NKG24M106-2

アキミスト

AKIMist®“E”Tセット
ドライフォグポータブル加湿セット
湿度自動制御装置（RHC-C11）付
取扱説明書
このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をよく読み、正しく安全に使用してください。
また、お読みになった後はいつでも見られる場所に保管してください。
なお、品質、性能向上、その他の事情で部材の変更を行うことがあります。
その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますが、あらかじめご了承ください。

－

目次

－

1

安全上のご注意

・・・1

2特長

・・・3

3

組み立ての前に・・・3

4完成見本

・・・4

5

設置前の注意事項

・・・5

6

組立方法

・・・6

7

ご使用方法

・・・11

8

お手入れ方法・・・14

9「故障かな？」と思ったら

・・・15

10仕様

・・・16

１．安全上の注意! 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

! 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

! 警告
・液加圧タンクの空気圧は0.2MPa以下
空気圧をかけすぎるとタンクが破裂する恐れがあります

・水を入れるときは液加圧タンク内の圧縮空気を抜くタンクのキャップが飛び出す恐れがあります

・液加圧タンク内に水以外の液体を入れないこと
タンクの腐食・破損・破裂、チューブ・ノズル等の破損につながります

・正しい電源電圧で使用してください
本機はAC100V～240Vの範囲で使用することができますが、使用する電磁弁の電圧が電源電圧と同じであることをお確かめくだ
さい・配線工事は確実に端子の緩み等で、電気ショートする恐れがあります

・結線時以外は内部を触らないでください
感電する恐れがあります

１

! 注意
・ノズルの分解時は、圧縮空気、水を止めてからノズルの破裂、水漏れの恐れがあります。

・使用環境に注意してください
温度（５℃以上４０℃以下）
湿度（８０％以下）ホコリが少ないこと
酸・アルカリ・有機溶剤の雰囲気でないこと
水濡れや結露する場所でないこと

・供給圧力に注意してください
供給エアーは0.7MPa以下で供給してください。
電磁弁が動作不良を起こす可能性があります。

２

２．特長
・簡単・手軽な操作で多量の霧（ドライフォグ）を発生させることができます。
・軽量・コンパクトなので、持ち運びも容易です。
・組立方法は、いたって簡単です。

３．組立ての前に組立て前に、梱包品をご確認ください。
納入漏れがある場合は、お手数ですがご連絡お願います。

加湿器AKIMist®“E”本体

液加圧タンクスタンド台(電磁弁固定済)

湿度センサ

取扱説明書(3部)
・本書
・湿度自動制御装置（RHC-C11）・AKIMist®“E”

お掃除セットスパイラルチューブ
六角レンチ
シールテープ
固定用ビス(2個)AE取付ユニット

カプラプラグ(ジョプラックス製 JF-02)

伸縮ポール（RHC-C11付き）※上記写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

３４．完成見本
本セットは組立て式です。最終的には下図のようになります。

加湿器
AKIMist®“E”

噴霧用減圧弁

伸縮ポール

スパイラルホース

湿度センサ(センサケーブル 約5m)
キャップ

湿度自動制御装置（RHC-C11)※以降は「RHC-C11」と記載

液加圧タンク
湿度制御装置RHC-C11

Humidity Controller

液加圧タンク
液面計

電源ケーブル（約5m）※AC100Vでご使用する場合のみ、電源ケーブルを接続しています。

スタンド台

液加圧タンク用減圧弁

電磁弁
エアー供給用ホース（１ｍ）※供給エアーは0.7MPa以下で供給してください。
動作不良を起こす可能性があります。

エアー供給口（R1/4）※上記と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

４

５．設置前の注意事項★ネジ部には必ずシールテープ★ネジ部はスパナ等で締め付けてください。

を巻いてください
先端のネジ１～２山はシールテープを巻かないようにホース

ネジの向きに沿って少し引っぱりながら２～３回巻く★ホース接続の仕方★ワンタッチカプラの使い方＜組付け方＞
ソケットのスリーブを引き、プラグを挿入してから、スリーブを離します。

セイフティロックリングを回し、ロック状態にしてください。

＜外し方＞
セイフティロックリングを解除状態にした後、ソケットのスリーブを引き、プラグから引き離します。

AKIMist®“E”本体の水側カプラは下記要領で組み付け、取り外してください。
＜組付け方＞
ソケットをそのままプラグにカチッと音がするまで押し込みます。

＜外し方＞
ソケットのスリーブをプラグ側に押し込みます。

５６．組立方法
本品の組立ては、以下の要領で行ってください。
※各項目の写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。
１）伸縮ポールをスタンド台に差し込み、付属の六角レンチで固定用ビスを締め付けてください。

!

