オシロスコープ

SS-7805/04

はじめに◇ こ の 度 は 岩 通 計 測 の 測 定 器 を お 買 い 上 げ い た だ き 、あ り が と う ご ざ い ま す 。今 後 と も 岩 通 計 測 の 測定器を末長くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
◇ 本 取 扱 説 明 書 を よ く お 読 み の 上 、内 容 を 理 解 し て か ら お 使 い く だ さ い 。お 読 み に な っ た 後 も 、大 切に保管してください。

安全にご使用いただくために
本 製 品 を 安 全 に お 使 い い た だ き 、人 体 へ の 危 害 や 財 産 へ の 損 害 を 未 然 に 防 ぐ た め に 守 っ て い た だ き
たい事項が本取扱説明書の「警告」と「注意」に記載されています。安全にご使用いただくために、必ずお読みください。更に、パネルに注意を促す記号が記されています。
本取扱説明書の「警告」と「注意」の説明

ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡す

警 告 る または 重傷を負う可能性が想定されます。

ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を

注 意 負う または 機器が破損する可能性が想定されます。
パネルの記号の説明

人体を保護する および 本器を損傷から守るため、取扱説明書の記載事項を参警告記号 照の上、ご使用いただくための記号です。

ご注意◇ 本取扱説明書の内容の一部を性能・機能の向上などにより、予告なく変更することがあります。
◇ 本取扱説明書の内容を無断で転載、複製することを禁止します。
◇ 本 製 品 に 対 す る お 問 い 合 わ せ な ど が ご ざ い ま し た ら 、岩 通 計 測 株 式 会 社 の 営 業 部 、営 業 所 、サ ー ビ
ス部にご連絡ください（別紙セールスネットワーク、サービスネットワーク参照）。

履

歴◇ 2003年 8月 第 1版 発 行◇ 2005年 1月 第 2版 発 行◇ 2005年 12月 第 3版 発 行◇ 2006年 3月 第 4版 発 行

KML044241

H2225-726101(B)0-1安全のために、必ずお読みください。

警

次ページもお読みください。

告●周囲に爆発性のガスがある場所で使用しないでください。
爆発性のガスがある場所で使用すると、爆発の原因になります。

● 煙 が で る 、 異 臭 ま た は 異 音 が す る 場 合 は 、直 ち に 電源スイッチを ＳＴＢＹ にし、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。
そ の ま ま 使 用 す る と 、 感 電 ・ 火 災 の 原 因 に な り ま す 。 電 源 ス イ ッ チ を STBY に し 、 プ ラ
グをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所（別紙サービスネットワーク参照）に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

● 本 器 に 水 が 入 ら な い よ う 、ま た 、 濡 ら さ な い よ う
ご注意ください。
濡らしたまま使用すると、感電・火災の原因になります。水などが入った場合は、電源
ス イ ッ チ を STBY に し 、 プ ラ グ を コ ン セ ン ト か ら 抜 い た 後 、 当 社 の サ ー ビ ス 取 扱 所 （ 別 紙サービスネットワーク参照）に修理をご依頼ください。

●濡れた手で電源コードのプラグにさわらないでください。
濡れた手でプラグにさわると、感電の原因になります。

●ぐらついた台の上や傾いた所 など 不安定な場
所に本器を置かないでください。
落ちたり、倒れたりすると、感電・けが・火災の原因になります。本器を落としたり、
カ バ ー を 破 損 し た 場 合 は 、電 源 ス イ ッ チ を STBY に し 、プ ラ グ を コ ン セ ン ト か ら 抜 い た 後 、
当社のサービス取扱所（別紙サービスネットワーク参照）に修理をご依頼ください。

●通風孔 などから 金属や燃えやすいを入れないでください。

ものなど

異物

通風孔などから異物を入れると、火災・感電・故障の原因になります。異物が入った場
合 は 、 電 源 ス イ ッ チ を STBY に し 、 プ ラ グ を コ ン セ ン ト か ら 抜 い た 後 、 当 社 の サ ー ビ ス 取扱所（別紙サービスネットワーク参照）に修理をご依頼ください。

