No.99MAK018B4
SERIES No. 515

デジタルハイトマスタ
HME-DMB Series

ユーザーズマニュアル
User’s Manual
ご使用前にこの「ユーザーズマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。
Read this User’s Manual thoroughly before operating the instrument.
After reading, retain it close at hand for future reference.

本マニュアルで使用されているマーク
本マニュアルで使用されているシンボルマークの意味と、各シンボルマークに付随して記述される内容を以下に示します。

安全上のご注意
本マニュアルでは、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次の通りです。
 以下の表示は特定しない一般的な注意、警告、危険を示します。

危険

警告

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定されることを示しています。

 以下の表示は特定の危険に対する注意、行為の禁止／指示を示します。
注意（危険、警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場
合は接触禁止）が描かれています。

行為を指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は接地が必要であること）が描かれています。

No. 99MAK018B4i

本マニュアルで使用されているマーク
各種の注記について
正しい操作により、信頼性の高い測定データを得るための助けとなる各種の“注記”を、以下の区分に示す用語により示します。

重要 本製品を使用する上で重要な情報を示す注記です。この内容を無視することはできません。
この内容に従わない場合、本機の性能、精度を損なう可能性あるいは維持することが困難になる可能性があることを示します。

注記

本製品を使用する上で特に注意または補足すべき情報を示す注記です。
また、特定の操作に関してご留意頂きたい事柄（メモリの制限、装置の構成、プログラ
ムの特定のバージョンに関する情報など）も示します。

参考

本製品を使用する上で操作方法や手順を特定の条件に適用する場合の参考情報などを示す注記です。
また、参照すべき情報がある場合は、参照先を示します。

本マニュアルの記載内容は、お客様に事前予告なく変更することがあります。
Copyright  2014 Mitutoyo Corporation.

ii

All rights reserved.

No. 99MAK018B4

使用上のご注意
本機の性能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくために、ご使用に先立ち、このユー
ザーズマニュアルをよくお読みください。
このユーザーズマニュアルは、デジタルハイトマスタ HME-DMB シリーズに関するユーザ
ーズマニュアルです。
本機の精度と機能を長期間にわたって維持できるように、次の注意を守ってご使用くださ
い。

警告

注意

重

要

・この機器を改造しないで下さい。怪我の原因となることがあります。
・不安定な台の上に機器を設置しないで下さい。落ちたり、倒れたりして怪我の原因となります。
・電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
・電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
・万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

・電池は、指定されたものを使用して下さい。指定以外の電池を使用すると、電池の破裂、液漏れなどにより、火災、怪我の原因となる事があります。
・電池は充電式ではないので充電しないでください。＋－を正しく入れてください。液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
・本機に無理な外力を加えないで下さい。故障、破損、精度低下の原因となる事があります。
・アクセサリーなどの取付け/取外しをする場合は、指を挟んだり、ぶつけたりしないで下さい。怪我の原因となることがあります。
・この機器に使用するアクセサリーは、必ず「取扱説明書」にて指定しているものを使用して下さい。故障、破損、精度低下の原因となる事があります。

・ユーザーズマニュアルに記載されている事項以外の分解調整は、故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。本機は製作の際、慎重に組み立てて調整してあります。
・落下や衝撃は絶対に避けてください。デジタルハイトマスタは精密な基準器です。
・ほこりや振動の多い環境では使用しないでください。また、大電力リレーや高圧大電
流開閉器など、ノイズ発生源からできるだけ離れた場所で使用してください。
・急激な温度変化は避けて、10℃～30℃の範囲で使用して下さい。
・デジタルハイトマスタは 20℃の恒温室で組立･調整されています。仕様通りの精度でご使用になるためには設置場所の温度が 20℃に近く、かつ温度変化の少ないことが必要です。
・保存温度は、-10℃～50℃です。
・本機の測定ブロックに過大な力を加えないようにしてください。
・測定面（測定ブロック）の油や塵を拭き取ってから測定してください。

No. 99MAK018B4

iii

電磁両立性について
本製品は、EMC 指令に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。

保証
本製品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの代理店、あるいは弊社営業へご連絡ください。ただし、本保証は、ミツトヨ・
ソフトウェア・エンドユーザ・ライセンス契約書の規定に影響を与えないものとします。

次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
1

使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷。

2

メインテナンス上、修理上又は取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷。

3

お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。

4

火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷。

5

ミツトヨによって指定され又は許可されているハードウェア又はソフトウェア以外の
ハードウェア又はソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷。

6

高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷。

本保証は日本国内において適切に設置され、本マニュアルに記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明及び保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、非侵害の保証又は取引過程、使用又は取引実務から生じる保証を含
みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本製品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

iv

No. 99MAK018B4

免責
ミツトヨ、その関連会社及びそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、若しくはデータの損失、又は本製品の使用若しくは使用不能によって生じた
特別損害、直接損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、又は懲罰的損害について、原因及び責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社又はそのサプライヤ
ーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本製品の使用によって生じた損害又は損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社及びそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）
不法行為とを問わず、本製品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、又は管轄地によっては、派生的損害又は付随的損害に対する責任の排除又は制限を認めていない場合があります。そのような国、州、又は管轄地におけるミツトヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

輸出及び非居住者への技術提供にあたってのご注意
本製品は、「外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 若しくは外国為替令別表に定める 16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。
本製品の輸出及び日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意
製品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国の規制である廃電気電子機
器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本製品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイ
クルにご協力ください。
本製品の廃棄方法については、お買い上げになったお近くの小売店や代理店にお問い合
わせください。

No. 99MAK018B4

v

製品梱包について
本製品は、下図に示す様に、梱包されています。

⑦

⑦
③

③

⑥
⑥
②
①
①

②

④
⑤
⑥
⑧
⑥
④

【HME－300DMB】【HME－450DMB】【HME－600DMB】

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

重

測定本体
基準ブロック
取扱説明書、検査成績書、電池（2 ヶ）外ダンボール内ダンボール
緩衝材（一式）
上板（ダンボール）
コーナーパッド（8 箇所）

要・本製品を弊社へ校正依頼される場合、製品出荷時の箱へ梱包して、お送り頂けます様、御願い致します。
又、箱を紛失された場合、弊社へ連絡頂けます様、御願い致します。

vi

No. 99MAK018B4

目次
本マニュアルで使用されているマーク............................................................................................................... i
使用上のご注意 ................................................................................................................................................. iii
電磁両立性について.......................................................................................................................................... iv
保証 ................................................................................................................................................................. iv
免責 .................................................................................................................................................................. v
輸出及び非居住者への技術提供にあたってのご注意........................................................................................ v
分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意.......................................... v
製品梱包について ............................................................................................................................................. vi
1

概要 .........................................................................................................................................................1-1
1.1
デジタルハイトマスタの特徴 ..........................................................................................................1-1
1.2
各部の名称と機能 ............................................................................................................................1-3
1.2.1 各部の名称 ...................................................................................................................................1-3
1.2.2 各部の機能説明............................................................................................................................1-4

2

操作 .........................................................................................................................................................2-1
2.1
測定準備...........................................................................................................................................2-1
2.1.1
操作上の注意............................................................................................................................2-1
2.1.2
電池のセット............................................................................................................................2-2
2.1.3
測定準備について ....................................................................................................................2-3
2.1.4
デジタルハイトマスタのゼロ会わせ .......................................................................................2-4
2.1.5
表示のプリセット ....................................................................................................................2-6
2.2
測定値の読取り..............................................................................................................................2-10
2.2.1
単一ブロックでの測定の場合 ................................................................................................2-10
2.2.2
複数ブロックでの測定の場合 ................................................................................................2-10
2.3
その他のキー操作 .......................................................................................................................... 2-11
2.3.1
HOLD キー ............................................................................................................................. 2-11
2.3.2
ZERO/ABS キー..................................................................................................................... 2-11
2.3.3
ファンクションロック機能 ....................................................................................................2-12
2.4
エラー表示 .....................................................................................................................................2-12
2.4.1
エラー表示 .............................................................................................................................2-12

3

調整・点検 ..............................................................................................................................................3-1
3.1
3.2
3.3

日常の手入れ ...................................................................................................................................3-1
シンブルと基線リングとの隙間調整 ...............................................................................................3-1
トラブル時の点検点検.....................................................................................................................3-2

No. 99MAK018B4

vii

4

仕様......................................................................................................................................................... 4-1

4.1
本体仕様 .......................................................................................................................................... 4-1
4.2
標準付属品....................................................................................................................................... 4-2
4.3
特別付属品....................................................................................................................................... 4-2
4.3.1
シリンダゲージ用補助ブロックセット ................................................................................... 4-2
4.3.2
ライザブロック........................................................................................................................ 4-3
サービスの窓口

viii

No. 99MAK018B4

1

1.1

概要

デジタルハイトマスタの特徴(1) デジタルハイトマスタは、測定ブロックに複列段差 20mm のブロックを、また表示部には液晶表示を採用することにより必要とする高さ基準を、高精度にしかも能率よく設定できます。
また、このデジタルハイトマスタは、測定値の出力ができます。当社のデジマチックミニブロセッサ(オプション)と接続することにより、測定値の印字、公差の設定と合否判定および判定結果の印字、
統計処理および演算結果の印字、ヒストグラムの作成など各種のデータ処理ができます。

(2)

デジタルハイトマスタは、下図に示すように、求めようとする測定物の嵩さ(H)を、テコ式ダイヤ
ルゲージ、あるいは、電気マイクロメータを用いて、デジタルハイトマスタの測定ブロックに正確に再現させることにより測定物の高さを測ります。そのためには、事前の正確なゼロ合わせが必要です。

インジケータインジケータ
H

H
ライザ
ブロック

H

No. 99MAK018B4

H

1-1

(3) 測定物の高さ表示は、測定するワークにより次のように使い分けることができます。

①単一ブロックでの測定
各測定物が下図に示すように一つの測定面だけを使って測定できる場合は、ゼロ合わせ時に測定面の高さをプリセットします。ディスプレーには、基準面(定盤)からのワークの高さが直接表示されます。

B の測定面を使用（70～90mm）

表示
89.00284.65276.98120mm

72.125ワーク②複数ブロックでの測定
各測定物が下図に示すように複数の測定面を使わなければならない場合は、ゼロ合わせ時に″0″をブリセットします。ディスプレーには、各測定面の移動量が表示されます。この場
合、基準面(定盤)からのワークの高さを求めるには、固定スケールの読みが必要です。

