ってどんなもの？のキットの中身はどんなもの？

センサーの装着／交換はどうするの？

グルコース値はどのように測定するの？

Readerのメモ機能って何ですか？

血糖値はいつ、どうやって測定するの？

血糖トレンド（変動）はどうやって確認するの？

お使いいただくみなさまへ製品をご使用の際は、必ず添付文書と取扱説明書をあわせてご確認ください。

Q&A

ってどんなもの？
FreeStyleリブレの 特徴とは
● 間質液中のグルコース（ブドウ糖）濃度を測定します。
＊● いつでも、どこでも、服の上からでも 、測定が可能です。
● センサーは最長 14 日間（ 2 週間）にわたってグルコースデータを提供します。
● センサーのメモリーは 8 時間です。グルコース値を15 分ごとに保存します。
● 測定情報は、わかりやすいグラフで表示されます。見やすく、操作しやすいタッチスクリーンです。
＊＊● センサーはアクティブな生活 が可能になる耐水性 設計です。
リーダー＊センサーから4cm 以内にReader がある時に測定できます。
＊＊水深 1メートルで 最長 30 分間の耐水性試験を実施済みです。入浴中、シャワー中、水泳中も着用可能です。

FreeStyleリブレで測定するグルコース濃度（値）とは● グルコースは毛細血管と間質液の間を自由に移動しています。血糖値と間質液中のグルコース値は相関性が高いことが証明されています1）。
● FreeStyleリブレは 間質液中のグルコース濃度を測定しているので、血糖値とは5〜10 分程度のタイムラグが発生する可能性があります 2）。
1) Rebrin K, Steil GM. Diabetes Technol Ther. 2000; 2(3): 461-472.
2) Rebrin K, et al. J Diabetes Sci Technol. 2010; 4(5): 1087-1098.

血糖値と間質液中のグルコース値の違い 注）〈イメージ〉

急激な変化がない時には近い値となります。

8082124150

炭水化物が消化されると、グルコースはまず血液に入ります。
そのため、血糖値が上がり、それに続いて間質液中のグルコース値が上がります。

140

下降する時も同様です。
血糖値が下がり、それに続いて間質液中のグルコース値が下がります。

120

血糖値
間質液中グルコース値
注）血糖値と間質液中のグルコース値の違いには個人差があります。

2

のキットの中身はどんなもの？のキットの中身はどんなもの？

リーダー

センサーキットってどんなもの？

Readerキット
クイックスタートガイド
取扱説明書（その他に添付書類があります）

電源アダプター

センサーパック

USB ケーブル
センサーアプリケーター

FreeStyle リブレ Reader

Readerセンサー（使いすて）
直径35mm

厚さ5mm

メッセージ

メモの追加
現在のグルコース値
食事のメモ
USBポート

※実物大

タッチスクリーン

電極挿入口

グルコース値トレンド矢印
超速効型
インスリンメモグルコースグラフ
ホームボタングルコース値の測定範囲は 40〜500mg/dL
完全に充電された状態で、7日間使用可能

ホーム画面

グルコース値画面3

センサーの装着／交換はどうするの？
装着前に確認しましょう● ペースメーカーなど、他の埋め込み式医療機器を使用中の患者さんは、FreeStyleリブレをご使用になれません。

● センサーパックとセンサーアプリケーターの使用期限が切れている場合は正しく測定されない可能性があるので使用しないでください。

● センサーパックまたはセンサーアプリケーターに破損が見られたり、開封されている場合は使用しないでください。

● センサーパックとセンサーアプリケーターのセンサーコード※が一致していることを確認してください。

センサーの装着
装着部位

センサーの準備※

1

センサーは上腕の後ろ側のみに装着します。
傷跡、ほくろ、ストレッチマーク（肉割れ線）、瘤のある場所や、インスリン注 射 の 部 位、前 回
セ ンサ ー を 装 着 し た 部 位 は避けてください。

平らで硬い場所にセンサーパック

4 を置き、センサーアプリケーターの黒線のマークをセンサーパックの黒線のマークに合わせます。
センサーアプリケーターを上から
強 く、止 ま る ところま で 押 し下げてください。

