仕様文書番号───お買い上げ日より１ヶ年
保 証 書 ───
保証期間保証書付

XOC-2200
取扱説明書●このたびは、酸素・一酸化炭素計 XOC-2200をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出して読めるよ
う、できるだけ身近に大切に保管してください。
●この取扱説明書をよく読んで理解してから正しく使用してください。
●本取扱説明書の記載内容は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
●包装箱の中に下記のものが入っています。万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが、お買い上げ店または弊社までご連絡ください。
□酸素・一酸化炭素計………………………… 1

□

検査

成績

書

………………………… 1

□

取扱

説明書

………………………… 1□

単４形アルカリ乾電池………………………… 2（ガス検知器内包電池含む）
安全ピンアダプタ（C － 10）………………… 1（ネジ４本含む）

メモ

機器本体に内蔵されている電池は、工場での調整に使用したものです。
付属の電池に交換してお使いになられることをおすすめします。

製品名ございます。正常な使用状態で保証期間中に万一異常を生じお買い上げ日年月日
た場合には、下記の記載内容により保証させていただきます。
お買い上げ店名
ご愛用者名

保証範囲

〒□□□ - □□□□

責任による故障または損傷の場合、無償にて修理させていご住所①電源（ピーク）
スイッチ
④液晶表示

⑨警報ランプ）保証の適用除外（以下は保証期間中でも有償修理させて●保証期間いただきます。）
お買い上げ日より１ヶ年

１）製品の誤用や取扱い不備、使用者の故意・不注意によ●保証範囲

仕様・取扱説明書に従った正常な使用状態で、製造上の責任による故障または損る故障または損傷。
傷の場合、無償にて修理させていただきます。但し、無償修理は弊社製品または部品の取替えの範囲に限り、警報器本体以外に生じた損害は本保証書に定められ
２）災害、地震、風水害、雷、異常気象、異常電圧、異常た保証の対象ではありません。

電磁波およびその他の天候、地変による故障または損害。

●保証の適用除外（以下は保証期間中でも有償修理させていただきます。）
３）お客様自身による修理や改造に起因する事故または損傷。
１）製品の誤用や取扱い不備、使用者の故意・不注意による故障または損傷。
２）火災、地震、風水害、雷、異常気象、異常電圧、異常電磁波およびその他の天候、地変による故障または損害。
４）消耗品および消耗品を交換されなかったことによる故
３）お客様自身による修理や改造に起因する事故または損傷。
障または損傷。
４）消耗品および消耗品を交換されなかったことによる故障または損傷。
５）その他弊社の責任によらない故障または損傷。
５）その他弊社の責任によらない故障または損傷。
６）日本国外での使用による故障または損傷。

６）日本国外の使用による故障または損傷。

⑥ガス検知口Ｂ⑤ガス検知口Ａるとブザー、ランプおよび振動によって警報を発し、酸素欠乏やガス中毒による事故の未然防止にお役立ていただくためのガス検知器です。

（メイン）の単位を表示します。
③ガス濃度単位（メイン） ガス濃度
④１段目警報表示

１段目警報濃度以上になると点滅表示します。

①電源（ピーク）スイッチ 電源を ON/OFF するときに使用します。
または、PEAK ホールド機能のときに使用します。

⑤２段目警報表示

２段目警報濃度以上になると点滅表示します。

⑥PEAK表示

ガス濃度がPEAK値を表示しているときに表示します。

②エアー調整（ディスプ エアー調整（ゼロ調整、21％調整）をするときに使レイ）スイッチ用します。または、メイン表示切替をするときに使用します。
③ T ×C（ガス校正）スイ T × C（積算濃度）を表示させるとき、および積算ッチ
濃度警報を解除させるときに使用します（CO のみ）。
または、ガス校正をするときに使用します。
※「ガス校正」の方法については、ガス校正セット（別売）の使用説明書を参照。
④液晶表示