ワーク

5.102

12.13415.671

7.326

表示

1-2

No. 99MAK018B4

1. 概要説明

1.2

各部の名称と機能

1.2.1

各部の名称
ハンドル

シンブル

基線リング

クランプツマミ

出力コネクタ表示パネル

固定スケール
測定ブロック

本体

No. 99MAK018B4

1-3

1.2.2

各部の機能説明シンブル(1) シンブルと基線リング
シンプルを回すことにより測定ブロックを上下に移動させます。ストロークは 20mm です。

基線リング

基線リングにはシンブルの目盛りを読み取るための基線が印されています。この基線リングは、
クランプツマミを緩めることにより自由に回転させることができます。

基線
クランプ
ツマミ

（2）測定ブロック
測定ブロックは複列段差測定面を構成しています。
そのため、同一平面にて上面、下面の基準が得られます。

カバーシール（赤色）

注記
測定ブロックの最上端面のカバーシールの貼られている
面は、測定面ではありませんので使用しないで下さい。

（3）表示パネル
電池ケース蓋HOLD キー（表示値のホールドと解除）

LCD ディスプレイ
（最小表示量：0.001mm）

ZERO/ABS キー（ABS、INC 切替）
PRESET キー（基準高さの設定）
in/mm キー（inch、mm 切替）※inch タイプ機種のみ

1-4

No. 99MAK018B4

1. 概要説明（4）固定スケール
定盤から各ブロックの測定面までの高さを10mm 単位で読み取るためのスケールです。

（5）出力コネクタ
デジタルハイトマスタは、当社のデジマチックミニブロセッサ(オプション)と接続するこができます。
側面の出力コネクタの防塵キャプを取り、接続ケーブル(オプション№959149 又は№959150)で、この出力コネクタとデジマチックミニブロセッサの入力コネクタとを接続します。

防塵キャップ接続ケーブル№959149
又は№959150

No. 99MAK018B4

1-5

1-6

No. 99MAK018B4

1

2.1

測定準備

2.1.1

操作上の注意操作

デジタルハイトマスタを使って高さ測定を行う場合、下記のことが注意事項としてあげられます。
（1）デジタルハイトマスクを使用する際は、必ずゼロ合わせを行うようにしてください。
（2）ゼロ合わせや測定において、測定面の高さを設定する場合、送りねじのバックラッシュによる誤差を避けるために、常に測定ブロックを上げる方向で設定してください。

（3） 下図のように下端ブロックを定盤に接触させて使用することは避けてください。
たとえば、30mm,50mm,70mm････の寸法を設定する場合には、一段下の測定面を 20mm 上げて行います。

No. 99MAK018B4

2-1

2.1.2

電池のセットSR44(No.938882)×2

(1)
(5)

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）

(2)

(4)

(3)

プラスドライバで取り付けねじ（No.04AAB855）をゆるめます。
電池蓋をはずします。
電池をプラス側が上になるようにセットしてください。
電池蓋を取付けます。
電池蓋の端部を指で押さえ、蓋と本体とにすき間ができないようにして、ねじで締め付けます。
電池のセット時点で LCD に”－－－－－－”が表示され、点滅します。
ＰＲＥＳＥＴスイッチを押します。
”－－－－－－”が消灯し、”0.000”が表示されカウントが可能になります。

注記・ 電池をｾｯﾄした場合は、最初にＰＲＥＳＥＴスイッチを押してプリセット値が確定されるまでの間（上図（7）～（8））、シンブルを回さないでください。電装部の初期設定に失敗し、正常にカウントしない場合があります。万が一、シンブルを動かしてしまった場合には、再度、電池をセットし直してください。
・ 電池をセットし直すとプリセット値が消去されます。プリセット値を再設定してください。
・ 電池は必ず SR44（ﾎﾞﾀﾝ型酸化銀電池）をご使用ください。
（お買い上げ時に付属されている電池は、機能や性能を確認する為のものです。所定の寿命が持たない場合がありますのでご了承ください。）・ まれにエラー表示やカウントしない等の異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
・ 電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。

2-2

No. 99MAK018B4

2. 操作2.1.3

測定準備について
デジタルハイトマスタの清掃、表示の確認を行った後に、次のような手順で測定準備を行います。

（1）測定面（測定ブロック）をきれいに拭きます。

（2）デジタルハイトマスタのゼロ合わせ
付属の基準ブロック 11mm を使い下端ブロックを 11mm の高さに設定し、基線リングの基線をシン
ブルのゼロ目盛りに合わせることにより、マイクロメータヘッドのゼロ位置を決めます。詳しい手順につきましては、『2.1.4 デジタルハイトマスタのゼロ合わせ』に明記してありますのでご覧ください。

（3）表示のプリセット
PRESET キーを使い、測定開始時の測定面の高さを設定します。
このデジタルハイトマスタは、下図のように測定するワークにより表示内容を使い分けることができます。
この特長をいかすためには、単一ブロックでの測定、複数ブロックでの測定に応じてプリセット
値を変えて設定する必要があります。
プリセットの詳しい手順につきましては、『2.1.5 表示のプリセット』に明記してありますのでご覧ください。

単一ブロックでの測定

複数ブロックでの測定
20mm

20mm

ワーク

ワーク

表示
33.125 37.421

No. 99MAK018B4

71.54276.328

表示
4.532

6.652

13.447 16.613

2-3

2.1.4デジタルハイトマスタのゼロ合わせ

付属の基準ブロック(11mm)を使って、下端プロックの測定面(上)を 11mm の高さに設定し、基線リングの基線をシンブルのゼロ目盛りに合わせます。
①

付属品の基準ブロック(11mm)をきれいに拭きます。

②

基準ブロックを測定ブロックの近くに置きます。電気マイクロメータ,検出器,スタンドの準備をします。

③

シンブルを回し測定ブロック面(Ａ面}が目測で基準ブロック面(B 面)より低くなるまで測定ブロッ
クを下げます。
測定ブロック面（A 面）
基準ブロック面（B 面）④

基準ブロック面(B 面)に検出器を当て電気マイクロメータのゼロ合わせをします。

基準ブロック面（B 面）⑤

検出器を測定ブロック面(Ａ面)へ移動させます。

測定ブロック面（A 面）

2-4
No. 99MAK018B4

2. 操作⑥

電気マイクロメータの針が再びゼロの位置にくるまでシンプルを回し、測定ブロックを上げます。

注記
電気マイクロメータの指針
が、ゼロ目盛りを越えた場
合には、もう一度③の位置にまでブロックを下げてやり直してください。

⑦④～⑥の操作を二回程度繰り返します。ゼロ点が安定していることを確認します。

⑧

クランブツマミを緩め基線リングの目盛りをシンブルのゼロ目盛りに合わせます。
クランブツマミを絞め基線リングを固定します。

クランプ
ツマミ

基線リング
以上の操作により、測定面 A の高さは 11mm となります。
（各ブロックの測定面は、固定スケールの目盛りより 1mm 上になります。）
次に『2.15 表示のプリセット』を参照し、表示値の設定を行って下さい。

2-5
No. 99MAK018B4

2.1.5

表示のプリセット

ひきつづき、プリセットキーを使って、表示値の設定を行います。
（1）設定値
ブリセットする値（設定値）は、次のようになります。
（a）単一ブロックでの測定の場合
設定値：使用する測定面の高さ
例）A～D で 1 箇所だけを使用して測定する場合
使用する
測定面の高さ
A
B
C
D

設定値
11mm
31mm
51mm
71mm

（b）複数ブロックでの測定の場合
設定値:1mm例）A～D の複数を使用して測定する場合
固定スケール

設定値
各ブロックの測定面は、固定スケールの目盛りより1mm 上になります。

注記・ライザブロックを使用する場合は、ブロックの高さを上記の設定値に加えます。
コード.No515-113515-114515-115

型式
HMR-150A
HMR-300A
HMR-600A

ブロックの高さ
150mm
300mm
600mm

2-6
No. 99MAK018B4

2. 操作（2）設定
本機には、2 つのプリセット値（P1、P2）を記憶させる事ができます。
本書では、11mm を設定する手順を例に説明しております。

以下の説明図では、キーの押し方を 2 通りに区別します。
キーを短く押す①

キーを長く押すPRESET キーを短く押すと、以前登録された数値が表示され、’’P1’’ が点滅します。

P1、P2 の切り替え‘’P1’’ 又は、’’P2’’ が点滅状態で HOLD キーを長く押すと切り替わります。

② 再度 PRESET キーを長く押し、変更したい桁の数字が点滅したときにキーを離します。

③ キーを短く数回押し希望の数値を表示させます。

④ もう一度キーを押し続け、次の桁のカーソルが点滅し始めたら、キーを離します。

2-7
No. 99MAK018B4

⑤ キーを短く数回押し希望の数を表示させます。

設定値が三桁の数の場合は、もう一度④と⑤の手順を繰り返します。

⑥ もう―度キーを押し続け、P サインが点滅し始めたら、キーを離します。

⑦ キーを短く押し、P サインが消えたことを確認します。以上でプリセットは完了しました。

2-8
No. 99MAK018B4

2. 操作（3）プリセット値の呼出し①

キーを短く押すと’’P1’’又は’’P2’’が点滅し、以前登録した数値（未登録の場合はゼロ）が表示されます。
（P1、P2 を切り替えたい場合は、HOLD キーを長く押すと切り替わります）②

表示が正しければ PRESET キーを押すと’’P1’’ 又は ’’P2’’が消え、基点合わせが完了します。

又は（4）プリセットの中止
ZERO/ABS キーを押します。

注記
・測定中に誤って PRESET を押した場合は、 ZERO/ABS を押すことで、もとの状態に戻ります。それでも復帰しない場合は再度、基点の設定を行って下さい。
・ホールド状態にて PRESET キーを 2 回押す事で登録していた基点が変更されますので
注意下さい

2-9
No. 99MAK018B4

2.2

測定値の読取り基準面(定盤)からのワークの高さは、以下のようにして求めます。

2.2.1

単一ブロックでの測定の場合

基準面(定盤)からのワークの高さは、直接ディスプレイから読み取ります。

ディスプレイ2.2.2

複数ブロックでの測定の場合

基準面(定盤)からのワークの高さは、ディスプレイの表示値に固定スケールの読み取り値を加算します。
この場合、表示値の 10 の位の数は無視してください。

測定値（H）
H=110+3.333＝113.333

測定値（H）
H=120+0.000＝120.000

測定値（H）
H=120+3.333＝123.333

2-10
No. 99MAK018B4

2. 操作

2.3

その他のキー操作

表示パネル上の各キーは、下記のような働きをします。

2.3.1

HOLD キー

表示値のホールドと解除を交互に行います。

2.3.2

ZERO/ABS キー

キーを短く押すと表示がゼロセットされ INC モードになります。INC モードは、比較測定に使用されます。
INC モード時に、キーを長く押すと ABS モードに戻り、現在のプロックの位置を絶対測長系で表示します。
また、本機は使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えますので再表示させる場合に押します。

