取扱説明書

デジタル身長体重計データ通信ソフト
Data communication software for DST-210S

対応バージョン：V2.0.0

ご注意• 本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気付きのことがありましたら弊社までご連絡ください。
• 本書の内容の一部または全部を、無断で複製することを禁止しています。
• 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

更新日：2023 年 1 月 27 日

のびおくん取扱説明書

目次
はじめに ........................................................................................................................... 3
1.
2.
3.
4.
5.

本書の目的 ............................................................................................................ 3
必要なもの ............................................................................................................. 3
免責事項 ................................................................................................................ 3
著作権.................................................................................................................... 3
商標 ....................................................................................................................... 3

準備する .......................................................................................................................... 4
使用方法（基礎編） ....................................................................................................... 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

機器を接続する ...................................................................................................... 5のびおくんを起動する .............................................................................................. 5通信を開始する ...................................................................................................... 6
タイトルを入力する .................................................................................................. 7
項目データ（名簿）を入力する .................................................................................. 7
測定値を受信する ................................................................................................... 8
測定値を記録する ................................................................................................... 8
測定値を外部ファイル（CSV）に保存する ................................................................. 9
新しい測定（検診）を始める...................................................................................... 9

使用方法（応用編） ..................................................................................................... 10
1.
2.
3.

一部の測定をやり直す（測定対象者を変更する） .................................................... 10
日付を修正する .................................................................................................... 11
外部ファイルから項目データ（名簿）を読み出す ...................................................... 11

インストールの手順 ......................................................................................................... 12
トラブルシューティング ...................................................................................................... 15
お問い合わせ窓口 ........................................................................................................... 16

2/16

のびおくん取扱説明書

はじめに
このたびはデジタル身長体重計 DST-210S（以降、身体計）のデータ通信ソフト「のびおくん」をダウンロード頂き、誠にありがとうございます。
下記の注意事項は、ご使用になる前に必ずお読みください。
1. 本書の目的「のびおくん」の導入から取り扱い方法、トラブルシューティングについて説明します。
身体計の操作については、製品に付属されている取扱説明書をご参照ください。
2. 必要なもののびおくんを使用するには身体計、および専用の通信ケーブル（別売）が必要です。
詳しくは後述の「準備物」のページでご確認ください。
3. 免責事項のびおくんのご使用による如何なる損害やトラブルについて、弊社は責任を負いません。
必ず自己責任でご使用ください。
4. 著作権のびおくんはフリーソフトですが、著作権はムラテック KDS 株式会社が所有します。
Copyright © Muratec-KDS Corporation.
ご不明な点がございましたら、弊社のお問い合わせフォーム等よりご連絡ください。
5. 商標
 「のびおくん」はムラテック KDS 株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating
System です。



その他、各社の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。



システム名、製品名等には、必ずしも商標表示（®、™）を付記していません。

3/16

のびおくん取扱説明書

準備するのびおくんを使用するために必要なものを確認します。
デジタル身長体重計 DST-210S

専用コンピュータ用ケーブル 17J-909C（別売）

販売店よりご購入ください。
USB-RS232C 変換ケーブル（別売、市販品）【注意】 お手持ちのパソコンに RS-232C コネクタが設置されている場合は不要です。
動作確認品：
サンワサプライ社製
USB-RS232C コンバータ(0.3m)
USB-CVRS9H

パソコン
Windows10 が正常動作するパソコンが必要です。
※Windows7 SP1 以降でも動作が確認されていますが「.Net Framework4.8」以上のインストールが必要になります。（サポート対象外）

4/16

のびおくん取扱説明書

使用方法（基礎編）のびおくんの基本的な使い方について説明します。
インストールの方法については「インストールの手順」をご参照ください。
(1) 機器を接続する身体計とパソコンを専用ケーブル（17J-909C）で接続してください。
パソコンに RS-232C コネクタが無い場合は、市販の USB-RS232C 変換ケーブルを使用し、USB ポートに接続してください。（変換ケーブルは家電量販店で購入できます。）(2) のびおくんを起動する
Windows のスタートメニュー、またはデスクトップのショートカットからのびおくんを実行してください。メイン画面が表示されます。
※ケーブル接続前にのびおくんを起動した場合は、通信が出来ない場合があります。（接続後にのびおくんを再度起動してください。）

5/16

のびおくん取扱説明書(3) 通信を開始する
画面右上の[通信ポート一覧]より、適切な COM ポート※を選択します。
[接続]ボタンを押して通信ポートを認識すると[ポート接続ランプ]が表示されます。
※「ポート接続ランプ」は有効ポートに接続されたことを示すものであり、通信状態は確認していません。

通信ポート一覧

ポート接続ランプCOM ポートの確認方法
画面左下の Windows スタートマークを右クリックし、デバイスマネージャーを選択します。
「ポート（COM と LPT）」の左にある「＞」をクリックし、COM ポートを確認してください。

▼デバイスマネージャーの画面（この例では COM6 が割り振られている）▼

6/16

のびおくん取扱説明書(4) タイトルを入力する
画面上のタイトル欄をダブルクリックすると、入力画面が表示されます。
任意のタイトル名を入力し、[OK]ボタンを押してください。