ガス濃度等の各種表示をおこないます。（Ｐ４参照）⑤ガス検知口Ａ

一酸化炭素を検知するところです。

⑥ガス検知口Ｂ

酸素を検知するところです。

⑦センサカバー

ガスセンサの収納部です。

⑧電池フタ電池収容部です。

⑨警報ランプ

警報を発すると点滅します。

⑩ブザー警報音を発します。

⑦電池残量表示

電池の残量を表示します。

⑧ガス濃度表示
（サブ）

ガス濃度値
（サブ）
をデジタル表示します。

⑨ガス種表示（サブ）

ガス種（サブ）を表示します。
（CO, O2のいずれかを表示します。
）⑩ガス濃度単位（サブ）

ガス濃度（サブ）の単位を表示します。

危険：

―4―

本器が警報を発しましたら、直ちにガス中毒防止のための必要なすべての処置をしてください。
ガス検知口をふさがないようにして使用してください。

安全ピンアダプタを電池フタに取り付けることにより、安全ピンでの装着が可能になり安全ピンアダプタを電池フタに取り付けることにより、安全ピンでの装着が可能になります。
ます。
取付方法は、下記のとおりです。
取付方法は、下記のとおりです。
①バインドネジで、安全ピンアダプタを本①バインドネジ（銀色）で、安全ピンアダプ ②安全ピンアダプタを下から折り曲②安全ピンアダプタを下から折り曲
げてタッピングネジで電池フタに体ケース裏面に取り付けます。
タを本体ケース裏面に取り付けます。
げてタッピングネジ（金色）で電池取り付けます。
フタに取り付けます。

３． 使用方法① 電源を入れる【電源（ピーク）】スイッチを約３秒間押します。
このとき“on”とカウントダウン“３→２→１”を表示し、自動的に「ガス警報濃度設定値表示」、「エアー調整」をおこなってからガス濃度表示になります。このとき、ブザー音、警報ランプ、振動（10 秒以内）も動作します。

ON
OFF

警告

回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。

注意

回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。

衣類等に付着した場合は、早急に水洗いしてください。
目、耳等に入った場合は、応急処置として水洗いをし、至急医師の診察をお受けください。

警告：必ず日常点検および定期点検をおこなってください。
注意：●取扱い上のアドバイスを意味します。
●●●防爆関連事項●

本器は、防爆構造になっています。
下記の防爆関連事項の記載内容を守ってご使用ください。

●●

防爆構造：ExibⅡBT3X
定格：DC1.5V 0.18A（LR03）
注意事項：電池交換は非危険場所で行ってください。
酸素濃度の測定においては、空気と可燃性ガス又は蒸気および毒性ガスとの混合物以外には使用しないでください。

●

●

●

落としたり、ぶつけたり等の強い機械的ショックおよび強い振動などは避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
高温多湿の場所・低温低湿の場所・車内等での、保管や長期放置をしないでください。
使用温度／湿度範囲外での使用および急激な温度／湿度変化は避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
水濡れ、結露は避けてください。
本器が結露した場合は、除去して完全に乾燥させた後に点検をしてからご使用ください。
測定環境の気圧が標準気圧と異なる場所（例えば、標高の高い場所など）での測定では、酸素センサは圧力依存を受けるため正確なガス濃度表示を示しません。
振動警報は装着箇所により気付きにくい場合がありますので注意してください。
電池は単４形アルカリ乾電池（LR03）を使用してください。
他のガス（水素、NOx，SOx，アルコール等）も検知する場合がありますので、測定環境を考慮してご使用ください。

警告
メモ

本器は本質安全防爆構造です。分解、改造、構造および電気本器は本質安全防爆構造です。分解、改造、構造および電気回路の変更等はしないでください。防爆性能を損なうおそれ回路の変更等はしないでください。防爆性能を損なう恐れががあります。
あります。

定められた法律・規則に準拠してご使用ください。
●➡

回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。

危険：万一センサからの液漏れが発生した場合（機械的衝撃等で）➡

危険

バインドネジ
タッピングネジ
先 端 に 切 欠 き が あ り ま す。

（4）オプション品（別売）（4）オプション品（別売）
品名

型式

レザーケース品名
耐熱レザーケース
レザーケース

概要（IPX1）
C-11
型式 機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止します。
概要
機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止します。
（IPX1）まC-12
C-11 機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止します。
た、耐 熱材料を使用していますので一時的な高温の輻射（防滴Ⅰ形）
熱等に対し機器の温度上昇を軽減します。
（機器の使用温度C-12 範囲は変わりません）
機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止します。
ガス検知器の落下防止用に使用します。
ST-3 （防滴Ⅰ形）
また、耐熱材料を使用していますので一ST-6 ガス検知器を周囲に溝のないタイプのヘルメットに装着する
時的な高温の輻射熱等に対し機器の温度上昇を軽ことが出来ます。
（対応ヘルメット：ミドリ安全製／ SC-M減します。
（機器の使用温度範囲は変わりません）
シリース（MPタイプ））

