Contrôleur de pression
modulaire PACE

Druck a développé et propose différents contrôleurs depression haute précision, conçu pour les bancs d'essai,l'étalonnage sur banc et sur panneau, les applications de test
et de surveillance.
La modularité offre à l’utilisateur plus de flexibilité, permetde réduire les arrêts de production ainsi que le coût global
de possession.

Caractéristiques générales• Choix de châssis et de modules de contrôleinterchangeables• Configurations des modules de contrôle à plage simple,
double et automatique• Contrôle de pression à haute vitesse : 5 secondes pouratteindre 300 CC*• Utilise la nouvelle gamme unique de capteurs de pression
piézorésistifs et résonants de Druck• 28 unités de pression sélectionnables et 4 unités définies
par l’utilisateur• Options pour Test de commutation, test de fuite,
programme de test, test d’éclatement, sortie analogique etcontact sec• Option aéronautique• Étalonnage négatif inclus en standard• Fonctionnement par écran tactile couleur haute résolution• Jusqu’à 210 bars (3000 psi/21 MPa) relatifs et absolu• Structure du menu guidé par des icônes intuitifs• Précision jusqu’à 0,001 % PE sur la plage de températureétalonnée• Compatible avec les progiciels type Labview• Exactitude de 2, 3,5 bars a 0,0004 % Lect + (0,0027 %) PE
8-71 bars a 0,0011 % Lect + (0,0026 %) PE• Stabilité à long terme à partir de 0,001 % PE par an• Option de référence barométrique• Connectivité RS232, IEEE, Ethernet et USB en standard* Un écart est possible en fonction de la configuration clientContrôleur de pression modulaire PACE

Le nouveau contrôleur de pression pneumatique modulaire PACE réunit les technologies les plus récentes en matière de contrôle
et de mesure de Druck pour offrir une solution élégante, rapide, polyvalente et économique au contrôle de la pression pour laproduction, les tests et l’étalonnage automatiques. Le PACE bénéficie d'un contrôle totalement numérique pour fournir un contrôlede stabilité et une vitesse de balayage élevés, tandis que ses capteurs numériquement caractérisés offrent la qualité, la stabilité,
la précision associées à la génération la plus récente de dispositifs piézo-résistifs et résonants TERPS.

Châssis PACE5000

Châssis PACE6000• Châssis du contrôleur de pression monovoie

Fonctions supplémentaires:• Écran tactile couleur simple d’utilisation• Châssis du contrôleur de pression double canal bi- voies• Peut être utilisé avec tout module de contrôle PACE CM
interchangeable en tant que contrôleur de pression posésur un plan de travail ou monté en rack

• Équipé de deux modules de contrôle PACE CM, le PACE6000
peut être utilisé en mode de contrôle une voie, gammes
combinées automatique ou double pression simultanée*• Menu intuitif des tâches avec fonctions basique,préréglage et diviseur en standard• Option aéronautique permettant un contrôle complet dansles unités aéronautiques• Tâches Test de pressostat, test de fuite, test d'éclatement,
programme de test, sortie analogique et contacts sanstension disponibles en option• Pas de limite de ratio de la plage de pression pour lesmodules• Multi language – tout language supplémentaire pourrépondre à des besoins spécifiques, peut être facilement
traduit et téléchargé• Connectivité RS232, IEEE, Ethernet et USB en standard

PACE CM - Module de contrôle de pression à
vitesse élevée• Module de contrôle robuste interchangeable installé entoute simplicité dans un châssis PACE
• Données d’étalonnage stockées dans le modulede contrôle (seul le CM nécessite un retour pourréétalonnage)• Contrôle de pression à haute vitesse• Grand choix de plages de pression• Choix d’une précision standard, élevé, premium ou deréférence• Référence barométrique disponible pour permettrel’indication et le contrôle pseudo relatif / absolue• Version aéronautique* pour la détermination automatique de la plage, les deux modules de contrôle doivent posséder une plage inférieure à 70 bar/1 000 psi ou supérieure à 70 bar/1 000 psi