2-11
No. 99MAK018B4

2.3.3 ファンクションロック機能
ファンクションロックが設定されている場合は、LCD 内になります。

が点灯し、〔ホールド〕操作のみ有効とHOLD キーを押しながら ZERO/ABS キーを 2 秒以上長押しします。

①※この時、HOLD キーを先に押して下さい。
（LCD 内に H が点灯します。）②

LCD 内に③

ファンクションロック機能を解除する場合も同様の操作を行なって下さい。

2.4が点灯し、H が消灯します。

エラー表示

2.4.1 エラー表示

電池の電圧が低下しています。すぐに電池を交換して下さい。

オーバースピードやノイズなどによる計数エラーが発生した
場合のエラーです。
一度電池を取外し、再度セットし直して下さい。

電装部の初期設定に失敗した場合やセンサ信号の異常などによる計数エラーが発生した場合のエラーです。
一度電池を取外し、再度セットし直して下さい。

表示値が±999.999 を超えたときに表示します。
シンブルを逆に動かしていけば再び正しく計数し始めます。

2-12
No. 99MAK018B4

1

3.1

調整・点検

日常の手入れゴミ、さび、油脂等の付着による測定誤差を防ぐために、ブロック、測定物などは、工業用の紙
ワイパ、あるいはケバ立たない布できれいにふき取ってから測定してください。

3.2

シンブルと基線リングとの隙間調整①

シンブルの上にある蓋ねじを取り外してください。

②

中にある三本の調整ねじを、六角棒レンチで回します。
すきまがせまい場合には、その場所に当たる調整ねじを締め込みます。
すき間が 0.2mm 程度になるように調整します。

③

蓋ねじを元通りにしっかりと絞めます。
蓋ねじ
0.2mm
調整ねじ

シンブル

No. 99MAK018B4

3-1

3.3

トラブル時の点検

トラブル状態

点検項目

表示が出ない□電池は消耗していませんか□

電池の向きは正しいですか□

電池の蓋は十分締まっていますか□

ホールド状態ではありませんか□

プリセット状態ではありませんか

カウントしない（P1 又は P2 サイン表示）
頻繁にエラー表示が出る

キーが動作しない

精度が出ないデータ出力ができない□

サインが点灯していませんか□

シンブルを早く回しすぎていませんか□

近くに電気的ノイズ源がありませんか□

ホールド状態ではありませんか□

プリセット状態ではありませんか□

ファンクションロック状態ではありませんか□

測定面が汚れていませんか□

ゼロ点設定は正しいですか□

コネクタはしっかり接続されていますか□

専用ケーブル（№959149 又は№959150）を使用していますか

本製品は、静電気による電磁妨害により、一時的に表示がちらついたり消えたりする場合がありますが、
電磁妨害解消後は正常に復帰します。

3-2

No. 99MAK018B4

1

4.1

仕様

本体仕様

符号

515-374515-376515-378

符号HME-300DMB

HME-450DMB

HME-600DMB

10mm＜H≦310mm

10mm＜H≦460mm

10mm＜H≦610m

測定範囲（H）
最初表示値

0.001mmシンブル送り0.002mm

ﾏｲｸﾛﾒｰﾀ
ﾍｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸの寸法許容差ﾌﾞﾛｯｸの
寸法許
容差幅

有効
ｽﾄﾛｰｸ
1 回転の
ｽﾄﾛｰｸ
H≦310mm(H≦12in)
310＜H≦460mm(12＜H≦18in)
460＜H≦610mm(18＜H≦24in)H≦310mm(H≦12in)
310＜H≦610mm(12＜H≦24in)

20mm
0.5mm
±1.5μm
±2.5μm
±3.5μm2.0μm
2.5μm

ブロック列送り誤差±2.0μm

±2.5μm

ブロック列送り戻り誤差

2.0μm

2.5μm

質量
CE マーキングNo. 99MAK018B4

9.5 kg13.6 kg

16.0 kg

EMC 指令：EN61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table2 / Emission limit：ClassB
RoHS 指令：EN50581

4-1

4.2

標準付属品
ｺｰﾄﾞ№、ﾊﾟｰﾂ№
611621-032
611196-531
938882
99MAK018B
－
－

4.3

品名
ゲージブロック 11mm
ゲージブロック.5”
バッテリーパック SR44
取扱説明書
検査成績書
保証書

個数
１

備考
ミリ又はインチ仕様により、1 ヶを選択

２
１
１
１

特別付属品
コード№、パーツ№
515-111515-112

品名
シリンダゲージ用
補助ブロックセット（ミリ用）
シリンダゲージ用
補助ブロックセット（インチ用）

515-113

ライザブロック 150mm

515-114515-115515-116515-117515-118
900881
900882959149959150

ライザブロック 300mm
ライザブロック 600mm
ライザブロック 6inch
ライザブロック 12inch
ライザブロック 24inch
クランプボックス（ミリ用）
クランプボックス（インチ用）
接続ケーブル
接続ケーブル

備考№515-374／376／378 用№515-375／377／379 用№515-374／376／378 用№515-375／377／379 用
出力スイッチ付（１ｍ）
出力スイッチ付（２ｍ）

4.3.1 シリンダゲージ用補助ブロックセット
シリンダゲージのゼロ点合わせを行うために特別付属品として基準ブロックセットが用意されています。下図の様に、E 型デジタルハイトマスタに装着した補助ブロックと定盤上に置いた基準ブロックとの間にシリンダゲージを挿入する事により、任意の寸法でシリンダゲージのゼロ点確認を行うことができます。
クランプ
ボックス【セット内容】
・クランプ
ボックス

・基準ブロック
18-35mm (.7-1.4”)

・ゲージブロックゲージ
ブロック・基準ブロック
35-150mm( 1.4-6” )
シリンダ
ゲージ

4-2

基準ブロックNo. 99MAK018B4

4. 仕様4.3.2 ライザブロック
デジタルハイトマスタをライザブロックの上にのせると、デジタルハイトマスタの測定範囲より高い位置の測定ができます。
測定範囲は、ライザブロックの高さ分だけ上方へシフトします。

【仕様】

No. 99MAK018B4

高さ

コード№

寸法偏差

寸法偏差幅

重量

150mm

515－113±0.0006mm

0.0006mm

5.4kg

300mm

515－114±0.001mm

0.0008mm

11.3kg

600mm

515－115±0.002mm

0.001mm31.0kg

6”515－116±.00002”.00002”

5.7kg

12”

515－117±.00004”.00003”

11.3kg24”515－118±.00008”.00004”31.0kg4-3

営業の窓口
仙台営業所
宇都宮営業所
伊勢崎営業所
川崎営業所
厚木営業所
諏訪営業所
浜松営業所
安城営業所
名古屋営業所
金沢営業所
大阪営業所
京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所
特機営業 1 課・2 課

2017 年 4 月現在

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒984-0002
電話: (022) 231-6881
ファクス: (022) 231-6884
宇都宮市平松本町 796-1〒321-0932
電話: (028) 660-6240
ファクス: (028) 660-6248
伊勢崎市宮子町 3463-13〒372-0801
電話: (0270) 21-5471
ファクス: (0270) 21-5613
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
電話: (044) 813-1611
ファクス: (044) 813-1610
厚木市岡田 1-7-1 ヴェルドミール SUZUKI 105 号室
電話: (046) 226-1020
ファクス: (046) 229-5450
諏訪市中洲 582-2〒392-0015
電話: (0266) 53-6414
ファクス: (0266) 58-1830
浜松市東区和田町 587-1〒435-0016
電話: (053) 464-1451
ファクス: (053) 464-1683
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072
電話: (0566) 98-7070
ファクス: (0566) 98-6761
名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒466-0064
電話: (052) 741-0382
ファクス: (052) 733-0921
金沢市桜田町 1-26 ドマーニ桜田〒920-0057
電話: (076) 222-1160
ファクス: (076) 222-1161
大阪市住之江区南港北 1-4-34〒559-0034
電話: (06) 6613-8801
ファクス: (06) 6613-8817
草津市大路 2-13-27 辻第 3 ビル 1F 〒525-0032
電話: (077) 569-4171
ファクス: (077) 569-4172
岡山市北区田中 134-107〒700-0951
電話: (086) 242-5625
ファクス: (086) 242- 5653
東広島市八本松東 2-15-20〒739-0142
電話: (082) 427-1161
ファクス: (082) 427-1163
福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒812-0016
電話: (092) 411-2911
ファクス: (092) 473-1470
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
電話: (044) 813-8236
ファクス: (044) 822-8140◆ 商品の故障及び操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ
電話: (050) 3786-3214 ファクス: (044) 813-1691

サービスの窓口
 商品の検査/校正及び修理のご依頼は最寄りのサービスセンタの営業担当へ
宇都宮サービスセンタ

宇都宮市平松本町 796-1〒321-0932
電話: (028) 660-6280
ファクス: (028) 660-6257

川崎サービスセンタ

川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533
電話: (044)455-5013
ファクス: (044)455-5019
電話: (044)455-5021
ファクス: (044)455-5019

地震機器/試験機器サービス課
諏訪サービスセンタ
安城サービスセンタ
名古屋サービスセンタ
大阪サービスセンタ
広島サービスセンタ
福岡サービスセンタ

諏訪市中洲 582-2〒392-0015
電話: (0266) 53-5495
ファクス: (0266) 58-1830
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072
電話: (0566) 96-0745
ファクス: (0566) 96-0747
名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒466-0064
電話: (052) 731-7100
ファクス: (052) 731-6110
大阪市住之江区南港北 1-4-34〒559-0034
電話: (06) 6613-8813
ファクス: (06) 6613-8818
東広島市八本松東 2-15-20〒739-0142
電話: (082) 427-1164
ファクス: (082) 427-1163
福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒812-0016
電話: (092) 411-2909
ファクス: (092) 482-7894〒243-0021

No.99MAK018B4
SERIES No. 515

HME-DMB Series

User’s Manual

Read this User’s Manual thoroughly before operating the instrument.
After reading, retain it close at hand for future reference.