耐熱レザーケースクリップ付ストラップ
ヘルメットクリップセット

簡易点検治具

ST-6A本機器は、スイッチ操作をおこなうと、LCD 表示のライト（バックライト）が約５秒間点灯して自動消灯します。
積算濃度（「用語の説明」P14参照）を0ppmにもどすには一旦電源を切ってください。

●ガス警報濃度設定値表示［積算濃度警報値］→［CO １段目警報設定値］→［CO ２段目警報設定値］→［O2１段目警報設定値］→［O2２段目警報設定値］の順に表示します。
［CO １段目警報］〔積算濃度警報設定値〕⇨簡易点検治具
点検用ガス

EG-105― 警報性能および指示精度の簡易点検に使用します。
プッシュ缶型で、簡易点検に使用します。（点検ガス校正セット
点検用ガスガス校正セット

指示精度の点検やスパンガス校正に使用します。
（校正用ガ
EG-106 （校正用ガスは別売）

品名
品名［CO ２段目警報］⇨［O2１段目警報］

ガス検知器を周囲に溝があるタイプのヘルメットに装着する

EG-105 ことが出来ます。
警報性能および指示精度の簡易点検に使用しま※安全ピンアダプタと同時に使用できません。
す。
（点検用ガスは別売）⇨用ガスは別売）［O2２段目警報］⇨EG-106
指示精度の点検やスパンガス校正に使用します。
プッシュ缶型で、簡易点検に使用します。
―

フィルタエレメント（10枚入り）
フィルタエレメント（10枚入り）―2―

電源を入れる時は、必ず正常空気中で行ってください。自動的にエアー調整を行いますので、ガス雰囲気中で行うと誤ったガス濃度が表示されます。

クリップ付ストラップ ST-3 ※安全ピンアダプタと同時に使用できません。
ガス検知器の落下防止用に使用します。

スは別売）（5）交換部品（別売）（5）交換部品（別売）―1―

ガス種（メイン）を表示します。
（CO, O2のいずれかを表示します。
）

機器本体の説明➡

本文中に危険、警告、注意のマークが出てきます。これらのマークの定義は下記の本文中に危険、警告、注意の用語が出てきます。これらの用語の定義は下記の通り通りです。
です。

注意①ガス濃度表示（メイン） ガス濃度値（メイン）をデジタル表示します。

PEAK●シンボルマークの説明

メモ②エアー調整（ディスプレイ）スイッチ⑨警報ランプ（3）安全ピンアダプタ（C-10）の取付方法（3）安全ピンアダプタ（C-10）の取付方法

安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。

⑧ガス濃度表示（サブ）LCD 表示の説明―3―●安全にご使用いただくために●本器は酸素および一酸化炭素を検知し、あらかじめ設定されたガス濃度に達す⑩ガス濃度単位（サブ）②ガス種表示（メイン）

１． はじめに①ガス濃度表示（メイン）⑨ガス種表示（サブ）⑦センサカバーえの範囲に限り、部品以外に生じた損害は補償の対象では②③ガス濃度単位（メイン）

⑩ブザー

③T×C
（ガス校正）
スイッチ−

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取扱説明書にありません。
従った正常な使用状態で保証期間中に万一異常を生じた場合には、下記の記載内容により保証させていただきます。

②ガス種表示（メイン）⑧電池フタ

ただきます。但し、無償修理は弊社製品または部品の取替
電話番号（⑥ PEAK 表示⑨警報ランプ⑨警報ランプ仕様・取扱説明書に従った正常な使用状態で、製造上の⑤２段目警報表示⑦電池残量表示

酸素・一酸化炭素計

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとう
型式
XOC − 2200①

④１段目警報表示（1）機器本体➡

□

酸素・一酸化炭素計（2）LCD 表示

２． 各部の名称および各種部品の説明

XX-2200T

型式
型式

FE-116
FE-116―5―

概要
概要
ガス検知口の防塵・防滴用フィルタ
ガス検知口の防塵・防滴用フィルタ

ガス警報濃度設定値（標準設定値）
検知対象ガス積算濃度警報

一酸化炭素（CO）
150ppm・ｈ酸素（O2）―

１段目警報 AL1

50ppm

19.5％

２段目警報 AL2

150ppm18.0％―6―

● エアー調整
ガス濃度表示が点滅から“0”または“21.0”の点灯表示に変われば、エアー調整（ゼロ調整、21％調整）が完了です。
（ガス濃度点滅）（ガス濃度点灯）➡