Options PACE5000/6000
Test de contact
Cette fonction permet d’automatiser le test des pressostats.
Après le test, la pression à laquelle les contacts s'ouvrent et se
ferment ainsi que l'hystérésis de commutation sont affichées.
La tâche Test de contact peut également être réglée pourse répéter plusieurs fois pour faire travailler un contact ou
capturer les valeurs moyenne, max et min de commutation ducontact

Test de fuite
Le test de fuite applique un ou plusieurs tests de pression à
un système externe connecté à l'instrument pour déterminerles variations de pression dues à des fuites. Cette application
règle la pression du test et un délai d'attente pour éliminer leseffets adiabatiques potentiels à la pression de test et la durée
du test de fuite. Au terme du test, l’écran indique la pressionde départ, la pression de fin, le changement de pression et ledébit de fuite

Sortie analogique
La sortie analogique peut être programmée via l’écran dumenu de configuration pour fournir un signal proportionnel
à la gamme d’instruments sélectionnée. Cela permet
l'interfaçage de l’instrument avec un PC ou des cartes d’E/S
PLC, des affichages distants, des enregistreurs graphiques ou
d’autres équipements d’enregistrement de données.
Les utilisateurs peuvent sélectionner des sorties de 0 à 10 V,
0 à 5 V, -5 à 5 V et 0/4 à 20 mA. Précision par rapport à lapression mesurée de l’instrument hôte 0,05 % à la plage detempérature de fonctionnement de l’instrument hôte, tauxde mise à jour variable jusqu’à 80 lectures par seconde.
L’option est programmable entre la pression minimale et PE
pour une sortie proportionnelle à la pression.

Programme de test
L’option Test de programme permet de créer, stocker etexécuter de nombreuses procédures de test dans l’instrument
lui-même. Elle est particulièrement utile pour les procéduresplus longues, répétitives et laborieuses nécessitant desentrées manuelles pour le tests rapide des prototypages,
des fabrications et des cycles de vie. Les programmes detest peuvent aussi être transférés vers un PC à l’aide d’undispositif de stockage de masse pour modification ultérieure
et recopiés depuis un dispositif de stockage de masse vers
l’instrument.

Test d’éclatement
Le test d’éclatement est une application pour la série PACE
conçu principalement pour le test de pression des disques derupture. L’option test d’éclatement applique unepression incrémentée contrôlée et mesure avec précision lepoint de contact exacte auquel la rupture ou l’éclatement dudispositif intervient.

Contacts secs libres de potentiel(VFC)
Les contacts libres de potentiel permettent de contrôler despériphériques tels que les pompes à vide, les fours, etc.
Chaque option VFC dispose de trois contacts relais secs NO/
NF indépendants. Un certain nombre de conditions peuventêtre définies dans un instrument PACE pour déclencher lebasculement des contacts d’un relais.

Option aéronautique (PACE6000 uniquement,à utiliser avec les modules de contrôle PACE
CM2-A)
Contrôle simultané de la vitesse de l’air étalonnées et del’altitude (quand deux modules de contrôle PACE CM2-A sontutilisés) avec une fonction « Retour à la pression au sol ».
Indication et contrôle disponibles en unités aéronautiquespures:• Altitude : pieds ou mètres
• Vitesse : nœuds ou km/heure, mph• Mach : nombre de Mach
• Vitesse ascensionnelle : pieds ou mètres/minute, secondeCaractéristiques techniques
Mesure de pression

Plages de pression CM0/CM1/CM2 :25, 70, 200, 350 et 700 mbars relatifs ; 1, 2, 3,5, 7, 10, 20, 35, 70, 100, 135, 172, 210 bars relatifs
0,35, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000 psi relatifs
2,5, 7, 20, 35, 70, 100, 200, 350, 700 kPa relatifs ; 1, 2, 3,5, 7, 10, 13,5, 17,2, 21 MPa relatifs
Toutes les versions relatives sont disponibles avec un étalonnage négatif de série. Pour des plages de pressions absolues,
choisissez une quelconque plage de 1 bar ou plus et ajoutez l’option barométrique

