No.99MBC091B2
Series No. 575
３．ゲージの取付方法

リニヤゲージ ＬＧＳシリーズ
はじめに本器の性能を十分に発揮させ、長期にわたり良好な状態でご使用いただ
くために、ご使用の前にはこのユーザーズマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。本書はお読みになった後も大切に保管してください。
また、本器の仕様及び本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

本器の装置、治具への取付は、φ８ステム部をクランプして行います。
取付部の構造は、スリ割り入りホルダー又は割りブッシュを推奨致します。
（実例１の推奨締め付けトルク０．４～０．５ Ｎ･ｍ）

安全に関するご注意

１６

Ｍ４×０.７通し

１５

１７.５

単位：ｍｍ２） 電気的仕様●入力端子形式 ： ＲＥＱ、ＯＲＩＧ●出力端子形式 ： ＣＫ、ＤＡＴＡ
プルアップ付ＣＭＯＳ入力
Ｎｃｈオープンドレイン
内部電源電圧：Vdd＝1.35～1.65Ｖ
最大出力電流：400µAmax
プルアップ抵抗：R1＝10～100ｋΩ
（VOL＝0.4V 時）"H"レベル入力電圧：VIH＝1.1Vmin.
出力耐圧：－0.3～7V"L"レベル入力電圧：VIL＝0.3Vmax.

７.５

LG 側
１５

ご使用上の注意

・CK, DATA

R1以下の行為、状況は本器の故障、誤動作の原因となりますのでお気を付けください。

重要４.５キリ、７.５座ぐり深さ４.４

断面注意
先端の鋭利な測定子をご使用の場合にはけがをする恐れがありま！ すので、交換作業時や使用時には、取扱いに十分ご注意ください。
電磁両立性について
本商品は、EMC 指令および英国電磁両立性規制に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。

１．各部の名称と寸法
単位：mm

１５２０・実例２．

・REQ, ORIG
Vdd＋０.０１５０②割りブッシュ①②φ１０Ｈ７７.５１０＋０.０１５００φ１０Ｈ７ －０.０１５
φ８Ｈ７

Ｍ４×０.７通し①＋０.０１５０C

Tr＝NPN オープンコレクタ又は Nch オープンドレイン（2SC2855 等）"L"レベル出力電圧：VOL＝0.2Vmax.（IOL＝10mA 時）"H"レベルリーク電流：ILK＝2μAmax.（VOH＝5.5V 時）

R1CMOS
入力！

ゲージ側と外部機器側では電源電圧が異なるため、オープンコレクタ又はオープンドレインの使用を厳守してください。
CMOS 出力等は使用しないでください。

θ 止めネジなどでステムを直接押し付けて固定する方法は避けてください。作動不良が生じる恐れがあります。
 ゲージは測定面に対して垂直になるように取付てください。
傾けて取付ますと測定結果に誤差を生じます。

３） データフォーマット
d1d2

誤差=Ｌ０-Ｌ１

d3

d4d5d7

オール Fｄ8ｄ9ｄ10 ｄ11 ｄ12 ｄ13

測定データ符号（＋：0、－：8）

小数点位置（0～5）
例：0→000000.
1→00000.0
5→0.00000

 出力コネクタプラグ（カウンタユニット側）は保護構造になっておりません。直接水や油のかからない場所に設置してください。
 ケーブルの被覆が破れると、毛細管現象により液体がゲージ内部へ侵入し故障の原因となりますので、すみやかに修理にお出しください。
 切粉などによりゴムキャップが破損しないように、十分注意の上ご使用ください。万一ゴムキャップが破損した場合は、防塵防水性が損なわれますのですみやかに交換または修理にお出しください。
 ゴムキャップや各シール部分に使用しているゴム等の材質は、多様化するクーラント、薬品などに対して万能ではありません。これらが著しく劣化する場合には、最寄りの弊社営業所までご相談ください。
 本器は各部にシールが施されているため、分解できない構造となっております。そのため、分解されますと所定の性能を発揮できませんので絶対に分解しないでください。

９２● 4 ビット＝１デジットとして 13 デジット（５２ビット）出力されます。
● d1～d13 の順で出力されます。また、各デジットは LSB～MSB の順に出力されます。
● 測定データは MSD～LSD の順に出力されます。
● 符号、測定データ、小数点位置、単位は正論理（0＝L、1＝H）の BCD で出力されます。
４）タイミングチャート
t5t6t7REQCKDATAt1t2 t3t4t8

１０９１０

信号名

１２

絶対原点設定動作・外部機器側適合レセプタクル
住友 3M：Ｖ･ロープロヘッダ
型番 7610-5002XX または同等品
入出力

内 容

１

GND－

シグナル・グランド

２DATA

出力

測定データ出力端子

３

CK

出力

同期クロック出力端子

＊ ４

N.C.

－

未使用

⑤ 信号ケーブル

５REQ

入力

外部機器からのデータ送信要求入力端子⑥ 出力コネクタ＊ ６ORIG入力

絶対原点設定信号入力端子

＊ ７

N.C.

－

未使用

＊ ８

N.C.