4

アルコール綿で装着部位

2 を拭き、装着までに乾かしてください。

装着部位は清潔で乾燥している必要があります。

センサーパックから5 センサーアプリケーターを持ち上げます。

センサーパックのフタを3 完全にはがして開けます。
センサーアプリケーターのキャップを回して外します。

これでセンサーの準備が6 整いました。

センサーアプリケーターには針が含まれています。センサーアプリケーターの内部に触れたり、センサーパックに戻 すことはしないでください。

装着時に気をつけましょう● センサーの装着には、出血を伴う場合があります。
● 出血が多い場合には、センサーを取り外し、別の部位に新しいセンサーを装着してください。出血部位が気になる場合には、かかりつけの医師にご相談ください。

センサーの装着センサーの装着／交換はどうするの？

センサーアプリケーター

センサーアプリケーター

センサーが身体に装着されるまでしっかりと押し込みます。

離します。

7 を 装 着 部 位 に あ て、 8 をそっと身体から引き予期せぬ怪我などを防ぐため、装着部にしっかりあたるまでセンサーアプリケーターを押し下げないでください。

センサーが固定されて9 いることを確認します。
これでセンサーの装着ができました。

センサー装着初日はセンサーによる測定値と血糖値との差が大きくなる場合があります。
測定値の正確性に疑問がある場合には、添付文書の「使用方法に関連する使用上の注意」を参照してください。

センサーの取り外しと交換
センサーの装着から14日間経っていなくても、装着部位に炎症や不快感を感じた場合、またはReaderが現在使用中のセンサーで問題を報告している場合も、センサーを交換してください。

センサーは装着から14日経過すると、自動的に機能が停止し、センサーを交換する時期であることを知らせるメッセージがReader に表示されます。
14日間の使用期間が終わる前にセンサーを交換した場合には、最初にReader でスキャンした時に、新しいセンサーを使用開始してよいか確認する画面が表示されます。

1

センサーの粘着部の端を引き上げます。1 回の動作で皮膚からゆっくりとはがします。
皮膚に残った粘着剤は、温かい石鹸水またはアルコール綿で取り除くことができます。
使用済みのセンサーは、地域の規制に従って廃棄してください。

装着していた部位ではない場所に、新しいセンサーを2 装着します。

5

グルコース値はどのように測定するの？
1

リーダー

ホームボタンを押して、Readerの電源をオンにします。

画面操作は、指の腹を使用します。
爪やその他の物を使用しないでください。

初回使用時 日時と目標グルコース範囲の設定

タッチスクリーンの、2 で、現 在の日付を設定し ます。
をタッチすると次に進みます。

現在の時刻を、❷と同様にをタッチします。

3 設定します。

センサーのデータを正しく解釈するためには、日時を正確に設定することが大切です。

タッチスクリーンの、4 で、目標グルコース範囲を設定します。
ます。

をタッチし目標グルコース範囲はReaderのグルコースグラフ上に表示され、目標範囲内であった時間を計算するために使用されます。

目標範囲設定に関しては、
医療従 事 者にご相談くだ
さい 。

グルコース値画面にある

5 グ ル コース値トレンド矢印の 説 明 が 表 示 さ れ ま す。
をタッチします。

6

他の画面からホーム画面に戻る方法が表示されます。
を タッチ す る とホーム画面に戻ります。

センサーを起動する・・・新しいセンサーを装着するたびに15秒以内にセンサーが正常にスキャンされないと・・・再びスキャンを促すメッセージが表示されます。 をタッチしてホ ーム 画 面 に 戻 りもう 一 度 、❷→❸の手順を行います。

「新しいセンサーを起動」

2 をタッチします。

センサーから4cm以内で3 Readerを持ち、スキャンします。

センサーが正しく起動すると、音声の設定がオンの場合には、ビープ音が鳴ります。

60 分間のセンサー起動時間が完了するまでお待ちください。
Reader のメモリーは通常の使用方法で90日間です。

グルコース値はどのように測定するの？

グルコース値を測定する・・・測定のたびに15秒以内にセンサーが正常にスキャンされないと・・・再びスキャンを促すメッセージが表示されます。 をタッチしてホーム画面を表示し、「グルコース値を測定」をタッチした後、再度スキャンします。

ホーム画面で「グルコース値を測定」をタッチすると、この画面が表示されます。

3

センサーから4cm以内で2 Readerを持ち、スキャンします。

（グルコース値が推移する方向を示す）

Readerに、現在のグルコース値と共に、グルコースグラフとグルコース値トレンド矢印が表示されます。

グルコースが急速に上昇（1分あたり2mg/dL以上）

グルコースが上昇（1分あたり1〜2mg/dL）

グルコース値トレンド矢印は測定値と一緒に表示されない場合もあります。
長時間センサースキャンをしないと、データが表示できなくなります。
少なくとも8 時間に1回、Reader でセンサーをスキャンして測定してください。