Plages de pressions CM3 :1, 2,5, 7, 10, 20, 35 et 70, 100, 135, 172, 210 bar pseudo relatif
2, 3,5, 8, 11, 21, 36, 71, 101, 136, 173 et 211 bar absolu
15, 36, 101, 145, 290, 507, 1015, 1450, 1958, 2494, 3046 psi pseudo relatif
29,44, 73, 116, 160, 305, 522, 1030, 1465, 1973, 2509, 3060 psi absolu
0,1, 0,25, 0,7, 1,2, 3,5, 7, 10, 13,5, 17,2 21 MPa pseudo relatif
0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,1,2,1, 3,6, 7,1, 10,1, 13,6, 17,3, 21,1 Mpa absolu(plages disponibles, veuillez nous contacter)

Indication de dépassement de plage :10 % au-dessus de la plage de pressions (mbar/bar) pleine échelle

Milieux de pression :Gaz sec, sans huile, non corrosif maintenu à une valeur de 10 % au-dessus de la pression en sortie requise maximale, azote
ou air sec recommandé.

Écran
PACE5000

Affichage grand format, résolution VGA, couleur 4,3” TFT avec écran tactile intégré

PACE6000

Affichage grand format, résolution VGA, couleur 7” TFT avec écran tactile intégré

Rafraichissement sortie numérique

8 fois par seconde

Fréquence de rafraichissement sortie
numérique

2 fois par seconde

Lecture±9999999

Unités de pression

mbar, bar, Pa(N/m2), hPa, kPa, MPa, mmHg à 0°C, cmHg à 0°C, mHg à 0°C, inHg à 0°C, mmH2O à 4°C, cmH2O à 4°C, mH2O à 4°C,
mmH2O à 20°C, cmH2O à 20°C, mH2O à 20°C, kg/m2, kg/cm2, torr, atm, psi, lb/ft2, inH2O à 4°C, inH2O à 20°C, inH2O à 60°F, ftH2O à
4°C, ftH2O à 20°C, ftH2O à 60°F, définie par l’utilisateur 1, définie par l’utilisateur 2, définie par l’utilisateur 3, définie par l’utilisateur 4

Performances
Précision standard PACE CM0

0,02 % Lect + 0,02 % PE (25 mbar : 0,20 % Lect + 0,20 % PE, 70 mbar : 0,10 % Lect + 0,10 % PE, 200 mbar : 0,04 % Lect + 0,04 % PE)
comprend la linéarité, l’hystérésis, la répétabilité et les effets de la température sur la plage de température étalonnée, etsuppose une température stable et une mise à zéro régulière.

Stabilité du contrôleur PACE CM00.005% PE

PACE CM1 haute précision

0,01 % Lect + 0,01 % PE (25 mbars : 0,10 % Lect + 0,10 % PE, 70 mbars : 0,05 % Lect + 0,05 % PE, 200 mbars : 0,02 % Lect + 0,02 % PE)
inclut la linéarité, l’hystérésis, la répétabilité et les effets de température sur une plage de températures étalonnée, pour despressions relatives, et suppose une température stable et une correction de zéro régulière.

Stabilité du contrôleur PACE CM1

0,003 % PE (plage 25 mbars = 0,005 % PE)

PACE CM2 précision premium

0,005 % Lect + 0,005 % PE (25 mbar : 0,05 % Lect+ 0,05 % PE, 70 mbar : 0,025 % Lect + 0,025 % PE, 200 mbar : 0,01 % Lect + 0,01 % PE)
comprend la linéarité, l’hystérésis, la répétabilité et les effets de la température sur la plage de température étalonnée, pour etsuppose une température stable et une mise à zéro régulière.

