとなります。納期には余裕を持ってご依頼ください。

デモ機のご依頼、オーダーフォームのご用命など、詳細は、担当の補装具販売店にご連絡ください。

10

Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion

Otto Bock Japan K.K. | Ottobock Cushion11

・ 本カタログの内容は2024年4月現在のものです。
・ 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
・ カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ 各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
・ 本カタログの内容を転載する場合には弊社までご連絡ください。

オットーボック ･ ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp〒 105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F
TEL. 03-6403-1061（代表）FAX. 03-6435-8082

・ お取り扱いに関しては、お近くの補装具製作所/取扱販売店などにお問合わせください。
・ 取扱販売店が不明な場合や製品の詳細についてはオットーボック・ジャパンに問合わせください。

© Ottobock Japan K.K. · MS-20170201-PIT · Product Information

お問合わせ先