MF-219-008

取扱

説

明

配電盤用縁形計器
直流電流計
直流電圧計
MF-15-1T
MF-15-2T
MF-17-1T
MF-17-2T
MF-15-1Y
MF-15-2Y
MF-17-1Y
MF-17-2Y

書

MF-219-008

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の条件を満たす場所でご使用ください。これ以外のご使用条件では、誤動作や故障、寿命低下につながることがあります。
 周囲温度-10～+55℃、湿度 25～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 2000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損・火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災・誤動作の原因となります。
 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。(指示計器はカバーに帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。)
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）にご注意ください。
本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）の原因になりますのでご注意ください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-20～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

MF-219-008

目

次

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 特長 ････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.2 機種概要 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.2 設置条件 ････････････････････････････････････････････････････････････

6

2.2.1

設置条件に関する事項

2.2.2

使用条件に関する事項

2.3 取付け及び取外し方法 ････････････････････････････････････････････････
2.3.1

取付け方法

2.3.2

取外し方法

7

2.4 結線図 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

8

3. 校正 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

8

4. 仕様
4.1 定格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

9

4.2 標準仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

9

4.3 特殊仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････ 102

MF-219-008

1. 概要
本製品は動作原理に永久磁石可動コイル形を用いた、縁形の直流電流計又は直流電圧計です。

1.1 特長 パネル占有面積が少ない。
 薄形で、多数連装することができます。
 2 つのメータを計器に組み込むことができ、比較測定に最適です。
 測定点名称、タグ No.などを上下名称板に表示することができます。
 精密な指示を必要とする場合、計器後部より微調整することができます。
 段付スケール板の採用により、視差を除いています。
 パネル盤前面より、計器の取付け及び取外しができます。

1.2 機種概要
MF- (1) - (2)(1) 形状記号1715(2) 計器取付方向
正面寸法 (縦×横)170×41150×41記号
1T
1Y2T2Y3種類
1指針 縦形
1指針 横形
2指針 縦形
2指針 横形

MF-219-008

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図(1) MF-15
F-15-2T

F-15-2T
209

F-15-1T

23.5

41

168.5

調整ボリュウム

17148

125F22145

調整ボリュウム

11150

F-15-1TM4ネジ

146±0.5

47

3

1素子側
42素子側
調整ボリュウム
40
零位調整器

F-15-2Y

名称板

パネルカットエスカッション(隠し金具)

1素子側

1212

342素子側F-15-1Y

正面図

裏面図(2) MF-17
F-17-2T
47

209

41

23.5

F-17-1T

168.5

17

調整ボリュウム

調整ボリュウム

F85.5

F-17-1T

F-17-2TM4ネジ

164±0.5

168125163

22170

1131素子側
42素子側調整ボリュウム
零位調整器

パネルカット40

名称板

エスカッション(隠し金具)

F-17-2Y

1素子側

123

4

単体+141 -0
F-17-1Y+1(41×n) -0 (１)( n：連装取付台数)

2素子側

1

正面図

F
2 個以上

注(１) 連装する場合は、指示計をパネルカットの中央に寄せて取付けてください。また、10 台以上の連装時、指示計とパネルカットの隙間が大きい場合、連装用のエスカッション（オプション）をご使用ください。

2

裏面図

4

MF-219-008(3) 直列抵抗器 (DM-1 ～ DM-25)

DM-1 (601～1000V)

DM-2 (1.5～2.5kV)
3-M5ネジ

2-φ5穴

2-φ3.5穴

2-M4ネジ

質量：50g
質量：170g

DM-5～DM-25
2-M5ネジ

形名
DM-5DM-10DM-15
DM-20DM-25定格
3～5kV
6～10kV
12～15kV
20kV
25kV

A
170
220
290
390500B
120160
210
260
330

C
110
140200
300
400

D154
194248294356＊ 端子カバーはオプションとなります。

5E
170210
264
310
372

F
140140
190
220
280

G
106
106146176
236

d
4
4
5
5
5

質量1.0kg 以下
1.5kg 以下
2.0kg 以下
3.0kg 以下
3.5kg 以下

MF-219-008

2.2 設置条件
2.2.1 設置条件に関する事項
 屋内使用としてください。
 設置高度は 2000m 以下としてください。
 使用温度範囲-10～+55℃、1 日の平均温度は 40℃以下としてください。
 測定回路の測定カテゴリⅢ
 汚染度２JIS C 1010-1：2005 (配電盤などの測定回路で使用する場合のカテゴリ)

JIS C 1010-1：2005 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)

 設置については、強磁性体（鉄）又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
 絶縁は基礎絶縁です。
 屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本計器は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨，水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付けに関する事項① 安全のために取付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
③ パネルへの取付けねじは、適切な工具によりねじサイズ、材質に適したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m
 配線に関する事項① 活線作業は禁止してください。
② 配線は、結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
④ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m⑤ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取付けてください。(オプション)⑥ 変流器(CT)との組み合わせ計器は、正しく CT 二次側端子を接続してください。CT の誤配線又は CT 二次側の開放は CT の二次側に高電圧が発生し、CT の故障、焼損、火災の原因となります。

2.2.2 使用条件に関する事項
 操作者が触れてよい部分は、パネルに取付けた指示計器の前面のみです。
 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。

6MF-219-008

2.3 取付け及び取外し方法2.3.1 取付け方法
取付けパネルは、厚さ 7mm 以下の丈夫な鋼板を使用してください。
パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
(1) 上下の名称板を取外します。
(2) 上下の締付けねじをプラスドライバーにてゆるめ、固定金具を図 1 の位置まで下げます。
(3) 盤前面より計器本体を挿入します。
エスカッション（隠し金具）の使用の場合は、計器本体のエスカッション用溝に合わせて差し込んでから、計器本体を盤に挿入してください。

