2020年 6月 29日 @ オンライン開催
日本保健物理学会 第53回研究発表会

暫定ガイドラインによる暫定ガイドラインによるクルックス管からの漏洩X線量抑制の検証
漏洩X線量抑制の検証
大阪府立大学 放射線研究センター1) 秋吉 優史
DO Duy Khiem1)、安藤 太一1)、松本 亮1)、宮川 俊晴2)、
掛布 智久3)、岡本 泰弘4)、伊藤 照生5)、山口 一郎6)
2)放射線教育フォーラム、3)JSF、4)大阪府立八尾北高、
5)東邦大、6)保健医療科学院

クルックス管プロジェクト有志各位
秋吉 優史: akiyoshi@riast.osakafu-u.ac.jp
http://bigbird.riast.osakafu-u.ac.jp/~akiyoshi/Works/index.htm

クルックス管を使って安全に実験をするためのお知らせ
2017年6月に告示された中学校学習指導要領解説 理科編

雷も静電気の放電現象の一種であることを取り上げ，高電圧発生装置 (誘導コイルなど)の放電やクルックス管などの真空放電の観察から電子の存在を理解させ，電子の流れが電流に関係していることを理解させる。
その際，真空放電と関連させてＸ線にも触れるとともに，Ｘ線と同じように透過性などの性質をもつ放射線が存在し，医療や製造業などで利用されていることにも触れる。
新しく追加されました

クルックス管からX線が放出されていることが、19世紀末にレントゲンによって発見されました。
トムソンによる電子の発見にもクルックス管は用いられ、それ以降の科学の発展に重要な役割を果たしました。
一方で、製品によっては最大出力に設定して 15cmの距離にまで近付くと、10分間の実効線量が 3.3mSv に達する場合があります。放射線が漏洩していることを知らずに、不注意に近付いて観察したり、いたずらに出力を高くしたりすると不要な被ばくをする危険性があります。

漏洩するX線のエネルギーは 20keV 程度と低く、パルス状に放出されるため、電離箱以外の普通のサーベイメーターは実際の線量よりも大幅に小さい値を示し役に立ちません。

しかし、心配はいりません!
簡単な誘導コイルの設定と、距離を取って時間を短くするなどの運用ガイドラインを守ることで、劇的に被ばく線量を小さくすることが出来ます。

クルックス管安全運用のためのガイドライン
・清浄な放電極を必ず使用し、放電極距離は20 mm以下とする。
・誘導コイルの放電出力は、電子線の観察ができる範囲で最低に設定する。
・できる限り距離を取る。生徒への距離は 1 m以上とする。
・演示時間は年間10分程度に抑える。
連絡先: 大阪府立大学 放射線研究センター 准教授 秋吉 優史
Mail: akiyoshi@riast.osakafu-u.ac.jp Website QRコード →また、放射線教育支援サイト「らでぃ」 https://www.radi-edu.jp/ では、スクリーニング用の線量計を無料貸出し致します。

クルックス管からの被ばく線量を下げるには熱陰極を用いた製品や、冷陰極でも5kV程度の低電圧で駆動する安全な製品が各社から販売されています。5keV 程度の X線はガラス管から外に出て来られないため、装置固有の安全性で確実に安全を確保出来ます。

理科教育等設備整備費等補助金（理振）による補助の対象となっています。また大阪府大のふるさと納税制度による提供も可能です。

従来の装置を使用する場合は、以下の点に注意を払う必要があります。

1) 印加する電圧を下げる
2) 流れる電流を下げる
3) 距離を取る
4) 遮蔽をする
5) 時間を短くする

運用ガイドラインの妥当性の検証
2019年度に、全国57校、191本のクルックス管について、ガラスバッ
ジという小さな線量計を実際の教育現場に郵送することにより、各教員の手でガイドラインに沿った場合の漏洩線量の実態調査を行いました [2]。

