NKG20M040-4

アキミスト

AKIMist®“E”Tセット
ドライフォグポータブル加湿セット
取扱説明書

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をよく読み、正しく安全に使用してください。
また、お読みになった後はいつでも見られる場所に保管してください。
なお、品質、性能向上、その他の事情で部材の変更を行うことがあります。
その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますが、あらかじめご了承ください。

－

目次－

1

安全上のご注意

・・・1

2特長

・・・2

3

組み立ての前に・・・2

4完成見本

・・・3

5

設置前の注意事項

・・・4

6

組立方法

・・・5

7

ご使用方法

・・・9

8

お手入れ方法・・・12

9「故障かな？」と思ったら

・・・13

10仕様

・・・13

１．安全上の注意! 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

! 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

! 警告
・液加圧タンクの空気圧は0.2MPa以下
空気圧をかけすぎるとタンクが破裂する恐れがあります

・水を入れるときは液加圧タンク内の圧縮空気を抜く
タンクのキャップが飛び出す恐れがあります

・液加圧タンク内に水以外の液体を入れないこと
タンクの腐食・破損・破裂、ホース・ノズル等の破損につながります! 注意
・ノズルの分解時は、圧縮空気、水を止めてからノズルの破裂、水漏れの恐れがあります

・使用環境に注意してください
温度（５℃以上４０℃以下）
湿度（８０％以下）
ホコリが少ないこと
酸・アルカリ・有機溶剤の雰囲気でないこと

１

H.IKEUCHI&Co.,Ltd．

２．特長

・簡単・手軽な操作で多量の霧（ドライフォグ）を発生させることができます。
・軽量・コンパクトなので、持ち運びも容易です。
・組立方法は、いたって簡単です。

３．組立ての前に組立て前に、梱包品をご確認ください。
納入漏れがある場合は、お手数ですがご連絡お願いします。

伸縮ポール

加湿器AKIMist®“E”本体

液加圧タンク

スタンド台
取扱説明書(2部)

お掃除セット・本書
・AKIMist®“E”

スパイラルホース

六角レンチ
シールテープ固定用ビス(2個)AE取付ユニット

カプラプラグ(ジョプラックス製 JF-02)※上記写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

２

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

４．完成見本
本セットは組立て式です。最終的には下図のようになります。

噴霧用減圧弁
加湿器
AKIMist®“E”
スパイラルホース

伸縮ポール

キャップ

液加圧タンク

液加圧タンク
液面計

スタンド台
液加圧タンク用減圧弁

エアー供給用ホース(1m）
エアー供給口(R1/4)※上記と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

３

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

５．設置前の注意事項★ネジ部はスパナ等で締め付けてください。

★ネジ部には必ずシールテープを巻いてください。
先端のネジ１～２山はシールテープを巻かないようにホースネジの向きに沿って少し引っ張りながら２～３回巻く★ワンタッチカプラの使い方★ホース接続の仕方＜組付け方＞
ソケットのスリーブを引き、プラグを挿入してから、スリーブを離します。

セイフティロックリングを回し、ロック状態にしてください。

＜外し方＞
セイフティロックリングを解除状態にしたあと、ソケットのスリーブを引き、プラグから引き離します。

AKIMist®“E”本体の水側カプラは下記要領で組み付け、取り外してください。
＜組付け方＞
ソケットをそのままプラグにカチッと音がするまで押し込みます。

＜外し方＞
ソケットのスリーブをプラグ側に押し込みます。

４H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

６．組立方法
本品の組立ては、以下の要領で行ってください。
※各項目の写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。
１）伸縮ポールをスタンド台に差し込み、付属の六角レンチで固定用ビスを締め付けてください。

!

注意
固定用ビスの先端がポールに当たってから1/8周締め付けてください。
強く締め付けるとポール破損の原因となります。

伸縮ポール
固定箇所

２）AE取付ユニットをポールに差し込み、付属の六角レンチで固定用ビスを締め付けてください。

!

注意
固定用ビスの先端がポールに当たってから1/8周締め付けてください。
強く締め付けるとポール破損の原因となります。

固定箇所

次頁へ続く↓
５

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

３）スパイラルホースをAE取付ユニットに取り付けてください。
①AE取付ユニットの継手キャップを外し、黒ホースに継手キャップを通してください。
②黒ホースを継手の奥まで差し込んでください。

!