５． 異常警報表示
5．故障とお考えになる前に● 積算濃度警報（CO のみ）
積算濃度“T × C”（「用語の説明」P14参照）が警報設定値以上になると、警報音と振動により積算濃度警報を発し、“ガス濃度表示”は“AL.tc”との交互表示になり警報ランプが点滅します。
積算濃度警報は【T × C】スイッチを押すと解除されます。但し、“ガス濃度表示”と“AL.tc”との交互表示は電源を切るまで継続します。

表
表示示

エアー調整完了

対象ガスが O2の場合、エアー調整時に“23.0％”を点滅表示することを確認してください。センサ寿命に近づいてくると“23.0％未満の数値”を表示します。この数値が“21.0％”になるまでに酸素センサを交換してください。

機器内部のデータ読み込みエラーです。
機器内部の異常です。電池を一旦外して再度電池を入れ電池を一旦外して再度電池を入れ直してから電源を入れ直してから、電源を入れて、動作を確認してみてください。て、動作を確認してください。それでも復旧できない場
合は、購入した弊社代理店・販売店へ修理をお申し付け
それでも復旧できない場合は修理をお申し付けください。
ください。

（２段目警報と積算濃度警報が同時に発報した場合）
交互表示② ガス検知（警報状態）
検知範囲を超えたガス濃度を長く検知すると、正確な検知ができなくなる場合があります。

注意

同時警報の場合、警報音鳴動の優先順位は①２段目警報②積算
濃度警報③１段目警報です。
ガス濃度表示がサービスレンジを超えた場合は、サービスレン
ジ上限値と「OL」を交互表示します。

メモ【エアー調整】スイッチを約３秒間押します。
ブザー音を発し、“Air”とカウントダウン“３→２→１”を表示してエアー調整の動作を始めます。機器の動作は電源投入時の〔エアー調整〕と同じですので、参照してください。

ADJ.

DISPLAY警告● １段目および２段目警報
ガス濃度表示が１段目または２段目警報濃度設定値以上になると、警報音と振動により警報を発し、ガス濃度表示、警報表示および警報ランプが点滅します。

〈１段目警報〉〈２段目警報〉
（警報音）

（警報音）

エアー調整は、必ず清浄空気中でおこなってください。
正常
ガス雰囲気中でおこなうと、正確なガス検知ができません。
１日に１回はエアー調整をおこなってください。
また、作業環境（温度、湿度等）が変わると0ppmまたは21.0％がずれる場合がありますのでそのときはエアー調整をおこなってください。

④ 表示切替AIRADJ.

【エアー調整（ディスプレイ）】スイッチを押すとメイン（上段）表示とサブ（下段）表示が切換わります。

DISPLAY

警報音および警報ランプの点滅周期は１段目より２段目の方が早くなります。
警報している間は LCD 表示のバックライトが点灯します。

メモ

メイン（上段）→サブ（下段）→―7―PEAK

メモ

ON
OFF

酸素の場合は下限ピーク値です。

PEAK【T × C】スイッチを押している間だけ“積算濃度 t-c”を表示します。
スイッチを離すと通常のガス濃度表示に戻ります。
積算濃度は、電源を切るとリセットされ、次に電源を入れたときには、積算は“0ppm”からの再スタートとなります。
〈通常のガス濃度表示〉〈積算濃度表示〉【電源（ピーク）】スイッチを約３秒間押します。
“oFF”とカウントダウン“３→２→１”を表示し電源が切れます。
このとき、ブザー音、警報ランプ、振動が動作します。

⑦ ピーク値メモリ機能（電源 ON から OFF までのピーク値を記憶し確認できる機能）【電源（ピーク）】スイッチと【エアー調整】スイッチを同時に押します。
同時押ししている間だけ PEAK 表示が点滅し、電源 ON から現在までのピーク値を表示します。このときサブ表示には、そのピーク値が発生してからの経過時間を表示します。

ONOFF
PEAK

AIR→→

ON
OFF

0CO

PEAKppm

O2

2 10 %
AIRの時、

78ppm

0 143

ADJ.

2 10ONOFF%

0 ppm

PEAKの時、

AIRPEAK⇨ADJ.

