电子负载装置（DC）
PLZ-4WL 系列目录用0.3V就可满负荷加载100A！
实现了低电压、高速大电流的电子控制佳操作性
用途
PLZ-4WL 系列是一种直流电子负载装置，传承了本公司传统产品(4W 系列 ) 的极佳操作性，在低电压大电流领域内，实现了高速电
流的上升和下降速度。可以适用于 6 种动作模式，具备时序、切换、软启动、计测时间和电压等各种功能。不只可以用于 CPU 用电源
等常规负载试验，而且是实施高速电流响应试验等的佳选择。并可
在实施大功率二次电池的单元试验时采用极其紧凑的小型仪器装置( 与本公司传统产品相比，约 50%），从而能够力求节省设备的占地空间位置。

■ CPU 用低电压电源试验■ 大电流二次电池放电试验■ 太阳能电池 IV 特性试验■ 各种二次电池、电源阻抗试验■ 继电器、开关器试验■ 无电刷电机吸收浪涌■ 保险丝熔断试验

直流电子负载装置

PLZ-4WL series■ 产品系列型号名称

动作范围

PLZ164WL
PLZ334WL

0.3V 〜 30V

电流电力50A

165W

100A330W■ USB/GPIB/RS232C 标准装备特长 / 功能现了低电压工作装备了低量程 (1/100)

高速通过速率只需 50mV 即可运转工作。0.3V 以下时，可通过减

CC、CR、CP 各种模式均具备 H、M、L 三种量程。L负载输入端子电压为 2.3V 时，可以实现 50A/μs 的少电流予以使用量程为 1/100，只用一台就可以适用小功率至大功率。

通过速率。

▼ 工作领域概念图

1000.0100A
40A■ 规格领域■ 可运转工作领域

100.0

PLZ334WL 的电流设定分辨率

传统产品（PLZ334W）

30V

PLZ334WL

10.0电压
1.0

H 量程5mA

M 量程

0.5mA

L 量程

0. 05mA

0.3V

0.150mV

100A
0.010204060

80

100

▲ 电流上升时间换算 ：约 2μs（PLZ334WL）

120

电流

▲ 电流下降时间换算 ：约 2μ（PLZ334WL）实施放电试验时的便捷功能

时序功能其他功能便于计测二次电池放电功率的自动停止加载计时功具备常规和初始这样两种时序运转模式。初始模式

切换动作、设置存储器 (100)、CC 软启动、设定通过能、切断电压设定功能。

的 Min 步进时间为 25μs，可以利用触发输出入功能，

速率 (CC)、设定响应 (CV、CR 各 2 个梯次 )、电流监

与外设仪器同步运行。

控输出、遥控感测等※ 不能执行主从控制并列运转可设定自动停止加载计时电压（T cut off）
，显示出经过设定时间之后的电压（V2）可设定 UVP检测电压（V1），显示出达到设定电压之前的经过时间（Tcount）。

外设模拟控制选购件不只具备 CC、CR、CP、CV 的外设控制，而且还可■ 低电感电缆线［TL01-PLZ(50cm)］［TL02-PLZ(1m)］［TL03-PLZ(2m)］