注意
固定用ビスの先端がポールに当たってから1/8周締め付けてください。
強く締め付けるとポール破損の原因となります。
伸縮ポール
固定箇所

２）AE取付ユニットをポールに差し込み、付属の六角レンチで固定用ビスを締め付けてください。

!

注意
固定用ビスの先端がポールに当たってから1/8周締め付けてください。
強く締め付けるとポール破損の原因となります。

固定箇所

次頁へ続く↓

６３）スパイラルホースをAE取付ユニットに取り付けてください。
①AE取付ユニットの継手キャップを外し、黒ホースに継手キャップを通してください。
②黒ホースを継手の奥まで差し込んでください。

!

注意
ホースの差込みが固めとなっておりますので、作業時に怪我をしないよう、十分にご注意ください。
(黒ホースを差し込む際に黒ホースに石けん水を塗ると滑りがよくなり差し込みやすくなります。黒ホースが抜けないようにご注意ください。)③黒ホースが継手の奥まで差し込まれていることを確認し、継手キャップをきつく閉めてください。

③継手キャップ②①
キャップをきつく閉めてください。
（最後はスパナで締めてください）

ホースを継手の奥まで差し込み、④赤ホースを噴霧用減圧弁下の継手に 奥まで差し込んでください。

⑤もう一方の赤ホースをスタンド台の継手に奥まで差し込んでください。

次頁へ続く↓

７４）液加圧タンクに水を入れてください。
タンクのキャップを開け、水を入れてから再びキャップをきつく閉めてください。

５）液加圧タンクをスタンド台に載せてください。
６）黒スパイラルホース先端の青バルブを液加圧タンクの継手に接続してください。

メスカプラのリング（丸印）を押し下げてから、差し込むと容易に接続できます。

７）スタンド台からのエアーホース（メスカプラ継手）を、液加圧タンク上部に接続してください。

次頁へ続く↓
８８）AKIMist®“E”をAE取付ユニットに接続してください。
各供給部には保護キャップが付いていますので、取り外してお使いください。
次の点にご注意ください。
カプラは確実に取り付けられていますか？
※水側の取付部分に隙間があればしっかりと取り付けられていないので、カチッと音がするまでカプラを押し込んでください。

○

隙間がない

×

隙間がある

９）スタンド台足元から出ているホース（エアー供給用ホース）をコンプレッサー、又はエアー配管へ接続してください。
※供給エアーは0.7MPa以下で供給してください。動作不良を起こす可能性があります。
※Rc1/4（管用テーパネジ1/4インチメスネジ）をご準備下さるか、同梱のカプラプラグを使ってカプラ接続してください。
同梱のカプラプラグを使用する場合は、互換性のあるものを使用してください。
エアーが漏れる場合には適正なものに変更してください。

１０）ポールの高さを調節してください。

締まる緩む

次頁へ続く↓
９１１）湿度センサを取り付けてください。
湿度センサの取り付けについては、別紙RHC-C11の取扱説明書「ご使用前の準備」をご参照ください。
１２）電磁弁をRHC-C11に接続してください。
・各機器には末端加工（差込端子）をしたケーブルを付属しています。
・電磁弁のケーブルはスタンド台下部に固定されています。
・RHC-11側のケーブルをスタンド台のグロメットに通してください。

RHC-C11電磁弁
電磁弁

差込端子は奥までしっかり差し込んでください

グロメット
電磁弁

※差込端子が架台の下に来るようにしてください

１３）電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。
※AC100Vでご使用の場合のみ、電源ケーブルを接続しています。
AC100V以外でご使用の場合は、電源ケーブルをご準備ください。
詳細は別紙RHC-C11の取扱説明書をご参照ください。

以上で、組立ては完了です。「ご使用方法」に進んでください。

１０

７．ご使用方法
１．ご使用開始時※各項目の写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

１）ノズルの保護キャップを外してください。
２）RHC-C11の電源スイッチを入れ、別紙RHC-C11の取扱説明書「ご使用方法」に従って操作し、設定値を決めてください。
３）エアーを供給してください。
※供給エアーは0.7MPa以下で供給してください。動作不良を起こす可能性があります。
４）液加圧タンク用減圧弁を調節して、0.1MPaに設定してください。