DISPLAY―9―%

O220 12504

25時間４分前に O2が ピ ー ク 値20.1%を示したことが確認できる。

メモ➡

定電位電解式
拡散式

0.1vol％0～350ppm：
1ppm
350～2000ppm：50ppm

指 示 精 度 ＊1

±0.5vol％±1デジット±30ppm ±1デジット

警報設定濃度（標準設定値）

１段目：19.5vol％２段目：18.0vol％１ 段 目： 50ppm
２ 段 目：150ppm
積算濃度：150ppm・h

解

能応 答 時 間

＊2

表示

方式

液晶デジタル（手動バックライト）

警

報

方式

ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動（自動復帰）

20秒以内

30秒以内

付

属機

能

電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能
ガス警報以外の警報機能（積算濃度、センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良）
ガス濃度表示切替、ガス校正機能

防爆

構

造

本質安全防爆構造（Exib Ⅱ BT3X）

使用度範範囲－10℃～40℃、30～90％ RH（但し、結露なきこと）
使
用温圧湿力
囲 大気圧（800〜1100hPa）
使度範
範囲
囲 −10℃〜40℃、30〜85％RH（但し、結露なきこと）
使用
用温圧湿力
大気圧±10％電池の挿入は電池の極性（＋，－）を電池マークに合わせて入れてください。
電池を逆向きに入れた場合は、電源が入らず、電池の種類によっては連続振動しますので、すぐに電池を外して正しい極性に入れなおしてください。

― 10 ―

隔膜ガルバニ電池式

0～300ppm（300～2000ppm）

分⇨

本器は電源を切った状態でもセンサを安定させるために微少電流を供給しています。
ご使用にならない場合でも電池を入れたままにしておいてください。
長期間、電池を入れない状態でおきますとセンサの初期安定に時間を要し、エラーを生じる場合があります。そのような場合は、電池を入れ、電源を切った状態で１日以上置いてからご使用ください。

理一酸化炭素（CO）

0～25vol％（25.1〜 50vol％）（25～50vol％）電源 単４形アルカリ乾電池（LR03） １本連 続 使 用 時 間 ＊3
外重押す

DISPLAY

COCO原

検 知 範 囲（サービスレンジ）DISPLAY

ADJ.

O2AIR

⇨

PEAK

１ 時 間43分 前 にCO がピーク値78ppm を 示 し た ことが確認できる。

注意

知酸素（O2）

ガス採気方法➡

ADJ.

DISPLAY

検電源OFF⇨

右記のねじを２つ外して内部にある電池を、新しい単４形アルカリ乾電池に交換してください。

メモ

警報時や低温環境では電池の消耗が早くなります。

④ ガス検知口部の点検
ガス検知口がふさがれていないか、フィルタ汚れ等で目詰まりしていないか確認してください。
ガスが十分に通気できるように必要に応じて清掃やフィルタの交換をおこなってください。（「交換部品」P5参照）（2） 定期点検
1 ヶ月に 1 回以上は指示精度の点検をおこなってください。また、６ヶ月に１回以上はガス校正を、１年に１回以上はセンサの交換を含む定期点検をお買い上げ店または弊社にお申し付けいただくことをおすすめします（有料）。
なお、簡易的な指示精度の点検は簡易点検治具（別売）にて、ガス校正はガス校正セッ
ト（別売）にてお客様自身でおこなうこともできます。（「オプション品」P5 参照）

8． 用語の説明
8．用語の説明

検知対象ガス

電池残量がなくなると、電池残量表示が下記のように１つずつ減っていきます。
電池残量がなくなり使用不能になる前に、最後の１つが点滅し「ピッ，ピッ・・」と10秒間隔の断続音にて注意を促します。
（予備警報）
電池残量がなくなると、［Err.b］を表示し使用不能になり、警報音が鳴り続けます。
（終止警報）
警報音は電源を OFF にすると停止します。
→