発生するX線量自体を下げる

放射線防護の三原則

印加電圧を下げる: X 線のエネルギーが下がり、劇的に漏洩する X 線量を下げることが出来ます。クルックス管自体がガラスで出来ていて、このガラスに対する X 線の透過率が 15keV と 30keV では 100 倍程度異なるためです [1]。
遮蔽: アクリルでは 1cm の厚さでも半分程度にしか減衰しません。
ガラスを用いると厚さ 2mm の薄い物でも 1/20～1/50 にまで減衰します。
距離を取る: 最も簡単で確実です。（距離の二乗に反比例して下がります）。

1m位置、10分間での実効線量評価結果*:
191本中187本で < 10μSv （国際的な免除レベル）
最も線量の高い装置でも40μSv程度。
→ ガラスの水槽などによる遮蔽で、さらに大幅に線量を下げることが出来ます。
*全身への線量分布などを考慮した詳細な評価は現在検討中。保守的に最も線量が高い場所で評価した。

10μSv ってどれぐらいの被ばく線量?
歯科レントゲン撮影1回: 10μSv、胸部レントゲン撮影1回: 50μSv
国際線の飛行機での欧米の旅行1回の際の宇宙線の線量: 100～200μSv
年間の平均外部線量が最も高い岐阜県と最も低い神奈川県の差: 400μSv
世界平均 > 日本平均であるラドンによる年間内部被ばく線量の差: 800μSv

国際的な線量拘束値
ICRP P ub36「科 学 の 授 業 に於 け る電 離 放 射 線 に 対 する防 護 」では 、古 い 単 位 であ る
実 効 線 量 当 量 です が 、学 校
教 育 現 場 での 科 学 の 授 業 に
お け る年 間 の 線 量 限 度 を500μ S v、個 々 の 授 業 では50μ S vとしてお り、そ れ を十分 に 下 回 ってい ます 。

[1] 秋吉 優史 ほか、 クルックス管からの低エネルギーX線評価手法の開発、 放射線化学、 106 (2018) 31-38.
[2] 秋吉 優史、学校教育現場におけるクルックス管の安全管理とその活用、 放射線教育、 23 (2019) 23-32.

印加電圧を下げるにはどうしたら良いの?
陰極

必ず放電極を取り付ける。

放電極距離

陽極円板側が陰極、針状の方が陽極とした方が火花放電が起こりやすくなります。

極性切替スイッチ

ケーブルが外れた場合などの電気的な安全上も必須です。単体での販売もされています。

放電極距離は20mm以下にする。
空気中では1kVで約1mm放電します。
表面が汚れていると放電しにくくなるので、サビなど無いように清浄に保ちます。

放電出力
放電極はクルックス管と並列に接続されており、一定以上の電圧がかかると空中放電してそれ以上電圧が上がらないようにする、安全装置です!

放電出力、発振周期を出来る限り下げる。
トランスの一次側に印加する電圧、周期を変化させることで、二次側の出力電圧、電流をコントロールします。調節できる装置では、電子線を観察できる範囲で下げて下さい。

クルックス管のしくみ① ＋のイオンが－極に引きつけられて電子を叩き出す（二次電子放出）。

③ 電子がガラス管の壁に衝突するときに，制動放射X線を放出する。
電子自体は完全に遮蔽され外に出てきません。

①③－ －

②－極

⑤－－＋⑤ X線は最終的に原子の周りを回る電子を光電効果で弾き飛ばす（電離作用）。弾き飛ばされた光電子はβ線と同様であり，体内ではラジカルの生成，DNA鎖の直接切断などにより放射線障害の原因となりうる。

－－

光電子の空気中での飛程は4mm程度で、霧箱で観察できます。発生した電荷を箔検電器で測定することも出来ます[3]。

電離作用

電子の加速光電効果を起こすまでは相互作用しません

0.005～0.1Pa程度の真空度

高電圧電源（誘導コイル）④＋極20kV程度

④ クルックス管を構成するガラスにより，エネルギーの低いX線のほとんどが吸収され，比較的エネルギーの高い一部のX線が外部に漏洩する。

[3] 森 千鶴夫 ほか、箔検電器によるクルックス管からのＸ線線量率の測定マニュアル、放射線教育、23 (2019) 33-39.