－

未使用

＊ ９+5V－

電源供給用端子(＋5V±10%）･･･注２＊１０

GND(F.G.)－

フレーム・グランド

絶対位置原点機能付の本器センサは、電源を切っても原点の位置は消滅しません。電源投入時には前回の原点からの測定子位置を常に出力します。
絶対位置原点の変更方法は、接続カウンタのユーザーズマニュアルを参照ください。

参考ご購入時の絶対位置原点は、下死点付近に設定されています。

(Ａ)

ステム

(Ａ)

注１：＊は本器のみの仕様です。
それ以外は、デジマチック出力共通仕様（10 ピン角型仕様）です。
注２：本器の消費電流は：Idd＝20mAmax.

ACTIVEt10t11

記号*t1t2t3t4t5*t6*t7*t8min.
30µs
15µs
100µs
100µs
0µs
－100µs
－max.
95ms
－－－－
100µs
－
30ms

ゴムキャップ

測定子(2) ゴムキャップの内径の大きい方がステム側になるように、測定子との間に挿入します。
(3) 溝部（Ａ部）に少量のシリコン系接着剤を塗布し、ゴムキャップを封止します。

記号*t10*t11min.
1.5s－

この際スピンドル摺動部に接着剤が付着すると、作動不良の原因になりますので充分注意してください。

７．仕様

単位（ミリ：0）

重要

ピン No.

２．絶対位置原点

破損前の予防的な交換を推奨致します。（ゴムキャップは特別付属品として用意されています。）(1) 古いゴムキャップを取り外し、ステム及びスピンドルの溝部（Ａ部）のゴミ汚れを取り除いてください。

重要d6

４．防塵防水性についての注意事項

１④ 測定子２）ゴムキャップの交換

スピンドル

注意

断面

重要

１） ピン配列、信号名③ スピンドル１）測定子の交換

TrORIG② ゴムキャップ

６．保守

１５１

切り欠き位置（タップに対し９０°）

５．ゲージの出力信号仕様① ステム

他の機器類の動力線とゲージのケーブルを近付けて使用しますと、誤動作の原因となりますので動力線から離して配線してください。

１５

 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えたりしないでください。
 分解、改造しないでください。
 直射日光のあたる場所、極端に熱い所、寒い所での使用、保管は避けてください。
 精度良くご使用していただくため、温度変化の激しい環境でのご使用はお避けください。
 電気ペン等の高電圧機器を使用した場合、電子部品が破壊される場合があります。また電気的ノイズの大きい場所での使用は避けてください。
 スピンドルに対し垂直な方向の荷重や、ねじれがかかるような使用は避けてください。
 作動不良の原因となりますので、ステム部を必要以上に締めすぎないよう注意してください。
 ケーブルに無理な力をかけないよう、また無理な曲げを与えないよう注意してください。
 測定を開始するには通電後２～３秒程度お待ちください。
 他の機器類などと組み合わせてご使用になる場合、環境や使用条件などにより性能が十分に発揮できない場合がありますので、ご検討の上ご使用ください。
 仕様に示された条件以外で使用された場合、機能および性能の保証ができませんのでご注意ください。
 本器が万一故障した場合の損害防止処置（安全対策）を十分に行ってください。

φ８Ｈ７

Vcc＝5V 系の場合
R1､R2＝22kΩ±10％
C＝330pF±20％

74HC14R2

重要測定子をペンチ等ではさんで取り外し・取り付けを行ってください。

外部機器側推奨 I/F
Vcc

６

・実例１．

６

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

*99MBC091B2*max.
－4s

注 1：*は本器のみの仕様です。それ以外はデジマチック共通仕様です。
注 2：DATA は、CK が L レベルの時にリードしてください。
注 3：絶対原点の設定を行う間（ｔ11 の間）、REQ 信号は入力しないでください。
注 4：t5､t6､t7 を厳守の上、REQ を連続入力することで、本器より約 95 周期で出力を得ることができます。
注 5：電源投入後 2～3 秒（内蔵回路/センサ安定見込時間）経過してからORIG、REQ の入力を開始してください。

コードＮｏ．
符号
測定範囲
最小表示量
指示精度（２０℃） ※１
ステム径
測定子
保護等級 ※２
測 正姿勢
定 横姿勢
力 逆姿勢
位置検出方式
応答速度
出力方式
軸受け方式
出力ケーブル長
量子化誤差
使用温度（湿度）
保存温度（湿度）
本体重量
付属品
CE マーキング／UKCA マーキング

５７５－３０３
ＬＧＳ－１０１２Ｐ
１２.７ｍｍ
０.０１ｍｍ
０.０１５ｍｍ
φ８ｍｍ
φ３超硬球（取付ねじ：Ｍ２.５×０.４５）
ＩＰ６６（ゲージヘッド部のみ）
２Ｎ以下
１.８Ｎ以下１.６Ｎ以下静電容量式アブソリュートリニヤエンコーダ
無制限 （ただし、倣い測定には適用不可）
デジマチック出力
滑り軸受け方式
２ｍ（本体より直出し）±１カウント
０～４０℃（２０～８０％ＲＨ、非結露）－１０～６０℃（２０～８０％ＲＨ、非結露）
約１９０ｇ
Ｎｏ．99MBC091B 取扱説明書（本書）
EMC 指令／電磁両立性規制:EN IEC 61326-1
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table2
Emission limit: Class B※１：量子化誤差を含まない。
※２：保護等級(IP=International Protection)表示は IEC 60529/JIS C0920 に基づく。
液体の種類によっては対応できない場合もあります。

８．特別付属品（別売）
品 名ゴムキャップ

パーツＮ ｏ ．
Ｎｏ．２３８７７４

株式会社ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533