0-2

安全のために、必ずお読みください。

警

次ページもお読みください。

告 （続き）●三芯の電源コードをご使用ください。
三芯の電源コードを使用しないと、感電・故障の原因になります。
・ 三 芯 -二 芯 変 換 ア ダ プ タ を 使 用 し て 、 二 線 式 の コ ン セ ン ト か ら 電 源 を 供 給 す る と き は 、
三 芯 -二 芯 変 換 ア ダ プ タ の グ ラ ン ド 端 子 を 接 地 し て く だ さ い 。
・付属の三芯電源コードを使用して、三線式のコンセントから電源を供給すると、電源コードのグランド線で接地されます。

●規定の電源電圧でご使用ください。
規定以外の電圧で使用すると、感電・火災・故障の原因になります。使用できる電源電
圧 範 囲 （ 100－ 120 VAC ま た は 200－ 240 VAC） は 背 面 パ ネ ル に 記 さ れ て い ま す 。

●プローブ および 入力コネクタのグランドを被測 定 物 の 接 地 電 位（ グ ラ ン ド ）に 接 続 し て く だ さ い 。
本 器 の グ ラ ン ド を 被 測 定 物 の グ ラ ン ド 以 外 の 電 位 に 接 続 す る と 、感 電・事 故（ 被 測 定 物 、
本 器 、 接 続 し て い る 他 機 器 の 破 損 ） の 原 因 に な り ま す （ 下 図 [わ る い 例 ] 参 照 ） 。
[わ る い 例 ]フ ロ ー テ ィ ン グ 電 位 を 測 定 す る 場 合 は 、 差 動 方 式 （ CH1 お よ び CH2 入 力 ） に よ る 測 定
を お 勧 め し ま す （ 下 図 [よ い 例 ] 参 照 ） 。
[よ い 例 ]0-3

安全のために、必ずお読みください。

警
●カバー

および

次ページもお読みください。

告 （続き）

パネルを外さないでください。

内部には電圧の高い部分がありますので、さわると感電の原因になります。点検、校正または修理を行う場合は 当社のサービス取扱所（別紙サービスネットワーク参照）にご依頼ください。

●高電圧を測定するときは、十分に気を付けてください。
測定中に高電圧にさわると、感電の原因になります。

●ショルダバッグに入れて運ぶ場合は、適合したショルダバッグをご使用ください。
適 合 し な い シ ョ ル ダ バ ッ グ を 使 用 す る と 本 器 が 落 下 し て 、け が の 原 因 に な り ま す 。ま た 、シ ョ ル ダ バ ッ ク の 縫 い 目 が ほ こ ろ ん で い る 、切 れ か か っ て い る な ど 落 下 の 恐 れ が あ る と きはショルダバッグを使用しないでください。

●電源コードの取扱いについては、以下の事項
を厳守してください。
厳守しないと火災・感電の原因になります。電源コードが傷んだ場合は当社のサービス取扱所（別紙サービスネットワーク参照）に修理をご依頼ください。
・電源コードを加工しない