グルコース値トレンド矢印

グルコースがゆっくりと変化（1分あたり1mg/dL未満）

グルコースが低下

グルコースグラフは、グルコースグラフは、過去 88 時間の変動も時間の変動も過去表示します。
表示します。

（1分あたり1〜2mg/dL）

グルコースが急速に低下（1分あたり2mg/dL以上）

7

リーダー

Readerのメモ機能って何ですか？
メモが追加できるのは、グルコースの測定と同時または測定を行った15 分以内です。
生活リズムに合わせたインスリン注射・食事等に関する記録を保存することができます。

1
グルコース値画面で右上にあるをタッチします。
えんぴつマーク
プラスマーク
三角プラスマーク2

三角マイナスマーク
超速効型インスリンメモ

追 加し た い 項 目 を選択します。

食事のメモが項目の右側に表示されます。

②で超速効型インスリンまたは持効型インスリンを選択した場合②で食事を選択した場合をタッチすると、投与したをタッチすると、炭水化物の3 単位数を入力する画面になります。

3 グラム数を入力する画面になり、 をタッチして単位数を入力します。
画面右すみのをタッチします。

、 をタッチしてグラム数を入力します。
画面右すみのをタッチします。

ます。

画面右すみの4 します。

をタッチして保存

保存後に画面上では 超速効型インスリンはが、食事は が表示されます。
インスリン注射や食事をとったタイミングで、グルコース値を測定し、記録してください。
持効型インスリンを選択した場合は画面上では表示されません。記録として保存され、ソフトウェアをダウンロード後に入手できるレポート（p.10〜11 参照）に表示されます。

8その他、Readerにはお知らせ機能としてアラームを設定することができます。

血糖値はいつ、どうやって測定するの？
以下の場合は血糖自己測定（SMBG）を必ず行ってください。
グルコース値トレンド矢印

または（グルコース値が70mg/dLより低い）（グルコース値が15分以内に70mg/dLより低くなると予測）
測定結果と一致しない症状がある、または測定値の正確性に疑問がある時

LO（測定値が40mg/dLより低い） HI（測定値が500mg/dLより高い）
Reader画面に表示されます

FreeStyleリブレの血糖自己測定（SMBG）の方法

1

SMBG：Self-Monitoring of Blood Glucose

手と測定部位をアルコール綿で拭き、乾かします。

2 電極の使用期限を確認します。
電極のホイル包装を切れ目から破り、電極をReaderのメモ機能って何ですか？

3 取り出します。

取り出した後はすぐに電極を使用してください。

電極の先端にある黒い 3 本線を表に向けて、4 Reader の電極挿入口に差し込みます（止まる

血糖値はいつ、どうやって測定するの？

ところまで）。血液滴下マークが表示されます。

穿刺器具を用いて血液を1 滴採取し、電極 の5 先端にある白い部分に付けます。

十分量の血液が付着すると、画面には蝶が表示され、約5秒後に測定結果が表示されます。
血糖の測定範囲は20〜500mg/dLです。
血糖電極を使用しても、LOやHIが表示された場合は医師に連絡してください。

測定結果を確認後、使用済み電極を6 抜き取り、廃棄します。

開封済みの包装を使って抜き取ると、廃棄の際に便利です。

9血糖トレンド（変動）はどうやって確認するの？
AGP（Ambulatory Glucose Proﬁle）
を活用することにより、日中および 夜間の血糖トレンドを「見える化」し、血糖変動パターンをわかりやすく捉えることができます。

AGPは血糖コントロールの評価を容易にします。ポイントは・・・①低血糖のリスクの確認②目標範囲との比較③ 中央値曲線の変化に着目（日内変動）④各時間の曲線の上下幅に着目（日差変動）

