小形プラグイントランスデューサ

製品一覧■小形プラグイン1出力タイプ
品

ト小ラ形
ンプ
スラデグ
ュイ
ーン
サ

名形

名アイソレータ

FSTT

高速アイソレータ

FSHS

超高速アイソレータ

FSUS

ディストリビュータ

FSDT

熱電温度トランスデューサ

FSHT

抵抗温度トランスデューサ

FSRH

ポテンショメータトランスデューサ

FSRT

回転数トランスデューサ

FSGT

交流電流トランスデューサ
交流電圧トランスデューサ

FSAT
FSVT

アナログ信号切換器

FSRP

パルス入力用ゼロ速度検出器

FSZL

概要

各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
応答時間：0.1s以下/90％
CEマーキング品
各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
応答時間：500μs以下/90％
CEマーキング品
各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
応答時間：180μs以下/90％
CEマーキング品
2線式伝送器に電源を供給し、伝送器からのDC4〜20mA信号を受け、比例した直流信号を絶縁して出力します。
CEマーキング品
各種熱電対の熱起電力を入力とし、入出力を絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。
CEマーキング品
3導線式測温抵抗体の抵抗値を入力とし、入出力を絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。
CEマーキング品
機械的な角度や位置の変位を、ポテンショメータの抵抗変化におきかえこれを入力とし、絶縁して変位に比例した直流信号に変換します。
発電機等に取り付けられたタコジェネレータを入力とし、入出力絶縁して回転数（周波数）に比例した直流信号に変換します。
電力系統における交流電流をこれに比例した直流信号に変換します。
電力系統における交流電圧をこれに比例した直流信号に変換します。
2系統の計測信号を1台の監視機器にて監視する場合等にご使用下さい。
無電圧接点入力または、電圧入力により監視する計測信号を切換えることが可能です。
発電機の回転数を検出し接点出力するパルス入力用ゼロ速度検出器です。
発電機の回転数が設定値より下がると出力接点が動作し、前面のモニターランプ Lが点灯します。

入力・出力間耐電圧

ページ

AC2000V

58

AC1500V59

AC1500V60

AC2000V

61

AC2000V

62

AC2000V

63

AC2000V64

AC2000V65AC2000V
AC2000V6667AC2000V

68

AC2000V

69

入力・出力間耐電圧

ページ

AC2000V70AC1500V

71

AC1500V72

AC2000V73

AC2000V74

AC2000V75

AC2000V76

AC2000V

77

AC2000V

78

AC2000V

79

AC2000V80

AC2000V

81

AC2000V

82

AC2000V

83

入力・出力間耐電圧

ページ

AC2000V84■小形プラグイン2出力タイプ
品

名形

名

アイソレータ

FWTT

高速アイソレータ

FWHS

超高速アイソレータ

FWUS

ディストリビュータ

FWDT

熱電温度トランスデューサ

FWHT

抵抗温度トランスデューサ

FWRH

ポテンショメータトランスデューサ

FWRT

回転数トランスデューサ

FWGT

交流電流トランスデューサ

FWAT

交流電圧トランスデューサ

FWVT

モニターリレー

FWMR

マニュアルセッター

FWMS

正弦波入力用ゼロ速度検出器

FWZA

F/V変換器FWFV

概要

各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
CEマーキング品
応答時間：0.1s以下/90％
各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
CEマーキング品
応答時間：500μs以下/90％
各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
応答時間：180μs以下/90％
2線式伝送器に電源を供給し、伝送器からのDC4〜20mA信号を受け、比例した直流信号を絶縁して出力します。
絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
CEマーキング品
各種熱電対の熱起電力を入力とし、入出力を絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。
絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
CEマーキング品
3導線式測温抵抗体の抵抗値を入力とし、入出力を絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
CEマーキング品
機械的な角度や位置の変位を、ポテンショメータの抵抗変化におきかえこれを入力とし、絶縁して変位に比例した直流信号に変換します。絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
発電機等に取り付けられたタコジェネレータを入力とし、入出力絶縁して回転数（周波数）に比例した直流信号に変換します。
絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
電力系統における交流電流をこれに比例した直流信号に変換します。絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
電力系統における交流電圧をこれに比例した直流信号に変換します。絶縁した2出力を取り出せる為1台のトランスデューサで制御と監視ができます。
単体では無電圧接点またはオープンコレクタ信号の加速度検出器ですが、F/V変換器（ＦＷＦＶ）との組み合わせで、正弦波入力または矩形波入力の加速度検出器として使用できます。
全面スイッチの設定により任意のアナログ一定信号を出力する、小形プラグイン構造の絶縁2出力マニュアルセッターです。
発電機回転数を検出し接点出力する、正弦波入力用ゼロ速度検出器です。
正弦波電圧や回転数パルスを入力とし、その周波数を任意のアナログ信号に変換して出力し、またその周波数同一周波数のパルスをオープンコレクタ出力する、小形プラグイン構造の2出力形F/V変換器です。

