秋吉式ペルチェ冷却霧箱 ユーザーズマニュアル
2023/5/11 改定 SD-III 期型/EX-III 期型用博士（工学）秋吉優史 （ supackey@gmail.com ）1. はじめに開発者はこれまで大阪公立大学（旧・大阪府立大学）が中心となって開催するみんなのくらしと放射線展や、日本原子力学会関西支部、かんさいアトムサイエンス倶楽部(K-ASK)
が各地で行っている放射線に関するオープンスクール活動などに参加してきました。その中で、霧箱工作は世代を問わず大変人気があり、目で見て直感的に放射線の存在を知ることが出来るため、教育的効果が大変大きく、様々な方が霧箱の改良に携わって参りました。
近年多く行われるようになった工作を中心とせず、測定などを中心とした放射線セミナーなどでも展示物として設置が望まれています。
しかしながら、これまで霧箱の展示を行うためには、ドライアイスの準備が必要であり、小規模な展示のためにドライアイスを準備することをためらうことも少なくありません。
エチレングリコールを用いた高温型の霧箱もありますが、安定して観察できるまで時間がかかる、大勢の子供が来るオープンスクールではヤケドに対する注意が必要、価格も高価で、展示中のメンテナンスの際にエチレングリコールの蒸気を吸ってしまう可能性があるなどの問題があり、余り推奨できません。
そこで、簡単に-20℃以下の低温を得る手段として、ペルチェ素子を使用した安価で高性能な霧箱を開発致しました。複数ユニット設置しておくことにより、エタノールの補給などで一時的に飛跡を見ることができないという、ダウンタイムをカバーすることが可能ですし、α・β・γ線のそれぞれの違いを見比べることも可能です。
従来の霧箱では、性能面の限界などからβ線の観察を行う事は困難でした。しかし、高電圧ユニットによる雑イオン除去と、安定して動作するペルチェ冷却素子と高輝度 LED を使用した本装置を使用することで、確実にβ線の観察が可能です。もちろん、α線は非常に明瞭な飛跡の観察が可能で、いかなる悪天候下であっても電源投入後 15 秒程度で観察が可能です(EX 型ではチャンバーが大きいため 1 分ほどかかる場合もあります)。さらに、β線を遮蔽しても透過するγ線により弾き出された光電子の観察も可能で、物質中の放射線の振る舞いを直感的に学習可能です。是非本製品を用いて、放射線の興味深い世界を学習する一助として頂ければと思います。

2. 商品の構成について
2.1 本製品の構成部品について
SD 型は、CPU クーラー、ペルチェ素子、電源接続ケーブルから成る本体ユニット（図 1）と、透明なケース、LED ライト、スポンジテープ、高電圧印加用電極から成るチャンバー（図 2）構成されています。EX 型は本体ユニット（図 3）に LED ユニットを搭載しており、チャンバー（図 4）にはスポンジテープと高電圧印加用電極のみ取り付けられています。またそれぞれコッククロフト回路を使用した高電圧印加ユニット（図 5）を使用します。

図 1:SD 型本体ユニット

図 2: SD 型チャンバー

図 4: EX 型チャンバー
図 3:EX 型本体ユニット

図 5: 高電圧印加ユニット

2.2 本製品以外に必要な物2.1 で示した本体のセット以外に、直流電源装置、アルコール、線源が必要です。
2.2.1

直流電源装置

直流電源装置として ATX 電源などの PC 用の電源が使用可能です（図 6）。新品でも PCショップなどで 5000 円程度で入手可能です。2 台同時に駆動する場合は、300W 以上の物を選択して下さい（250W 程度で動く場合もあります）。古い規格の物でも構いませんし、SFX, TFX 等の規格の電源でも構いません。PC 用の電源はマザーボードに挿して使用することを前提としているため、そのまま電源を入れても動作しません。そのため、メインコネクタが 20pin の電源では 14 番 pin、24pin のコネクタでは 16 番 pin に相当する、緑の線が繋がっている PS_ON を、黒い線が繋がった適当な COM（GND 線で、左右どちらでも良い）に Y 端子などを使用して短絡します（図 7,8）。より古い規格の AT 電源であればこの作業は必要有りません。12V と 5V の 2 種類の出力が必要で、12V 6A, 5V 1.5A 程度の電流容量が必要ですので、一般的な実験用の電源装置では容量不足です。