正常
日常点検は、必ず始業前、清浄空気中でおこなってください。
① 動作の点検
機器の電源を入れたときに、ブザー音、警報ランプ、振動が動作し、液晶表示が正しく表示されていることを確認してください。
動作しなければ、お買い上げ店または弊社まで点検をお申し付けください。
② 警報性能の点検
機器をガス検知可能状態にし、警報可能濃度のガスを吹き掛けて警報する（警報音、警報ランプ、振動）ことを確認してください。警報しなかったり、濃度指示時に異常を感じられた場合は、弊社まで、点検（ガス校正等）をお申し付けく
ださい。
なお、
点検ガス、ガス校正に関しては、お買い上げ店または弊社までお問合せください。
③ 電池残量の点検
電池残量があるか確認をおこなってください。
電池残量がない場合は、電池交換をおこなってください。
（「電池の残量警報および交換」P10参照）― 12 ―

7． 仕様

４． 電池の残量警報および交換→（1） 日常点検― 11 ―⑧ 電源を切る。

⑥ 積算濃度表示
T×C

本器は精密機器です。製品の性能を維持し、安全を確保していただくためには、下記項目に従って点検を実施してください。
また、落下等の衝撃を与えた、水に濡れた等「安全にご使用いただくために」（P2参照）の記載事項に反した場合、および検知範囲外のガス濃度を検知した、使用温湿度範囲外で使用した等「７．仕様」（P13参照）に記載している範囲外で使用した
場合には、状況説明を添えて、定期点検をお申し付けください。

ピーク値メモリ機能は、99時間59分前までの詳細な時間表示はで100 と を交互表示し、きますが、100時間を越えると、時間の詳細表示はできません。
また、時間は±５％程度の誤差を有します。
電源を切っても【エアー調整】スイッチを押すと前回の電源ON から OFF までのピーク値だけは表示できます。但し、次に電源を入れるとピーク値は“0ppm”および“21.0％”にもどります。

メモ【電源（ピーク）】スイッチを短く押すとPEAK が表示します。
この PEAK 表示をしている間のガス濃度のピーク値を保持します。
もう一度、【電源（ピーク）】スイッチを短く押すとピーク値をリセットして瞬時値表示にもどります。

• センサの推奨交換周期は、お買い上げ日より１年です。１年を過センサの寿命は、お買い上げ日より１年です。１年を過ぎるぎると、正常な検知ができない場合がありますので、１年を目安と、正常な検知ができない場合がありますので、１年を目安に交換してください。に交換してください。
• センサ推奨交換周期は高濃度ガスの接触がなく、適切な保守を実
センサ寿命は高濃度ガスの接触がなく、適切な保守を実施し施した場合の目安であり、これを保証するものではありません。
た場合の目安であり、これを保証するものではありません。

６． 点検

―8―

⑤ ピークホールド機能（ピーク値を保持する機能）
ON
OFF

機器内部のデータ読み込みエラーです。
機器内部の異常です。電池を一旦外して再度電池を入れ電池を一旦外して再度電池を入れ直してから電源を入れ直してから、電源を入れて、動作を確認してみてください。て、動作を確認してください。それでも復旧できない場
合は、購入した弊社代理店・販売店へ修理をお申し付け
それでも復旧できない場合は修理をお申し付けください。
ください。
ガス濃度表示部に“cAL”が表示されているとガス校正
一酸化炭素センサが正しく取り付けられていない可能性のモードになっています。
がありますので、一酸化炭素センサの取り付け状態を確誤って操作すると正常なガス検知ができなくなる場合が認してください。
ありますので、ガス校正をしない場合は速やかに電源を一酸化炭素センサが正常に取り付けられているのに本エ切ってください。
ラーとなる場合は、購入した弊社代理店・販売店へ修理※「ガス校正」モードの使用方法については、ガス校正キをお申し付けください。
ット（別売）の使用説明書を参照。
上記の表示以外に操作スイッチや表示が正しく動作しない場合には、電池を上記の異常警報以外に操作スイッチや表示が正しく動作しない場合には、電池一旦外して再度電池を入れ直してから、電源を入れて動作を確認してください。
を一旦外して再度電池を入れ直してから、電源を入れて、動作を確認してみてく
それでも復旧できない場合は修理をお申し付けください。
ださい。それでも復旧できない場合は修理をお申し付けください。

③ エアー調整（ゼロ調整）
AIR

容
容

エアー調整不良、または、センサ異常です。
清浄空気中で再度エアー調整を行ってください。
清浄空気中で再度エアー調整をおこなってください。
何度おこなっても同エラーとなる場合は、購入した弊社
何度おこなっても異常警報するときは、修理をお申し付代理店・販売店へ修理をお申し付けください。
けください。