クルックス管に封入されているガスの量がガラスに吸着するなどして少なくなると、①で陰極に衝突するイオンが少なくなるため、二次電子の量が少なくなり、電流が流れにくくなります。その結果十分な二次電子が出てくるまで意図せずして高い電圧が印加されてしまい、④で漏洩する線量が大きくなってしまいます。
→ 20keV前後ではわずかなエネルギーの違いで透過率が大きく異なるためです（15keV→30keVで100倍大きくなる）
この状態となったクルックス管は、放電極距離を20mmにすると空中放電が激しい一方で、クルックス管に流れる電流は少なく観察が困難です。放電極距離を広げると高い線量が漏洩するため、買い換えが推奨されます。

放電極で最大電圧を抑えることが重要現在の学生に対する授業の実態調査
2019年11月に行った大阪府立大学の1回生向け授業でのアンケート。
工学だけでなく、看護や獣医などの学生がまんべんなく受講。回答数 90。
クルックス管から X線が出ると言うことは知っていましたか?

あなたは今までにクルックス管の実演を見たことがありますか?
中学
高校
中学+高校
その他
なし

レントゲンさん
授業でその他で知らなかった
無回答

中学
高校
中学+高校
その他
なし

レントゲンさん 3
授業で
19
その他で9
知らなかった 7

16
17
3252

クルックス管を見たことがある見たことがある38人の中でクルックス管から X線が出ると言うことは知っていましたか?

クルックス管を見たことがある見たことがない52人の中でクルックス管から X線が出ると言うことは知っていましたか?
レントゲンさん
授業でその他で知らなかった
無回答

レントゲンさん
授業でその他で知らなかった

レントゲンさん 3
授業で19
その他で9
知らなかった 7レントゲンさん 2
授業で8
その他で10
知らなかった 30
無回答
2暫定ガイドラインの検証
十字板は蛍光体倒しておく塗布面

蛍光体の塗ってあるガラ前面のガラス表面からガラス外面からガラスバッジスバッジの前面まで20cmの前面まで、15, 30, 50cm
距離1点で測定する。
でそれぞれ測定する

陰極側

放電極距離20mm
陽極側

陰極

観察できる範囲で最低に陽極
放電出力

暫定ガイドラインで本当に安全が確保できるのかを、全国の教育現場の実際に使われる様々な装置で検証。
・放電極距離 20mm、放電出力は観察できる範囲で最小という暫定ガイドライン準拠の条件で線量測定を行ってもらう。
・クルックス管から 20cm の位置で、測定は10分間など統一したプロトコルで測定。
・ガラスバッジは大阪府大と各学校とを郵送でやりとりし、現場の先生の手により測定。BGの影響を抑えるために1月ごとに取りまとめて評価を行う。
大阪府立大学倫理委員会の承認を得て実験を行っています。

第二期実態調査結果（最終版）
12010080604020191本中 136本に於いては、距離 20cm 10分の測定でHp(0.07) が検出限界である 50μSvを下回っていた。
有意な値が出た 55本の装置についても、暫定ガイドラ
イン適用前に比べて低い線量に抑えられているが、最大で 10.4mSv を示した装置も存在した。

2.42.221.8

1.6

1.4

1.2

10.8

0.6

0.4

0.20ND

8月期は、27校からの95本、9月期は8校からの18本、10月期は18校からの67本、11月期は4校からの11本、合計191本のクルックス管について「暫定ガイドライン準拠」での測定を行った。