PACE CM2 - Stabilité du contrôleur

0,001 % PE (25 mbars = 0,004 % PE. 70 mbars = 0,003 % PE)

PACE CM2-A Aéronautique

Plage d’altitudes : -3 000 à +55 000 pi
Précision de l’altitude : @ niveau de la mer ±2 pieds, @ 8 500 pieds ±3 pieds, @ 35 000 pieds ±9 pieds
Exactitude de l’altitude RVSM : @ niveau de la mer ±5 pieds, @ 29 000 pieds ±25 pieds, @ 41 000 pieds ±46 pieds, @ 35 000
pieds ±33 pieds
Plage de vitesse de l’air : jusqu’à 650 nœuds
Précision de la vitesse de l’air : @ 50 nœuds ±1,00 nœud, @ 250 nœuds ±0,21 nœud, @500 nœuds ±0,11 nœudPlage de pression –1 à +1 bar g, précision de la pression 0,005 % Lect + 0,005 % PE comprend la linéarité, l’hystérésis, larépétabilité et les effets de la température et suppose une température stable et une mise à zéro régulière.
Précision de référence à 1 300 mbar 0,005 % PE, comprend la non-linéarité, l’hystérésis, la répétabilité et les effets de latempérature sur la plage de température étalonnée.

Précision de référence PACE CM3

Stabilité du contrôleur PACE CM30,001 % PE pour 2, 3,5 bar a, comprend la non-linéarité, l’hystérésis, la répétabilité et les effets de la température sur la plagede température étalonnée.

0,0015 % PE pour 8-211 bar a, comprend la non-linéarité, l’hystérésis, la répétabilité et les effets de la température sur la plagede température étalonnée.
0,001 % de plage absolue PE
Exactitude des plages absolues 2, 3,5 bar (2 Sigma) sur la plage de température étalonnée 0,0004 % Lect + 0,0027 % PE .
8-101 bar 0,0011 % Lect + 0,0026 % PE*
136 bar 0,0025 % Lect + 0,0023 % PE*

Exactitude PACE CM3

173 bar 0,0026 % Lect + 0,0022 % PE*
211 bar 0,0027 % Lect+ 0,0022 % PE*

Comprend la précision de la mesure, la stabilité à long terme de la mesure (voir ci-dessous) et l’incertitude de l’étalon. L’exactitudede la plage de pseudo relative (3,5 bar et en-dessous) devra comprendre l’incertitude du baromètre en utilisant la méthode de lasomme des moindres carrées).

* Pour obtenir une performance optimale, un tarage par rapport au baromètre interne est recommandé tous les 28 jours.

Performance (suite)
Stabilité à long terme des PACE CM

Plages CM0, CM1 et CM2 : 2 bar rel à 210 bar rel (30 psi rel à 3 000 psi rel) 0,01 % de la lecture par an, 1 bar rel 0,02 % de lalecture par an et 25 mbar rel à 700 mbar rel 0,03 % de la lecture par an, suppose une mise à zéro régulière. Plages CM3 : 2,
3,5 bar a 0,0025 % PE sur un an. Plages CM3 : 8-211 bar a 0,001 % PE par 28 jours*
CM0-B, CM1-B, CM2-B, CM3-B et CM2-A : Capteur de référence barométrique 0,05 mbar a ou 0,00072515 psi par an.

Précision de la pression négative

L’erreur maximale à une valeur de pression donnée est égale à l’erreur maximale à la valeur de pression positive équivalente

Plage de précision pseudo

Pseudo Absolue : Précision en mode relatif+ précision barométrique / Pseudo relatif : Précision en mode Absolu + précision
barométrique

Précision PACE CM0-B référence
barométrique

Précision pour la référence barométrique optionnelle 0,10 mbar ou 0,001450 psi. Comprend la non-linéarité, l’hystérésis, larépétabilité et les effets de la température sur la plage de température étalonnée.

Précision PACE CM1-B référence
barométrique

Précision pour la référence barométrique optionnelle 0,05 mbar ou 0,000725 psi. Comprend la non_linéarité, l'hystérésis,larépétabilité et les effets de température sur la plage de température étalonnée.