以从外面将可重叠电流的 CC 重叠输入到当前的 CCV2设定值内。并可切换 LOAD ON/OFF。
V10T cut off

T count■ 机架底座用配套件［KRA150( 用于毫米 )］［KRA3( 用于英寸 )］■ 应用程序软件［Wavy for PLZ-4W］

时间可便于利用电脑来模拟电流波形，
并可记录测试数据

保护功能
动作模式
为确保安全而设有各种保护，可以发出警报。
可适用 6 种模式（恒流、恒阻、恒压、恒功率、恒警报器可以向外面输出报警。

流＋恒压、恒阻＋恒压）

逆向连接保护可以利用保险丝来切断电源。

▲ 低电感电缆线规

格机型

PLZ164WL

CC, CR, CV, CPMax 步进数256

电流

50A

100A

步进执行时间

1ms 〜 999h59min

功率

165W

330W

分辨率

1ms, 100ms, 1s, 10s, 1min

※150mV（typ）

H

0A 〜 50A

0A 〜 100A

动作模式

CC, CRM

0A 〜 5A

0A 〜 10A

Max 步进数1024

L

0A 〜 500mA

0A 〜 1A

步进执行时间

25μs 〜 100ms

H

0A 〜 52.5A

0A 〜 105A

M

0A 〜 5.25A

0A 〜 10.5A

L

0A 〜 525mA

0A 〜 1.05A

H2mA5mA

M

0.2mA

0.5mA

L

0.02mA

0.05mA

设定精度

H, M, L±（0.2% of set ＋ 0.1% of f.s.※2）＋ Vin / 150kΩ※3输入电压波动 ※4

H, M, L±（0.1% of set ＋ 0.02% of f.s.※2）

EXT cont MODE

CC、CR、CP外设电压控制0V～10V时为额定量程的0～100%。

rms ※54mA

8mA

EXT cont ADD

p-p ※640mA

80mA

可按CC模式外设电压控制0V～±10V时为额定量程的0～100%的本地设
定值、ExtCont设定值进行加法计算。

可设定范围分辨率脉动H
工作范围MLH可设定范围ML分辨率设定精度  ※7
工作范围恒压模式（CV模式）

可设定范围分辨率输入电流波动可设定范围分辨率设定精度电压计

表示表示切换模式

表示

26针MIL系列连接器

CV模式外设电压控制0V～10V时为额定量程的0～100%。
电流监控输出。10Vf.s.(H/L量程)，1Vf.s.(M量程)。

16.5S 〜 300μS

33.3S 〜 600μS

LOAD CONT INPUT

CMOS信号L电平（或H）开始加载。可切换正负电平（60.6mΩ 〜 3.33kΩ）（30.3mΩ〜 1.667kΩ）

RANGE CONT

外设量程切换输入。2bit

1.65S 〜 30μS

3.3S 〜 60μS

ALARM INPUT（606mΩ〜 33.3kΩ）（303mΩ 〜 16.67kΩ）

按10μs以上的时间输入CMOS信号L电平时，警报器启动工作。
内部线路为10kΩ时，上拉至5V。

TRIG INPUT暂停状态时、已按10μs以上的时间输入CMOS信号L电平时，解除暂停。
内部线路为10kΩ时，上拉至5V。

ALARM CLEAR
INPUT

按100μs以上的时间输入CMOS信号L电平时，执行解除警报操作。内部线路为10kΩ时，上拉至5V

LOAD ON STATUS

开始加载时ON。采用光电耦合器的开路集电极。

173.25S 〜 0S

346.5S 〜 0S

（5.77mΩ 〜 OPEN）（2.886mΩ 〜 OPEN）

17.325S 〜 0S

34.65S 〜 0S

（57.7mΩ〜 OPEN）（28.86mΩ〜 OPEN）

1.7325S 〜 0S

3.465S 〜 0S

（577mΩ 〜 OPEN）（288.6mΩ〜 OPEN）
600μS

L30μS

60μS

输入输出信号

RANGE STATUS

量程状态输出。2bit

ALARM STATUS

警报器（OVP、OCP、OPP、OHP、REV、UVP）启动工作时、以及外部输入警报时ON。

SHORT SIGNAL OUT 继电器触点输出（DC30V/1A）
前置BNC端子H, M, L±（0.5% of set※8 ＋ 0.5% of f.s.※2）＋ Vin / 150kΩ

TRIG OUT

序时运转动作、切换动作时，输出脉冲。

H

0.3V 〜 30V

IMON OUT

1Vf.s(H/L量程)、0.1Vf.s(M量程)与内部共用地之间绝缘（连接于底盘电位上）。

L

0.3V 〜 4V

H

0V 〜 31.5V输入电压范围

100V AC 〜 240V AC（90V AC 〜250V AC）、单相

L

0V 〜 4.2V

输入频率范围

47Hz 〜 63Hz

H2mV

消耗功率

95VAmax

L200μV冲击电流 ※1365Amax±（0.1% of set ＋ 0.1% of f.s.）

工作温度范围

0℃ 〜 40℃

12mV

工作湿度范围

20% 〜 85% RH（不允许结霜）通信功能

GPIB、RS232C、USB

H

16.5W 〜 165W

33W 〜 330W

保存温度范围

ー20℃ 〜 70℃

M

1.65W 〜 16.5W

3.3W 〜 33W

保存湿度范围

90% RH 以下（不允许结霜）L0.165W 〜 1.65W

0.33W 〜 3.3W

相对接地电压

±500V

H

0W 〜 173.25W

0W 〜 346.5W

M

0W 〜 17.325W

0W〜 34.65W

L

0W 〜 1.7325W

0W 〜 3.465W

H

10mW

20mW

M

1mW

2mW

L

0.1mW

0.2mW

H, M, L±（2.5% of f.s.※2）H

0.000V 〜 30.000V

L0.0000V 〜 4.0000V

一次-输入端子一般

绝缘电阻一次-底盘

DC 500V 30M Ω以上（周围湿度70% RH以下）

输入端子-底盘耐电压一次-输入端子一次-底盘

安全性

AC1500V在1分钟以内无异常
使用说明书1本、CD-ROM 1张、电源电缆线1根、输入端子用螺钉（M8螺栓、螺母、弹簧垫圈）2套、输入端子盖板1个、输入端子盖板用螺钉2个、J1保护用空塞子1个（封装于主体上）、底盘连接线1根。

