振動監視計 UG-50

振動監視計
UG-50

発電所・プラント・生産設備での機械振動を常時監視

振動監視計UG-50
圧電式加速度ピックアップを用いて、発電所やプラント、生産設備における機械振動を常時監視するための振動監視計。

正面■主回路と加速度専用回路があり、主回路では加速度、速度、変位から測定モードを選択

背面■振動監視中の振動量や設定などが確認でき● 測定設置例

るバックライト付き液晶画面搭載。

圧電式加速度
ピックアップ

して振動量を測定、監視することが可能。
また、加速度専用回路では、主回路とは別にプリアンプ
UGシリーズ

UG-50■ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを主回路と加速度専用回路の両方で設定が可能。

加速度を常時測定することが可能。

さらに、それぞれで交流出力と直流出力の■主回路の振動のレベルに対して、注意領域（アラーム）と危険領域（トリップ）の警報レベル出力端子を搭載。
オプション

ユーザーフィルタ NX-50
主回路でハイパスフィルタ、ローパスフィルタ各１種類を追加可能。

オプション

4-20 mA アイソレーションユニット UG-33
電流出力（4-20 mA出力）に対応。

が設定でき、振動のレベルがこれを超えたときに警報（警報ランプの点灯とリレー接点の短絡）を出力する機能を搭載。
また、入力端子への接続が断線した場合に変位も警報（警報ランプの点灯とリレー接点の短絡）を出力する機能も搭載。

● 表示画面例
加速度

速度設定パネル

正面パネル
（裏面）

オプション● 圧電式加速度ピックアップと振動監視計の中継用
プリアンプ

プリアンプ

中継ボックス

UG-20

UG-21

お問い合わせください

UG-20は、圧電式加速度ピック

UG-21はプリアンプを内蔵したピッアップが検出した振動加速度波形

クアップと振動監視計間が100 mを遠距離（最大300 ｍ）に伝送するを超え最大400 mまで延長される時に使用することを目的としたプリことを目的とした電荷増幅器です。