②①液加圧タンク上の青バルブを閉じてください②液加圧タンク用減圧弁についている赤バルブ①を開けてください③液加圧タンク用減圧弁のツマミを調整（回して）ください。
ツマミをカチッと音がするまで引っ張ってからゆっくり右に回し、0.1MPaになったらツマミをカチッと音がするまで押してください。

③

タンク圧力が高すぎる場合①液加圧タンク用減圧弁のツマミをゆっくり反時計方向に回してください②液加圧タンク上の青バルブをゆっくり開けてタンク内の空気を抜いてください③圧力が約0.1MPaまで下がったら、液加圧タンク上の青バルブを閉じて液加圧タンク用減圧弁で圧力を調整してください
５）スパイラルホース下の青バルブを開けてください。
（写真１参照）

写真１

６）スタンド台の赤バルブを開けてください。
（写真２参照）

７）噴霧用減圧弁を調節してください。
設定圧力は１２ページの「ご使用中」の表を参照してください。
ツマミをカチッと音がするまで引っ張ってからゆっくり右に回し、所定の圧力になったらツマミをカチッと音がするまで押します。

以上で、２）で設定した値で自動で噴霧させる準備が整いました。
実際に噴霧するかを確かめるときは、設定値を操作して確認してください。
１１

写真２２．ご使用中
噴霧量を変えたいとき
噴霧用減圧弁のツマミを回し、圧力調整してください。
（下表参照）
噴霧量(L/hr)
空気圧力
（MPa）

AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

0.2

1.3－

2.6－

3.9－

5.2－

0.3

2.4

3.3

4.8

6.6

7.2

9.9

9.6

13.2

0.5

3.6－

7.2－

10.8

－

14.4

－

（注意）
※空気圧力は03Cの場合、0.2MPa～0.5MPaでご使用ください。
※03Bの場合、使用圧力範囲は0.3MPa～0.35MPaですが噴霧量は変わりません。
※上記以外の圧力で使用しないでください。濡れや水漏れの原因になります。

・噴霧を一時的に噴霧／停止したいとき
スパイラルホース下の青バルブとスタンド台の赤バルブを開／閉してください。
噴霧開始時は、先に青バルブを開け、次に赤バルブを開けてください。
噴霧停止時は、先に青バルブを閉じ、次に赤バルブを閉じてください。

・液加圧タンクの水量に注意
液加圧タンク液面計から水が見えなくなったら、必ず水を補充してください。
（１３ページ参照）

・AKIMist®“E”の回転に注意
AKIMist®“E”を回転させないでください。
回転させると、液ニップル部が緩む可能性があります。

１２

３．ご使用終了時及び水補充時※各項目の写真と実際の部品外観・形状は異なる場合があります。

☆印はご使用終了時のみ、△印は水補充時のみ、無印は両者共通の手順です。
１）スタンド台の赤バルブを閉じてください。
２）噴霧用減圧弁のツマミを回し圧力を０にしてください。
（右写真参照）
３）スパイラルホース下の青バルブを閉じてください。
４）☆加湿器本体下部を①左へひねり、②下に引いて加湿器本体下部の水を捨ててください。（右写真参照）②①
５）RHC-C11の電源スイッチを切ってください。
６）下記のとおりに液加圧タンク内の圧縮空気を抜いてください。（下写真参照）①液加圧タンク用減圧弁についている赤バルブを閉じてください。
②液加圧タンク上の青バルブを開けて、空気が抜けきるまで待ってください。
③☆液加圧タンク用減圧弁のツマミを反時計回りに回してください。

①③７）液加圧タンク上部からカプラ継手を取り外してください。

メスカプラの黄色リングを引いてから抜いてください

１３②８）スパイラルホース下の青バルブが閉じていることを確認し、カプラを外してください。

メスカプラのリングを押し下げてから抜いてください９）☆液加圧タンクの水を捨ててください。
１０）△液加圧タンクに水を入れ、キャップを締めてください。
１１）７）、８）で外したカプラを再接続してください。
１２）△１１ページの「ご使用開始時」と同様の操作をして、噴霧させてください。
以上で完了です。

８．お手入れ方法★ AKIMist®“E”のお手入れについては、別紙AKIMist®“E”の取扱説明書をご参照ください。
★ RHC-C11のお手入れについては、別紙RHC-C11の取扱説明書をご参照ください。