図 6: 一般的な ATX 電源の例。本体に電源スイッチが備えられていると使いやすい。

図 7: ATX 電源をマザーボード無しで動作させるために COM(GND,黒) と短絡が必要な PS_ON（緑）端子の配置。

図 8: Y 端子を用いた短絡処理の例。絶縁処理する必要は無いが、脱落防止のためビニールテープなどで止めておくと良い。

2.2.2. アルコール
アルコールは研究室で試薬として用いているエタノールでも構いませんが、消毒用として売られて無水エタノールの方がずっと安価ですし、プラボトルに入っているため携帯性にも優れます。さらに、エタノール以外にイソプロピルアルコール(IPA) と水分が少量入っている消毒液も売られています。こちらの方がさらに安価で、本装置での飛跡の観察の際の性能に差はありません。単体のイソプロピルアルコールの方がややエタノールよりも観察しやすいのですが入手性が悪く（ガソリン車用の水抜き剤として入手は可能）、臭いが強い、使用後なかなか乾かない、スポンジテープのノリを溶かしてしまうなどの問題があるため、興味のある方だけ試して見ると良いでしょう。
2.2.3. 線源
容易に入手できる線源としては、トリウムを含んだランタン用のマントルが最も適していますが、ほとんどの製品はトリウムを含んでいないため注意が必要です。以前は、Captain
Stag ブランドのガスランタン用マントル M-7909(L), M-7910(M), M-7911(S) と言う製品が有名で、M-7909 では広窓 GM サーベイメーターでパッケージ越しに測定して20,000cpm を超えましたが、現在入手できなくなっています。アスベスト（クリソタイル）が含有されていたためにリコールとなってしまい、交換品 UF-5 にはトリウムが含まれていないようです。
現在手に入るトリウム含有マントルとして、株式会社ジャパーナが発売しているサウスフィールドブランドの SF-2000 用マントル SF-2000MT と D-X ハイパワーランタン
3000 用の D-X ハイパワーマントルです（図 9）。しかし、同社の似たような製品でも SF
200MT や SF-DX400MT と言う製品は全く放射線を出していませんので、注意が必要です（SF-DX400MT に関しては以前はトリウムを含んだ製品もあったようですが、2016 年 1月に購入した製品には含まれていませんでした）。他にも色々あるのですが全てを検証できていませんし、時期によって内容を変えることもあり得ますので、上記の製品が絶対にトリウムを含有していることを保証する物ではありません。サーベイメーターを持って店頭で確認するか、返品が可能な業者を選んで購入すると良いでしょう。なお、こちらで購入した製品ではやや D-X ハイパワーマントルの方が SF-2000MT よりも線量率が高いようで、複数パッケージについて測定しましたがそれぞれ 12,000cpm, 10,000cpm 程度でした。
また、ピンクに染められている部分とそうでない白い部分がありますが、どちらからも同じように出ています。また、元々がキャンプ用品と言うことで、冬場はほとんど市場に出回っていないため、入手しにくくなります。夏場になると出てくるようですので、その時期に購入すると良いでしょう。α線観察用としてこのマントルを小さく切った物をサービスで添付しています。
次に入手しやすいのは、ラジウムセラミックボールです。Amazon で 100g 2000 円程度で入手可能です（図 10）。線源としての強度はマントル同様に広窓 GM サーベイメーター

