Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです;AD6IINE:

フロート式液面レベルスイッチ：
マルチポイント・カスタマイズ

簡単カスタマイズ
オンライン、又は所定フォーマットで！

LS-700シリーズ - 小型、合金製、耐久性に優れた工業OEM用

 取付部・軸の材質：ステンレス・スチール、又は真鍮製
 動作レベル点数：1〜5個：最長 1,219mm
 軸全長（取付部底面から下=L0）¡F

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

LS-700シリーズはステンレス・スチール、又は真鍮製で高い耐久性を備えると同時に、コンパクト＆軽量構造で深さ1.23m以内のタンクの液面レベル検知に最適です。
LS-700シリーズはユーザーの用途や使用条件に柔軟に対応できる多様なオプションを揃えており、非常に汎用性が高いレベルスイッチです。指定可能なオプションは以下の表をご参照下さい。
オプション：温度測定
取付面積を削減し、配線を簡略化するためにLS-700のセンサ軸先端に温度センサを内蔵することが可能です。温度センサのタイプは2種類で、アナログ出力トランスデューサ、又はサーモスタットスイッチになります。

¡F

オプション：SSR（無接点リレー）
モータ、ポンプ、バルブなどの動力系の負荷をGemsSensorsのSSRで制御可能にします。
本質安全構造SSRとバリアを組合せることで危険区域内でもレベルスイッチによる液面検知を安全にします。詳細はセクションＩをご参照ください。
オプション：FM（防爆）承認規格準拠
オプションのLS-700-EPシリーズは危険区域内での使用が可能で、使作動レベル1〜5個、最長1219mmまで対応できるカスタマイズ・レベルスイッチです。詳しくは弊社にお問い合わせください。

FM

タイプ1
1/8˝ NPT

タイプ2†
3/4˝ NPT1
1-1/16˝ HEX

タイプ3†
1˝ NPT1

タイプ4
3-5/8˝ Dia. フランジ

1-5/16˝ HEX

ボルト
サークル
3˝ DIA.
(76.2 mm)

1/2˝ HEX

3-5/8˝ DIA.
(92.1 mm)

1. 取付部のタイプ
取付部の設定として、軸全長（L0）とフロート材質から選定することができます（下記を参照）。

タイプ5
1-5/16-12UNF-2A

注：本項には未掲載ですが、サニタリ・フランジ取付部も選べます。
弊社にお問い合わせください。

1-1/2˝ HEX

タイプ6
3/8-24
5/16˝ DIA. (7.9 mm)
貫通孔×6個1/8˝ NPT

1/2˝ HEX

3/16˝(4.8 mm)

ネオプレン製
Ｏリング

材質：軸、取付部
軸全長
取付位置
フロートストップ*
最大圧力定格（MPa）

真鍮、又は316ステンレス・スチール
1219 mm ‒ 曲げ軸の場合最長533mm（詳細はお問合せ下さい）
垂直から±30°までの傾き以内
真鍮製ユニット：ベリリウム銅のグリップリング ステンレス・スチール製ユニット：S.S.

ARMCO PH-15-7MOグリップリング**次のページのフロートの値を参照

50* 塩素などの腐食性化合物の濃度が高い媒体を使用する場合は、カラー型フロートストップが必要なことがあります。詳しくは弊社にお問い合わせください。
** 取付部のみ。ユニット全体の最大圧力定格は、この定格と選択したフロートの圧力定格のうち低い方です（次のページのフロートのタイプを参照）。
†
タイプ2、3の台は1/2" MNPT Conduitアダプタを使って接続可能です。
プロダクト・チェックリストでこのオプションが選択できます。

取付部のオプションと、選択可能なフロートについては次ページをご参照ください。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

7"&%

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドですオプション：取付部

2. フロートタイプ

下記のタイプの取付部や他のカスタマイズが必要な場合は弊社にお問い合わせください。

同じタイプのフロートを全ての動作点に使用します。
材質：フロートブナN適合する取付部のタイプ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 4, 5, 6, 7