１４

９．「故障かな？」と思ったらご使用中に以下の異常が発生したら直ちにエアー源を止め、次の事項をお調べください。
（ AKIMist®“E”取扱説明書、RHC-C11取扱説明書の「故障かな?」と思ったらを併せてお調べください。）

こんなときは噴霧しない
あるいはすぐに噴霧しなくなる

ここをお調べください
電源は入っていますか（空気は送っていますか）
空気圧力は正常ですか
液加圧タンクに水は入っていますか
接続部から空気、水が漏れていませんか
ノズルが目詰まりしていませんか

間欠噴霧する
霧が粗い
ノズル先端より水滴が落ちる

空気と水の接続は正しいですか
空気圧力は正常ですか
ノズル先端にゴミが付いていませんか
空気圧力は正常ですか

なおしかた
電源を入れる（空気を送る）
エアー源の圧力を確認する
噴霧用減圧弁の圧力を確認する
水位が低いときは水を補充する
漏れ箇所を締め直す
カプラの接続を確認する
ノズルの掃除をする（お手入れ方法を参照ください）
それぞれ正しい方に接続する
噴霧用減圧弁の圧力を確認する
ノズルの掃除をする（お手入れ方法を参照ください）
03Cの場合 0.2～0.5MPaに調整する
03Bの場合 0.3～0.35MPaに調整する

元電源は入っていますか

元電源を入れてください

ヒューズが切れていませんか

ヒューズ交換調節計の現在湿度表示が「UUUU」で点滅する

湿度センサの配線はつながっていますか

湿度センサの配線を点検する

湿度表示がおかしい

別紙RHC-C11の取扱説明書をご参照ください

噴霧ランプが点灯しているが、噴霧していない

圧搾エアー、水が止まっていませんか

圧力計を確認し、圧搾エアー及び水を供給する

電磁弁に電気が来ていますか

電磁弁とRHC-C11を結ぶ配線を点検する

電源スイッチを「ON」にしても作動しない

１５

１０．仕様■AKIMist®“E”ドライフォグポータブル加湿セット(AE-Tセット)
項目

仕様
AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

種類

ノズ
ル

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

(03C)

(03B)

加湿量(L/hr)

1.3～3.6

3.3

2.6～7.2

6.6

3.9～10.8

9.9

5.2～14.413.2

空気量(NL/min)

22～43

29

44～86

58

66～12987

88～172116

質量約13kg

液加圧タンク

ッTセ

備考

容量：18L

耐圧：0.7MPa

圧縮空気耐圧

空気圧力により異なります
タンク内空時

安全弁：バネ式(0.4MPaで作動)0.7MPaト

スタンド台防振ゴム付：2300mm
最大高さ
スタンド台キャスター付：2380mm

電源電
磁 消費電力(50/60Hz)
弁
最高作動圧力差

AC100V,110V,200V,220V,230V,240V(御注文いただいた電圧により異なります)
5.5/4.2W
0.7MPa

液加圧タンクステンレス鋼304, Bs, NBR

加湿器

本体：PP樹脂等, ノズル：PPS樹脂及びOPFW樹脂等, Oリング：FKM, パッキング：FKM

ポール

アルミ

スパイラルホースソフトナイロン材質※(03B)は空気圧力0.3～0.35MPaの範囲で加湿量は変わりません。
■

RHC-C11
項目仕様

電源AC100～240V (50,60Hz

消費電力

約20W

備考単相)

100V仕様のみ電源ケーブル(5m)付調節計の設定湿度と現在湿度を比較して、運転方法

現在湿度＜設定湿度の時は噴霧、現在湿度＞設定湿度の時は噴霧停止

制御器
本体

湿度
センサ

COMとD22をジャンパ線でつないだ状態で出荷しているためインターロック使用時のみジャンパ線を外してください

インターロック

外部機器より無電圧a接点信号を受けて動作許可

湿度設定範囲0～100%RH

使用温度・湿度

0～50℃、0～85%RH

結露しないこと

寸法

125(W) x 125(H) x 100(D)突起物除く

重量約700g

ボックス材質

ポリカーボネート

素子素材

高分子フィルム

応答時間

素子単体1分以内

外形寸法

145(W) x 85(H) x 38(D)センサケーブル

約5m

クリーム色

防滴仕様ではありません突起物除く※ AKIMist®“E”、RHC-C11の仕様は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。
１６