CONVENTIONS USED IN THIS MANUAL
Safety Precautions
To ensure that instruments are operated correctly and safely, Mitutoyo manuals use
various safety symbols (Signal Words and Safety Alert Symbols) to identify and warn
against hazards and potential accidents.
The following symbols indicate general warnings:

DANGERWARNINGCAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in serious
injury or death.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious
injury or death.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor ormoderate injury or property damage.

The following safety signs indicate specific warnings or prohibited actions, or indicate amandatory action:
Alerts the user to a specific hazardous situation. The given example means “To warnof electricity”.

Prohibits a specific action. The given example means “Do not touch”.

Specifies a mandatory action. The given example means “Connect an earth to theground”.

No. 99MAK018B4i

CONVENTIONS USED IN THIS MANUAL
Types of Notes
The following types of notes are used in this manual to help the operator obtain reliablemeasurement data through correct instrument operation.

IMPORTANTAn important note provides information essential to use the product.
disregard this note.

You cannot

An important note is a type of precaution, which if neglected could result in degraded
performance or accuracy, or instrument malfunction/failure.

NOTE

A note provides information to be especially noted or supplemented to use the product.
A note also supplies information to be noted for specific operations (e.g., memory
limitation, instrument configuration, or details that apply to specific versions of aprogram).

TIP

A tip is a type of note that helps the user to apply the operation method and proceduresto his or her specific conditions.
A tip also indicates the reference destination if there is information to be referred to.

The specifications and information in this manual are subject to change without notice.
Copyright  2014 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.

ii

No. 99MAK018B4

Precautions for Use
To obtain the highest performance from this instrument and to use it safely, read thisUser’s Manual prior to use.
This user’s manual is intended for users of Digital Height Master (HME-DMB series).
Observe the following precautions to get the most of the instrument and to attain highaccuracy for long time.
• Do not modify this instrument.

WARNING• Do not set up this instrument on am unstable bench. The instrument may fall. Risk of
injury.
• If a battery is swallowed, immediately consult a doctor.
• Only use the specified batteries. Risk of fire or injury with battery leakage or explosion.

CAUTION• Do not disassemble, short-circuit, charge, or heat the battery. Otherwise the battery
content may leak and come into contact with the eye, or cause battery heating or
explosion.
• Do not apply excessive force to the instrument. Risk of instrument failure, damage, ordecreased accuracy.
• Exercise care so as not to pinch or hurt your fingers if mounting/dismounting
accessories.
• Only use the accessories specified in the User’s Manual provided with the instrument.
Risk of instrument failure, damage, or decreased accuracy.

IMPORTANT • Do not disassemble the instrument unless otherwise specified in this User’s Manual. It

will result in instrument failure or damage. The instrument has been rigorously adjusted
and assembled at the factory.

• Do not drop or give impact to the Digital Height Master. The Digital Height Master is a
precision instrument.
• Do not use the instrument in an environment where it is subject to dust or vibrations.
Also keep it as far apart from noise generator such as large power supply, high-voltage
relay switch as possible.
• Avoid any abrupt temperature changes. Use the system within the temperature range
between 10C and 30C
• This Digital Height Master has been assembled and adjusted in thetemperature-controlled room at 20°C.To use the projector at the rated measuring
accuracy in the specification, the temperature at the installation site should be close to
20°C with minimum temperature fluctuation.
• Store the instrument where the temperature can be controlled between –10 and 50 C.
• Take care not to apply excessive force to the Measuring Block.
• Before measurement, wipe off oil or dust on the work piece surface to be measured.

No. 99MAK018B4

iii

Electromagnetic Compatibility (EMC)
This product complies with the EMC Directive. Note that in environments where
electromagnetic interference exceeds EMC requirements defined in this directive,
appropriate countermeasures are required to assure the product performance.

Warranty
In the event that this product should prove defective in workmanship or material, within
one year from the date of original purchase for use, it will be repaired or replaced, at
Mitutoyo’s option, free of charge upon its prepaid return to Mitutoyo, without prejudice tothe provisions of the Mitutoyo Software End User License Agreement.

If this product fails or is damaged for any of the following reasons, it will be subject to a
repair charge, even if it is still under warranty.
(a) Failure or damage owing to fair wear and tear.
(b) Failure or damage owing to inappropriate handling, maintenance or repair, or tounauthorized modification.
(c) Failure or damage owing to transport, dropping, or relocation of the instrument after
purchase.
(d) Failure or damage owing to fire, salt, gas, abnormal voltage, lightning surge, or
natural disaster.
(e) Failure or damage owing to use in combination with hardware or software other thanthose designated or permitted by Mitutoyo.
(f)Failure or damage owing to use in ultra-hazardous activities.

This warranty is effective only where the instrument is properly installed and operated inconformance with the instructions in this manual within the original country of theinstallation.
EXCEPT AS SPECIFIED IN THIS WARRANTY, ALL EXPRESS OR IMPLIEDCONDITIONS, REPRESENTATIONS, AND WARRANTIES OF ANY NATURE
WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT
OR WARRANTY ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE
PRACTICE, ARE HEREBY EXCLUDED TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BYAPPLICABLE LAW.
You assume all responsibility for all results arising out of its selection of this product toachieve its intended results.

iv

No. 99MAK018B4

Disclaimer
IN NO EVENT WILL MITUTOYO, ITS AFFILIATED AND RELATED COMPANIES AND
SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT, OR DATA, OR FOR
SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVEDAMAGES HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY
ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT EVEN IF
MITUTOYO OR ITS AFFILIATED AND RELATED COMPANIES AND/OR SUPPLIERSHAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
If, notwithstanding the foregoing, Mitutoyo is found to be liable to you for any damage orloss which arises out of or is in any way connected with use of this product by you, in no
event shall Mitutoyo's and/or its affiliated and related companies’ and suppliers' liability toyou, whether in contract, tort (including negligence), or otherwise, exceed the price paid by
you for the product only.
The foregoing limitations shall apply even if the above-stated warranty fails of its essential
purpose.
BECAUSE SOME COUNTRIES, STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
EXCLUSION OR THE LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR
INCIDENTAL DAMAGES, IN SUCH COUNTRIES, STATES OR JURISDICTIONS,MITUTOYO'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW.

Export Control ComplianceThis Product falls into the Catch-All-Controlled Goods and/or Catch-All-Controlled
Technologies (including Programs) under Category 16 of Appended Table 1 of Export
Trade Control Order or under Category 16 of Appended Table of Foreign Exchange
Control Order, based on Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan.
If you intend re-exporting the product from a country other than Japan, re-selling the
product in a country other than Japan, or re-providing the technology (including program),
you shall observe the regulations of your country.

No. 99MAK018B4v

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging is based on WEEE Directive (Directive on
Waste Electrical and Electronic Equipment), which is a regulation in EU member
countries, and this symbol indicates that this product shall not be treated as household
waste.
To reduce the environmental impact and minimize the volume of landfills, please
cooperate in reuse and recycle.
For how to dispose of the product, please contact your dealer or the nearest Mitutoyo
sales office.

Disposal of waste batteries and accumulators(asapplied in the European Union and other European
countries with separate collection systems)

EU

Hg

vi

Batteries and accumulators containing heavy metals such as mercury, lead andcadmium may contaminate the environment if improperly discarded. When incinerated,certain chemicals are released into the air or concentrated in the ash residue from the
combustion process; this may lead to a health risk to humans, animals and theenvironment in general. In compliance with legal requirements, the symbol of a'crossedout wheeled bin' is either applied on the battery or on its packaging. This symbol
indicates that disposal of the batteries in household waste is strictly prohibited;insteadthe batteries have to be disposed of by separate collection and recycling means.
Additional marking identifies the heavy metal content (i.e. Cd =cadmium, Hg = mercury,
Pb = lead) as contained within the battery if over prescribed levels.
End users are obliged by law to comply with the discarding procedure for waste
batteries. At Mitutoyo facilities, or at its appointed distributors, receptacles will be
provided to accept, at no charge, the disposal of previously supplied batteries

No. 99MAK018B4

China RoHS Compliance Information
This product meets China RoHS requirements. See the table below
产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称
本体
配件

铅
(Pb)
×
○

汞
(Hg)
○
○

镉
(Cd)
○
○

六价铬
(Cr(VI))
○
○

多溴联苯
(PBB)
○
○

多溴二苯醚
(PBDE)○○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
环保使用期限标识，是根据电器电子产品有害物质限制使用管理办法以及，电子电气产品有害物
质限制使用标识要求(SJ/T11364-2014)，制定的适用于中国境内销售电子电气产品的标识。
电子电气产品只要按照安全及使用说明内容，正常使用情况下，从生产月期算起，在此期限内，
产品中含有的有毒有害物质不致发生外泄或突变，不致对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。
产品正常使用后，要废弃在环保使用年限内或者刚到年限的产品时，请根据国家标准采取适当的方法进行处置。
另外，此期限不同于质量/ 功能的保证期限。

No. 99MAK018B4

vii

Packing of productContent of packing

⑦

⑦
③

③

⑥
⑥
②
①
①

②

④
⑤
⑥
⑧
⑥
④

【HME－300DMB】【HME－12DMB】【HME－450DMB】【HME－18DMB】【HME－600DMB】【HME－24DMB】

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Measuring unit
Gauge Block
User’s manual、Inspection certificate、Battery（2 pc.）
Carton(outside）
Carton(inside)
Cushion（set）
Setting plate（carton）
Corner pad（8 pc.）

IMPORTANT【 At the calibration request 】
Please pack to the box of product, and send itviii

No. 99MAK018B4

Contents
CONVENTIONS USED IN THIS MANUAL.........................................................................................................i
Precautions for Use.........................................................................................................................................iii
Electromagnetic Compatibility (EMC) ...........................................................................................................iv
Warranty ...........................................................................................................................................................iv
Disclaimer .........................................................................................................................................................v
Export Control Compliance .............................................................................................................................v
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection systems) ..............................................................................vi
Disposal of waste batteries and accumulators(as applied in the European Union and other European
countries with separate collection systems)................................................................................................vi
China RoHS Compliance Information ..........................................................................................................vii
Packing of product ........................................................................................................................................viii
1

Overview ................................................................................................................................................ 1-1
1.1
1.2

Features of Digital Height Master ................................................................................................ 1-1
Part names and function ............................................................................................................ 1-3

1.2.1
1.2.2
2

Part names ................................................................................................................................. 1-3
Function ..................................................................................................................................... 1-4