アンプ用の中継増幅器です。

ユーザーフィルタ

4−20 ｍAアイソレーションユニット

NX-50

UG-33

ラック取付パネル

UG-90

主回路でハイパスフィルタ、ローパスフィルタ各１種類を振動監視計に内蔵し、直流電圧出力を追加可能。

4-20 ｍAの電流出力に変換します。

HPF : 3.15 Hz〜500 Hzにおける、1/3オクターブバンドステップ※ファクトリオプション

5ｃｈまで取り付け可能です。
付属のM4ねじ4本で固定

正面パネルを外してM4ねじ4本で固定

LPF : 50 Hz〜10 kHzにおける、1/3オクターブバンドステップ※ファクトリオプション

正面パネル

UG-90 に UG-50を取り付けた状態● 振動監視接続例

アンプ内蔵
圧電式加速度ピックアップ

UG-21
シールドケーブル

PV-10B（一体型コード5 m〜）
max 300 m

アンプ内蔵
圧電式加速度ピックアップ

中継ボックス
シールドケーブル

PV-10B（一体型コード5 m〜）
100 m

振動監視計

圧電式加速度ピックアップ

ピックアップ用コード
VP-51ｴ、VP-51L、VP-51Aなど

PV-63/90B/87など

プリアンプ UG-20

UG-50

シールドケーブル
max 300 m● 圧電式加速度ピックアップ
外観特長

防水絶縁構造
アンプ内蔵

防水絶縁構造高温度特性、軽量、高感度せん断型（原子力発電所ポンプなどの振動計測、放射量1×107Rのγ線放射に耐える）

PV-10B

高温度の機械振動測定（対放射線性、中高温下での原子力関係の測定に適合）

PV-10T

PV-63

PV- 65ー

9.18

4.59

7.14

電圧感度 mV/（m/s2）※15.1ーーー

3〜 8 000（±1dB）
3〜10 000（±2dB）

3〜 8 000（±1dB）
3〜10 000（±2dB）

1〜 8 000（±1dB）
1〜15 000（±3dB）

1〜9 000（±1dB）

取付共振周波数 kHz ※224242625

使用温度範囲 ℃−20〜＋100−50〜＋150−20〜＋300−50〜＋260

500

2 000

4 000

4 000

M4ねじ（付属）1.5

M4ねじ（付属）1.5

M6ねじ（VP-56A付属）3.5

M6ねじ（VP-53A付属）3.5

防水性JIS C 0920
保護等級8水中形2気圧

JIS C 0920
保護等級8水中形2気圧

ーー

コード

一体型5 ｍ（コード端コネクタなし）

一体型5 ｍ

VP-51ｴ（付属）VP-51B（付属）

質量 g120120

2826

希望小売価格350,000円

お問い合わせください

300,000円

170,000円※22
最大測定加速度 m/s（peak）

標準取付方法ネジのトルク N・m°
20

1210°

120

外形寸法（mm）※318.2周波数範囲 Hz°

電荷感度 pC/（m/s2）※119.20°

5000

123-φ4.5（φ30周上）

70以上

173-φ4.5（φ30周上）

取付穴

15.921.522.2

取付穴

φ15.916.8dia

φ23
φ23238.54846M12×1
プロテクトチューブ取付ねじ

22.5

直出コード（外周部がプロテクトチューブ）4039.50.215dia※1 代表値、個々のピックアップの感度は校正表（添付）に記載※2 標準取付方法（※3）
により平滑な面に取り付けた時の代表値［ 注 意 ］ ● 圧電式加速度ピックアップは過大な衝撃で圧電セラミックエレメントが破損する場合があります。落下およびマグネットアタッチメント使用に対しては十分注意して扱ってください。

■ 仕様
入力端子
入力切替

端子台

交流出力
最大出力電圧
出力電圧精度

アンプ内蔵型圧電式加速度ピックアップ接続
入力電圧 5.1 mV/（m/s2） 供給電源18 V、4 mA
UG-20またはUG-21、UG-24を経由して不平衡接続の場合
入力電圧 10.2 mV/（m/s2）
UG-20またはUG-21を経由して平衡接続の場合
入力電圧 20.4 mV/（m/s2）

不平衡入力1
不平衡入力2
平衡入力
監視モード
加速度速度
変位

警報の設定
アラーム警報EQ PEAK（EQ PEAK=√２×RMS）
RMS
EQ P-P（EQ P-P=2√２×RMS）

測定周波数範囲
加速度
速度
変位
フィルタ
（主回路）
HPF

トリップ警報5 Hz〜30 kHz
5 Hz〜2 kＨz
5 Hz〜100 Hz
サーキットフォルト

Oﬀ（5 Hz）、
10 Hz、30 Hz、50 Hz、500 Hz（-3 dB）-18 dB/oct
遮断特性
オプションにてユーザーフィルタ対応可能
3.15 Hz〜500 Hz における、1/3オクターブバンドステップの任意（1種類）
ユーザーフィルタ
遮断周波数の遮断周波数（R10系列による-3 dB）にフィルタ定数を設定可能（オプション）
遮断特性：-18 dB/oct
LPF
Oﬀ（30 kHz）、50 Hz、100 Hz、500 Hz、
2 kHz（-3 dB）-18 dB/oct（Oﬀ設定を除く）
遮断特性
オプションにてユーザーフィルタ対応可能
50 Hz〜10 kHz における、1/3オクターブバンドステップの任意（1種類）
ユーザーフィルタ
遮断周波数の遮断周波数（R10系列による-3 dB）にフィルタ定数を設定可能（オプション）
遮断特性：-18 dB/oct
ユーザーフィルタの設定は、HPF遮断周波数 ＜ LPF遮断周波数である必要がある

フィルタ（加速度専用）
HPF
遮断特性
LPF
遮断特性
表示器

警報出力
警報用リレー

警報動作後に振動のレベルが警報レベル設定値を下回った際に、リレー接点とLED点灯を自動的にリセットする。
オートリセットは0〜90秒の10秒刻みで遅延時間の設定が可能＊
レベルレンジ（主回路、加速度専用）
加速度専用レンジと主回路レンジの関係

Oﬀ（5 Hz）、10 Hz、30 Hz、50 Hz、500 Hz（-3 dB）-18 dB/oct
Oﬀ（30 kHz）、50 Hz、100 Hz、500 Hz、
2 kHz（-3 dB）-18 dB/oct（Oﬀ設定を除く）
セグメントタイプLCD（バックライト付き）
バーグラフ50本表示（表示周期100 msec、リニア目盛）
トリップレベル／アラームレベル位置表示
レベルレンジまたは測定値表示、監視モード設定表示
バックライト点灯、キー入力により、最大10分間の連続点灯
警報動作中またはアラーム・
トリップレベル設定中に自動点灯