で測定して 10,000cpm 程度で、α線の飛跡も十分観察可能です。丸いボールなので、ワッシャーのような物を台座にしておくと良いでしょう。
最も簡単にα線源を入手するには、空気中のラドン娘核種を掃除機で捕集するのがよいでしょう。掃除機は一般的な家庭用の物で十分ですが、オープンスクールや授業など、限られたスペース、時間で捕集を行う場合は、超静音型の Electrolux 社製の エルゴスリーマルチフロアという製品が適しています。極めて静粛性が高いため話をしながらでも問題無く捕集を行う事が可能です。注意すべき点としては、捕集を行う際にろ紙のような目の詰まったフィルターを用いると、非常に効率が悪いため、ベンコットなどのようなガーゼを使用します。掃除機の吸い込み口にガーゼを当てて輪ゴムで止めて 10 分程度吸引します（図 11）。建物の素材（鉄筋コンクリートかどうか）や空調の状況などによって異なります
が、広窓 GM サーベイメーターで測定して数 1000cpm 程度の線源が作成可能です。地下室などがあればマントルよりも高強度の線源も作成可能です。半減期 40 分程度で減衰しますので使用後の処理も安心です。

図 10: ラジウムセラミックボールの一例

図 9: ジャパーナ社販売のサウスフィールドブランド D-X ハイパワーマント
ル（左）と SF-2000MT （右）図 11: 掃除機のノズルの先に輪ゴムでベンコットを取り付けて、空気中のラドントロン娘核種を捕集している様子。

3. 使用方法
3.1 電源ケーブルの接続
図 12 は、SD 型の Master タイプの本体に繋がっている電源ケーブルです。一番右の白いコネクタの正面からの写真が図 13 左です。このコネクタを、ATX 電源のペリフェラル電源（大）等と呼ばれる、コマーシャルメイテンロックコネクタ（図 13 中）に、図 13 右のように接続して下さい。初めて接続する場合若干硬い場合がありますが、奥までしっかり接続するようにしてください。また電源からは図 13 中と同じ電源コネクタが多数出ている場合がありますが、どれに接続しても同じです。複数の本体を駆動する場合は、途中から分岐している線では無く、電源の根元から別の線として出ているコネクタを使用してください。配線の過熱の原因となる場合があります。
図 14 は、SD 型のチャンバーに付いている LED への給電コネクタの接続状態を（EX型では本体内蔵なのでこのコネクタは存在しません）、図 13 はコッククロフト型の高電圧印加ユニットへの給電コネクタの接続状態を示しています。なお、本体ユニットを 2台セットでお買い上げの場合は、片方のユニットには高電圧印加ユニットへの給電ケーブルが付いています（Master タイプ）が、もう片方のユニットには付いていません（Slave タイプ）
。2 台セット用の高電圧印加ユニットは 1 個で 2 台の本体ユニットに高電圧を給電できますので、このような構成となっています。

チャンバーLED

高電圧ユニット

ATX 電源図 12: Master タイプの本体に繋がっている電源ケーブル。

図 13: （図左）本体ユニットへの電源コネクタ （図中）ATX 電源からのペリフェラル電源コネクタ（大）の例。黄色が 12V、赤が 5V、黒は GND です。 （図右）ATX 電源からのコネクタへの嵌合状態の例。

図 14: SD 型での LED モジュールへの電源接続

図 15: 高電圧ユニットへの電源接続
3.2 高電圧ケーブルの接続
雑イオン除去のために高電圧を印加するためのケーブルを接続します。高電圧ユニットから出ている高電圧端子のワニ口クリップ（図 5 参照）を、赤の高圧側をチャンバー側面のテープ電極から出ている端子に（図 16）、黒の接地側を CPU クーラーの金属部分にそれぞれ接続して下さい（図 17）。接続の際には、動作時に誤って赤い高圧側の電極に触れてしまわないようにシリコンチューブでクリップの先端と電極を覆い隠すようにして下さい（黒い GND 側は接地側ですのでチューブをかける必要はありません）。
[注意] 2.5kV 程度の直流電圧がかかります。電流量は小さいためパチンと痛い程度ですが、驚いて手をぶつけるなどの危険がありますので、注意して下さい。また、接続時には電源が ON になって居ないことを確認して下さい。

図 16: チャンバー側面のテープ電極に

図 17: 正極側端子及び CPU クーラーの高電圧正極側端子（ワニ口クリップ赤）

金属部分に接地側端子（ワニ口クリップを繋ぐための端子黒）を繋いだ様子

図 18: 2 台の SD 型本体ユニットへ高電圧ユニットを接続した状態。
右側が高電圧印加ユニットへの給電コネクタのある Master 機、左側は同コネクタが付いていない Slave 機となっている。