AGPの読み方〈イメージ〉
青色帯（25・75パーセンタイル曲線）
各時間帯で、50％のグルコース値がこの範囲内に入ります。

水色帯（10・90パーセンタイル曲線）
各時間帯で、80％のグルコース値がこの範囲内に入ります。

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
mg/dL

350

高血糖域

300
250

目標範囲

200
150
100
500

低血糖域
目標範囲 70〜180mg/dL

中央値（グルコース値を小さい方から並べた時に真ん中にくる値）
中央値曲線の上下動が大きい箇所は、1日の中で血糖変動が大きい時間帯であることを示しています。

10

AGPから血糖トレンドを読む際のポイント
AGPは医療従事者とともに活用することが大切です。グラフの意味するところを理解して、血糖コントロールの改善に役立てましょう。
00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00mg/dL

350
300

③ 中央値曲線の変化に着目

250④ 各時間の曲線の上下幅に着目→ 日によるばらつきが大きい②目標範囲との比較

200
150
100500① 低血糖のリスクの確認→ 低血糖を回避
目標範囲 70〜180mg/dL

AGPレポートを入手するために、まずはFreeStyleリブレソフトウェアをダウンロードしましょう。

FreeStyleリブレソフトウェアのダウンロード方法
オフィシャルサイト

1 にアクセスします。
https://jp.abbottdiabetescare.com/patient/products.
html「F r e e S t y l eリブ レ 」「 ア ボ ット 血 糖 測 定 」
で検 索 しても 該 当 のページが出てきます。

2 「FreeStyleリブレ」
をクリックします。
31

画面のアイコンより、ソフトウェアを選択してダウンロードします。

AGPレポートの印刷方法

1

ReaderとパソコンをU S Bケーブル（充電時に使用するものと同じ）で接続します。

血糖トレンド（変動）はどうやって確認するの？

ソフトウェア を立2 ち上げ、「レポートの作成」をクリックします。

作成したいレポート

31 を選択後、「レポートの印刷」をクリックします。

11Q&A
インスリン注射の際に気をつけることはありますか？

インスリンの注入部位は、装着しているセンサーから少なくとも2.5cm 以上離してください。

センサーを着けたままで X線・MRI・CTスキャンの検査を受けてもよいでしょうか？

これらの 検査が、システム性能にどのような影響を与えるかは評価されていません。センサーを取り外してから検査を受け、検査後に新しいセンサーを装着してください。

使い終わったセンサーの処分はどうすればよいでしょうか？
地域の規制に従って廃棄してください。

センサーを着けたままで飛行機に乗れるのでしょうか？

セキュリティシステムを通過する際には、保安検査係員に FreeStyle リブレを装着していることをお伝えくだ
さい。センサー自体は、装着したままセキュリティシステムを通過することは問題ありません。
機内ではセンサーでのスキャンは行わないようにしてください。
規則や規制は、通告なく変更される場合があるため、ご出発前に航空会社にご確認ください。

センサーを着けたままでプールに入れますか？

センサーを装着したまま入浴、シャワー、水泳も可能です。水深 1mで 30 分間までは、問題なくご使用いただけます。それ以上の深さ・時間はなるべく避けてください。
Readerは水濡厳禁です。
リーダー

センサーを着けたままでサウナに入れますか？

センサーは熱くなりすぎたり冷たくなりすぎると、Reader にが表示され、一時的にデータの測定を停止する可能性があります。適切な場所に移動して再度測定してください。

温度計マークアラームの解除方法を教えてください。

アラームは、Readerの電源 がオフであっても作動します。OKをタッチしてアラームを止めるか、設定した時間を解除してください。

を押してアラームマーク

充電の仕方を教えてください。

同梱のUSB ケーブルを、同梱の電源アダプターを用いてコンセントに差し込んでください。USB のもう一方の端を Reader のUSB ポートに差し込んでください。完全に充電されたReader は、7 日間使用可能です。

当社製品の取扱方法や修理のご相談など、ご不明な点は下記お客様相談窓口にご相談ください。
お客様相談窓口

FreeStyle リブレ

検索https://www.myfreestyle.jp/
本社：

製造販売元：

ダイアベティスケア事業部

ダイアベティスケア事業部

東京都港区三田 3-5-27

千葉県松戸市松飛台 278

販売名：FreeStyleリブレ 承認番号：22800BZX00212000
販売名：FSプレシジョン血糖測定電極 承認番号：22600AMX01286000
販売名：β- ケトン測定電極Ⅲ 承認番号：22300AMX00567000「FreeStyleリブレ」とそれにかかわるブランドマークは、米国 Abbott Diabetes Care Inc. が各国・地域において有する商標です。

ADC-17408 11/19