Précision PACE CM2-B référence
barométrique

Précision pour la référence barométrique optionnelle 0,025 mbar ou 0,0003525 psi. Comprend la non_linéarité, l'hystérésis, larépétabilité et les effets de la température sur la plage de température étalonnée.

Précision PACE CM3-B référence
barométrique

Précision pour la référence barométrique optionnelle 0,020 mbar ou 0,0002901 psi. Comprend la non-linéarité, l'hystérésis, larépétabilité et les effets de température sur laplage de température étalonnée.

Exactitude PACE CM3-B référence
barométrique

Exactitude du baromètre (2 sigma) = 0,1mbar sur toute la plage de température. Comprend la précision de mesure, lastabilité sur un an et l'incertitude de l'étalon <= (0,0032% Lect + 0,7 Pa).

Consommation de gaz

La totalité du gaz d’alimentation est délivré au système. Aucun gaz n’est utilisé en mode Mesure ou quand l’instrument est
éteint.

Caractéristiques Électrique
Alimentation électrique

90 V c.a. à 130 V c.a. @ 47 à 63 Hz & 180 V c.a. à 260 V c.a. @ 47 à 63 Hz. Entrée universelle via un connecteur IEC320 C14.

Classement contact VFC

30 V c.c. 1 A résistif/200 mA inductif

Communications
Communication

RS232, USB et IEEE-488, SCPI, émulation (DPI520, DPI500, DPI510 & DPI515 en fonction du modèle) Ethernet (VXI-II & Sockets via SCPI)

Caractéristiques environnementales
Température

Fonctionnement de 10°C à 50°C (50°F à 122°F)
Étalonné de 15°C à 45°C (59°F à 113°F)

Stockage de -20°C à 70°C (-4°F à 158°F)
Humidité

5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation

Étanchéité

IP20 (EN60529), utilisation en intérieur uniquement

Vibrations

Conforme à Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3 et MIL-T-28800E Cat 2

Chocs

Chocs mécaniques conforme à EN61010

Conformité

LVD EN 61010, CEM EN 61326, PED, ROHS & WEEE - Marquage CE

PhysiqueChâssis PACE - Poids

PACE5000 5 kg ou 11 lbs, PACE6000 6,7 kg ou 17,7 lbs

PACE CM - Poids

5 kg ou 11 lbs

PACE CM - Raccord de pression

G 1/8 femelle (1/8 NPT femelle avec adaptateur pour l’Amérique du Nord)

PACE 5000 - Dimensions

440 x 88 mm (2U) x 320 mm (17,3 x 3,47 x 12,6 pouces)

PACE 6000 - Dimensions

440 x 132 mm (3U) x 320 mm (17,3 x 5,2 x 12,6 pouces)

Informations de commande
Indiquez ce qui suit (le cas échéant)5. Module de contrôle PACE - Plage de pressions
psiPa

25 mbar rel

0,35 psi relatif

2,5 kPa relatif

70 mbar rel

1 psi rel

7,0 kPa rel

200 mbar rel

3 psi rel

20,0 kPa rel

350 mbar rel

5 psi rel

35,0 kPa rel

700 mbar rel

10 psi rel

70,0 kPa rel

1 bar rel15 psi rel

100,0 kPa rel

2 bar rel

30 psi rel

200,0 kPa rel

3.5 bar rel

50 psi relatif

350,0 kPa rel• Programme de test - écrit et sauvegarde plusieurs
programmes de test