3.3 アルコールの注入と線源の設置
電源を入れる前に、アルコール、線源の設置を行って下さい。これらの準備が出来る前に電源を投入するとペルチェ素子の上に空気中の水分が結露して氷が張ってしまい、上手く観察できなくなる場合があります。結氷してしまった場合は、一旦電源を切り、氷が溶けてから優しく拭き取って再度準備が出来てから電源を投入して下さい。
アルコールは、チャンバー上部のスポンジテープにまんべんなく染みこませて下さい。
なお、アルコールを染みこませた状態でスポンジテープを触るとスポンジテープが取れてしまうことがあります。余り触らないようにして下さい。取れてしまった場合は市販のスポンジテープを貼り直すようにして下さい。
α線源は、ペルチェ素子よりも奥側の台座部分に直接置くようにして下さい。本体ユニットには傾斜が付けてあり液化したアルコールは手前側に流れるように設計されています。
液体のアルコールで濡れてしまっても観察は可能ですが、効率が落ちますので、濡れないように上流側に設置します。本製品は過飽和層が極薄く素子表面数 mm の領域にのみ存在しますので、線源を高く上げてしまうと観察しにくくなります。

また、トリウム及びその娘核種を含んだマントルやラジウムボールなどは設置してしば
らく経つとラドンガスが出てくるため、線源以外の所から飛跡が飛ぶようになります。ただし、空気中のラドントロン娘核種を捕集したガーゼなどからは、それ以上ラドンガスは出て来ません。
β線源としてランタンのマントルを使用する場合は、チャンバー内に入れると線源本体及びラドンガスからのα線が出てしまい、観察しにくくなります。このため、チャンバーの上部に線源を設置して、α線を遮蔽して観察します（図 19）。β線はランダムに方向を変えるため、チャンバー上部に線源を置いて観察しても、ペルチェ素子に平行な過飽和層に沿って走るβ線を観察することが出来ます。
さらに、β線を遮蔽するのに十分な厚さ（5mm 以上）のアルミ板などを挟むと、γ線だけをチャンバー内に入射することが出来ます。γ線は物質中で光電子などを叩き出してエネルギーを失いますが、その際に叩き出されたエネルギーを持った電子はβ線と全く同様の飛跡を示します。イベント数は当然β線を入れたときよりも落ちるため、十分な強さの線源を用意する必要があります。
全ての準備が整ったら、電源を投入して観察を行って下さい。条件にも依りますが、10数秒程度で飛跡が観察されはじめます（図 20-22）。上手く観察できない場合は、4 章 を参照して調整を行って下さい。
3.4 使用後のお手入れ
チャンバーはアクリル製ではなくポリスチレン製ですのでアルコールによるひび割れ等は発生しませんが、使用後は、良く乾かして下さい。特に EX 型で使用している側面照射LED の防水コーティング樹脂が常温で長時間アルコール蒸気に曝されると取れてしまうた
め、使用後は必ずチャンバーを外して乾かすようにして下さい。チャンバーの外側はガラ
ス繊維コーティングをしていますが、使用と共に擦り傷等付きますので、プラスチックコンパウンドなどで研磨して下さい。必要に応じて、液晶保護シートなどを貼ると良いでしょう。
ペルチェ素子表面は親水性コーティングを施してありますが、強くこすったりするとコーティングが取れてしまうため、添付の親水性コーティング剤（株式会社アドテック アド
バンスコート GTC-113）を塗布し直して下さい。コーティング剤自体が弾かれる場合は、素子表面を市販のクレンザーとスポンジで優しくこすって水洗いした後にアルコールで拭き取り、塗布するようにして下さい。塗布したあと、24 時間以上は濡らしたり触ったりしないようにする必要があります。

