™

PanaFlow MV82

Medidor de vazão multivariável de inserção
para massa, temperatura e pressão
Vantagens chave

Aplicações

• Medidor de vazão de vórtice multi-variável para

• Ideal para altas temperaturas

medição do fluxo volumétrico, temperatura, pressão,densidade e fluxo de massa utilizando um único medidor• Desenho avançado e processamento de sinal
digital para isolamento de vibração

• Medidor rentável, preciso e confiável para medições

volumétricas e de fluxo de massa na maioria dos gases,
líquidos e vapor sem a necessidade de voltar a calibrar• Gestão de energia através de medições precisas detemperatura e de fluxo de massa simultaneamente• Monitorização remota e integração no DCS utilizando
os protocolos de comunicação HART® e Modbus®

• Economia significativas através de custos

reduzidos de instalação, passagens de ligações
eléctricas e serviços de apoio utilizando um
medidor MV sem peças móveis

• FM aprovado nos EUA/Canadá, à prova
de explosão e à prova ignição de pó

e vapor de alta velocidade• Produção de Energia: aplicações a vapor• Industrial: HVAC, gestão de energia por sector• Comercial: construção, gestão deenergia em instalações e em campus• Petróleo e gás: distribuição de gás natural• Petroquímica:compensação de massa,

aquecimento de processos de reacçãoDesenho multi-variável exclusivo

O medidor de caudal de Vórtice de Massa Multi-variável
de Inserção PanaFlow MV82 da Panametrics é um medidorde vórtice da próxima geração. A concepção multivariável
do PanaFlow MV82 consiste num sensor de velocidadede perda de vórtice, um sensor de temperatura e umtransdutor de pressão de estado sólido que mede a taxa
de fluxo de massa de vapor, gases e líquidos.
Outros tipos de medidores utilizam processos demedição externos para calcular o fluxo de massa.
Geralmente, os dispositivos de temperatura e pressão
não estão instalados na mesma localização do medidorde vazão. As condições de processamento podem variar
muito entre duas localizações provocando leituras defluxo de massa imprecisas. O PanaFlow MV82 medea velocidade, a temperatura e a pressão na mesma
localização, fornecendo assim uma medição deprocessamento mais precisa.

Simples e rentável

Integrar a pressão e a temperatura num medidor devazão de vórtice simplifica a complexidade do sistema eajuda a minimizar os custos de capital iniciais, bem como
reduz os custos de instalação. Não há necessidade decomprar instrumentação adicional para monitorizar apressão e a temperatura uma vez que o PanaFlow MV82
exportará todos os parâmetros para o seu sistema deaquisição de dados. A linha do produto está disponível
com uma vasta gama de opções e configurações do
medidor para ir ao encontro dos seus requisitos deaplicações específicos.

Portfólio de soluções
de medidor de vazão

A Panametrics compromete-se a fornecer aos
seus clientes as melhores tecnologias para as suasnecessidades de medição de vazão. O PanaFlow MV82
é o mais recente complemento de medidores de vazão
da família PanaFlow, fornecendo soluções eficazespara tamanhos de tubo mais pequenas para várias
aplicações. A Panametrics fornece o PanaFlow MV82 com
um grande número de configurações para melhor seadequar às suas necessidades de medição da aplicação.

PanaFlow MV82-VTPO MV82-VTP oferece funcionalidade de vazão por
computador num dispositivo de campo compacto.
Este instrumento multi-variável integra sensores detemperatura e pressão para fornecer uma leitura
instantânea de taxa de vazão de massa compensada
de gases, líquidos e vapor. Complementando as
saídas para as definições de alarme e massa totais,a eletrônica configurável no campo oferece até 3
saídas analógicas de 4 a 20 mA de cinco medições deprocessamento, incluindo a taxa de vazão volumétrica,
a taxa de vazão de massa, pressão, temperatura edensidade.