附属件

必须符合以下指令及规格要求事项。
低电压指令2006/96/EC、EN61010-1 : 2001 Class 1 PolluTion degree 2※14±（0.1% of rdg ＋ 0.1% of f.s.）
H, M

0.000A 〜 50.000A

0.00A 〜 100.00A

重量约6.5kg

L0.00mA 〜 500.00mA

0.0000A 〜 1.0000A

外形尺寸（Max 尺寸）

214.5W×124（155）H×400（455）Dmm

H, M

0.00W 〜 165.00W

约8.0kg0.00W 〜 330.00W

L※150.000W 〜 15.000W

0.000W 〜 30.000W

L※160.0000W 〜 1.6500W

0.0000W〜 3.3000W±（0.2% of rdg ＋ 0.3% of f.s.）

CC/CR模式

频率设定范围

1Hz 〜 50kHz设定占空比

5% 〜 95%

1% step※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10±（0.5% of set）
H

2.5mA/μs 〜25A/μs

5mA/μs 〜50A/μs

M

250μA/μs 〜2.5A/μs

500μA/μs 〜5A/μs

L25μA/μs 〜250mA/μs

50μA/μs 〜500mA/μs±（10% of set ＋ 0.8μs）

动作模式

CC 模式

时间设定范围  ※12Off, 100μs, 200μs, 500μs, 1ms, 2ms, 5ms,10ms, 20ms

设定精度±（30% of set ＋ 10μs）

响应响应速度NORMAL、FAST

遥控感测

可补偿电压

单程3V

过电压保护（OVP）

达到额定电压的115%时，停止加载。

过载电流保护（OCP）

可设定为额定电流的10%～110%。保护操作可选用停止或限制加载。

超大功率保护（OPP）

可设定为额定功率的10%～110%。保护操作可选用停止或限制加载。

过热保护（OHP）

散热温度达到90℃时，停止加载。

低电压检测（UVP）

检测时，停止加载。可设定为0.3V ～ 30V。

逆向连接保护（REV）

采用保险丝。发出警报时，停止加载。

保护功能J1连接器IMON

设定精度   ※11软启动经过设定时间后，可自动停止加载。
可设定为1秒～999小时59分59秒或OFF。

EXT cont CV6mS

频率设定精度通过速率自动停止加载计时

其他功能330S 〜 6mS

动作模式设定范围只限CC可以设定计测开始加载至停止加载的时间。可以切换ON/OFF。
可计测时间为1秒～999小时59分59秒。

（3.03mΩ〜 166.7Ω）

300μS

精度
功率计

100μs（100μs 〜 100ms）

经过时间显示165S 〜 3mS

3mS

精度电流计25μs（25μs 〜 100μs）

分辨率

（6.06mΩ 〜 333Ω）

M※9工作范围

序列运转功能 初始序列运转

H

设定精度

恒功率模式
（CP模式）

PLZ334WL

动作模式

工作范围

恒阻模式
（CR模式）

PLZ164WL

切换模式的Min工作电压（包括配线阻抗因素而导致的电压下降量）可按通过速率的设定值，每1A/μs上升约40mVMin 启动工作电压

恒流模式（CC模式）

机型常规时列运转工作电压额定PLZ334WL

0.3V 〜 30V※10※11▲ 背板（无后置负载输入端子）※12※13※14※15※16

主机开始输送电流时的 Min 电压。在负载输入端子处。
M 量程时为 H 量程内的全部标度值。
Vin ：主机的输入端子电压或感测电压。
利用额定功率 /30V 的电流促使输入电压在 0.3V ～ 30V 范围内产生波动时。
测量频带宽幅 ：10Hz ～ 1MHz。
测量频带宽幅 ：10Hz ～ 20MHz。
输入电流的换算值。在感测端处。
set ＝ Vin/Rset输入电压为 0.3V 时，相对于额定的 10% ～ 100% 的电流变化（遥控感测时）。
Min 时间间隔为 2μs。在 5kHz ～ 50kHz 范围内，Max 占空
比将会受限。
在额定电流的 2% ～ 100%（M 量程为 20% ～ 100%）的电
流变化条件下，达到 10% ～ 90% 时所需时间。
输入电流达到 10% ～ 90% 时所需时间。
输入 AC100V 时，约 35A。
主机为 Class 1 的仪器。主体的保护端子必须连接地线。
如果未正确连接地线，则不能保障安全性。
CP 模式以外。
CP 模式时。

● 销售代理店 :1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监
督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产
品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

Printed in Japan

Issue:Dec.2022 202212PDF CC31