ウェブサイトからのソフトウエアのダウンロード手順
スペクトリス株式会社 マルバーン事業部

ソフトウエアは当社ウェブサイト(http://www.malvern.jp/)よりのダウンロードとなります。
ソフトウエアのダウンロードには、ユーザー登録が必要です。
インストールについては、別途手順書をご確認ください。

1.

トップページ右上のサポートよりリソースセンターを選択します。

2.

製品より、お使いのゼータサイザーを選択、文書タイプよりソフトウエアアップデートを選択し、検索ボタンをクリックします。

3.

ダウンロードボタンをクリックします。

現れた検索結果より、ダウンロードしたいバージョンでの詳細ボタンをクリックします。

4.

利用規約同意のチェックボックスをクリックした後、更新をダウンロードをクリックします。

5.

ログイン画面が出た方は、ロクインしてください。

6.

場所を指定し、ダウンロードを実行します。完了後、ダウンロードの画面を閉じます。

以上ゼータサイザーシリーズソフトウエア アップデート手順書（バージョン 7.XX 用）
スペクトリス株式会社

マルバーン事業部作成

ソフトウエアアップデートは、下記の手順で実施します。
（1） コンピュータのスペックを確認（2） データのバックアップ（3） 旧プログラムのアンインストール（4） ソフトウエアのインストール（5） 使用言語の選択（6） 使用機器の選択＊ 既にインストールされているソフトウエアをアップデートされる方は、事前に必ずデータのバックアップとソフトウエアのアンインストールを実⾏して下さい。
＊ 初めてソフトウエアをインストールされる方は、手順(4)より実⾏してください。
＊ ソフトウエアのインストール時は必ず装置の電源を OFF にしてください。
(1)

コンピュータのスペックを確認する

バージョンの要求スペックと適合しているかを確認します。
＜Ver7.11 の場合の推奨スペック＞
Windows7（32 もしくは 64bit）、Windows8（32 もしくは 64bit）もしくは Windows XP サービスパッ
ク 3 以降の OSIntel デュアルコアプロセッサ、4GB RAM、150MB 以上のハードディスクの空きスペース
1024 x 768 32bit スクリーン、CD-ROM ドライブ、USB ポート(2)

データのバックアップをとる＜アップグレードの場合のみ＞

過去に測定したデータや、SOP ファイルなどは必ずバックアップをしてください。
測定データはソフトウエアのバージョンによって異なる場所に格納されています。
例）C:¥My Documents¥Malvern Instruments¥DTS¥Measurement DataC:¥My Documents¥Malvern Instruments¥DTS¥Measurement Data
C:¥Program Files¥Malvern Instruments¥¥Measurement Dataなど*.dts のファイルをコピーして別メディアに保存します。
次に、既に登録した屈折率や溶媒の粘度情報を保存します。必要なファイルは以下の 3 つです。
SampleProperties.cfg
CompoundProperties.cfg
IonicSpecies.cfg
これらのファイルは C:¥ProgramData¥Malvern Instruments¥Zetasizer フォルダ内(Windows 7の場合)
もしくはC:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Malvern Instruments¥Zetasize フォ
ルダ内(Windows XPの場合)に保存されていますので、測定データ同様に別メディアにバックアップをしておきます。
インストールの作業が完了後、これら３つのcfgファイルをC:¥ProgramData¥Malvern Instruments¥Zetasizer フォルダ内 (Windows7の場合)もしくはC:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Malvern Instruments¥Zetasizer フォルダ内(Windows XPの場合)に戻します。

(3)旧プログラムをアンインストールする< アップグレードの場合のみ >ソフトウエアのアンインストールは、Windows の機能を用いて⾏います。
コントロールパネルからプログラムの追加と削除を選択します。

(4)

ソフトウエアをインストールする。

CD-ROM より、MalvernZetasizerSoftware v7.02 PSS0012-33 EN-JP.exe をダブルクリックします。

インストールウィザードで使用する言語を選択します。（本説明書では、英語を選択しています。）

確認画面が出ますので、装置の電源が OFF になっていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。