Operation ............................................................................................................................................... 2-1
2.1
Precautions and preparation for measurement ......................................................................... 2-1
2.1.1
Precautions for measurement.............................................................................................. 2-1
2.1.2
Installing the Battery ............................................................................................................. 2-2
2.1.3
Preparation for measurement............................................................................................... 2-3
2.1.4
Digital Height Master zero setting........................................................................................ 2-4
2.1.5
Presetting the value on the LCD display. ............................................................................ 2-6
2.2
Reading of measurement ........................................................................................................... 2-10
2.2.1
Measurement with single block ......................................................................................... 2-10
2.2.2
Measurement with multiple block ...................................................................................... 2-10
2.3
Operatioon of other keys.............................................................................................................2-11
2.3.1
HOLD Key ..............................................................................................................................2-11
2.3.2
ZERO/ABS key ......................................................................................................................2-11
2.3.3
Function lock ....................................................................................................................... 2-12
2.4
Error indication............................................................................................................................ 2-12
2.4.1
Error indicetion .................................................................................................................... 2-12

3Adjustment／Troubleshooting ............................................................................................................ 3-1
3.1
3.2
3.3

Daily maintenance......................................................................................................................... 3-1
Adjustment of Gap between the Thimble and the Reference Ring .......................................... 3-1
Troubleshooting guide.................................................................................................................. 3-2

No. 99MAK018B4

ix

4

Specifications ........................................................................................................................................ 4-1

4.1
Specifications ................................................................................................................................ 4-1
4.2
Standard Accessories ................................................................................................................... 4-2
4.3
Optional Sccessories .................................................................................................................... 4-2
4.3.1
AuXiliary Block kit ( For Bore gage ) ................................................................................... 4-2
4.3.2
Riser block.............................................................................................................................. 4-3
Service Networkx

No. 99MAK018B4

1

1.1

Overview

Features of Digital Height Master(1) The DigitaI Height master features a colum of staggered measuring blocks and an LCD display which
provide easier， faster，and more accurate height setting.
The Digital Height Master is capable outputting measurement data.
You can connect it with a Mitutoyo Digimatic Data Processor (optional) suchasDP-IDX,DP-2DX，etc，
for printout of measurement data as well as for statistical operations such as SQC and SPC.

(2)

As shown in the figure below the Digital Height Master determines the workpiece height(H) by
adjusting the level of one of its gauge blocks to exactly the same height
through the use of a lever head or test indicator.
Heights exceeding the ran9e available on the Digital Height Master can be measured by installing
the Digital Height Master on a Riser Block.

Indicator

Indicator
H

H
Riser
Block

H

No. 99MAK018B4

H

1-1

(3) There are two ways to measure the workpiece height with the Digital Height Master.
① Measurement with single block
When workpieces are within a certain range in height as shown below, all workpieces can bemeasured using a single specific block face.
ln this case， the height of the workpieces can be read directly on the LCD display after
presetting the height of the block face.

Zero setting
20mm
1”

Display
89.00284.65276.981

72.125

Workpiece② Measurement with mulitple blocks
When workpieces are of different heights，requiring the use of multiple blocks as shown
below, the display must be set zero so that jt jndicates only the block movement.

The workpiece height is determined by adding the scale reading to the display value.

Workpiece

5.102

12.13415.671

7.326

Dispiay

1-2

No. 99MAK018B4

1. Overview

1.2

Part names and functions

1.2.1

Part names
HandleThimbleReferencering

Clamp knob

Data output
connector

LCD display

Reference
scale
Measuring block

Housing

No. 99MAK018B4

1-3

1.2.2FunctionsThimble(1) Thimble and Reference Ring
Rotating the thimble moves the column ofblocks up or down、The micrometer head has 20mm(1“)range.
Thimble readin9 is made with reference tothe datum line given on the reference ring.
The datum line can b を shifted as desiredby loosening the clamp knob，allowing easy
zero setting.

Referencering
Reference
line

Clamp
knob

（2）Measuring block
The measuring blocks have staggered positions.
Two measuring faces of the staggered blocks，
one facing up and the other facing down，are positioned
side by side and in the same plane.

Cover seal
（red）

NOTE
The top block is not a measuring face and is marked
with a red seal as shown at left.

（3）PanelBattery compartment lid

HOLD key（Hold andrelease）

LCD display（Resolusion：0.001mm/.0001”）

ZERO/ABS キー（ABS⇔INC）
PRESET key（Reference height set）
in/mm key（inch⇔metoric） ※inch type model

1-4

No. 99MAK018B4

1. Overview（4）References scale
The reference scale to measure the height of eachblock face from the surface plate is marked every
10mm or 1”.

（5）Data output connector
The Digimatic Height Master can be connected to the Mitutoyo Digimatic Data Processor (optional).
Remove the dust cap from the connector and connect the Digimatic Height Master to the processor
with a connecting cable (optional No. 959149 or No.959150 ).

Dust cap

Cable№959149or№959150

No. 99MAK018B4

1-5

1-6

No. 99MAK018B4

1

2.1

Operation

Precautions and preparation for measurement

2.1.1
Precautions for measurement
Observe the following when performing height measurement with the Digital Height Master.

（1） Be sure to zero set the Digital Hejght Master before using.

（2） Rotate the thimble in the arrow direction as shown in the figure below when setting a measuring
face to a desired height.
This is a precaution to eliminate backlash error of the screw feed mechanism.

(3)

When lowering the blocks, never let the bottom block touch the surface plate; this may occur
when lowering blocks to set height at 30mm, 50mm,70mm and so on as shown in figure A.
lnstead, to obtain such a height, raise the measuring blocks by 20mm as shown in figure B.

Fig.A

No. 99MAK018B4

Fig.B

2-1

2.1.2

Installing the Battery
SR44(No.938882)×2

(1)
(5)

(2)

(4)

(3)

Loosen the setscrews (No.04AAB855) from battery compartment cover with the supplied Phillips
screw driver.
（2） Remove the cover.
（3） Install a battery cell with their “+” side facing up.
（4） Replace the cover（5） Pressing the edge of the cover, tighten the setscrews to fix the cover.
（6） “– – – – – –” flashes on the LCD when the battery is installed.
（7） Press the PRESET kye.
（8） Counting can be started when “– – – – – –” is no longer displayed and “0.000” is displayed on the
LCD.

(1)

NOTE
・ When the battery has been installed, first press the PRESET kye, but do not rotate the thimble while
the preset values are being set (see Fig. (7)(8)). Rotating the thimble during this time may result in
failure in setting the default settings by the electrical unit which will prevent the obtaining of a correct
count. Reinstall the battery if you should happen to have moved the thimble during this time.
・ The preset values are canceled when the batteries are reinstalled. Reset the preset values if the batteries
have been reinstalled.
・ Use only an SR44 button-type silver oxide cell.
(The supplied battery is used only for the purpose of checking the functions and performanceof the instrument, therefore it may not satisfy the specified battery life.)
・ In the rare event that an abnormal display appears, such as an error display or count failure, the battery
should be removed and then reinstalled in position.
・ Please dispose of the battery in accordance with local regulations regarding disposal of hazardous
substances.

2-2
No. 99MAK018B4

2. Operation
2.1.3

Preparation for measurement

After cleaning the DigitaI Height Master and checking the display, the Digital Height Master is preparedfor height measurement as follows.

(1)

Wipe clean the provided measurement block.

(2) DigitaI Height Master zero setting
For setting of the zero position of the micrometer head，the datum line of the reference ring isaligned to the zero line of the thimble after setting the bottom block to 11mm (or .6”) height by using
the 11mm (or .6”) reference block provided.
For details of these procedures，refer to section2.1.3.

（3）Presetting the value on the LCD display
Preset the initial height of the measuring face of a block by pushing the PRESET key.
There are two ways to measure the workpiece height with the Digital Height Master as shown in the
figure below.
One is measurement with a single block; the other is measurement with multiple blocks.
The value to be preset depends on these measuring method.
For details of these procedures, refer to section 2.1.4.

Measurement with single block

Measurement with multiple blocks

20mm/1”20mm/1”

Workpiece

Workpiece

Display
33.125 37.421

Display
71.54276.328

4.532

6.652

13.447 16.613

2-3
No. 99MAK018B4

2.1.4

Digital Height Master zero setting

The bottom block is set to the height of 11mm (or .6”) using the 11mm (or .6”) reference block provided
and the datum line of the reference ring is aligned to the zero line of the thimble.

①②③

Wipe clean the provided reference block (11mm or .6“).
Place the reference block as shown the figure below. Set up an electronic micrometer with a leverhead attached to a gauge stand.
Rotate the thimble and lower the measuring face (A) of the block slightly below the face (B) of thereference block.
Measuring block face(A）
Reference block face
（B 面）

④ Apply the lever head contact point to the face (B) and zero the electronic micrometer.

Reference block face (B)⑤Move the lever head to the face (A).

Measuring block face (A）2-4
No. 99MAK018B4

2. Operation⑥

Elevate up the block by rotating the thimble until the electronic micrometer indicates zero again.

NOTE
lf the electronic micrometerreading exceeds zero, lower
the block and repeat theoperation from the step ③⑦

Repeat these procedures (④～⑥) twice and be sure that zero point is secured.

⑧

Rotate the reference ring with its clamp loosened and align the datum line to the zero line of thethimble. Then, lock the clamp to fix the reference ring.

Clamp
Knob

Referencering

The height of measuring plane A becomes 11mm.
(Measuring face of each block is raised by 1mm（.1“）over the graduation of the reference scale.)
Next, please preset value refer to section 2.1.5.

2-5
No. 99MAK018B4

2.1.5Presetting the value on the LCD display.

For the next step in zero setting，a value is preset in the LCD display.

（1）Preset value
The value to be preset depends on the measuring requirement.
（a）Measurement with single block
Preset value: Initial height（when zero set）of the measuring face of the block to be used formeasurement
Example：Only one place is used from A to D.

Height ofmeasuring face
used

Preset value

A

11mm

B

31mm

C

51mm

D

71mm

（b）Measurement with multiple blocks
Preset value: 1mm or .1”
Example：Plurals are used.(A～D)

Reference
scale

Presetvalue
Measuring face of each block israised by 1mm（.1“）over thegraduation of the reference scale.

