1

Limovie0.9.99.5A-4zによる恒星食解析手順（CMOSカメラ＋SharpCap用）（PPS発光補正機能含）
2021.1.11
Rev. 05

・撮影時の配慮すべき点について
１．PPS発光は、撮影時の前後に撮影と同じ露光時間同じファイル内で撮影すること。
Gainは変更可能。ただし、実際の観測時のGainは報告の為記録のこと。
２．露光時間は下記表から選択して使うと、PPS発光による補正が行える。約30秒発光でOK

2

3

観測ビデオを開く4

マウスカーソルをこの領域に持ってくると露光時間が表示される

PPS発光の検出枠開いた観測画像

SharpCapの様なAVI
ファイルを読み出すとフレームレート値が計算され、自動的にタイムスタンプの欄がSharpCap用になる。

5

観測前のPPS測光②’ PPS発光の検出枠が対象星と同じ高さに移動する。

①観測前PPS測光開始位置へ移動②対象星を選択。キャップ等して見えない場
合、対象星が観測されるおおよその位置をクリックする。

④PPS測光開始③位置が変わらない様にAnckor
又はOFFを選択⑤観測前PPS測光終了

観測前のPPS測光

測光中の様子PPS発光検出6

観測前のPPS測光

PPS測光終了後
SharpCap Timing Analysisを押す

7

観測前のPPS測光

SharpCap Timing Analysis初期画面①SharpCapのタイムスタンプ検証する

8

観測前のPPS測光②ところどころタイムスタンプ書き込み遅れ見られるが大きな異常無し見られるが大きな異常無いこと確認③LED Brightnessを押し表示変更

9観測前のPPS測光④-1.中心がピンクで下のラインに向かっている点を探し、下のラインと合流する手
前の点をクリック（中心が白いピンク点は違うので注意）
露光時間により右下がりの場合がある。
P.2を参照のこと。