測定値検出回路

加速度
1 000
300
100301031

主回路
速度
1 000
300
100301031

変位1003010310.30.1

加速度専用レンジ（主回路の設定レンジでレンジが決まる）
1 000
100101

デジタル処理方式、サンプリング周波数：約76.8 kHz

電源
入力電圧範囲
周波数範囲
消費電力

端子台
＋10 V
（レンジフルスケール時）
50 Ω
10 kΩ以上＋12 V
加速度レンジフルスケール±2 %（80 Hzにて）
速度レンジフルスケール±3 %（80 Hzにて）
変位レンジフルスケール±5 %（20 Hzにて）

使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
大きさ・重さ付属品
希望小売価格AC 85 V〜265 V
47 Hz〜440 Hz
約18 VA（AC 100 V ALARM・TRIP警報時）
約22 VA（AC 240 V ALARM・TRIP警報時）-10 ℃〜50 ℃ 90 %RH以下-10 ℃〜50 ℃ 90 %RH以下
148（Ｈ）
×80（Ｗ）×約235（Ｄ）
mm・約1.5 kg
マイナスドライバ ×1、十字穴付なべ小ねじM4×20 ×1、ステッカ ×1
お問い合わせください＊プリアンプUG-24で入力電荷を10 000 pC以上に設定した場合には、上記のレベルレンジは10倍になる

交流出力
端子形状
出力電圧
出力抵抗
負荷抵抗

アラームレベルは、レンジフルスケール1%刻みの測定値で任意設定が可能。警報時は、端子台のアラーム警報用リレー接点が短絡し、正面パネルのアラーム警報LEDが点灯する。
設定精度：レンジフルスケールに対して±5 %
遅延時間：0〜9秒で1秒単位設定
トリップレベルは、レンジフルスケールの1 %刻みの測定値で任意設定が可能。警報時は、端子台のトリップ警報用リレー接点が短絡し、正面パネルのトリップ警報LEDが点灯する
設定精度：レンジフルスケールに対して±5 %
遅延時間：アラーム警報の遅延時間に従う
UG-50への振動入力信号において、ケーブル断線の時に、端子台のサーキットフォルト警報用リレー接点が短絡し、正面パネルのサーキットフォルト警報LEDが点灯する。 遅延時間：アラーム警報の遅延時間に従う
警報時に各リレー接点が短絡し警報LEDが点灯する。
定格電圧、定格電流 AC 250 V、3 AまたはDC 30 V、
5A
リレー接点：背面パネル端子台
警報の遅延時間設定：警報動作に関して、0〜9秒の1秒刻みで遅延時間の設定が可能

警報のオートリセット

直流出力
端子形状
出力電圧
出力抵抗
負荷抵抗
最大出力電圧
出力電圧精度±12 V
加速度レンジフルスケール±2 %（80 Hzにて）
速度レンジフルスケール±3 %（80 Hzにて）
変位レンジフルスケール±5 %（20 Hzにて）■ オプション

端子台
加速度 2 Vpeak 速度 2 Vrms 変位 2 Vp-p
（レンジフルスケール時）
50 Ω
10 kΩ以上

品名
4-20 ｍＡアイソレーションユニット（ファクトリオプション）
ユーザーフィルタ
（ファクトリオプション）

型式

希望小売価格

UG-33
NX-50

お問い合わせください
お問い合わせください

プリアンプ

振動監視計

UG-24

UG-51UG-51は原子力発電所内の設備の振動監視に用いられます。

UG-24は、原子力用圧電式加速度ピッ高信頼性とするため、部品の管理、組立、調節が特別工程で行われます。

クアップが検出した振動加速度波形を● 原子力認定用 接続例

遠距離（最大300 ｍ）に伝送することを目的とした電荷増幅器です。

高温度用圧電式加速度ピックアップ

VP-51ｴ
PV-63
PV-65

コネクタ
VP-52A

VP-51B

プリアンプ
UG-24

シールドケーブル
max 300 m

高温度用コード1 m

耐熱コード

振動監視計

UG-51

VP-51B

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋
認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

0505-122403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458