図 19: β線観察のためにマントル線源をチャンバー上部に設置した状況

図 20: 観察されたβ線の飛跡の一例。
一瞬、淡い飛跡しか見られないためじっくりと観察する必要がある

β線

α線

図 21: 観察されたα線の飛跡の一例。

図 22: β線を観察中に空気中のラドントロ

線源はランタンのマントル。本体はわンからのα線が同時に観察された例。はっざと傾けているので、素子よりも上流きりとした直線的なα線の飛跡とうっすら側に線源を設置するとアルコールでしか見えず折れ曲がっているβ線の飛跡が濡れずに効率的に長い飛跡の観察が比較できる。

出来る。二本の飛跡が交差する場合、後から来た方は前の飛跡により過飽和蒸気が消費されているため飛跡が途切れる様子が観察できる。

4. 上手く観察できない場合
本製品はあらゆる条件で確実に飛跡の観察を可能とすることを目指しており、ペルチェ素子による迅速確実な冷却、高電圧ユニットなどを用いた雑イオンの除去等を行っていますが、様々な要因で飛跡が観察されない場合があります。
4.1. 冷却不足冷却を行うペルチェ素子は、上部から下部側に熱を「輸送」する素子です。このため、廃熱をきちんと行う必要があり、高性能の CPU クーラーを使用しています。一枚だけでは性能不足であるため二枚重ねて使用していますが、CPU クーラーのヘッドと一枚目のペルチェ素子の間、及び一枚目のペルチェ素子と二枚目のペルチェ素子の間は高性能の熱伝導グリス（ZAWARD 社 MX-4）を用いて良好な熱接触を確保しています。この間に何らかの原因で異物が入り隙間が空いてしまうと、効率よく熱を輸送することが出来なくなります。
本体ユニットの上部を軽く動かしてから CPU クーラーのヘッドに押しつけ、熱接触が回復するか試して見て下さい。それでも回復しない場合は、CPU ファンのリテンションを外し、現在付いているグリスを綺麗にぬぐった上で、添付の CPU クーラー用のグリスや市販の高性能熱伝導グリスなどを均一に塗り伸ばし、熱接触を確保して下さい。リテンションを締めた状態でも CPU クーラーと黒いベースユニットの圧着テンションが弱い場合、リテンシ
ョン金具を調整して密着させる必要があります。秋吉までご連絡願います。
線源を入れない状態で、細かい霧が観察されるようであれば、冷却は上手く行っていると考えられます。なお、室温が極端に高い状態では素子の冷却が不十分になることがあります。室温が高いとアルコールを含ませたスポンジ部分の温度も高くなり蒸気圧が上がる
ため、夏場の室温 30℃程度の条件でも観察できることを確認していますが、極端に高温環境では動作の保証は出来ません。空調により室温を下げるようにして下さい。
現在出荷している製品は、素子表面で-40℃以下を達成していることを確認しています（室温 20℃程度の環境）。なお、デジタル赤外線非接触温度計等の製品があると、熱電対の貼付けを行わずに簡単に温度計測が出来、本装置を運用する上で大変便利です。
なお、特に EX 型に於いて、強い衝撃を受けると 2 段重ねになっているペルチェ素子の上段側が破損し、-15℃程度までしか冷えなくなり、飛跡の観察が出来なくなる場合があります。ペルチェ素子は 2 枚のセラミックス板の間に多数の P/N の半導体素子を互い違いに配置しており、衝撃を受けると接合部が剥離して電流が流れなくなります。5V の電源端子間の抵抗が、常温で 10Ω以上になると観察は困難になります。図 13 の ATX 電源からのペリフェラル電源コネクタ（大）で、黄色が 12V、赤が 5V、黒は GND です。赤い線に嵌合する端子と、その隣の線との間の抵抗を測定してみて下さい。輸送時には細心の注意を払って緩衝材などを使い衝撃がかからないようにしてください。また、取り付けのネジを締めすぎでも圧力で破損するため、調整の際は秋吉までご連絡願います。