PTFE – バイアスばね

ポリプロピレン1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 4, 5, 6, 7

90°
曲げ軸タンクの上部、又は下部に取付が困難な場合に最適。

1.10˝28mm

寸法：フロート

15/16˝
(23.8 mm)

3/4˝19mm

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

部品番号1-3/32˝(27.8 mm)
バイアスばね29/32˝ DIA.
(23.0 mm)

1˝ DIA.
(25.4 mm)

18755339049

q1˝(25.4mm)

133764

145730-40°
C〜149°
C-40°
C〜107°
C

1.7MPa*6.9MPa*

0.65

0.60

水：〜82.2°
C
使用温度

油：-40°
C〜148.9°
C

最大動作圧 MPa

2.1MPa*液体の最小比重

統合レセプタクル
2〜5ピンの小型レセプタクルで取付部タイプ2、又は3で選択可能。省スペースを実現し接続が簡単です。

0.70

Conduitアダプタ
取付部タイプ2、3では1/2" MNPTのConduitアダプタが選択可能。
プ
ロダクト・チェックリス
トのオプションから選択します。

0.50* 温度が上がると小さくなります。

3. 動作レベル点数と電気的仕様
基本的に、スイッチ動作の必要な場所の1箇所ごとにフロートが必要です。設定可能な作動レベルの数は選択した配線グループのタイプによって変わります。
詳しくは以下を参照してください。
配線グループI：1〜5個

配線の色コード
グレー部分はU.L.認証済みの配線オプションです。

配線グループII：1〜3個

SPSTスイッチ接点仕様（SPST、N.O.、N.C.）：20/100 VA
リード線：22 AWG、長さ600mm、テフロン
認証：

LS-700シリーズはU.L.認証済みです。
認証番号：E45168
CSA認証済み：30200

配線グループI

グループII共通配線

黒なし

NO／NC

コモンスイッチ

NO／NC

L1

赤赤赤

標準的な配線図
わかりやすくするために、下図では動作レベルを2個だけにしています。

L2黄黄黄青青配線
グループI：
1〜5個
SPST

配線
グループII：
1〜3個
SPST

L3

青L4

茶L5オレンジ

注：
1. 100 VAスイッチのユニットはUL/CSAの認証を受けていません。

FM（防爆）承認規格仕様
LS-700-EPシリーズは最大5個まで動作レベルを設定可能で、軸全長は最長1219mmまででカスタマイズ可能です。取付部、フロートタイプ、材質のオプションが可能です。
詳細は弊社までお問合せ下さい。

FM7"&&

1-1/6˝(29.6mm)

フォーティブICGジャパン株式会社
お問合せ 0120‐083‐081

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです;AD6IINE:

316ステンレス・スチール**
1, 4, 5, 6, 7

1-7/32˝(30.9 mm)

1˝(25.4 mm)1-1/2˝ DIA.
(38.1 mm)

1-1/8˝(28.6 mm)N.O.

1-1/32˝ DIA.
(26.2 mm)60241

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1.17˝ DIA.
(30 mm)1417501569001, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1-19/32˝(40.5 mm)

1-19/32˝(40.5 mm)29/32˝ DIA.
(23.0 mm)29/32˝ DIA.
(23.0 mm)

136550158369-40°
C〜149°
C**
100275600

400

1500.70

0.90

0.90

1.100.90** 316ステンレス・スチール製フロートは260°Cまで耐えられるセラミック製ポッティングと組合せが可能です。
この高温オプションについては弊社にお問い合わせください。

4.寸法：動作レベル
スイッチの動作レベルは次の指針に沿って決まります。
A = いちばん高い位置の動作レベルまでの最短距離。
B = 動作レベル間の最短距離。
C = フロート1個で2箇所設定された動作レベル間の最短距離（注：フロート1個で動作レベル2個を設定するには、低い方のレベルがドライ時にN.C.、高い方がドライ時にN.O.の場合のみ）。
D = 軸下端からいちばん低い動作レベルまでの最短距離。

動作レベル* - Typ

L5

L4

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

1, 3, 4, 5, 6, 7

N.C.