(5) 項目データ（名簿）を入力する
受信した測定データには 3 つの項目データが同時に記録できます。
また各項目名はタイトルの入力と同様、ダブルクリックして任意の名称に変更できます。
※項目名はのびおくんの設定値として保持されます。

項目名を全て初期値に戻す場合はメニュー[ファイル(F)] → [項目名を初期値に戻す]をクリックしてください。

7/16

のびおくん取扱説明書(6) 測定値を受信する
身体計のホールドスイッチを押して測定値を出力します。
送信データに問題が無ければ、のびおくんの画面上に測定データが表示されます。

(7) 測定値を記録する[結果を記録]ボタンをクリックすると測定値が記録され、次のデータに移行します。
[オートセーブ]が有効の場合、データを受信して数秒後、自動的に測定値が記録されます。
※オートセーブ実行前に新たにデータを受信した場合は、直前のデータが記録されます。
※測定値の修正方法や名簿データの読み出しについては、「使用方法（応用編）」をお読みください。

8/16

のびおくん取扱説明書(8) 測定値を外部ファイル（CSV）に保存する
記録したデータを Microsoft Excel 等で編集可能なファイル（CSV)に保存します。
メニュー[ファイル(F)] → [測定データを保存(S)]をクリックするとダイアログが開きますので、任意の場所に保存してください。

(9) 新しい測定（検診）を始める
記録されているデータを全てクリアし、新しい測定を開始します。
メニュー[ファイル(F)] → [測定データを消去]をクリックすると、データ消去の意思を確認後、記録されたデータが全て消去されます。
クリアしたデータは復元できませんので、必ず外部ファイルに保存してから、この作業を実行してください。

9/16

のびおくん取扱説明書

使用方法（応用編）のびおくんの応用的な使い方（データの修正、名簿の読み出し等）について説明します。
1. 一部の測定をやり直す（測定対象者を変更する）
測定対象者を変更し、記録済みデータの再測定が出来ます。
[データ一覧]で対象のデータをダブルクリックし、メイン画面に呼び出します。
その後、通常通りに測定、記録を行ってください。

修正したいデータをダブルクリックすると、受信データに再び測定値が表示される（例では 129.3cm、40.0kg）

測定・保存すると測定データが上書きされる。
（例では 155.5cm、41.4kg）

10/16のびおくん取扱説明書
2. 日付を修正する
メイン画面上の日付部分をダブルクリックするとカレンダーが表示され、クリックした日付に変更できます。

3. 外部ファイルから項目データ（名簿）を読み出す
メニュー[ファイル(F)] → [項目データの読み込み(L)]をクリックし、事前に作成した名簿ファイルを読み込む事が出来ます。

名簿ファイルは Microsoft Excel 等で作成し、CSV 形式で保存します。
A 列から順に項目 1、項目 2、項目 3 の内容を入力します。
項目名はメイン画面から入力してください。

11/16

のびおくん取扱説明書

インストールの手順のびおくんのインストールについて説明します。
(1) 「setup.exe」を右クリックして[管理者として実行(A)]をクリックします。

(2) [次へ(N)]をクリックします

12/16

のびおくん取扱説明書(3) [次へ(N)]をクリックします
インストール先やユーザーの選択は任意で変更してください。
（基本的には変更する必要はありません。）(4) [次へ(N)]をクリックします13/16

のびおくん取扱説明書(5) [閉じる(C)]をクリックします
スタートメニュー、またはデスクトップのショートカットから「のびおくん」を実行し、正常に起動するか確認してください。

14/16

のびおくん取扱説明書

トラブルシューティングのびおくんが動作しない場合は、以下をご確認ください。
1. 身体計からデータが出力されましたか？
マニュアルモード（初期値）では身長と体重のデータが安定した状態でのみ、データ出力を行います。データが出力されると、身体計からピッと 1 回ブザー音が鳴ります。
2. ケーブルは専用ケーブル 17J-909C をお使いですか？
市販のものはご使用できません。
身体計を購入した販売店でお買い求めください。
3. 身体計の設定を変更していませんか？
機器のユーザー設定モードで以下 4 項目の設定を初期値に変更してください。

4. USB-RS232C 変換ケーブルが正しく認識されていますか？
ご使用の変換ケーブルの取扱説明書等を確認し、ドライバーがインストールされパソコンに認識されているかご確認ください。
問題がある場合は Windows のデバイスマネージャーで「！」マークが表示されます。

5. のびおくんのサポートページは確認されましたか？
メニュー[ヘルプ(H)] → [サポートページを開く]をクリックすると、お使いのブラウザで弊社のホームページが開きます。

15/16

のびおくん取扱説明書

お問い合わせ窓口
トラブルシューティングでも解決しない場合は、弊社お客様窓口までメール、またはフリーダイヤルでお問い合わせください。
メール（お問い合わせフォーム）
https://muratec-kds.jp/contact/form/フリーダイヤル
0120-25-5548（受付時間／平日 9:00～17:00）

お問い合わせ前の準備
メール、フリーダイヤルでお問い合わせの場合は以下の情報提供をお願いします。
1.
身体計のバージョン
電源 ON 後に表示が点滅したあと、下段に表示される数字です。（例はバージョン 1.0）

2.のびおくんのバージョン
メニュー[ヘルプ(H)] → [バージョン情報(V)]をクリックしてご確認ください。

3.
Windows のバージョン情報
お使いのパソコンをご確認ください。

16/16