4.2. 印加高電圧の不足・過剰雑イオンを除去するために高電圧を印加しています。インバーター回路を用いて、12V程度の直流入力電圧から 1200V 程度の交流の高電圧を発生させ、コッククロフト-ウォルトン回路を用いて倍の電圧の、直流の出力を得ています。高電圧にしてしまった後のコントロールは困難ですが、インバーターに入れる前の電圧は容易にコントロールできるため、以前販売していた製品では最大 50Ωの半固定抵抗器を一つ高電圧ユニットに備えていました。現在は、最大電圧で問題無いため、半固定抵抗器は廃止しています。ワニ口クリップの赤と黒の端子を近づけると、1-2mm 程度放電するようであれば正常です。
4.3. 雰囲気の調整
本製品が正常に動作している限り、ほぼいかなる環境下に於いても高電圧ユニットの働きで問題無く観察できることが確認されていますが、現在のところ、ストーブを使用している部屋ではしばらく観察が出来ないことが確認されています。これは、飛行機雲のことを思い出して頂ければ理解できるかと思います。霧箱での放射線の飛跡は、飛行機雲にたとえられることが多いかと思いますが、飛行機雲は、過飽和水蒸気中を飛行機が飛び、ジェットエンジンからの排気ガスが凝縮核となって水滴が生成しています。全く同様に、ストーブからの排気ガスが凝縮核となり、エタノールの液滴が生成してしまうのです。簡単には、ライターやガスコンロの炎の十分上の方にチャンバーのフタをかざし（ヤケド、火事に注意して下さい）、上昇気流を入れてから霧箱として動作させてみて下さい。真っ白な霧が観察できます。
現在販売している製品ではチャンバーの密閉度を上げており、ベースユニットの溝にアルコールを垂らすなどして密閉度を上げれば、高電圧ユニットの働きで数分程度で徐々に霧が晴れてきて観察が可能ですが、霧箱を使用する環境でのストーブの使用は、避けた方が無難でしょう。エアコンであれば、全く問題有りません。また、加湿機などによる極端な高湿度も同様の悪影響を与えます。ポットからの湯気を導入したチャンバー内では、嵐のような霧が観察できます。
4.4. アルコール
アルコールは、スポンジの糊を溶かさない程度にやや多めに注入した方が観察しやすいです。チャンバー底面にもある程度塗布しておいた方が良いでしょう。現行のトップフローファンを使用した SD 型（第 III 期型）では、チャンバー内部でアルコールが自然循環するように設計されており、半日以上の長時間の観察が可能ですが、状況によっては蒸発に伴いアルコールの量が減り、十分な蒸気圧を確保出来なくなってしまいますので、適宜補給を行って下さい。なお、使用するアルコールが経年劣化により酸化、吸水などしていると、上手く観察されないことがあるようです。本来のエタノールの臭いではなく、アルデヒドなどの臭いがするようであれば、新しいアルコールを使用するようにして下さい。変性アルコールは元から様々な不純物が含まれているため、使用しないで下さい。一方で、
試薬特級のような純粋なエタノールでなくても、イソプロピルアルコールの入った消毒薬でも全く問題有りません。純粋なイソプロピルアルコールの方が観察自体は綺麗に見えますが、臭いがきつくスポンジテープの糊を溶かしてしまうため、おすすめはしません。
動作中に頻繁にチャンバーを開け閉めすると、空気中の水分が結露して上手く見えなくなることもあります。この場合一旦電源を切ってアルコール、水分を拭き取ってから再度使用するようにして下さい。また、使用し終わった後はチャンバーを空気にさらして完全に蒸発させるようにして下さい。
通常販売しているチャンバーではスポンジテープは一段ですが、二段重ねにすることにより、さらにアルコール蒸気の供給量を増やすことが可能です。観察しにくくなるデメリットもありますので、適宜試して見るようにしてみて下さい。
4.5. 線源の強度不足
ランタンのマントルや、トリウムボールなどに含まれる核種は非常に半減期が長いため、減衰を考慮する必要はありませんが、空気中のラドントロンを捕集した場合は条件により（空調などにより換気されてしまっているなど）余り強い線源と成らない場合があります。
GM サーベイメーターなどできちんと捕集されていることを確認して下さい。なお、γ線のみを測定する線量計では有意な線量率の増加を確認できない場合がほとんどです。β線、α線を測定できる機種を使用するようにして下さい。
また、線源がアルコールの過飽和層からずれていると、上手くα線を観察できません。
設置位置が高すぎる場合など、調整するようにして下さい。線源がアルコールで濡れてしまうと遮蔽されて余り観察できなくなることがあります。本体はわざと傾けていますのでペルチェ素子よりも上流側に線源を設置することで濡れずにすみ、また素子の長さを一杯に使った飛跡の観察が出来ます。
β線の観察は飛跡が薄いため十分な強度の線源を使用する必要があります。マントル線源の使用を推奨致します。
4.6. 周辺が明るすぎる
高輝度の LED により、室内の蛍光灯程度の明るさであれば飛跡を観察可能ですが、余りに明るいと観察しにくくなります。室内を暗くするか、暗箱などを使用してコントラストを上げるようにして下さい。