注意
ホースの差込みが固めとなっておりますので、作業時に怪我をしないよう、十分にご注意ください。
(黒ホースを差し込む際に黒ホースに石けん水を塗ると滑りがよくなり差し込みやすくなります。黒ホースが抜けないようにご注意ください。)③黒ホースが継手の奥まで差し込まれていることを確認し、継手キャップをきつく閉めてください。

継手キャップ③②①

キャップをきつく閉めてください。
（最後はスパナで締めてください）

ホースを継手の奥まで差し込み、④赤ホースを噴霧用減圧弁下の継手に 奥まで差し込んでください。

⑤もう一方の赤ホースをスタンド台の継手に奥まで差し込んでください。

次頁へ続く↓
６

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

４）液加圧タンクに水を入れてください。
タンクのキャップを開け、水を入れてから再びキャップをきつく閉めてください。

５）液加圧タンクをスタンド台に載せてください。
６）黒スパイラルホース先端の青バルブを液加圧タンクの継手に接続してください。

メスカプラのリング（丸印）を押し下げてから、差し込むと容易に接続できます。

７）スタンド台からのエアーホース（メスカプラ継手）を、液加圧タンク上部に接続してください。

次頁へ続く↓

７

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

８）AKIMist®“E”をAE取付ユニットに接続してください。
各供給部には保護キャップが付いていますので、取り外してお使いください。
次の点にご注意ください。
カプラは確実に取り付けられていますか？
※水側の取付部分に隙間があればしっかりと取り付けられていないので、カチッと音がするまでカプラを押し込んでください。

○

隙間がない

×隙間がある９）スタンド台足元から出ているホース（エアー供給用ホース）をコンプレッサー、又はエアー配管へ接続してください。

※Rc1/4（管用テーパネジ1/4インチメスネジ）をご準備下さるか、同梱のカプラプラグを使ってカプラ接続してください。
同梱のカプラプラグを使用する場合は、互換性のあるものを使用してください。
エアーが漏れる場合には適正なものに変更してください。

１０）ポールの高さを調節してください。

締まる

緩む以上で、組立ては完了です。「ご使用方法」に進んでください。

８

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

７．ご使用方法
１．ご使用開始時※各項目の写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

１）ノズルの保護キャップを外してください。
２）エアーを供給してください。
３）液加圧タンク用減圧弁を調節して、0.1MPaに設定してください。

②①液加圧タンク上の青バルブを閉じてください②液加圧タンク用減圧弁についている赤バルブを開けてください③液加圧タンク用減圧弁のツマミを調整（回して）ください。

①③

ツマミをカチッと音がするまで引っ張ってからゆっくり右に回し、0.1MPaになったらツマミをカチッと音がするまで押してください。
タンク圧力が高すぎる場合①液加圧タンク用減圧弁のツマミをゆっくり反時計方向に回してください②液加圧タンク上の青バルブをゆっくり開けてタンク内の空気を抜いてください③圧力が約0.1MPaまで下がったら、液加圧タンク上の青バルブを閉じて液加圧タンク用減圧弁で圧力を調整してください
４）スパイラルホース下の青バルブを開けてください。
（写真１参照）

写真１

写真２

５）スタンド台の赤バルブを開けてください。
（写真２参照）

６）噴霧用減圧弁を調節してください。
設定圧力は１０ページの「ご使用中」の表を参照してください。
ツマミをカチッと音がするまで引っ張ってからゆっくり右に回し、所定の圧力になったらツマミをカチッと音がするまで押します。

以上で完了です。

９

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

２．ご使用中
噴霧量を変えたいとき
噴霧用減圧弁のツマミを回し、圧力調整してください。
（下表参照）
噴霧量(L/hr)
空気圧力
（MPa）

AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

0.2

1.3－

2.6－

3.9－

5.2－

0.3

2.4

3.3

4.8

6.6

7.2

9.9

9.6

13.2

0.5

3.6

－

7.2－

10.8－

14.4－

（注意）
※空気圧力は03Cの場合、0.2MPa～0.5MPaでご使用ください。
※03Bの場合、使用圧力範囲は0.3MPa～0.35MPaですが噴霧量は変わりません。
※上記以外の圧力で使用しないでください。濡れや水漏れの原因になります。

・噴霧を一時的に噴霧／停止したいとき
スパイラルホース下の青バルブとスタンド台の赤バルブを開／閉してください。
噴霧開始時は、先に青バルブを開け、次に赤バルブを開けてください。
噴霧停止時は、先に青バルブを閉じ、次に赤バルブを閉じてください。