7 bar rel

100 psi rel

700,0 kPa rel

10 bar rel

150 psi rel

1,0 MPa rel• Test d'éclatement - Pour tester le point de rupture souspression

20 bar rel

300 psi rel

2,0 MPa rel

20 bar rel

500 psi rel

3,5 MPa rel

20 bar rel1000 psi rel

7,0 MPa rel

100 bar rel

1 500 psi rel

10,0 MPa rel

135 bar rel

2 000 psi rel

13,5 MPa rel

172 bar rel

2 500 psi rel

17,2 MPa rel

210 bar rel

3 000 psi rel

21,0 MPa rel

700 mbar pseudo rel

10 psi pseudo rel

70,0 MPa pseudo rel

1 bar pseudo rel

15 psi pseudo rel

100,0 kPa pseudo rel

1. Châssis PACE
• Châssis PACE5000 monovoie - Châssis I5000• Châssis PACE6000 bi-voies - Châssis I6000

2. Châssis PACE - Options
La gamme des fonctions en option inclut les suivantes :• Test de contact - Étalonnage précis des test de contacts• Test de fuite - Mesure automatiquement les taux de fuites
dans les unités/minute ou les unités/seconde souhaitées• Sortie analogique - Pour l’intégration dans les applications
ATE plus anciennes• Contacts libres de potentiel – pour le déclenchement
automatique des dispositifs auxiliaires• Aéronautique (PACE6000 uniquement) - Permet de tester
et d’étalonner des instruments aéronautiques

3. Châssis PACE - Câble secteur
Choisissez-en un dans la liste:bar
CM2 ,CM1 ,CM02 bar pseudo rel

30 psi pseudo rel

200,0 kPa pseudo rel• Prise pour câble secteur IEC-RU

3,5 bar pseudo rel

50 psi pseudo rel

350,0 kPa pseudo rel• Prise pour câble secteur IEC-Japon

7 bar pseudo rel

100 psi pseudo rel

700,0 kPa pseudo rel• Prise pour câble secteur IEC-UE

10 bar pseudo rel

150 psi pseudo rel

1,0 MPa pseudo rel• Prise pour câble secteur IEC-USA

20 bar pseudo rel

300 psi pseudo rel

2,0 MPa pseudo rel• Prise pour câble secteur IEC-Afrique du Sud/Inde

35 bar pseudo rel

500 psi pseudo rel

3,5 MPa pseudo rel• Prise pour câble secteur IEC-Chine

70 bar pseudo rel

1 000 psi pseudo rel

7,0 MPa pseudo rel• Prise pour câble secteur IEC-Australie/Nouvelle-Zélande

100 bar pseudo rel

1 500 psi pseudo rel

10,0 MPa pseudo rel

Région d’utilisation

135 bar pseudo rel

2 000 psi pseudo rel

13,5 MPa pseudo rel

Veuillez indiquer la région d’utilisation en vue de laconfiguration de l’instrument :172 bar pseudo rel