NOTE

When using a riser block, add the height of the block to the above value.
Code.No
515-113515-114515-115Model
HMR-150A
HMR-300A
HMR-600A

Height of block
150mm
300mm
600mm

2-6
No. 99MAK018B4

2. Operation（2）Presetting
Digital Height Master is able to store two preset values (“P1”, “P2”) in memory.
In this book, it explains as an example of the procedure for setting 11mm.
In the following figures, the way of pressing keys are distinguished as follows:
Hit key.
(Press and release key quickly)①

Continue pressing key until statuschanges.

Press the PRESET key. The previously registered value is displayed and “P1” flashes.
(A zero is displayed after the battery has been replaced.)

Switching Between P1 and P2
Switch between “P1” and “P2” by holding down the HOLD button while “P1” or “P2” is flashing.

② Hold down the PRESET key, and release when the digit place of desire to change flashes.

③ Hit the key repeatedly until the desired number is displayed.

④ Again, continue pressing the key until blinking shifts to the next place and release the key.

2-7
No. 99MAK018B4

⑤ Hit the key repeatedly until the desired number is displayed.

When presetting a three digit number, repeat steps ④ and ⑤ once again.

⑥ Continue pressing the key until the “P1″ starts blinking and release the key.

⑦ Hit the key, and make sure that the “P1″ disappears, Then presetting has been completed.

2-8
No. 99MAK018B4

2. Operation（3）Recalling preset value①

When the PRESET key is pressed, “P1” or “P2” flashes and the previously registered value isdisplayed(or a zero is displayed if a value has not been registered). (Hold down the HOLD key to switch
between P1 and P2.)②

If the display is correct, press the PRESET button to stop “P1” or “P2” from flashing and complete
the origin setting procedure.

or（4）Stop presetting
Hit the ZERO/ABS key.

NOTE
• If the PRESET key is accidentally pressed during measurement, press ZERO/ABS button to
restore. Set the datum point again if measurement is still unable to be restored.

• Be careful when pressing PRESET key twice at the hold state. The previous datum point will bechanged.

2-9
No. 99MAK018B4

2.2

Reading of measurement

The height of the workpieces from the surface plate are determined as follows.

2.2.1

Measurement with single block
The height of the workpieces from the surface plate can be read directly from the LCD display.

LCD display

2.2.2

Measurement with multiple blocks
The workpiece heights from the surface plate is the sum of the displayed value and the reference scalereadin9.
In this case, the tens digit of the displayed value is ignored.

Measurement（H）
H=110+3.333＝113.333

Measurement（H）
H=120+0.000＝120.000

Measurement（H）
H=120+3.333＝123.333

2-10
No. 99MAK018B4

2. Operation

2.3

Operation of other keys

HOLD, ABS/INC, and in/mm kyes on the panel operate as follows.

2.3.1

HOLD key

Hold and release the displayed value.

2.3.2

ZERO/ABS key

Pressing and immediately releasing the key will reset the display to zero and put the Digital Height
Master into lNC mode to enable comparative measurement.
When you press the key and hold it down in lNC mode, the Digital Height Master returns to ABS mode,
showing the current block position relative to the origin point.
The LCD automatically turns off if it has been idle for 20 minutes. Press this ZERO/ABS button to turn on
the LCD.

2-11
No. 99MAK018B4

2.3.3Function lock

When the function lock is set,

is lit in the LCD and only the [HOLD] operation is possible.

Press and hold [HOLD] and then press [ZERO/ABS] for two seconds or more.
* Press [HOLD] first. An “H” is lit in the LCD.

①

lights in the LCD and “H” disappears.

②

Perform the same procedure when canceling function lock.

③

2.4

Error indication

2.4.1 Error indication

The battery voltage is low. Immediately replace the battery.

Errors indicate when a counting error occurs by noise or over speed.
Re-set the battery again and perform origin setting.

Errors indicate when a counting error occurs by the initial setting errorof the electronic unit or abnormal sensor signal, etc. Re-set the battery
again and performorigin setting.

The display value exceeds ±999.999 mm. Rotate the thimble reversely
to restore correct reading.

2-12
No. 99MAK018B4

1
2

3.1

Adjustment/ Troubleshooting

Daily maintenance

To prevent measurement error due to dirt, rust, or oil, the block and workpiece should be wipedclean with lint-free paper or soft cloth before measurement.

3.2

Adjustment of Gap between the Thimble and theReference Ring①②③

Remove the cover screw on the thimble and you can locate three adjusting screws.
Using a hex-wrench, turn the three screws to adjust the gap.
lf the gap is too small, increase the gap by tightening the screws.
The gap must be adjusted to about 0.2mm ( .008“)After the adjustin9， ti9hten the cover screw.

Lid screw
0.2mm
Adj. screw
ThimbleNo. 99MAK018B4

3-1

3.3 Troubleshooting guidePhenomenon

Item to be checked

Display does not appear.

□

Check the battery for power.

□

Check the battery for Proper installation.

□

Check the cap for tightness.

□

Check the display for the H (hold) sign.

□

Check the display for the P1 or P2 (preset) sign.

□

Check the display for the□

Check if the thimble has been rotated too quickly.

□

Check surroundings for noise generation.

□

Check the display for the H (hold) sign.

□

Check the display for the P1 or P2 (preset) sign.

□

Check the display for the□

Check the measuring faces for dirt.

□

Check the origin point for proper setting.

□

Check the cable for proper connection.

□

Check if appropriate cable (№959149 or №959150) is

Display does not count.

Error sign appears often.

Key does not operate.

Measuring error results.

No data output is performed.

sign.

sign.

used.
A display value on this system may flicker or disappear temporarily due to electromagnetic
interference caused by electrostatic discharge. However, the system will return to normal after
removing the interference.

3-2

No. 99MAK018B4

1

4.1

Specifications

Specifications

Code.No
Model
Measuring range（H）

515-374515-376515-378515-375

515-377515-379

HME300DMB
10mm＜H≦310mm

HME450DMB
10mm＜H≦460mm

HME600DMB
10mm＜H≦610mm

HME12DMB.5in＜H≦12in

HME18DMB.5in＜H≦18in

HME24DMB.5in＜H≦24in

Resolution

0.001mm.0001inThimble graduation

0.002mm.0001in

Stroke

20mm

1in

Pitch

0.5mm

.025in±1.5μm±100μin

Micro
meter
Head
Block
Pitch
Accur
acy
Parall
elism
Of
Bloc

≦310mm(≦12in)310＜H≦460mm(12＜H≦18in)
460＜H≦610mm(18＜H≦24in)≦310mm(≦12in)±2.5μm±100μin±3.5μm±150μin

2.0μm

310＜H≦610mm(12～24in)

50μin

2.5μm

100μinBlock feeding error±2.0μm

±2.5μm±100μin

Block feeding
retrace error

2.0μm

2.5μm

100μinMass

9.5 kgCE marking

EMC Directive EN61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table2 / Emission limit：ClassB
RoHS Directive：EN50581

No. 99MAK018B4

13.6 kg

16.0 kg

9.5 kg13.6 kg

16.0 kg

4-1

4.2

Standard Accessories
Code.No、Part.No
611621-032
611196-531
938882
99MAK018B
―
―

4.3

Name
Gauge block 11mm
Gauge block .6”
Battery (SR44)
User’s manual
Inspection certificate
Written guarantee

Piece
1

RemarkOne is selected by the mm orinch specification.

２
１
１
１

Optional Accessories
Code.No、Part.No
515-111515-120

4.3.1

Name
Auxiliary Block Kit metric(For Bore gage)
Auxiliary Block Kit inch
(For Bore gage)）

515-113

Riser Block 150mm

515-114515-115515-116515-117515-118959149959150Riser Block 300mm
Riser Block 600mm
Riser Block 6 inch
Riser Block 12 inch
Riser Block 24 inch
Output Cable (1m)Output Cable (2m)

Auxiliary Block kit

RemarkFor No. 515-374／376／378
For No.515-375／377／379( For Bore gage )Used for efficient reference-setting of dial bore gages (18－150mm) on Digital height Master.
【Set configuration】
・Clamp Box

Clamp Box
Gauge Block・Base block
For 18-35mm( .7-1.4 “)・Base block
For 35-150mm( 1.4-6” )・Gauge Block

4-2

Bore gage
Base Block
Example：Zero setting for Bore Gage

No. 99MAK018B4

4. Specification
4.3.2

Riser block
Installing the DigitaI Height Master on a Riser Block permits measurement at heights exceeding
the range available from the DigitaI Height Master itself.
The measurable range is extended by the Riser Block.

【Specification】
HeightNo. 99MAK018B4

Code.No.

Deviation of

Variation incentral Length

lengthWeight150mm

515－113±0.0006mm

0.0006mm

5.4kg

300mm

515－114±0.001mm

0.0008mm

11.3kg

600mm

515－115±0.002mm

0.001mm31.0kg

6”515－116±.00002”.00002”

5.7kg

12”

515－117±.00004”.00003”