5. その他
本製品は、放射線教育普及のために開発され、更なる高度化を目指して教育・研究者に有償で配布する研究開発の途上品、という位置づけです。出来る限り高性能、高信頼性となるように作成していますが、絶対に飛跡を観察できることを保証する物ではありません。
また、長期間の使用に伴い、チャンバーへの擦り傷、素子表面の塗装のはげ、スポンジテープの脱落などの劣化などが起こり得ます。これらの消耗要素は、ユーザーが各自でメンテナンスすることが可能です。
運用上の活用法、メンテナンスの際に必要な製作上の要素技術については、日本放射線安全管理学会誌 Vol. 16 (2017) p.72-78 と p.79-84 の二報の論文で公開していますので、参照願います。また、メンテナンスに便利な製品をパックにしたメンテナンスセットも販売しています。
放射線教育におけるペルチェ冷却式高性能霧箱の活用
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrsm/16/2/16_72/_article/-char/ja
ペルチェ冷却式高性能霧箱製作のための要素技術
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrsm/16/2/16_79/_article/-char/ja
消耗要素以外の、ファンが回らない、ペルチェ素子の温度がどうしても下がらない、LEDが点灯しない、等の問題が起こった際は、至急以下の連絡先までご連絡願います。販売後期限を切らず無期限で無償にて修理、交換を行わせて頂きます。
（ただし、往復送料は負担願います。また、お客様の使用上の問題に帰する場合は、有償での対応となりますのでご容赦願います）
本製品は放射線教育普及のために開発されているため、本製品を元にした更なる高性能霧箱の開発を歓迎します。ただし、一切の知的財産権は開発者である秋吉優史に帰属します。商品化して販売する場合は無断での本製品の仕様、機構の使用を固く禁じます。
故障、トラブル時の連絡先
博士（工学） 秋吉 優史
Mail: supackey@gmail.com
製品紹介ホームページ
http://bigbird.riast.osakafu-u.ac.jp/~akiyoshi/Works/CloudChamber.htm

6. 付属品について提供している製品には、メンテナンス用の親水コーティング剤と熱伝導グリス、それにα線観察用のサービス線源を添付しています（時期により、製品使用は異なります）。必要に応じてお使い頂ければと思います。親水コーティング剤は、3.4 節で説明していますが、ペルチェ素子表面に出荷時に塗布していますが、使用に伴い取れてくると、素子表面にアルコールが玉状に凝集して光が乱反射して観察がしにくくなります。台所用洗剤やクリームクレンザーなどで優しく表面の汚れを落とした後に、アルコールで拭き取り、ガーゼなどでコーティング剤を塗布してください。熱伝導グリスは、4.1 で説明していますが、良好な熱接触を確保するための物です。製造から数年経過すると、グリスに含まれる脂分が乾いてしまいます。この状態で衝撃が加わり剥離してしまうと正常な熱伝導が行えなくなります。経年と共に冷却能力が低下した場合、塗布を試みてください。サービス線源は、トリウム含有のランタンのマントルを切断した物です。ピンセットなどで取り扱ってください。

図 23: 左から、サービス線源、親水コーティング剤、熱伝導グリス。