PanaFlow MV82-VTPO MV82-VT integra um sensor de temperatura RTD
platinum preciso de 1000 ohm utilizado para calculare exportar a leitura de caudal de massa compensada.
Normalmente utiliza-se este dispositivo para medirtaxas de caudal de vapor saturado.

PanaFlow MV82-V

O MV82-V oferece uma leitura direta da taxa de vazão
volumétrica – normalmente a solução mais rentávelpara a monitorização de fluxo líquido – em aplicações
que vão desde medições gerais de fluxo de água até
medições de fluxo de combustível.

PanaFlow MV82-EM

A opção de monitorização de energia MV82-EM
permite o cálculo em tempo real do consumo deenergia para uma instalação ou processo. Pode
programar-se o medidor para medir vapor, águaquente ou fria. Esta opção utiliza o medidor de vazão
MV82-EM para monitorizar um lado do processo,
quer seja enviado ou devolvido, e utiliza a entrada
de um segundo sensor de temperatura separado no
lado oposto do processo para calcular a alteração
de energia. As unidades de energia seleccionáveis
incluem BTU, joules, calorias, Watt/hora, Megawatt/hora e Potência Propulsiva/hora. A eletrônica local ou
à distância indica duas temperaturas, delta T, massa
total e energia total.

ModelConfiguration

Volumetric
flow

Mass
flow

Integrated
RTD

MV82-V

Volumetric flow
for liquid and gas

X

MV82-VT Mass flow withtemperature
and assumed
saturated steam

X

X

X

MV82VTP

Mass flow
with integrated
temperature andPressure in one device

X

X

X

MV82VT-EP

Mass flow withintegrated
temperature
and analog input
for an externalpressure transmitter

X

X

X

MV82VT-EM

Energy using
integrated
temperatureand one input for
an RTD transmitter

X

MV82VTP-EM

Energy for steam withintegrated pressure
and temperatureand one input for
an RTD transmitter

X

Integratedpressure

External
temperature

Externalpressure

Typicalapplication

Pipe
size*

Liquid2” to 72”
volumetric flowX2” to 72”

Steamand gases
mass flow

2” to 72”

Steam andgases mass
flow (special
material, highpressure)

2” to 72”

X

Saturated
steam andliquid energy

2” to 72”

X

Steam energy

2” to 72”

X

X

X

X

Saturatedsteam
and Liquidmass flowXEspecificações

Classificações de pressão
Tipo deLigação

Desempenho
Precisão
Precisão de fluxo de caudal de massa para gás e vapor
com base em 50-100% de intervalo de pressão.

LíquidosGás e Vapor

Taxa de vazão
Volumétrica± 1.2% da taxa

± 1.5% da taxa

Taxa de vazão
de Massa± 1.5% da taxa

± 2% da taxa

Temperatura± 2°F (± 1°C)

± 2°F (± 1°C)

Pressão

± 0.3% deescala máxima

± 0.3% deescala máxima

Densidade± 0.3% de leitura±0 .5% de leitura± 0,2% da taxa
± 0,1% da taxa
± 0,1°C± 0,05 % de EM± 0,1 % da leitura

Taxa de vazão de Massa 		
Taxa de vazão Volumétrica
Temperatura 			Pressão 				Densidade 			

C150

ANSI 300 lb(135 kg)

C300

2” 600 lb (50mm 275 kg)

ANSI 600 lb(275 kg)

C600

NPT Macho 50 50 psig
mm (2”) Flange (3.5 barg)

PNPT

50 psig(3.5 barg)

P150

2” 300 lb (50mm 135 kg)
Flange50 psig(3.5 barg)

P300

NPT Macho 50 ANSI 300 lb
mm (2”) Flange (135kg)

PNPT and RRANSI 150 lb(70kg)

P150 and RR

2” 300 lb (50mm 135 kg)
FlangeANSI 300 lb(135kg)

P300 and RR

2’’ 150 lb(50mm 70 kg)
FlangePacking Gland and Permanent Retractor

Tempo de resposta

NPT Macho 50 ANSI 600 lb
mm (2”) Flange (275kg)