11.3kg24”515－118±.00008”.00004”31.0kg4-3

SERVICE NETWORKEuropeMitutoyo Europe GmbH
Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL: 49 (0)2137 102-0 FAX: 49 (0)2137 102-351
Mitutoyo CTL Germany GmbH
Von-Gunzert-Strasse 17, 78727 Oberndorf, GERMANY
TEL: 49 (0)7423 8776-0 FAX: 49 (0)7423 8776-99
KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH
Zum Wasserwerk 3, 66333 Völklingen, GERMANY
TEL: 49 (0)6898 91110 FAX: 49 (0)6898 9111100
Germany
Mitutoyo Deutschland GmbH
Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL: 49 (0)2137 102-0 FAX: 49 (0)2137 86 85
M3 Solution Center Hamburg
Tempowerkring 9·im HIT-Technologiepark 21079 Hamburg,
GERMANY
TEL: 49 (0)40 791894-0 FAX: 49 (0)40 791894-50
M3 Solution Center Berlin
Paradiesstrasse 208, 12526 Berlin, GERMANY
TEL:49(0)30 2611 267 FAX:49(0)30 26 29 209
M3 Solution Center Eisenach
Heinrich-Ehrhardt-Platz 1, 99817 Eisenach,GERMANY
TEL: 49 (0)3691 88909-0 FAX: 49 (0)3691 88909-9
M3 Solution Center Ingolstadt
Marie-Curie-Strasse 1a, 85055 Ingolstadt, GERMANY
TEL: 49 (0)841 954920 FAX: 49 (0)841 9549250
M3 Solution Center Leonberg GmbH
Steinbeisstrasse 2, 71229 Leonberg, GERMANY
TEL: 49 (0)7152 6080-0 FAX: 49 (0)7152 608060
Mitutoyo-Messgeräte Leonberg GmbH
Heidenheimer Strasse 14, 71229 Leonberg, GERMANY
TEL: 49 (0)7152 9237-0 FAX: 49 (0)7152 9237-29
U.K.
Mitutoyo (UK) Ltd.
Joule Road, West Point Business Park, Andover, Hampshire
SP10 3UX, UNITED KINGDOMTEL: 44 (0)1264 353 123 FAX: 44 (0)1264 354883
M3 Solution Center Coventry
Unit6, Banner Park, Wickmans Drive, Coventry,
Warwickshire CV4 9XA, UNITED KINGDOMTEL: 44 (0)2476 426300 FAX: 44 (0)2476 426339
M3 Solution Center Halifax
Lowfields Business Park, Navigation Close, Elland, West
Yorkshire HX5 9HB, UNITED KINGDOMTEL: 44 (0)1422 375566 FAX: 44 (0)1422 328025
M3 Solution Center East Kilbride
The Baird Bulding, Rankine Avenue, Scottish EnterpriseTechnology Park, East Killbride G75 0QF, UNITED
KINGDOM
TEL: 44 (0)1355 581170 FAX: 44 (0)1355 581171
FranceMitutoyo France
Paris Nord 2-123 rue de la Belle Etoile, BP 59267 ROISSY ENFRANCE 95957 ROISSY CDG CEDEX, FRANCETEL: 33 (0)149 38 35 00
M3 Solution Center LYON
Parc Mail 523, cours du 3éme millénaire, 69791 Saint-Priest,
FRANCE
TEL: 33 (0)149 38 35 70
M3 Solution Center STRASBOURG
Parc de la porte Sud, Rue du pont du péage, 67118
Geispolsheim, FRANCETEL: 33 (0)149 38 35 80*As of June 2017
M3 Solution Center CLUSES
Espace Scionzier 480 Avenue des Lacs, 74950 Scionzier,
FRANCE
TEL: 33 (0)1 49 38 35 90
M3 Solution Center TOULOUSE
12 rue de Caulet, Cellule B08, 31300 TOULOUSE, FRANCETEL: 33 (0)1 49 38 42 90
M3 Solution Center RENNESZAC Mivoie
Le Vallon
35230 Noyal-Châtillon sur Seiche, FRANCETEL: 33 (0)1 49 38 42 10
Italy
MITUTOYO ITALIANA S.r.l.
Corso Europa, 7 - 20020 Lainate (Ml), ITALYTEL: 39 02 935781 FAX: 39 02 9373290•93578255
M3 Solution Center TORINO
Via Brandizzo, 133/F - 10088 Volpiano (TO), ITALYTEL: 39 02 93578282 FAX: 39 02 93578255
M3 Solution Center CHIETI
Contrada Santa Calcagna - 66020 Rocca S. Giovanni (CH),ITALY
TEL: 39 02 93578280 FAX:39 02 93578255
M3 Solution Center PADOVA
Via G. Galilei 21/F - 35035 Mestrino (PD), ITALYTEL: 39 02 93578268 FAX:39 02 93578255
Belgium / Netherlands
Mitutoyo BeNeLux
Mitutoyo Belgium N.V.
Hogenakkerhoekstraat 8, 9150 Kruibeke, BELGIUM
TEL: 32 (0)3-2540444 FAX: 32(0)3-2540445
Mitutoyo Nederland B.V.
Wiltonstraat 25, 3905 KW Veenendaal,
THE NETHERLANDS
TEL: 31(0)318-534911 FAX: 31(0)318-534811
SwedenMitutoyo Scandinavia AB
Släntvägen 6, 194 61 Upplands Väsby, SWEDEN
TEL: 46 (0)8 594 109 50 FAX: 46 (0)8 590 924 10
M3 Solution Center Alingsas
Ängsvaktaregatan 3A, 441 38 Alingsas, SWEDEN
TEL: 46 (0)8 594 109 50 FAX:46 (0)322 63 31 62
M3 Solution Center Värnamo
Storgatsbacken 1, 331 30 Värnamo, SWEDEN
TEL: 46 (0)8 594 109 50 FAX: 46 (0)370 463 34
Switzerland
Mitutoyo Schweiz AG
Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, SWITZERLAND
TEL: 41 (0)447361150 FAX: 41(0)447361151
Mitutoyo Suisse SA
Rue Galilée 4, 1400 Yverdon-les Bains, SWITZERLAND
TEL: 41 (0)244259422 FAX: 41 (0)447361151
PolandMitutoyo Polska Sp.z o.o.
Ul.Graniczna 8A, 54-610 Wroclaw, POLAND
TEL: 48 (0)71354 83 50 FAX: 48 (0)71354 83 55
Czech Republic
Mitutoyo Česko, s.r.o.
Dubská 1626, 415 01 Teplice, CZECH REP
TEL: 420 417-514-011 FAX: 420 417-579-867
Mitutoyo Česko M3 Solution Center Ivančice
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice, CZECH REP
TEL: 420 417-514-011 FAX: 420 417-579-867

SERVICE NETWORK
Mitutoyo Česko M3 Solution Center Ostrava Mošnov
Mošnov 314, 742 51 Mošnov, CZECH REP
TEL: 420 417-514-050 FAX:420 417-579-867
Hungary
Mitutoyo Hungária Kft.
Záhony utca 7, D-épület / fsz, 1031 Budapest, HUNGARY
TEL: 36 (0)1 2141447 FAX: 36 (0)1 2141448
Romania
Mitutoyo Romania SRL
1A Drumul Garii Odai Street, showroom, Ground Floor,
075100 OTOPENI-ILFOV, ROMANIA
TEL: 40 (0)311012088 FAX: +40 (0)311012089
Showroom in Brasov
Strada Ionescu Crum Nr.1, Brasov Business Park Turnul 1,
Mezanin, 500446 Brasov-Judetul Brasov, ROMANIA
TEL/FAX: 40 (0)371020017
Russian Federation
Mitutoyo RUS LLC
13 Sharikopodshipnikovskaya, bld.2, 115088 Moscow,
RUSSIAN FEDERATIONTEL: 7 495 7450 752
Finland
Mitutoyo Scandinavia AB Finnish Branch
Viherkiitäjä 2A, 33960, Pirkkala, Finland
TEL: 358 (0)40 355 8498
Austria
Mitutoyo Austria GmbH
Johann Roithner Straße 131 A-4050 Traun, AUSTRIATEL: 43 (0)7229 23850 FAX: 43 (0)7229 23850-90
Singapore
Mitutoyo Asia Pacific Pte. Ltd.
Head office / M3 Solution Center
24 Kallang Avenue, Mitutoyo Building, SINGAPORE 339415
TEL:(65)62942211 FAX:(65)62996666
Malaysia
Mitutoyo (Malaysia) Sdn. Bhd.
Kuala Lumpur Head Office / M3 Solution Center
Mah Sing Intergrated Industrial Park, 4, Jalan Utarid U5/14,
Section U5, 40150 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA
TEL:(60)3-78459318 FAX:(60)3-78459346
Penang Branch office / M3 Solution Center
No.30, Persiaran Mahsuri 1/2, Sunway Tunas, 11900 Bayan
Lepas, Penang, MALAYSIA
TEL:(60)4-6411998 FAX:(60)4-6412998
Johor Branch office / M3 Solution CenterNo. 70, Jalan Molek 1/28, Taman Molek, 81100 Johor Bahru,
Johor, MALAYSIA
TEL:(60)7-3521626 FAX:(60)7-3521628
Thailand
Mitutoyo(Thailand)Co., Ltd.
Bangkok Head Office / M3 Solution Center
76/3-5, Chaengwattana Road, Kwaeng Anusaowaree, Khet
Bangkaen, Bangkok 10220, THAILAND
TEL:(66)2-080-3500 FAX:(66)2-521-6136
Chonburi Branch / M3 Solution Center
7/1, Moo 3, Tambon Bowin, Amphur Sriracha, Chonburi
20230, THAILAND
TEL:(66)2-080-3563 FAX:(66)3-834-5788
Amata Nakorn Branch / M3 Solution Center
700/199, Moo 1, Tambon Bankao, Amphur Phanthong,Chonburi 20160, THAILAND*As of June 2017
TEL:(66)2-080-3565 FAX:(66)3-846-8978
Indonesia
PT. Mitutoyo Indonesia
Head Office / M3 Solution Center
Jalan Sriwijaya No.26 Desa cibatu Kec. Cikarang Selatan
Kab. Bekasi 17530, INDONESIATEL: (62)21-2962 8600 FAX: (62)21-2962 8604
Vietnam
Mitutoyo Vietnam Co., Ltd
Hanoi Head Office / M3 Solution Center
No. 07-TT4, My Dinh - Me Tri Urban Zone, My Dinh 1 Ward,
Nam Tu Liem District, Hanoi, VIETNAM
TEL:(84)4-3768-8963 FAX:(84)4-3768-8960
Ho Chi Minh City Branch Office / M3 Solution Center
123 Dien Bien Phu Street,Ward 15,Binh Thanh District, Ho
Chi Minh City, VIETNAM
TEL:(84)8-3840-3489 FAX:(84)8-3840-3498
Mitutoyo Philippines, Inc.
Head Office/ M3 Solution Center
Unit 2103, Bldg 2 GMV Building 2, 107 North Main Avenue,
Laguna Technopark, Binan, Laguna 4024, Philippines
TEL:(63)49 544 0272 FAX:(63)49 544 0272
India
Mitutoyo South Asia Pvt. Ltd.
Head Office / M3 Solution Center
C-122, Okhla Industrial Area, Phase-l, New Delhi-110 020,
INDIA
TEL:91(11)2637-2090 FAX:91(11)2637-2636
MSA Gurgaon technical center
Plot No. 65, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon – 122016
TEL : 91 (0124) – 2340294
Mumbai Region Head office
303, Sentinel Hiranandani Business Park Powai,
Mumbai-400 076, INDIA
TEL:91(22)2570-0684, 837, 839 FAX:91(22)2570-0685
Pune Office / M3 Solution Center
G2/G3, Pride Kumar Senate, F.P. No. 402 Off. Senapati Bapat
Road, Pune-411 016, INDIA
TEL:91(20)6603-3643, 45, 46 FAX:91(20)6603-3644
Vadodara office
S-1&S-2, Olive Complex, Nr. Haveli, Nizampura,
Vadodara-390 002, INDIA
TEL: 91 265-2750781 FAX: (91) 265-2750782
Bengaluru Region Head office / M3 Solution Center
No. 5, 100 Ft. Road, 17th Main, Koramangala, 4th Block,
Bengaluru-560 034, INDIA
TEL:91(80)2563-0946, 47, 48 FAX:91(80)2563-0949
Chennai Office / M3 Solution Center
No. 624, Anna Salai Teynampet, Chennai-600 018, INDIA
TEL:91(44)2432-8823, 24, 27, 28 FAX:91(44)2432-8825
Kolkata Office
Unit No. 1208,Om Tower, 32,J.L..Nehru Road, Kolkata-700
071, INDIA
Tel: 91 33-22267088/40060635 Fax: (91) 33-22266817
TaiwanMitutoyo Taiwan Co., Ltd. / M3 Solution Center Taipei
4F., No.71, Zhouzi St., Neihu Dist.,Taipei City 114, TAIWAN(R.O.C.)
TEL:886(2)5573-5902 FAX:886(2)8752-3267
Taichung Branch / M3 Solution Center Taichung1F., No.758, Zhongming S. Rd., South Dist., Taichung City
402, TAIWAN(R.O.C.)
TEL:886(4)2262-9188 FAX:886(4) 2262-9166

