中・高温用 デジタル放射温度計

高速応答・小スポット・高精度･･････

IS140（0.7～1.1μm）

550～1400℃
600～1600℃
650～1800℃
750～2500℃
900～3300℃

IGA140（1.45～1.8μm）

550～1800℃＊
700～3500℃＊（0.676μm）

1100～3500℃＊（0.55μm）

1000～2000℃

高速応答： 1msec以下（ただし、L型：＊は、ワイドレンジのため、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）

極小スポット測定を実現 ：φ0.35/130mmから3種類の可動焦点レンズを用意、任意の距離でスポット径を最適に絞れます。
LCD表示器付、本体で温度指示を確認可能
パラメータは本体で設定可能

レーザービーム又は直視ファインダーによる位置確認
測定精度は1500℃以下は測定値の0.3％+1℃、1500℃以上は測定値の0.5％
完全デジタル回路により、優れた安定性と耐ノイズ性を実現
標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
テスト電流出力付：外部設置の温度指示計との接続テストが容易
インターフェースは、RS232及びバス接続ができるRS485も用意
アプリケーション・金属金型・プリヒート・アニーリング

・溶接・鍛造・ハードニング
・焼結・溶融・ソルダリング
・圧延・ロウ付け300～1300℃
350～1800℃
450～2500℃

220～1150℃＊
250～1350℃＊
300～2000℃＊
350～2500℃＊
500～3000℃＊

仕様
型式:

IS140

温度範囲:

MB 14:
550～1400℃
MB 11.5L: 220～1150℃
MB 16:
600～1600℃
MB 13:
300～1300℃
MB 18:
650～1800℃
MB 18:
350～1800℃
MB 25:
750～2500℃
MB 25:
450～2500℃
MB 33:
900～3300℃
MB 13.5L: 250～1350℃
MB 18L:550～1800℃
MB 20L:300～2000℃
MB 35L:
700～3500℃
MB 25L:350～2500℃
Forging Ver.:650～1400℃
MB 30L:500～3000℃
MB 35L:
1100～3500℃ （0.676μｍ）
MB 20:
1000～2000℃ （0.55μｍ）
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
07～1.1μm
1.45～1.8μm
シリコン素子InGaAs
光電流を直ちに、デジタル化処理
測定値の0.3％＋1℃≦1500℃
測定値の0.5%＞1500℃
0.1℃(通信経由、表示器とも)、出力信号： 温度範囲の＜ 0.1 %測定値の0.1%＋1℃< 1 ms (ただし、L型は、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
10.0～100.0％ 0.1％単位
可動焦点レンズ
Optics NO.1、NO.2、NO.3より選択 （”測定距離と面積”の項を参照）
レーザパイロットライト または 直視ファインダー
（レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 630-640nm）
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
緑色LED
ウォームアップ時：点滅、 動作時：点灯
デジタルLCD表示： 温度およびパラメータの表示
10 mA（0～20ｍA 出力時) または12ｍA（4～20ｍA 出力時) テストボタンにて出力
DC24VまたはAC24V(12～30VDCまたはAC) （AC:48 ～ 62Hz）
max. 2 W
RS232C又はRS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート2400 ～ 115200
接点定格：0.15Amax、（自動解除時、又はtCL>0.25sの時に有効）

スケーリング:
検出波長:
検出器:
信号処理:
精度(不確定性）:(ε＝1、t90＝1ｓ、Tu=23℃)
分解能:
再現性:
応答時間 t90:
放射率補正 e:
レンズ:
焦点距離:
位置確認:
出力信号:
動作表示灯:
表示器:
テスト電流出力:
供給電源:
消費電力:
通信機能:
最大値保持解除用接点:
パラメータ:放射率補正εスケーリング
応答時間：t90
0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA
RS232/RS485
最大値保持解除: ｔCL

本器設定ボタン
○
○
○
○
○
○

その他
計測ソフトウェア:－InfraWin 添付

IGA140

通信経由での設定 （InfraWin)
○
○
○
○
－
○
以下の要因で解除・インターバル時間設定による解除（off, 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 5s, 25s）
・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）°C / °F、アドレス、ボ-レート、ウェイト時間 ｔｗ（Windows PC上で動作）

供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:

DC24VまたはAC24V(14～30VDCまたはAC) （AC:48 ～ 62Hz）
max. 2 W
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 70℃ 但し、結露しないこと

保管温度:
重量:外形寸法：
CEマーク:

内部機器温度 ＞55℃でレーザパイロットライト動作停止
内部機器温度 ＞75℃でアナログ出力は、0mA-20 ～ +80℃
550g
195ｍｍｘ56ｍｍｘ62.5ｍｍ（LxBxH)
電磁イミュニティに関するEU指令に適合測定距離と面積
本器は、可動焦点型レンズを搭載しておりますので、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。
可動焦点レンズの焦点距離でのスポット径を以下の表に示します。レンズは、同じタイプの他のレンズと交換できます。再校正の必要はありません。
IS140
IGA140
測定距離

測 定 面 積(mm)(mm)

Optics
No.1

130mm
160mm

φ0.35
φ0.5

Optics
No.2

200mm
190mm
300mm

φ0.7
φ0.5
φ0.8

1414420mm

φ1.3

340mm
2000mm

φ0.9
φ6.512104000mm

φ15

可動焦点レンズ

OpticsNo.3

開口径：D(mm)178

焦点位置は、片手で調節できます。

外形図

ご注文についてIS140

レーザパイロット

直視ファインダー型

IGA140ライト型

MB 14:
MB 16:
MB 18:
MB 25:
MB 33:
MB 18L:MB 35L:3875-100
3875-120
3875-140
3875-160
3875-180
3875-200－Forging Ver. 3875-290
MB 35L: －（0.676μｍ）
MB 20:
3875-240（0.55μｍ）

レーザパイロット

直視ファインダー型

ライト型

3875-110
3875-130
3875-150
3875-170
3875-190
3875-210
3875-270－3875-280

MB 13:
MB 18:
MB 25:
MB 13.5L:
MB 20L:MB 25L:MB 11.5L:
MB 30L:3875-300
3875-320
3875-340
3875-360
3875-380
3875-400
3875-440－3875-310
3875-330
3875-350
3875-370
3875-3903875-410－
3875-470－

レンズは、注文の際にご指定下さい。本体、可動焦点レンズ、検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。
接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。

アクセサリ
取付金具・パージ管・冷却ジャケット・ミラー・スキャナー

3834-270
ボールアンドソケット
固定金具

3835-280
90°ミラー

3820-340
3820-330
3820-740
3820-750
3820-430

3834-280-2
L字型取付金具（三脚取付穴付）

3837-240
冷却板

3837-290-1
冷却ジャケット

3835-160
冷却ジャケット用
エアーパージユニット

3837-140
冷却ジャケット用
ボールアンドソケット固定金具

3835-230
エアーパージﾞ管3843-520
スキャナー（12°,5Hz,石英窓付）
3835-290
スキャナー用エアーパージ管

L型コネクタ付 接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m )ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m )ストレート型コネクタ付接続ケーブル，耐熱型 5ｍ （200℃まで使用可能）
L型コネクタ付接続ケーブル，耐熱型 5ｍ （200℃まで使用可能）
ピンコネクタ付 ビデオ出力ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m )DC24V電源
デジタル指示計（各種）計測ソフト:InfraWin

放射温度計専用電源BOX 5000-001+USB
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！
・PC接続用に、RS-USB変換ケーブル付（+USB)■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■温度換算・測定距離／面積計算

RS-USB変換ケーブル標準添付です。
最新版は、インターネット経由でダウンロードできます。

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001