PNPTR

2” 300 lb (50mm 135 kg)
Flange2’’ 150 lb(50mm 70 kg)
FlangeANSI 150 lb(70kg)P150R

ANSI 300 lb(135kg)

P300R

2” 600 lb (50mm 275 kg)

ANSI 600 lb(275kg)

P600R

Requisitos de energia

Funcionamento
Temperatura de processo e ambiente
Temperatura Padrão do Processo (código ST):
-40 a 260°C
Alta Temperatura do Processo (código ST): até 400°C
Funcionamento Ambiente: -40 a 85°C
Armazenamento Ambiente: -40 a 85°C
Classificações do transdutor de pressão
Pressão de Funcionamentode Escala MáximaANSI 150 lb(50kg)

Packing Gland and Removable Retractor± 0,2 % da taxa
Negativa± 0,5°C± 0,1 % de EM± 0,1 % da leitura

Ajustável de 1 a 100 segundos

2’’ 150 lb(50mm 70 kg)
Flange2’’ 150 lb(50mm 70 kg)
FlangeEstabilidade durante 12 Meses

Encomendar
CNPT

Material de encapsulamento

Repetibilidade
Taxa de vazão de Massa 		
Taxa de vazão de Volumétrica
Temperatura 			Pressão 				Densidade 			Classificação

NPT Macho 50 ANSI 600 lb
mm (2”) Flange

2” 300 lb (50mm 135 kg)
FlangeMedidor de caudal preciso PanaFlow MV82
Variáveis
do Processo

ProcesoIntervalo deSobrepressão Máx.

psia

bara

psia

bara

30

2

60

4

100

7

200

14

300

20

600

40

500

35

1000

70

1500

100

2500

175

Modelo M82-V: ciclo de alimentação de 12 a 36 VCC
Modelo M82-VTP, Opção de CC: 12 a 36 VDC, 100 mA máx.
Modelo M82-VTP, Opção de CA: 85 a 240 VAC,
50/60Hz, 1 Watt

Visor

Visor digital LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres
Seis botões para configuração completa no terreno
Podem utilizar-se os botões com uma varinha magnética
sem a remoção das tampas do invólucro Pode montarseo visor em intervalos de 90° para uma melhor visualização

Sinais de saída

Analógico: 4 a 20 mA, alimentação em circuito para
medidores volumétricos
Alarme: relé de estado sólido, 40 VDC
Impulso Total: 50 milisegundos, 40 VCC
Volumétrico: um analógico, um impulso totalizador, HART
Multi-variável: até três sinais analógicos, três alarmes,
um impulso totalizador, HARTOpção Multi-variável: monitorização de processo Modbus

FísicoConsulte o programa de tamanho
do PanaFlow MV para um cálculo
fácil do intervalo de vazão.

Materiais molhados
Aço inoxidável 316L, e:• Vedante de rosca à base de PTFE em modelos

Taxas de vazão máximas e mínimas da águacom transdutor de pressão
• Embalagem em PTFE em modelos de temperaturapadrão com material de encapsulamento• Embalagem à base de grafite em modelos para

Taxa
GPM min

GPM max

altas temperaturas com vedante
M3/hr
min

FM aprovado nos EUA/Canadá

À prova de explosão para a Classe I, Divisão 1, Grupos
B, C e D À prova de ignição de pó para a Classe II/III,
Divisão 1, Grupos E, F e G
Tipo 4x e IP66
T6 na Tamb = 60°C

Considerações de tamanho

A montante

A jusante

Um cotovelo de 90° antes do
medidor

10D

5D

Dois cotovelos de 90° antes do
medidor

15D

5D

Dois cotovelos de 90° antes do
medidor, fora do plano

25D

5D

Redução antes do medidor

10D

5D

Expansão antes do medidor

20D

5D

Válvula parcialmente aberta

25D

5D

Alcance da velocidade

5

100 psig
200 psig
300 psig
400 psig
500 psig

6.1--------------------------------------------------------------------------------------------------

densidade (lb/ft3)

densidade (kg/m3)