1, 4, 6A
L3寸法
L2B

L1LO
（軸全長）**CD* 動作レベルの距離とL（全長）は取付部プラグ、フランジの内側0面を基準に計測。
** 軸全長 (LO) = L1 +寸法D。最大軸全長については取付部のタイプを参照してください。

フロート
部品番号

A

39049

7/8˝ (22.2 mm)

1-3/4˝ (44.4 mm)

3/4˝ (19.1 mm)

60241

3/4˝ (19.1 mm)

1-13/16˝ (46.0 mm)

15/16˝ (23.8 mm)

133764

15/16˝ (23.8 mm)

1-7/8˝ (47.6 mm)

7/8˝ (22.2 mm), N.O.
1-3/16˝ (30.2 mm), N.C.

1365509/16˝ (14.3 mm)

2-7/16˝ (61.9 mm)

14175013/16˝ (20.6 mm)

2˝ (50.8 mm)

145730

7/8˝ (22.2 mm)

1-7/16˝ (36.5 mm)

7/8˝ (22.2 mm)

156900

3/4˝ (19.1 mm)1-7/8˝ (47.6 mm)

1-1/16˝ (27.0 mm)

15836913/16˝ (20.6 mm)

2-7/16˝ (61.9 mm)

1-7/16˝ (36.5 mm).

187553

11/16˝ (17.5 mm)

1-7/16˝ (36.5 mm)

7/8˝ (22 mm)

BC

1/8˝
(3.2 mm)Min.

D

1-3/4˝ (44.4 mm)
1-1/8˝ (28.6 mm)

注：
1. A、B、Dの寸法は液体の比重を1.0とした場合の数値。
2. 動作レベルの許容誤差は±3.2 mmです。
3. 90°
曲げ軸については、図面LS-77700をお求めください。

フォーティブICGジャパン株式会社
お問合せ 0120‐083‐081

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/7"&'

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドですオプション：レベルスイッチに内蔵可能な温度センサ°F LS-700シリーズ、LS-800シリーズに対応します。
 サーモスタットス・イッチ、又はサーミスタ

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

内蔵型温度センサのメリット
s スペースの削減
s システムの部品工数を削減しローコスト化
s 電気的な配線を統一し、複数の配線経路を回避できる
本カタログ内で温度センサのマークの付いたユニットを探してください。

一ユニットで液面レベルと熱源の制御が可能¡F

連続出力用サーミスタ - TM-800、TM-700
s 優れた再現性
抵抗値：10,000Ω（25°Cの時）
誤差：±0.2°
C（0°C〜70°Cの間）
最高使用温度：150°
C
アルファ値（25℃の時）：-4.39％/°C
消費電力定数：
1 mW/°
C（静止空気中）8 mW/°C（オイル中）

T

グループI

選定方法
サーミスタを使う場合、LS-700では作動レベルは3個まで、LS-800では5個までとなります。サーミスタが組み込まれたものをお求めの場合は、TM-700、又はTM-800をご選定ください。

