SEIFERTERESCO 200 MF4-R

Transportables luftgekühltes 200 kV Röntgengerät fürradioskopische Anwendungen mit hoher Vergrößerung
Die ERESCO 200 MF4-R kombiniert den Vorteil des großen
Spannungsbereichs von bis zu 200 kV mit einem um Faktor
3 kleineren Brennfleck, verglichen mit Waygate Technologies
konventionellen ERESCO MF4 Strahlereinheiten. Dadurcherreicht man sowohl exzellente Durchstrahlung, schärfere
Ergebnisse und kürzere Belichtungszeiten als auch einePrüfung mit hoher geometrischer Vergrößerung. DasErgebnis ist eine bessere Produktivität und Qualität bei dentäglichen Prüfaufgaben.
Die Strahlereinheit besteht aus einer robusten Metall-KeramikRöhre und einem Hochspannungsgenerator, welche in ein
stabiles, kompaktes Gehäuse integriert sind. Die luftgekühlte, einpolige 200 kV/ 600 W-Röntgenröhre ist für eine
längere Lebensdauer thermisch geschützt.
Der Hochspannungsgenerator liefert eine Gleichspannung mit höchster Stabilität. Die Effizienz einer derartigenWeitere Merkmale• Robuste Konstruktion mit bewährter Zuverlässigkeit• Erweiterter Betriebsbereich von 10 kV bis 200 kV
ermöglicht flexiblen Einsatz• Gasisolierte Hochspannungs-Sektion reduziert Größe undGewicht• Einpolige Metall-Keramik-Röntgenröhre mit Be-Fenster• Gleichspannungsbetrieb• Moderne Leistungselektronik sorgt für hohe Stabilität• Eingebaute Echtzeituhr unterstützt automatisches Einfahren• Großer Ausstrahlwinkel (40° × 60°)
• Optimierte Luftstromkühlung für effiziente Wärmeabfuhr• 100 % Einschaltdauer bei 30° C (86° F)• Eingebaute eigensichere Warnleuchte• CE-Kennzeichnung gemäß EMV- undNiederspannungsdirektive• Wasser-/staubbeständig nach Schutzklasse IP65
• Produziert nach ISO 9001-zertifiziertem
Qualitätsmanagementsystem
Standardlieferumfang
ERESCO Strahlereinheit aus Hochspannungsgenerator
und Röntgenröhre oder optional auch als System mit
Steuerungseinheit "ERESCO MF4 Control"

Gleichspannungsanlage ist, verglichen mit konventionellen
Netzfrequenzgeräten, um ein Vielfaches höher.
Das Gerät ist für Anwendungen in der Radioskopie bzw. fürAnwendungen mit CR / Film konstruiert worden, bei deneneine geometrische Vergrößerung erforderlich ist.
Die Leistungsdaten der Röntgenröhre und des Hochspannungsgenerators werden für Schutz und Betriebssicherheit
ständig überwacht. Eine eingebaute Echtzeituhr erleichtert
die automatische Einfahrroutine für optimierte und zeitsparende Röhrenkonditionierung. Das flexible Anschlusskabel
ist widerstandsfähig und leicht.
Die ERESCO-Reihe ist auch per PC oder Laptop steuerbar
und ist kompatibel zurWaygate Technologies Software
Rhythm Insight RT.

Technische Daten
Röhrentyp

200 kV Metall-Keramik mit Wolfram (W)-AnodekV-Bereich

10 - 200 kV (abhängig von der Leistungskurve)

Anoden-Neigungswinkel

20°

Eigenfilterwert

0,8 mm ± 0,1 mm, Be

Strahlenbündel

40° × 60°, elliptischBrennfleckgröße (EN 12 543)

1,0 mm (~0,5 IEC 336)

Röhrenstrom

0,5 - 10 mA (3,0 mA /200 kV)

Anoden-Temperatur, max.

100° C

Strom- und Spannungsstabilität±1%

Dauerbelastbarkeit

600 W

Leistungsaufnahme, max.

1,0 kVA

Gewicht (ohne Trageringe)

24,6 kg (54,2 lbs)

Röhrenkopf-Durchmesser

160 mm (6,3“) (ohne Tragering)

Schutzklasse

Verfügbares Zubehör• Tragegestell• Blenden- / Kollimatorhalterungen• Zentrierlaser• Transport- und Positionierkarre• Eigensichere Warnblitzlampe• Stative und Montagekits• Aluminiumtransportkisten

IP65

Betriebstemperatur- 20° C to + 50° C

Lagertemperatur- 30° C to + 80° C

Leistungsdiagramm

Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Waygate Technologies
Bogenstr. 41 • 22926 Ahrensburg / Germany
Tel.: +49 4102 807 0 • Fax: +49 4102 807 189 • E-Mail: xray.info@bakerhughes.com
Copyright 2020 Baker Hughes Company. Dieses Material enthält eine oder mehrere registrierte
Marken der Baker Hughes Company und ihrer Tochtergesellschaften in einem oder mehreren
Ländern. Alle Produkt- und Firmennamen von Drittanbietern sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
BHFF30179DE (05/2023)

waygate-tech.com