■アラームセッター
品

名形

名

概要

Fineシリーズの多連ベースFWBA（ハードモデルB）を使用し、警報が最大4点出力可
FSDLC
能なデジタル警報設定器です。

アラームセッター■多連ベース
品

名

1出力/2出力兼用タイプ
個別電源スイッチ内蔵
1出力タイプ
1出力・2出力兼用タイプ

形

名

概要
ページ
1出力タイプ・2出力タイプの小形プラグイントランスデューサを一括で収納できます。
FWBA 電源は個別にスイッチを内蔵させることができ、取付のネジを締めつけると電源ONとなります。
86
又アラームセッターFSDLCを搭載できます。
1出力タイプの小形プラグイントランスデューサを一括で収納できます。
FSBS
電源一括供給タイプですので電源の配線を削減する事ができます。
87
1出力タイプ・2出力タイプの小形プラグイントランスデューサを一括で収納できます。
FWBS
電源一括供給タイプですので電源の配線を削減する事ができます。

56
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサ

共通仕様■小形プラグイン共通仕様
項目

仕変 換（ 設 定 ）精 度

個別の仕様一覧参照

温響

個別の仕様一覧参照

間個別の仕様一覧参照

応度の答

影時

様

出 力 リ ッ プ ル

1％P−P以下

出 力 の 外 部 調 整±2％調整可能（1）AC・DC80〜264V（定格電圧AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz、DC100/110V）（2）DC24V（DC19〜30V）（FSRP、FWMR、FWMS、FSZL、FWZA、FWFVはDC24Vのみ対応）（3）FSTTタイプのみDC48V（DC40〜56V）可能（4）CEマーキング品 DC24V（DC19〜30V） ※1
AC110V時 3.2A、0.6ms
AC220V時 6.3A、0.6ms
DC110V時 2.2A、0.6ms
DC48V時
2.4A、1.0ms
DC24V時
2.4A、2.7ms

補助電源

補助電源の突入電流（製品1台当り）

入
過過電
電圧流

強強度

力

定格電圧の2倍（10秒間）1.2倍（連続）補助

AC・DC80〜264V

AC220Vの1.5倍（10秒間）AC264V（連続）電源DC24V（19〜30V）

DC24Vの1.5倍（10秒間）DC30V（連続）度

入力

定格電流の10倍（5秒間）1.2倍（連続）、F□AT：定格電流の10倍（3秒間）

入力端子・出力端子・補助電源端子・外箱相互間 ･（または警報出力1）絶縁

抵抗と第2出力（または警報出力2）出力端子間

DC500V

50MΩ以上。

ト小ラ形
ンプ
スラデグ
ュイーン
サ

入出力端子・選択信号端子と補助電源間
耐電圧

入力端子・出力端子・補助電源端子・外箱相互間

AC2000V（50/60Hz）１分間

第1出力（または警報出力1）と第2出力（または警報出力2）端子間

AC500V （50/60Hz）1分間

高速アイソレータ及び超高速アイソレータの入力･出力間AC1500V（50/60Hz）1分間

インパルス耐電圧

電気回路一括と外箱間5kV

振動

振動数16.7Hz、複振幅4mmの振動をX,Y,Z方向に各1時間

衝

撃294m/s2の衝撃をX,Y,Z方向に正逆各3回質

難燃性ABS樹脂

色

マンセルN1.5（黒色）

外外箱の材

観1.2/50μs（正負極性各3回）

使 用 温 度 範 囲−10〜＋55℃、（年平均温度40度℃）保 存 温 度 範 囲−20〜＋70℃質

個別の仕様一覧参照

量POWER※1LED

5〜90%RH（結露のないこと）

緑

CEマーキング品は個別仕様の補助電源欄をご参照下さい。

■使用上の注意事項● 小形プラグイントランスデューサ

Fineシリーズに誘導雷サージに対する保護は内蔵されておりません。
入力側・出力側または補助電源側に誘導雷サージが発生する可能性のある場合は、弊社製信号用避雷器及び電源用避雷器（DAシリーズ）等を御使用下さい。
● 入力、出力の配線は、ノイズ源からできるだけ離していただくようお願いします。
● 電流出力端子は常時解放状態でも問題ありませんが電圧出力端子での短絡は、製品故障となりますのでご注意下さい。

■ご注文のご指定事項
①形
②仕③数

名様
（仕様コードでご指定下さい）
量

各製品の指定方法をご参照下さい※成績表は標準添付されています。
（但し、多連ベースには添付されません）
試験周波数のご指定の無い場合は50Hzにて試験いたします。

■ソケットについて● ソケットは付属されますが、トランスデューサを多連ベースに使用する際は不要となります。ご注文の際は「ソケット不要」とX□□□□0、F□AT-4X□□□□0）をご指定の場合にはソケットは付属さご指定下さい。又、多連ベース用（F□AT-3れません。
● ソケットのみ販売も賜りますので1出力用「FS08」
・2出力用「FW11」とご指定下さい。

57
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサ

FWBA

外形図

■ FWBA-16□□-B00■外形図（単位mm）
壁取付

■結線図
ト小ラ形
ンプ
スラデグ
ュイ
ーン
サ

レール取付

１．E端子は全て内部で接続されています。 また、E端子とベース(フレームアース)は絶縁されています。
２．FSDLCは1台でトランスデューサ2ユニット分を使用します。