TグループII

注：このオプションはCE認証を取得していません。

スイッチ作動用サーモスタット
s 標準設定は37.8℃〜93.3℃
s 温度上昇によってスイッチをオン、又はオフ
このサーモスタットは高温／低温アラームとして使うことができます。
または、Gems Sensorsのリレーと組合わせてタンクの加熱や冷却、モーターバルブの動作を制御することが可能です。
サーモスタット・スイッチのオプションを指定する場合、TH-700、又はTH-800モデ
ルをご選定下さい。
同時に以下のA、B、Cのオプションから選択して下さい。
A. スイッチ設定：
LS-800シリーズ：6A/120V、4A/240V、100VA（抵抗負荷）
LS-700シリーズ：2.6A/120V（誘導負荷）
B. 温度上昇時の接触：
設定点に到達した時に「オフ」
または「オン」
C. 標準の温度設定点（±5.5℃）
37.78℃、51.67℃、65.56℃、79.44℃、93.33℃
注：
1. これ以外の温度設定や誤差の製品もあります。製作可能最小ロットの目安は25個です。詳しくは弊社までお問い合わせください。
2. このオプションはCE認証ではありません。

'&温度センサー
部品軸下端

標準的配線図黒黒赤赤緑緑グループI

フォーティブICGジャパン株式会社
お問合せ 0120‐083‐081

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

注：レベル・スイッチが動作するには、ユニットの軸端が70mm以上液体に浸っている必要があります。

グループIICUSTOM LENGTH FLOAT TYPE LEVEL SWITCHES

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです プロダクト・チェックリスト:06-6386-5022□見積依頼

お名前 _________________________________________□注文 注文書番号

御社名 ___________________________________________________________________

お問合せ下さい！

必要数量__________________

必要な情報をこのフォームを記入して下さい。

郵便番号 _______________________________________
住所 ___________________________________________
電話番号 ( _____ ) _______________________________
ファックス ( _____ ) _______________________________

LS-700シリーズ：フロート式液面レベルスイッチ
マルチポイント・カスタマイズ
使用環境条件Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要になります。
OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せ下さい
1. 使用液体： __________________________________________

5. 粘度： ___________________ SSU

2. 使用圧：最小 ______________MPa 最大 ____________MPa

6. タンク材質： __________________________________________

3. 温度：最低 _________________ ℃ 最高 _____________ ℃

タンク深さ： __________________________________________4. 比重：最低 ___________________

最大 _______________

7. ユニット設置位置： □タンク上

5. スイッチ動作レベル
A.

1.シリーズのタイプ□LS-700□TH-700（サーモスタット付き）*□TM-700（サーミスタ付き）*

動作レベル

2. 取付部のタイプと材質
A. 取付部のタイプ
□タイプ1
□タイプ4

□タイプ2
□タイプ5

動作レベルまでの距離*□インチ □ミリ

SPSTスイッチの動作**（印を付ける）
N.O.

□タイプ3
□タイプ6

N.C.

L5L4

□タイプ7

L3L2

B. 取付部と軸の材質□真鍮□316ステンレス・スチール

L1**** 取付部のプラグ、又はフランジ内側面からの距離を測定。
** スイッチの位置は液体のない（タンクが空）時が「通常」。
*** L1は、取付部が「上」の時はいちばん低い位置の動作レベルまでの距離、取付部が「下」の時はいちばん高い位置の動作レベルまでの距離。

3. フロート部品番号
全ての動作レベルに同じフロートを使用します。

B. 軸全長 _________________ □インチ □ミリ

4. スイッチのタイプと定格
A. □グループI □グループII
B. □ SPST
C. □ 20 VA□タンク底

6. リード線の長さ:□304mm □609mm □その他:_____________ mm□ 100 VA
マイクロプロセッサー／PLCの装置を使いますか？：□はい □いいえ

7. オプション□温度スイッチ設定（℃）：□37.78 □51.67 □65.56□79.44 □93.33□オフ □オン

温度が上がるとスイッチは□液はねよけ □カラー
□1/2" NPT配管（タイプ2、3、7のみ）
コネクションボックスの電気的接続□防爆仕様タイプ（FM/CSA）□NEMA 4タイプ
Gems Sensors & Controls
One Cowles Road
Plainville, CT06062-1198

Sensors & Controls&(フォーティブICGジャパン株式会社
お問合せ 0120‐083‐081

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

tel
860.747.3000
fax
860.747.4244
www.gemssensors.com