SERVICE NETWORK
Kaohsiung Branch / M3 Solution Center Kaohsiung1F., No.31-1, Haibian Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802,
Taiwan (R.O.C.)
TEL:886(7)334-6168 FAX:886(7)334-6160
South Korea
Mitutoyo Korea Corporation
Head Office / M3 Solution Center(Sanbon-Dong, Geumjeong High View Build.), 6F, 153-8,
Ls-Ro, Gunpo-Si, Gyeonggi-Do, 15808 KOREA
TEL:82(31)361-4200 FAX:82(31)361-4202
Busan Office / M3 Solution Center(3150-3, Daejeo 2-dong) 8,Yutongdanji 1-ro 49beon-gil,Gangseo-gu, Busan, 46721 KOREA
TEL:82(51)718-2140
FAX:82(51)324-0104
Daegu Office / M3 Solution Center
371-12, Hosan-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, 42704, KOREA
TEL:82(53)593-5602 FAX:82(53)593-5603
China
Mitutoyo Measuring Instruments (Shanghai) Co., Ltd.
12F, Nextage Business Center, No.1111 Pudong South Road,
Pudong New District ,Shanghai 200120, CHINA
TEL:86(21)5836-0718 FAX:86(21)5836-0717
Suzhou Office / M3 Solution Center (Suzhou)
No. 46 Baiyu Road, Suzhou 215021, CHINA
TEL:86(512)6522-1790 FAX:86(512)6251-3420
Wuhan Office
Room 1701, Wuhan Wanda Center, No. 96, Linjiang Road,
Wuchang District, Wuhan Hubei 430060, CHINA
TEL:86(27)8544-8631 FAX:86(27)8544-6227
Chengdu Office1-701, New Angle Plaza, 668# Jindong Road, Jinjiang
District, Chengdu, Sichuan 610066,CHINA
TEL:86(28)8671-8936 FAX:86(28)8671-9086
Hangzhou Office
Room 804, Eastern International Business Center Building 1,
No.600 Jinsha Road
Hangzhou Economic and Technological Development Zone,
310018, China
TEL: 86(571)8288-0319 FAX: 86(571)8288-0320
Tianjin Office / M3 Solution Center Tianjin
Room A 15/F, TEDA Building, No.256 Jie-fang Nan Road
Hexi District,Tianjin 300042, CHINA
TEL:86(22)5888-1700 FAX:86(22)5888-1701
Changchun Office
Room 815, 8F, Building A1, Upper East International
No.3000 Dongsheng Street, Erdao District, Changchun, Jilin,
130031, CHINA
TEL:86(431)8461-2510 FAX:86(431)8464-4411
Qingdao Office
Room 638, 6F, No.192 Zhengyang Road, Chengyang District,
Qingdao, Shandong, 266109, CHINA
TEL:86(532)8096-1936 FAX:86(532)8096-1937
Xi’an Office
Room 805, Xi’an International Trade Center, No. 196
Xiaozhai East Road, Xi’an, 710061, CHINA
TEL:86(29)8538-1380 FAX:86(29)8538-1381
Dalian Office / M3 Solution Center Dalian
Room 1008, Grand Central IFC, No.128 Jin ma Road,
Economic Development Zone, Dalian 116600, CHINA
TEL:86(411)8718 1212 FAX:86(411)8754-7587
Zhengzhou Office
Room1801,18/F,Unit1,Building No.23, Shangwu Inner Ring
Road, Zhengdong New District,Zhengzhou City ， Henan
Province, 450018,CHINA
TEL:86(371)6097-6436 FAX:86(371)6097-6981
Mitutoyo Leeport Metrology (Hong Kong) Limited
Room 818, 8/F, Vanta Industrial Centre, No.21-33, Tai Lin*As of June 2017
Pai Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong
TEL:86(852)2992-2088 FAX:86(852)2670-2488
Mitutoyo Leeport Metrology (Dongguan) Limited /M3 Solution Center Dongguan
No.26, Guan Chang Road, Chong Tou Zone, Chang An Town,
Dong Guan, 523855 CHINA
TEL:86(769)8541 7715 FAX:86(769)-8541 7745
Mitutoyo Leeport Metrology (Dongguan) Limited – Fuzhou
officeRoom 2104, City Commercial Centre, No.129 Wu Yi Road N.,
Fuzhou City, Fujian Province, CHINATEL 86 591 8761 8095 FAX 86 591 8761 8096
Mitutoyo Leeport Metrology (Dongguan) Limited –Changsha office
Room 2207, Shiner International Plaza, No. 88, Kaiyuan
Middle Road, Changsha City, Hunan, China
TEL 86 731 8401 9276 FAX 86 731 8401 9376
Mitutoyo Measuring Instruments (Suzhou) Co., Ltd.
No. 46 Baiyu Road, Suzhou 215021, CHINA
TEL:86(512)6252-2660 FAX:86(512)6252-2580
U.S.A.
Mitutoyo America Corporation
965 Corporate Boulevard, Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-(630)820-9666 Toll Free No. 1-(888)648-8869
FAX:1-(630)978-3501
M3 Solution Center-Illinois
965 Corporate Boulevard, Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(630)978-3501
M3 Solution Center-Ohio
6220 Hi-Tek Court, Mason, OH 45040, U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(513)754-0718
M3 Solution Center-Michigan
46850 Magellan Drive, Suite 100, Novi, MI 48377, U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869 FAX: 1-(248)926-0928
M3 Solution Center-California
16925 E. Gale Avenue, City of Industry, CA 91745, U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869 FAX: 1-(626)369-3352
M3 Solution Center-North Carolina
11515 Vanstory Drive, Suite 140, Huntersville, NC 28078, U.S.A.

TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(704)875-9273
M3 Solution Center-Alabama
2100 Riverchase Center, Suite 106, Hoover, AL 35244, U.S.A
TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(205)988-3423
M3 Solution Center-Washington
1000 SW 34th Street Suite G, Renton WA 98057 U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869
M3 Solution Center-Texas4560 Kendrick Plaza Drive, Suite 120, Houston, TX 77032,
U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(281)227-0937
M3 Solution Center-Massachusetts
753 Forest Street, Suite 110, Marlborough,MA 01752, U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(508)485-0782
Mitutoyo America Corporation Calibration Lab
965 Corporate Boulevard, Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-(888)648-8869 FAX:1-(630)978-6477
Micro Encoder, Inc.
11533 NE 118th Street, Kirkland, WA 98034, U.S.A.
TEL:1-(425)821-3906 FAX:1-(425)821-3228
Micro Encoder Los Angeles, Inc.
16925 E. Gale Avenue, City of Industry, CA 91745 U.S.A.
TEL:1-(626)271-1075

CanadaMitutoyo Canada Inc.
2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ont. L5N 5N1.,CANADA
TEL:1-(905)821-1261 FAX:1-(905)821-4968

SERVICE NETWORKMontreal Office7075 Place Robert-Joncas Suite 129, Montreal, Quebec H4M
2Z2, CANADA
TEL:1-(514)337-5994 FAX:1-(514)337-4498
BrazilMitutoyo Sul Americana Ltda.
Rodovia Índio Tibiriça 1555, Bairro Raffo, CEP 08620-000
Suzano – SP, Brasil
TEL: 55 (11)4746-5858
Argentina
Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Argentina Branch
Av. B. Mitre 891/899 – C.P. (B1603CQI) Vicente López –Pcia.
Buenos Aires – Argentina
TEL:54(11)4730-1433 FAX:54(11)4730-1411
Sucursal Cordoba
Av. Amadeo Sabattini, 1296, esq. Madrid Bº Crisol Sur – CP
5000, Cordoba, ARGENTINATEL/FAX:54 (351) 456-6251
MexicoMitutoyo Mexicana, S. A. de C. V
Prolongación Industria Eléctrica No. 15 Parque Industrial
Naucalpan
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53370, MÉXICOTEL: 52 (01-55) 5312-5612
M3 Solution Center Monterrey
Av. Morones Prieto No 914, Oriente Local, 105 Plaza Matz
Col. La Huerta, C.P. 67140 Guadalupe, N.L.., MÉXICOTEL: 52 (01-81) 8398-8227, 8398-8228, 8398-8244, 8398-8245
and 8398-8246
FAX: 52 (01-81) 8398-8245
M3 Solution Center Tijuana
Av. 2o. eje Oriente-Poniente No. 19075 Int. 18 Col. Cd.
Industrial Nueva Tijuana C.P. 22500 Tijuana, B. C., MÉXICOTEL: 52 (01-664) 647-5024
M3 Solution Center Querétaro
Av. Constituyentes Ote. 71-B, Fraccionamiento Observatorio
C.P. 76040 Querétaro, Qro., MÉXICOTEL: 52 (01-442) 340-8018, 340-8019 and 340-8020
FAX: 52 (01-442) 340-8017
Aguascalientes Office / M3 Solution Center
Av. Aguascalientes No. 622, Local 15 Centro Comercial El
Cilindro Fracc. Pulgas Pandas Norte, C.P. 20138,
Aguascalientes, Ags. MÉXICOTEL: 52 (01-449) 174-4140 and 174-4143
Irapuato Office / M3 Solution Center
Boulevard a Villas de Irapuato No. 1460 L.1 Col. Ejido
Irapuato C.P. 36643
Irapuato, Gto., MÉXICOTEL: 52 (01-462) 144-1200 and 144-1400*As of June 2017