締付ねじ固定金具
名称板

計器本体
表面枠

エスカッション
(隠し金具)(4) 締付けねじをプラスドライバーにて締付け、計器をパネル盤に固定します。(図 2 参照)

パネル盤名称板(5) 上下の名称板を取付けます。
2.3.2 取外し方法(1) 上下の名称板を取外します。
(2) 上下の締付けねじをプラスドライバーにてゆるめます。
(3) 盤前面より計器本体を抜き取ります。
(4) 上下の名称板を取付けます。
図1

図2● エスカッション（隠し金具）の使用・説明
パネルカットのエッジを隠すために使用します。1 台を実装する場合は計器本体の両側にエスカッション（隠し金具）を挿入して使用します。また、連装の場合は、両端の計器本体の片側（外側）に取付けてください。
エスカッションは、計器本体をパネル板に取付ける前に、計器本体のエスカッション用溝に合わせて差し込んでください。
<注意> 取付け時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。充分注意して取付けてください。

7

MF-219-008

2.4 結線図
外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。
■ MF-15-1T(1Y)，MF-17-1T(1Y)■ MF-15-2T(2Y)，MF-17-2T(2Y)
1(＋) 直流入力
2(－) (前面より左又は上側用)

1(＋)
直流入力
2(－)

3(＋) 直流入力
4(－) (前面より右又は下側用)

電流計 (30A 以下)

電流計 (31A 以上) 分流器外付＋－LOAD＋－LOAD
分流器＋＋－－

電圧計 (600V 以下)

電圧計 直列抵抗器外付
DM-1 (601～1000V)＋－LOAD

電圧計 直列抵抗器外付
DM-2～DM-25 (1.5kV 以上)＋－＋－LOAD

LOAD

DM-1＋＋＋－－－(DM-2～25)

3. 校正
本計器は、あらかじめ指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用で誤差が生じた場合には、零位調整器及び後部感度調整VRで再調整してください。
< 調整方法 > (例) DC4～20mA 入力(計器後部)MAX.
ADJ.

(1) 右図の結線してください。
(2) 入力 DC4mA を印加し、指針が零の位置になるよう、零位調整器で調整します。
(3) 入力 DC20mA を印加し、指針が最大目盛値になるよう、後部の調整 VR（MAX. ADJ.）を調整します。
(4) (2) 及び (3) の調整を繰り返して、調整してください。

8(+)1(-)2直流発生器

MF-219-008

4. 仕様
4.1 定格
■ 電流計

■ 電圧計

最大目盛値

内部抵抗又は電圧降下

100μA

4kΩ

200μA

1.8kΩ

500μA

510Ω

1mA

160Ω

2mA

81Ω

5mA

12Ω10mA

6Ω20mA3Ω

25mA ～ 500mA

60mV (２)

1A ～ 10kA

付属器具

60mV (２)，(３)

－－
分流器

消費電流

付属品

500mV ～ 900mV

最大目盛値

4mA

－

1V～600V

1mA

750V/1mA ～ 25kV/1mA
(４)

1mA

－直列抵抗器DM-1～DM-25２

注( ) 50mV 計、100mV 計も製作します。
注(３) 1A を超える場合は 60mV 計器に分流器を外付してください。
分流器のリード線は付属しませんが、リード線抵抗値は 0.07Ω（1.25mm2 片道 2m）を標準としています。
注(４) 600V を超える場合は、1mA 計器に直列抵抗器を外付してください。

4.2 標準仕様
項目
動作原理

永久磁石可動コイル形

準拠規格

JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-2，-9：1997 ｢指示電気計器｣

階級

1.0 級

計器振れ角

45°

目盛長90mm

目盛板
指針

白色塗装
三角形 (赤色)

計器取付方法縦形取付 (1T、2T)，横形取付 (1Y、2Y)

計器取付姿勢鉛直 (⊥)

計器取付パネル材質

鉄板又は非鉄板をご指定ください

取付パネルの厚さ7mm 以下

汚染度
測定カテゴリ

2CATⅢ

最高回路電圧600V (電流計)

電圧試験

電気回路と外箱間

AC3320V (50/60Hz) 5 秒間

絶縁抵抗

電気回路と外箱間

DC500V

材質

仕様

50MΩ以上

カバー：メタクリル酸樹脂 (帯電防止処理)
ベース：ABS(V-0)
表面枠(ハウジング)：アルミダイカスト
エスカッション：鉄外観色

表面枠：マンセル N1.5 (黒色) 又は マンセル 7.5BG4/1.5 (暗青色)
べース：マンセル N1.5 (黒色)エスカッション：マンセル N1.5 (黒色)

使用温湿度範囲-10 ～ +55℃ ，25 ～ 85％ RH (結露のないこと)

保存温度範囲-20 ～ +70℃

質量
製品保証期間

1 指針形：400g ，2 指針形：500g
1 年間

91 日の平均温度は 40℃以下

MF-219-008

4.3 特殊仕様 (オプション)
項目
指針仕様
棒形（1 指針形で 2 重目盛の場合）

計器取付姿勢水平、傾斜取付（角度指定）

目盛

着色目盛、2 重目盛、など

最大目盛区分端子カバー

80 区分
端子カバー付とご指定ください10MF-219-008

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８）３９６６
京都営業所

作成 2020/ 4/10

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４）１３５３
Rev. A

11