交互表示

メモ

内内

電池残量がありません。
電池を交換してください。
電池残量がありません。電池を交換してください。
（「電池の残量警報および交換」P10参照）（積算濃度警報のみ発報した場合）

エアー調整が完了すると、ガス検知可能です。

警告形

寸

約5000時間 / 無警報時
（ガス濃度表示がCO 20ppm以下、O2 20.3vol％以上）、20℃の場合

法

W65 × D22 × H64mm（突起部は除く）

量約75g（電池含む）

標 準 付 属 品

非通常および異常な状態において、可燃性ガスと空気が混合し爆発限界内
非危危険険場場所：
所：
通常および異常な状態において、可燃性ガスと空気が混合し爆にある状態の雰囲気の生成の可能性がないとみなされる場所。
発限界内にある状態の雰囲気の生成の可能性がないとみなされ
防 爆 構 造： 電気機器がその周辺に存在する爆発性雰囲気の点火源になることがないる場所。
ように、電気機器に適用する技術的手法。
防 爆 構 造：電気機器がその周辺に存在する爆発性雰囲気の点火源になるこ
エ ア ー 調 整： ガス濃度表示を“0ppm”（ゼロ）および21.0％に調整する機能。
とがないように、電気機器に適用する技術的手法。
サービスレンジ： ガス検知により濃度の指示を示すが、指示精度外となる範囲。
エ 算
ア ー整：
ガス濃度表示を“0ppm”（ゼロ）および21.0％に調整する機能。
ガス暴露時間（hr）とガス濃度（ppm）の積で表し、本器では１分間平積
濃 調度：
サービスレンジ：
ガス検知により濃度の指示を示すが、指示精度外となる範囲。
均濃度の積算値を60分で除して算出する。なお、時間計算は±５％程度の誤差を有し、単位は便宜上“ppm”としている。
積 算 濃 度：
ガス暴露時間（hr）とガス濃度（ppm）の積で表し、本器では（例えば、CO100ppmを30分間連続暴露した場合は、100ppm×30/60＝１分間平均濃度の積算値を60分で除して算出する。なお、時間50ppm・h となる。）
計算は±５％程度の誤差を有し、単位は便宜上“ppm”としガ ス 校 正： 校正用（標準）ガスの濃度に機器の指示値を合わせること。スパンガスている。
校正ともいう。
（例えば、CO100ppmを30分間連続暴露した場合は、100ppm ×
正 常 空 気： 標準大気であり、乾燥状態での酸素濃度は20.9％〜21.0％。

30/60＝50ppm・h となる。）
正：校正用（標準）ガスの濃度に機器の指示値を合わせること。ス
9．酸素センサについて
パンガス校正ともいう。
ガス

校

この酸素センサは原理上圧力の影響を受けます。
標準大気圧（1013hPa）の清浄空気中で機器の電源を入れると指示値は21.0％に自動調整されますが、酸素濃度は変わらず気圧のみが変動しても指示値は圧力に応じて増減します。
例えば、この状態の機器をそのまま標高1000m（気圧900hPa）の清浄空気中に持って行った場合には指示値は18.7％となります。逆に、標高1000m（気圧900hPa）の清浄空気中において機器の電源を入れた場合も指示値は21.0％に自動調整されますが、その時の圧力から標準大気圧（1013hPa）時での酸素濃度に補正することができます。圧力補正係数は900/1013≒0.89で表され、補正酸素濃度は21.0％×0.89＝18.7％となります。
圧力（hPa） 800 850 900 950 960 970 980 990 1000 1010 1013 1020 1030 1040 1050 1100
圧力補正係数 0.79 0.84 0.89 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.09
補正濃度
（vol%）16.6 17.6 18.7 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.0 21.1 21.4 21.6 21.8 22.8

●この取扱説明書を紛失された場合
万一この取扱説明書を紛失された場合は、弊社、最寄りの支社または営業所までご連絡ください。有償にて送付いたします。

●本取扱説明書の記載内容は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

単４形アルカリ乾電池 １本、安全ピンアダプタ １個（取付ねじ付）

記載されている仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。
記載されている仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
＊1 同一測定条件下による。サービスレンジは除く。
＊2 90％応答、周囲温度は20±２℃の状態とする。
＊3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある。
●― 13 ―

〒532-0036

大阪市淀川区三津屋中 2-5-4

https://www.new-cosmos.co.jp/
― 14
14 ―
――

XOC-2200T

19●●（07）500