注(1) DINレール（高さ15mm）
取付の場合です。
レールはDIN標準の35mm幅（強化形）をご使用下さい。

■ FWBA-08□□-B00■外形図（単位：mm）
壁取付

■結線図

レール取付

注(1) DINレール（高さ15mm）取付の場合です。

１．E端子は全て内部で接続されています。 また、E端子とベース(フレームアース)は絶縁されています。
２．FSDLCは1台でトランスデューサ2ユニット分を使用します。

レールはIEC、DIN標準の35mm幅（強化形）をご使用下さい。
推奨品》
富士電機(株)殿 TH35-15AL

88
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサ

FWBA

実装図

■FWBA付属品・別売品実装図（単位mm）■FWBA 連装寸法図（単位mm）

FWBA-08□□-B00参考図
R. J. C

US-1UR-2

ト小ラ形
ンプスラデグュイーンサ

UV-2
US-1：交流電流トランスデューサ（FSAT,FWAT）
用シャント抵抗ユニット（附属品）
RJC ：熱電温度トランスデューサ（FSHT,FWHT）
用冷接点補償用センサー（附属品）
UR-2：アイソレータ、高速アイソレータ（FSTT、FWTT、FSHS、FWHS用精密抵抗ユニット（別売品））
UV-2：信号用避雷器（２線信号用）
ビューレスタ（UV-2-1E1-1111）（別売品）

注（１）お取り付けの際は、機器の放熱の為に上図をご参照の上寸法をご配慮下さい。
付属品、別売品をご使用頂く場合は、FWBA付属品・別売品実装図をご参照の上、配線等のスペースを考慮し余裕をお取り下さい。

89
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサ

FWBA

結線図

■機種別結線図
一つのユニット（UNIT）
を例として、各機種を実装する場合の結線図です。
端子番号はユニット（UNIT）
1〜16（8連タイプは1〜8）共通です。また、各機器にも多連ベース（FWBA)の端子結線図が記載されています。

ト小ラ形
ンプ
スラデグ
ュイ
ーンサ

90
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサ

FSBS

外形図

■FSBS-16□N□X■外形図（単位：mm）

ト小ラ形
ンプ
スラデグ
ュイ
ーン
サ

■結線図

■FSBS-08□N-□X■外形図（単位：mm）

■結線図

91
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサ

FWBS

外形図

■FWBS-16□N-□□■外形図（単位：mm）

ト小ラ形ンプスラデグ
ュイーンサ■結線図 （小形プラグイントランスデューサ2出力タイプとの結線図）※1 〔〕内は小形プラグイントランスデューサ1出力タイプとの結線図です。

■FWBS-08□N-□□■外形図（単位：mm）■結線図 （小形プラグイントランスデューサ2出力タイプとの結線図）※1 〔〕内は小形プラグイントランスデューサ1出力タイプとの結線図です。

92
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサFSBS
FWBS FS08-FW11

実装図・結線図■F□BS付属品・別売品実装図（単位mm）

US-1：交流電流トランスデューサ（FSAT,FWAT）
用シャント抵抗ユニット（附属品）
RJC ：熱電温度トランスデューサ（FSHT,FWHT）
用冷接点補償用センサー（附属品）
UR-2：アイソレータ、高速アイソレータ（FSTT、FWTT、FSHS、FWHS）
用精密抵抗ユニット
（別売品）

■F□BS

(1)

注連装寸法図（単位mm）

お取り付の際は、機器の放熱の為に上図をご参照の上寸法をご配慮下さい。
付属品、別売品をご使用頂く場合は、F□BS付属品・別売品実装図をご参照の上、配線等のスペースを考慮し余裕をお取り下さい。

ト小ラ形
ンプ
スラデグ
ュイ
ーン
サ

■取付実装図（単位：mm）

1出力タイプ●取付時のご注意
小形プラグイン2出力タイプの出力側には取り付けできません。DAシリーズの信号用避雷器をご使用下さい。

2出力タイプ（注1）熱電温度トランスデューサ用R. J. Cユニット（付属品） （注2）アイソレータ、高速アイソレータ電流入力用精密抵抗ユニット（別売品）（注3）交流電流トランスデューサ用シャント抵抗ユニット■組合せ取付例（単位：mm）●ねじ取付●レール取付

ソケット
①FS08
②FW11
ソケットFS08とFW11、またはFW11どうしは密着取付可能ですが、FS08どうしは2mm以上の間隔をあけて下さい。
レールはIEC、DIN規格の35mmレール（強化型）をご使用下さい。

推奨品》
富士電機
（株）
殿

TH35-15AL

93
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

小形プラグイン
トランスデューサ

外形図■外形図（単位：mm）
本体

ト小ラ形
ンプ
スラデグ
ュイ
ーン
サ

●FS□□

●FW□□

1出力タイプ

2出力タイプ

●FSRP

●FWMR

●FSZL

●FWMS

●FWZA

●FWFV

●FSDB

ダミーボックス（FSDB）

94
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ98-099c