・液加圧タンクの水量に注意
液加圧タンク液面計から水が見えなくなったら、必ず水を補充してください。
（１１ページ参照）

・AKIMist®“E”の回転に注意
AKIMist®“E”を回転させないでください。
回転させると、液ニップル部が緩む可能性があります。

１０

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

３．ご使用終了時及び水補充時※各項目の写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

☆印はご使用終了時のみ、△印は水補充時のみ、無印は両者共通の手順です。
１）スタンド台の赤バルブを閉じてください。
２）噴霧用減圧弁のツマミを回し圧力を０にしてください。
（右写真参照）
３）スパイラルホース下の青バルブを閉じてください。
４）☆加湿器本体下部を①左へひねり、②下に引いて加湿器本体下部の水を捨ててください。（右写真参照）②①５）エアー源を止めてください。
６）下記のとおりに液加圧タンク内の圧縮空気を抜いてください。（下写真参照）①液加圧タンク用減圧弁についている赤バルブを閉じてください。
②液加圧タンク上の青バルブを開けて、空気が抜けきるまで待ってください。
③☆液加圧タンク用減圧弁のツマミを反時計回りに回してください。

①②③７）液加圧タンク上部からカプラ継手を取り外してください。

メスカプラの黄色リングを引いてから抜いてください

１１

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

８）スパイラルホース下の青バルブが閉じていることを確認し、カプラを外してください。

メスカプラのリングを押し下げてから抜いてください９）☆液加圧タンクの水を捨ててください。
１０）△液加圧タンクに水を入れ、キャップを締めてください。
１１）７）、８）で外したカプラを再接続してください。
１２）△９ページの「ご使用開始時」と同様の操作をして、噴霧させてください。
以上で完了です。

８．お手入れ方法★AKIMist®“E”のお手入れについては、別紙ドライフォグ加湿器 AKIMist®“E”の取扱説明書をご参照ください。

１２H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

９．「故障かな？」と思ったらご使用中に以下の異常が発生したら直ちにエアー源を止め、次の事項をお調べください。
（ AKIMist®“E”取扱説明書３１～３２ページを併せてお調べください。）
こんなときはここをお調べください

噴霧しない
あるいはすぐに噴霧しなくなる

なおしかた

電源は入っていますか（空気は送っていますか）

電源を入れる（空気を送る）

空気圧力は正常ですか

エアー源の動作を確認する
噴霧用減圧弁の圧力を確認する

液加圧タンクに水は入っていますか

水位が低いときは水を補充する接続部から空気、水が漏れていませんか

漏れ箇所を締め直す
カプラの接続を確認する

ノズルが目詰まりしている

ノズル掃除をする（お手入れ方法をご参照ください）

空気と水の接続は正しいですか

それぞれ正しい方に接続する

空気圧力は正常ですか

噴霧用減圧弁の圧力を確認する

ノズル先端にゴミが付いていませんか

ノズルの掃除をする（お手入れ方法をご参照ください）

空気圧力は正常ですか

03Cの場合 0.2～0.5MPaに調整する

間欠噴霧する

霧が粗い

ノズル先端より水滴が落ちる

03Bの場合 0.3～0.35MPaに調整する

１０．仕様
仕様
項目

AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

備考

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

加湿量(L/hr)

1.3～3.6

3.3

2.6～7.2

6.6

3.9～10.8

9.9

5.2～14.413.2

空気量(NL/min)

22～43

29

44～86

58

66～12987

88～172116

質量液加圧タンク
圧縮空気耐圧約13kg
容量：18L 耐圧：0.7MPa

空気圧力により異なります。
タンク内空時

安全弁：バネ式(0.4MPaで作動)0.7MPa

スタンド台防振ゴム付：2300mm
最大高さ
スタンド台キャスター付：2380mm

材
質

液加圧タンクステンレス鋼304, Bs, NBR

加湿器

本体：PP樹脂等, ノズル：PPS樹脂及びOPFW樹脂等, Oリング：FKM, パッキング：FKM

ポール

アルミ

スパイラル
ホース

ソフトナイロン※(03B)は空気圧力0.3～0.35MPaの範囲で加湿量は変わりません。
※ AKIMist®“E”の仕様は取扱説明書をご参照ください。
１３

H.IKEUCHI&Co.,Ltd.

https://www.kirinoikeuchi.co.jp/〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1-15-15 第一協業ビル
Tel：0120-997-084

Fax：06-6538-4023

E-mail：mist@kirinoikeuchi.co.jp

各地の営業所情報はこちらをご参照ください。
https://www.kirinoikeuchi.co.jp/company/location/

EH130044-8