2 500 psi pseudo rel

17,2 MPa pseudo rel

210 bar pseudo rel

3 000 psi pseudo rel

21,0 MPa pseudo rel• Europe• Amérique du Nord
• Japon• Asie• Reste du monde

4. Module de contrôle PACE - Précision• PACE CM0 = Standard• PACE CM1 = Élevée• PACE CM2 = Premium• PACE CM3 = Référence

bar

psi

Pa

2 bar a30 psi a200,0 kPa a

3,5 bar a

50 psi a

350,0 kPa a

8 bar a116 psi a

0,8 MPa a

11 bar a

160 psi a

1,1 MPa a

21 bar a

304 psi a

2,1 MPa a

36 bar a

522 psi a

3,6 MPa a

71 bar a

1 029 psi a

7,1 MPa a

101 bar a

1 465 psi a

10,1 MPa a

136 bar a

1 973 psi a

13,6 MPa a

173 bar a

2 509 psi a

17,3 MPa a

211 bar a

3 060 psi a

21,1 MPa a

1 bar prel

15 psi prel

100,0 kPa prel

2 bar prel

30 psi prel

200,0 kPa prel

3,5 bar prel

50 psi prel

350,0 kPa prel

7 bar prel

100 psi prel

700,0 kPa prel

10 bar prel

150 psi prel

1,0 MPa prel

20 bar prel

300 psi prel

2,0 MPa prel

35 bar prel

500 psi prel

3,5 MPa prel

70 bar prel

1 000 psi prel

7,0 MPa prel

100 bar prel

1 500 psi prel

10,0 MPa prel

135 bar prel

2 000 psi prel

13,5 MPa prel

172 bar prel

2 500 psi prel

17,2 MPa prel

210 bar prel

3 000 psi prel

21,0 MPa prel

CM3

6. Module de contrôle PACE - Option barométrique
Fournit une pression absolue en plus de la pression relative.
En mode Absolue, ajoute la pression barométrique à laplage de pression relative. Le contrôle de pression dans laplage absolue n’est pas disponible pour les CM0-B/CM1-B/
CM2-B avec une plage relative de 700 mbar (10 psi, 70 kPa)ou en-dessous• PACE CM0-B = Standard• PACE CM1-B = Élevée• PACE CM2–B = Premium
Fournit une pression relative en plus de la pression absolue
En mode relatif , soustrait la pression barométrique de laplage de pression absolue. Non disponible pour les plages depression absolue inférieure à 2 bar (30 psi, 200 kPa).
• PACE CM3-B = Précision de référence

7. Module de contrôle PACE - PACE6000 Option
aéronautique• PACE CM2-A = -3 000 à + 55 000 ft (altitude)• PACE CM2-A = jusqu’à 650 noeuds (vitesse de l’air avec
vrai nombre de Mach)8. Accessoires physiques
Référence

Description

IO-ADAPT-G1/4

Adaptateur G 1/8 mâle à G 1/4 femelle

IO-ADAPT-1/8NPT

Adaptateur G 1/8 mâle à 1/8 NPT femelle

IO-ADAPT-1/4NPT

Adaptateur G 1/8 mâle à 1/4 NPT femelle

IO-ADAPT-7/16UNF

Adaptateur G 1/8 mâle à 7/16 - 20 UNF femelle

IO-ADAPT-AN4

Adaptateur G 1/8 mâle à AN4 37 degrés femelle

IO-ADAPT-AN6

Adaptateur G 1/8 mâle à AN6 37 degrés femelle

IO-ADAPT-BARB

Adaptateur G 1/8 mâle à DI 1/4 Tube

IO-ADAPTOR-KIT

Contient un de chacun des adaptateurs ci-dessus.

IO-DIFF-KIT-LP

Kit de raccordement différentiel basse pression
Permet d’atténuer l’impact des changements thermiques et/ou de pression dans les conditions ambiantes qui se produisentpendant le cycle de mesure.

IO-NEG-G-GEN-1

Générateur de pression négative
Utilisé pour générer une petite pression relative négative (effet Venturi) pour permettre le contrôle à pression zéro sans avoir besoind’une pompe à vide.

IO-VAC-SYS

Kit de soupape antiretour système à vide
Permet de libérer la pression pour décharger la pompe à vide vers l’atmosphère, améliorant ainsi la performance de contrôle detoute pression positive en aval.

IO-SNUBBER-1

Port de référence d’amortisseur
Ajoute une constante de temps pneumatique au capteur, atténuant ainsi l’effet des cavitations.

IO-DIFFUSER-1

Échappement de gaz du diffuseur
Se visse sur l’orifice d’admission -ve afin de disperser le gaz refoulé.

IO-RMK-P6000

Kit de montage en rack PACE6000
Kit de montage en rack 19”

IO-RMK-P5000

Kit de montage en rack PACE5000
Kit de montage en rack 19”

IO-FILTER-KIT

Kit de filtre - Collecteur de contrôleContient 5 filtres pour les ports de pression du module de contrôle.

IO-IML-2

CÂBLE SECTEUR - FICHE JAPONIO-IML-3

CÂBLE SECTEUR - FICHE UE

IO-IML-4

CÂBLE SECTEUR - FICHE USA

IO-IML-5

CÂBLE SECTEUR - FICHE AFRIQUE DU SUD/INDE

IO-IML-6

CÂBLE SECTEUR - FICHE CHINE

IO-IML-7

CÂBLE SECTEUR - FICHE AUS/NZ

Copyright 2022 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38476-FR(05/2024)

druck.com