2437

8

12

142

317

4270

150

200

24

1138

9501

15043

34144

Tamanho nominal do tubo em (mm)
80

16

501

5.2

20.4

35.4

79.2

300

400

600

157

614

1062

2337

3753

8537

125

284

3

205
2721

468
14246

6

800
10633

1831
55674

632
25948

2471
101405

873
49494

3412
193420

762
37652

974
61543

2976
1471453805
240507

8

12

1385
18412

3170
96407

4278
175595

3099
41196

16

24

4893
65039

11132
1479549572
15111
392880 620268

34377
14110297092
21570311197
25472
340546 774698

5153
11530
18203
41410
254799 570093 900047 2047489

5908
13219
334930 749382
6588
41646814741
93181620870
47477
1183103 2691404
23272
52942
1471125 3346615

Taxas de vazão de vapor saturado
normal mínimas e máximas (lb/hr)
Tamanho nominal do tubo em (mm)Pressão
0 bargVelocidade máxima, líquido: 9 metros/segundo
Velocidade mínima, líquido: 0,3 metros/segundo
Velocidade Máxima, gás ou vapor: 90 metros/segundo
Velocidade mínima, gás ou vapor metros/segundo:

618

6

81.3

Tamanho nominal do tubo em (mm)5 psigDiâmetros do Tubo, D

3

20.6

Taxas de vazão de vapor saturado
normal mínimas e máximas (lb/hr)
Pressão

Condições de tubagem
Condição

M3/hr
max

Tamanho nominal do tubo em (mm)5 barg
10 barg
15 barg
20 barg
30 barg

80

81
938

187
4946

249
8859

150

316
3667

729
19486

413
24357

1612
95187

5947
21176413530
4818218128
39560918493
9001194510
1922832301
1119952791
164827600

3767
134132

2016
85939

1329
64676

400

1936
22432

2826
75495

1683
59949

1164
49629

300

1226
14209

1263
33742

972
34620

298
12700

340
16550

200

548
6350

5148
250581

4461
119189

4404
51039

10151
2711877120
16200
303570 690705

6246
9860
22435
368789 582234 582234

Taxas de vazão de ar normal mínimase máximas (SCFM) a 21°C
Tamanho nominal do tubo em (mm)Pressão
0 psig100 psig
200 psig
300 psig
400 psig
500 psig

3

56
924

6

220
3611

8

381
6253

157
7236

615
28279

1065
48969

262
19974

1022
78059

1770
135169

216
13588

301
26391

335
32834

843
53101

1175
1031361310
128314

1460
91950

2034
1785932269
222191

Taxas de vazão de vapor saturado
normal mínimas e máximas (lb/hr)

12

16

852
13991

2383
109564

3266
2057323960302430

1345
22089

3763
1729773059
50250

Tamanho nominal do tubo em (mm)Pressão

5 barg6251
14221
477467 1086176

15 barg

8015
18233
784865 1785464

30 barg

5156
11729
324804 738886

16346
143512180

0 barg8560
3935004551
7186
399588 630859
5077
497136

24

150

89
1463

10 barg

1345
22145

1987
1081054446
241878

847
34006

355
23280

1385
90979

2399
1575421934
1772683349
306961

407
30615

495
45361

1467
58885

1148
62430

1589
119642

300

601
9897

217
8702

294
15975

20 barg

200

347
5716

2751
2071753282
131751

400

600

2124
34962

4833
79547

7020
38187015972
8688575181
11788
208004 473266

5368
8474
19282
352487 556497 1266182

6156
4635399718
22112
731823 1665095

7493
11829
26915
686081 1084302 2467081

MargemA Margem (turndown) depende da aplicação.
Consulte o programa de tamanho do PanaFlow
para valores exatos. A margem pode exceder 100:1.