「次へ」をクリックします。

ライセンス条項に同意いただいた後「Accept」を選択後、「次へ」をクリックします。

ソフトウエアをインストールするフォルダを選択します。（デフォルトで表示される場所にインストールすることをお勧めします。）

インストール後、デスクトップ上にアイコンを作成するかの確認画面が表示されます。チェックボック
スにチェックを入れて、「Next/次へ」をクリックします。

「Install/インストール」ボタンをクリックします。

インストールが進⾏します．．．

インストールが完了しましたら、｢Finish｣ボタンをクリックし、インストールを終了させます。

（４）言語の設定を実施する。(日本語版をご希望の方のみ)
ソフトウエアを起動させます。(このとき、装置の電源は入っていなくても問題ありません)

必要があれば、ユーザー名を入⼒して、「OK」ボタンをクリックします。

装置の電源が入っていない場合のみ、下記画面が表示されますので、「キャンセル」で先に進みます。

Tool-Options を選択します。

オプション画面より、Language selectionwo 選択し、「English」を選びます。

ソフトウエアを File-Exit もしくは右上の「×」ボタンで終了させます。

ソフトウエアの再起動後、言語が切り替わっていることを確認します。

(5)ゼータサイザーシリーズの機種を選択する。

ソフトウエアを起動させます。(このとき、装置の電源は入っていなくても問題ありません)

必要があれば、ユーザー名を入⼒して、「OK」ボタンをクリックします。

装置の電源が入っていない場合のみ、下記画面が表示されますので、「キャンセル」で先に進みます。

Tool-Options を選択します。

Instrument Type を選択して、使用する装置を選択し、「OK」ボタンで画面を閉じます。

ソフトウエアを File-Exit もしくは右上の「×」ボタンで終了させます。

以上

ソフトウエアバージョンアップに伴う、手入力情報の移行について
ソフトウエアバージョンアップに伴う、手入力情報の移行 についてスペクトリス株式会社 マルバーン事業部

ゼータサイザーシリーズでは、お客様ご自身で最新のソフトウエアをインストールやバージョンアッ自身で最新のソフトウエアを インストールやバージョンアップを実施プを実施していただくことが可能です。お客様で実施されるバージョンアップでは、していただくことが可能です。お客様で実施されるバージョンアップでは、していただくことが可能です。お客様で実施されるバージョンアップでは、ソフトウエアライ
ソフトウエアライ
センスが無償になりますが、センスが無償になりますが、過去にお客様自身が登録された溶媒・粒子屈折率等の情報を移行
過去にお客様自身が登録された溶媒・粒子屈折率等の情報を移行することも可能ですので、することも可能ですので、情報の移行が必要なお客様は情報の移行が必要なお客様は情報の移行が必要なお客様は下記手順に従い、下記手順に従い、実施実施してください。
してください。

手順 1 測定情報ファイルをバックアップする
Instruments¥Zetasizerを開き、SampleProperties.cfgを開き、SampleProperties.cfg 、C:¥ProgramData¥Malvern Instruments¥
CompoundProperties.cfg 、IonicSpecies.cfg の3ファイルを外部に保存します。

ProgramData
ProgramDataは隠しファイルとなっていることがありますので、は隠しファイルとなっていることがありますので、は隠しファイルとなっていることがありますので、ご注意ください
ご注意ください手順 2 測定情報ファイルを書き換える
ソフトウエアのバージョンアップ完了後、保存した 3 つのファイルを元のフォルダ（C:¥ProgramData¥Malvern Instruments ¥Zetasizer）に戻し、書き換えます。

＊バックアップせずにインストールを実行してしまった場合 ＊バージョンアップを実行後は、ProgramData フォルダ内に BackupXXXXXXXX （X は作業実施日）というフォルダが新たにできています。この中に上記 3 ファイルが保存されていますので、こちらをInstruments¥Zetasizer に戻してください。
C:¥ProgramData¥Malvern Instruments¥
以上