10

観測前のPPS測光④-2.直線補間するため前後に対象点を広げる⑤選ばれた点を使って直線補間実行

11

12

観測前のPPS測光

PPS発光開始（＝X.000秒）のフレーム⑥得られた値をAddしてMemoryに記録測定されたPPS発光（UTC）に対するタイムスタンプの平均遅れ

13

観測前のPPS測光②一旦この画面を終わる。

①記録された時刻補正データ

14

観測前のPPS測光②このデータが消える①DataRemoveを押して「はい」を押す。→観測前PPSのCSVデータを消去

観測後のPPS測光

15④SharpCap Timing
Analysisを押す①観測後のPPS測
光開始位置へ移動②PPS測光開始③観測後のPPS測光終了

観測後のPPS測光

16

観測前のPPS測光と同様にP.8-12を行い、Memoryに追加する。

観測後のPPS測光

観測前後のPPS測光データを収集したらApply to Analysisを押す。
直ぐ上のバーグラフが右端まで到達したらこの画面を消す。

17

18

対象星 測光

このデータが消える

時刻補正が反映されたら日時枠が水色になる。
これを確認したらDataRemoveボタン押し、「はい」を押して、CSVファイルを消す。

19

対象星 測光

②対象星を選択①対象星測光開始
位置へ移動④Threshholdを調整（暗い星は小さめにすると良い）⑤Driftを選択③Standardを選択
⑥測光開始

⑦測光終了

⑧念のためCSV
ファイルを保存する回折シミュレーションと現象時刻導出（IOTA_Preston氏予報の場合）（Occult4等の予報の場合）はP26へ

グラフを出す前に、Asteroid timing guideボタンを押す。

20

回折シミュレーションと現象時刻導出（IOTA_Preston氏予報の場合）

21

下記Preston氏の予測サイトに行き、事象の詳細データをコピーする。

http://asteroidoccultation.com/IndexAll.htm
注意：
ここに掲載されたデータは別の現象のものです。。

PCのキーボードでCtrl+Aですべての文字を選択し、Ctrl+Cでコピーできる。

回折シミュレーションと現象時刻導出（IOTA_Preston氏予報の場合）
回折シミュレーションと現象時刻導出

注意：
ここに掲載されたデータは別の現象のものです。。

白枠にマウスカーソル持っていき、マウス右ク
リックで貼り付け またはCtrl+Vでデータを貼り付ける。

22

回折シミュレーションと現象時刻導出（IOTA_Preston氏予報の場合）注意：
ここに掲載されたデータは別の現象のものです。。

白枠に貼り付けられたデータから、日付、小惑星、対象星、影の速度、小惑星までの距離が算出記載される。

23

回折シミュレーションと現象時刻導出

観測者の名前を記入。英文半角で名の頭文字+”.”+半角スペース+姓
Apply and open Graphを押してグラフ出す。

24

回折シミュレーションと現象時刻導出（IOTA_Preston氏予報の場合）

25

小惑星名、対象星、日付、観測者名が記載されたグラフが出現

注意：
ここに掲載されたデータは別の現象のものです。。

グラフの一部を拡大するため見たい場所をクリッ
クして赤点を表示し、Width-Partを押す
さらに拡大するにはScaleの値を大きくする

P31へ移動回折シミュレーションと現象時刻導出（Occult4等の予報の場合）①減光ポイントに一番近いところに赤点になっているか確認。違っていたらクリックして変更する。

②グラフに名前と現象名記載のためIndetificationボタン押す

26

回折シミュレーションと現象時刻導出（Occult4等の予報の場合）

青枠に現象日(UTC)、対象星、観測者名を記載し、赤枠のチェックを外し、Applyを押すとグラフに表示される。

27

回折シミュレーションと現象時刻導出（Occult4等の予報の場合）

ここをダブルクリックして距離と速度を求める画面を出す。

28

回折シミュレーションと現象時刻導出（Occult4等の予報の場合）

予報マップからMax Duration、Dia、Parallaxの値を読み取る

29

回折シミュレーションと現象時刻導出（Occult4等の予報の場合）

前頁で読み取った値を青枠内に入力し、赤枠のボタンを押すと、距離と速度が入力される。

30

回折シミュレーションと現象時刻導出

CMOSカメラを使って撮影した場合、SpecialEffectのCCD欄からIMX290を選択。

31

回折シミュレーションと現象時刻導出

P.21~30で求められた値が入っている。

①減光点前後 数～10ポイント程度を外して30～50ポイン
トそれぞれ選択するよう、矢印ボタンで調整する。
②Fit to Diffraction Curveボタンを押す。

32

回折シミュレーションと現象時刻導出

Diffraction Curveを確認する。
時間軸拡大したい場合Scaleの値を大きくする。

33

回折シミュレーションと現象時刻導出

縦線の範囲は光量の誤差+/-1σ

横線の範囲は時間の誤差+/-1σ
黄線は減光推定時刻①減光推定時刻を知るために
Magnitude Calcボタンを押す。

34

回折シミュレーションと現象時刻導出

CMOSカメラではFirst field
WAT100Nが選択されていることを確認

これが時刻補正された減光時刻グラフに記入する場合これらをチェックする。

35

補足
PPS LED光の明るさについて[cmos_cam_observation :76] LED 光の明るさについて より

宮下です。
ご要望の多かった、LED光の明るさについてです。
添付の画像をご覧ください。
Suitable が適切な明るさ、
OverExposure は明るすぎ、UnderExposure は暗すぎ です。
SharpCapのヒストグラムに現れるのは...
OverExposure では右側に偏ったグラフになります。
ここで、右側に縦直線が現れる、というのは、サチったピクセルがたくさんあることを示しています。多少はサチっていてもよいですが、それだと直線に近似できるフレーム数の数が減ってしまいます。
Suitable は、真ん中より右側にヒストグラムのピークが来ます。
UnderExposure では、かなり左側、つまり暗いピクセルが多くなります。バックグラウンドが暗ければ、これでもよいのですが。
ヒストグラムを見る方法は、観測時にプレビューを使って、必要に応じて手早くできる方法です。
一方、予め短時間試しにキャプチャできたら、Limovieで見てみればよいのです。
画面上のどこか適当なところをクリックすると、Operation Guideのウインドウが開きます。このグラフは、上の緑色のラインがサチレーションの明るさ。赤色のラインが光量ゼロです。
ご覧の通り、OverExposureでは、サチっているのが一目でわかります。UnderExposureが暗すぎるもわかると思います。
注目していただきたいのは Suitable で、LED光がグラディエーションを描いて下ほど明るくなっているのが分かります。つまり、下のラインほど先に露光が始まることがこれから明らかです。それはともかく、これなら充分光量の変化をとらえられでしょう。
ただ、もう少しOverExposure気味でも充分時刻解析できます。
ご参考になさってください。
宮下和久

適切な明るさ
Limovie画面

SharpCap画面上限より下に分布がある

ヒストグラムの山が右の壁と中央の間にある明るすぎLimovie画面

SharpCap画面上限に到達している

ヒストグラムの山が右の壁に入ってしまっている暗すぎ
Limovie画面

SharpCap画面下限に近いところに分布がある

ヒストグラムの山が左の壁に入ってしまっている