日本天文学会2008年秋季年会

中小口径望遠鏡による天文学・A11c

2008.9.11-13

GA

岡山理科大学150cm Reflector& Incidental Instruments

Gunma Astronomical Observatory

http://www.astron.pref.gunma.jp/

ぐんま天文台 150c m 望遠鏡焦点面観測装置
高橋 英則、橋本 修、衣笠 健三、本田 敏志、田口 光
Hidenori Takahashi (Gunma Astronomical Observatory) ; nori@astron.pref.gunma.jp

150cm反射望遠鏡
 1999年設置
 北緯： 36 35′47″ 東経：138 58′22″ 標高：885m
 ドーム：11m
 多様な観測装置
 突発天体の観測等
運用のフレキシビリティ 共同利用は行っていない 大学等との共同研究には利用 一般観望にも使用（世界最大級の口径）

光学方式
主鏡直径
有効口径
焦点距離
ハルトマン定数
架台
指向精度
追尾精度
ドーム直径
設置製作

リッチ・クレチアン式反射望遠鏡
160 cm150 cm1830 cm (F/12.2)
0.3 arcsec
計算機制御経緯台式
3.0 arcsec (rms)
0.7 arcsec (rms) ( 1 5分間)
11 m
1999 年 3 月
三菱電機

観測波長域
ナスミス１
ナスミス２
ベントカセグレン１
ベントカセグレン２
カセグレン

可視〜近赤外（0.38 2.35 m）
高分散分光器（GAOES）
観望鏡
窒素冷 却CC Dカメラ
低分散分光撮像装置（GLOWS）
近赤外線カメラ（GIRCS）

高分散分光器

近赤外線カメラ

可視低分散分光撮像装置(GAOES : Gunma Astronomical Observatory Echelle Spectrograph)
On Nasmyth FP(GIRCS : Gunma Infra-Red Camera & Spectrograph)
On Cassegrain FP(GLOWS : Gunma LOW resolution Spectrograph & imager)
On Bent Cassegrain-2 FP

 中口径望遠鏡 ＋ラージフォーマットアレイ
 撮像＆分光機能
 同一望遠鏡による可視との相補観測
 赤外線観測の教育的利用

 国内有数の可視高分散分光観測装置
 広い観測波長域を1 shotでカバー
 読み出しの速さ 大学等観測（解析）実習にも利用
波長域
波長分解能
スリット長検出器

360 1000 nm
70,000 (スリット 1.0")、100,000 (スリット 0.6")
8.0" (720μm)
e2V CCD44-82 2048 × 4096 画素(1画素 15μm × 15μm)
MFront2 + Messia-V (読み出しノイズ 3e 以下)
ヘリウム循環冷凍機
セミリトロウ
レンズ方式
レンズ方式
R = 2.8, 31.6 gr/mm, ブレーズ角 71deg(赤) 250 gr/mm, ブレーズ 600 nm, 4.5deg(青) 400 gr/mm, ブレーズ 415 nm, 4.8deg
1 0等 (600nm付近) S/N˜50, 12 0分露出
ジェネシア

読み出し回路
冷却方式
方式
コリメータ
カメラ
エシェル回折格子
クロスディスパーザ
限界等級
製作

HAWAII (HgCdTe 1024 X 1024)
0.“4 / pixel → 視野: 6.ʻ8

撮

10 ﬁlter positions
広帯域
J , H , K , Ks
狭帯域
[Fe II] (1.644 µm)
H2 1-0 S(1) (2.122 µm)
Brγ (2.166 µm)
K連続光 (2.144 µm)
6 grism positions
J (1.114 - 1.397 µm)
R 〜 1000
H (1.439 - 1.794 µm)
R 〜 900
K (1.959 - 2.397 µm)
R 〜 1000
スリット : 1“, 2”, 4“光製造

インフラレッド・ラボラトリー社（米）検出器

Andor DW432(e2v CCD55-30 Back-illumination : 1250 X 1152 素子)
0.“6 / pixel → 視野: 10ʼ

波

長域

400 ~ 800 nm

撮像

4 ﬁlter positions (+ hole) : B , V , R , I分

光

Grism

波長分解能

400 ~ 500

スリ ッ ト40“（長さ）、1.8”（幅）冷却 方 法３段ペルチェ冷却

製

ジェネシア

フィルター
ホイール

コリメータ

Liot Stop

冷凍機

スリット面
電子冷却CCD

グリズム

レンズ系
カメラレンズ検出器

150cm望遠鏡ネットワーク

観測性能
11m Dome

Telescope & Instruments

Performance of Instruments in GAO
8Imaging

SM/CVCU *2

10000

TMCU * 3Time

Grism (Slit = 1 ~ 4")1000
H2 BrgNarrow band filter[Fe II]

16Kcont.

Resolution

Limiting Magnitude

100000

GIRCS

Echelle (Slit = 0.6 ~ 4")

Telescope Control
OC *7

OCGW *9100ms

12

Grism (Slit = 1.8")(Az(t), El(t)), (α, δ)…

IOP * 6

MTCU * 1

Spectroscopy

GLOWS

14

Control Room
Telescope Control Unit

GAOES

10

フィルターホイール（Grism & Filters）

較正光源（FeNeAr)

エレキ関係

エシェル
グレーティング(S/N~100, 60min)

造

スリット

クロスディスパーザ

コリメータ系
レンズ

像分

検出器

カメラ系レンズ検出器

 フレキシビリティの高さ
 突発天体の同定観測 公開用の画像取得
 大学生の教育普及活動

FRCU * 4

GPSWeather

AG PROC*8Handset

Information
Status (1s)

AGCU * 5100

ODCS *10CommandNTP server
Instrument’s ControlKs(5sigma, 15min)
18UVBRIJH(err=0.1mag, 9min)

20
0.3

0.4

0.50.6 0.7 0.8 0.9 1

Wavelength [um]23

1 : Mount Control Unit
2 : Secondary Mirror & Cover Control Unit
3 : Tertiary Mirror Control Unit
4 : Focal Rotator Control Unit
5 : Auto Guider Control Unit
6 : Interface Panel
7 : Operation Console
8 : Auto Guider Processor
9 : Operation Console Gate Way
10 : Observation Devices Control ServerGAOES

Data Storage

GIRCS

GLOWS

pw07

pw08