Esquema dimensional: modelosde material de Encapsulamento
Com estes Modelos pode utilizar-se um extrator removível

Esquema dimensional:
modelos de acessório de compressão
5 in (127 mm)

5 in (127 mm)

Alojamento dotransdutor depressão (nãomostrado) no
MV 82-V, VT

Entrada detubagemde 76 mmInvólucro daeletrônica
Alavanca deorientação

3 in (76 mm)

4 in (102 mm)
Acessório decompressão

A

Haste

5 in
(127 mm)

8 in(203 mm)

NPT machode 2 pol.

Entrada detubagem
NPT de0,75 polAlojamentodotransdutor
depressão
(vazio)no MV
82-V, VTA

3 in (76 mm)

Invólucro daeletrônica
Alavanca deOrientação

NPT
macho
de 2 pol

Haste
Grampoda haste

Bride demontage
2 pouces

Vedante

B max

Cabeça dosensor devórtice
C150
C300
C600

PanaFlow MV82
pol (mm)

PNPT, Vedante,
NPT Macho

P150, Vedante,
Flange de 150 lb

P150, Vedante,
Flange de 300 lb

SL/compact
A

40.5(1029)

40.5(1029)

40.5(1029)

B

21.5
(546)
21.1
(536)

21.1
(536)

CNPT
Cobertura
do Sensor
de VórticeEL/comprimento
alargadoA

52.5(1334)

52.5(1334)

52.5(1334)

B

33.5
(851)

33.1
(841)

33.1
(841)

Em
flange demontagemde 2 pol.

Peso aproximado lb (kg)
PNPT
P150

P300

SL

EL

21 (9.4)

22 (9.9)

16 (7.1)

25 (11.3)

17 (7.6)

26 (11.8)

Adicione 5 kg para eletrônica à distância

B max
P150
P300

PNPT

Esquema dimensional: modelosde vedante com extractor permanente
5 in(127 mm)

8 in
8 in(203 mm) (203 mm)

Esquema dimensional:opção de eletrônica à distância

Entrada detubagem
NPT de0,75 pol.

2 in (53 mm)

Cabo remoto,15 metros

Invólucro daeletrônica

A máx

3 in (76 mm)

5 in(127 mm)

NPT
macho
de 2 pol.

Haste

Parafuso em U
fornecido

Pega do extrator
VedanteCobertura
do sensor
de vórtice

Flange demontagemde 2 pol.

B máx
P150R
P300R
P600R

PanaFlow MV82 pol SL/Standard(mm) com extrator
permanente
PNPTR, Vedante, NPT
Macho

P150R, Vedante,
Flange de 150 lb

P300R, Vedante,
Flange de 300 lb

P600R, Vedante,
Flange de 600 lb

A

40.5(1029)

40.5(1029)

40.5(1029)

40.5(1029)

B

5.7 in(145 mm)

Ø 0.315 in(8 mm)

Alojamento dotransdutor depressão (vazio)no MV 82-V, VT

Alavancadeorientação

8.3 in(211 mm)

3 in(76 mm)

3 in(76 mm)PNPTR

EL/Comprimento
AlargadoA

21.5 (546) 52.5
(1334)

21.1 (536) 52.5
(1334)

21.1 (536) 52.5
(1334)

21.1 (536) 52.5
(1334)

B

33.5
(851)

33.5
(841)

33.1 (841)33.1 (841)

Peso Aproximado lb (kg)
PNPT
P150

P300

P600

SL

EL

30 (13.7)

37 (16.7)

25 (11.5)

34 (15.5)35 (16.0)

32 (14.5)
41 (18.5)

42 (19.0)