Number of Crookes tubes

暫定ガイドラインを遵守することでどこまで線量を下げることが出来たのかを検証するために、2019年8月～11月に第二期の実態調査を行った。

測定限界(50μSv)以下

140

Dose ( Hp(0.07), 10min, @ 20cm) / mSv

10分間、20cm の距離でのガラスバッジによる Hp(0.07) での評価結果
で有り、ここから実際の生徒の被ばく量を見積る必要がある。

クルックス管からのX線の不均一性*体表面での線量 =70μm線量当量

正面中心、15cm位置で体表面での線量* が150mSv/hあったとしても線量計① 1m 位置では 1/44 以下の線量になります③ 平面的にも周辺の線量は小さくなり中心位置で測定した線量計の値よりも小さくなります。
（50cmずれると2/3程度に低下）④ 演示時間を短くすることで、トータルの被ばく線量は時間に比例して減らせます。

⑤ 20keV では 2mmのガラスで1/5 程度にまで遮へいできます。
（アクリルでは1cmで半分）眼の水晶体への等価線量は体表面での線量に近い値となります。

② 20keVのX線は体内で1cmで半分に減衰していき、体表面での線量と全身への線量とは一致しません。
（実効線量と10倍程度の差が出ます。
正確には現在評価中）10分の演示で遮蔽無しでも、全身への実効線量は50μSvにも満たないと考えられます。

第二期実態調査結果（最終版）○測定を行った距離 20cm → 実際の生徒は 1m 以上離れるため 1/25 に減衰,
○Hp(0.07) @ 20keV → 実効線量への換算は暫定値で 1/10
○観察時間は年間で10分としているためそのままGBでの測定
生データ測定を行った 191本中 187本の装置については 1m 距離、10分間の実効線量が国際的な免除レベルである 10μSv(IAEA BSS など) 以下に抑制されていることが確認された。
4本だけ 10μSv を超えると評価されたが、3本は 20μSv以下、1本だけ 42μSv に相当すると評価された。

Number of Crookes tubes

14012010080

2018年の暫定ガイドライン適用前の実態調査では、37本中6本が距離 1m、10分間での実効線量が 10μSv を超える可能性があり、93μSv と評価された装置もあった。

6040

200ND～0.5～1～5～10～50～100

Provisional Effective dose @1m, 10min / μSv
ICRP Pub36 「科学の授業に於ける電離放射線に対する防護」 では、古い単位である実効線量当量での記載であるが年間の線量限度を0.5 mSv、個々の授業ではその 1/10 (50μSv) としており、観察時間の考え方から最も線量の高かった装置についても十分にこの指標を下回っていると言える。

やや高い値を示した装置については、何故高くなったのかの調査を行うため実機を借用中。
高くなると分かっていれば、観察時間や距離、ガラスの水槽での遮蔽などで十分防護が可能。

第二期実態調査結果（最終版）
2018年第一期実態調査

2019年第二期実態調査

20140

Number of Crookes tubes

Number of Crookes tubes

18161412108642120

100806040

200ND

0ND～5～10～50～100～500@1m, 10min Hp(0.07) / μSv

これまでの授業での設定～5～10～50～100 ～500 ～1000～1000

H p(0.07) @1m, 10min / μSv

暫定ガイドライン準拠

暫定ガイドラインの適用により、これまで授業で行っていた誘導コイルの設定での線量よりも低線量側に分布がシフトしている。
また、従来は装置と生徒の距離が1mよりも近かったという学校も多かった
ため、実際の被ばく線量の差はさらに大きい。

簡易なサーベイメーターによるスクリーニングの可能性
30000

25000

Kind-mini
プラスチックシンチレーターを用いた簡易測定機。放射線教育支援サイト「らでぃ」から借りることが出来る。

cpm

20000
Kind-mini
Ranger GM
線形 (Kind-mini)
15000

10000
y = 12.856x
5000

00100

200300400500Hp(0.07) / μSv/h

600700800

横軸は低エネルギー測定対応の電離箱 日立 ICS-1323 で測定した70μm線量当量。時間変動があるため、簡易測定器での測定の前後で測定し、平均を取った。

Ranger米国 S.E.International 社製のパンケーキ型広窓GMサーベイメーター。
Inspector USB の後継機。
不感時間100μs程度であり、理論上の計数率の上限は、600kcpm。