Adicione 5 kg para eletrônica remota

Informação de encomenda do PanaFlow MV82
Código do número matriz
MV82
Medidor de Vazão de Massa Multi-variável de Inserção
Característica 1 : Opções multi-variáveis:
V
Medidor de vazão volumétrica para líquido, gás e vaporVT
Sensores de velocidade e de temperatura
VTP
Sensores de velocidade, temperatura e pressão
VT-EMOpções de Saída de Energia
VTP-EMOpções de energia com sensor de pressão
Característica 2: Comprimento da sonda
SL
Comprimento Standard
CL
Comprimento compacto
EL
Comprimento alargado
Característica 3: Invólucro da eletrônica
L
Invólucro de Tipo 4X na eletrônica local na sonda
R (25)
Cabo de 8 m de Tipo 4X da eletrônica à Distância
R (50)
Cabo de 1 7 m de Tipo 4X da eletrônica à Distância
Característica 4: Opções do visor
DD
Visor Digital e Botões de ProgramaçãoND
Sem Visor
Característica 5: Potência de entrada
DC2
1 2 a 36 VDC necessário em medidores com 2 cabos (alimentação em circuito)com apenas 1 AHL
DC4Medidor standard de 1 2 a 36 VDC com 4 cabosCA
1 00-240 VCA, 50/60 Hz
Característica 6: Sinal de saída
1 AHLOpção de alimentação em circuito – uma saída analógica (4-20 mA), protocolo de comunicação HART, um impulso – Deve utilizar a potência de entrada CC2
1 AH
Uma saída analógica (4-20 mA), um alarme, um impulso, protocolo de comunicação HART
1 AM
Uma saída analógica (4-20 mA), um alarme, um impulso, protocolo de comunicação HART
3AH
Três saídas analógicas (4-20 mA), três alarmes, um impulso, HART, (apenas VT, VTP)
3AH
Três saídas analógicas (4-20 mA), três alarmes, um impulso, MODBUS, (apenas VT, VTP)
Característica 7: Opções de temperatura de processos
ST
Temperatura de processo standard -40° a 260°C
HT
Temperatura alta de processo 400°C
Característica 8: Opções de pressão
P0
Sem sensor de pressão
P1
Máximo 30 psia (2 barg), Proof 60 psia (4 barag)
P2
Máximo 1 00 psia (7 barg), Proof 200 psia (1 4 barag)
P3
Máximo 300 psia (20 barg), Proof 600 psia (41 barag)
P4
Máximo 500 psia (34 barg), Proof 1 000 psia (64 barag)
P5
Máximo 1 500 psia (1 00 barg), Proof 2500 psia (1 75 barag)
Característica 9: L igações de processo
CNPT
Compressão, Vedante NPT de 2 pol P40 , Flange
DN50 PN40
C1 50
Compressão, Vedante de 2 pol 1 50# com Flange
PNPTR , NPT de 2 pol, Extrator
C1 6Compressão, Vedante DN50 PN1 6 com Flange
P1 50R , Flange 1 50# com 2 pol , Extrator
C300
Compressão, Vedante com Flange P1 50R de 2
pol , Flange DN50 PN1 6, Extrator
C40
Compressão, vedante P300R com Flange DN50
PN40, Flange 300# de 2 pol , Extrator
C600
Compressão, Vedante P40R com Flange 600#
de 2 pol , Flange DN50 PN1 6, Extrator
C64
Compressão, vedante P300R com Flange DN50
PN40, Flange 272,1 6kg de 2 pol , Extrator
PNPT
Vedante, Vedante NPT P64R de 2 pol , Flange
DN50 PN64, Retratorr
P1 50
Vedante, Flange de 5,08 cm
P1 6
Vedante, Flange de DN50 PN1 6
P300
Vedante, Flange 300# de 2 pol.

MV82

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A Panametrics uma companhia Baker Hughes, provê
soluções para as aplicações mais difíceis em medição
de vazão de gases, vapor e líquidos bem como análise
de umidade, oxigênio e hidrogênio. Especialistas em
gerenciamento de flare, as tecnologias Panametrics
também reduzem emissões e otimizam sua performance.
Contando com alcance mundial, soluções paramedições críticas e gerenciamento de emissões
de flare estão suportando clientes com eficiência aalcançar suas metas de redução de carbono, targets
rigorosos nos segmentos de Óleo & Gás, Petroquímicas,
Saneamento, Alimentos e Bebidas entre muitos outros.
Junte-se nas nossas discussões e siga-nos no LinkedIN:
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38870-PT(02/2021)

panametrics.com