・電源コードを引っ張らない

・電源コードを無理に曲げない

・電源コードを加熱しない

・電源コードをねじらない

・電源コードを濡らさない

・電源コードを束ねない

・電源コードに重いものをのせない●本器を改造しないでください。
改造すると、感電・火災・故障の原因になります。改造した場合は修理に応じられないことがあります。

0-4

安全のために、必ずお読みください。

注

次ページもお読みください。

意● ヒ ュ ー ズ を 交 換 す る と き は 、 指 定 品 （ φ 5×20 mm

T2A／ 250V） を ご 使 用 く だ さ い 。

指定品以外のヒューズを使用すると、火災・故障の原因になることがあります。また、ヒューズを交換するときは、電源コードを外した状態で行ってください。
●電源電圧に適合した三芯電源コードを使用してください。
電源電圧に適合しない電源コードを使用すると、火災の原因になることがあります。
また、二芯電源コードを使用すると、感電の原因になることがあります。
ご 購 入 時 に 指 定 の な い 場 合 は 、 100 V 系 （ 90 V～ 132 V） の 電 源 コ ー ド を 添 付 し て い ま す 。
電 源 電 圧 が 200 V 系 （ 180 V～ 250 V） の 場 合 は 、 当 社 指 定 の 200 V 系 用 （ 定 格 250 V） の三 芯 電 源 コ ー ド （ ｵﾌﾟｼｮﾝ） を ご 使 用 く だ さ い 。
● 電 源 ス イ ッ チ を STBY に し て か ら 、 電 源 コ ー ド の 接 続 お よ び 取 り 外 し を 行 っ て く だ さ い 。
電 源 ス イ ッ チ が ON の と き に 行 う と 、 感 電 ・ 故 障 の 原 因 に な る こ と が あ り ま す 。
●電源コードをコンセントから外すときは、プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
●損傷したケーブルやアダプタを使用しないでください。
損傷したものを使用すると、火災・感電の原因になることがあります。
●本器の上にものを置かないでください。
本器の上にものを置くと、カバーが内部回路に接触し、感電・火災・故障の原因になることがあります。
●本器の通気孔 および ファンの近くにものを置かないでください。
近くにものを置くと、内部に熱がこもり、火災・故障の原因になることがあります。
●本器の背面、両側にスペ－スを開けて下さい。
ラ ッ ク マ ウ ン ト 内 ま た は 他 の 測 定 器 上 に 置 く と き は 温 度 上 昇 に ご 注 意 下 さ い 。動 作 及 び 性
能不良になる場合があります。お問い合わせはサ－ビスネットワ－クをご参照下さい。
●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
湿気やほこりの多い場所に置くと、火災・感電の原因になることがあります。
●本器を立ててご使用になる場合は、倒れないようにご注意ください。
本器が倒れると、けが・火災・感電の原因になることがあります。
● プ ロ ー ブ ま た は 測 定 用 ケ ー ブ ル な ど を 接 続 し て い る と き は 、そ れ ら を 引 っ 張 っ て 本 器 を 倒 さないようにご注意ください。
本器が倒れると、けが・火災・感電の原因になることがあります。
●故障したまま使用しないでください。
故障したまま使用すると、火災・感電の原因になることがあります。故障の場合は、当社のサービス取扱所（別紙サービスネットワーク参照）に修理をご依頼ください。

0-5

安全のために、必ずお読みください。

注

意 （続き）●規定の動作範囲内でご使用ください。
動作範囲外で使用すると、故障の原因になることがあります。使用できる温湿度範囲は次の通りです。
屋内使用のみ温度 ： 0 ℃ ～ ＋ 40 ℃

湿

度 ： 90 ％ RH（ 0 ℃ ～ ＋ 40 ℃ ） 以 下●入力端子に規定以上の電圧を加えないでください。
規定以上の電圧を加えると、故障の原因になることがあります。入力できる最大電圧は次の通りです。
・ CH1， CH2 INPUT
直接： ± 400 V DC+ACpeak

SS-0110（ 10:1） 相 当 の プ ロ ー ブ 使 用 時 ： ± 600 V DC+ACpeak
・ EXT INPUT： ± 400 V DC+ACpeak[注 ]： 入 力 信 号 の 周 波 数 ・ 高 電 圧 パ ル ス に よ っ て は 入 力 で き る 最 大 電 圧 は 低 下 し ま す 。
●輝線や文字を必要以上に明るくしないでください。
必 要 以 上 に 明 る く す る と 、 目 の 疲 労 ・ CRT 焼 損 の 原 因 に な る こ と が あ り ま す 。
●長時間ご使用にならない場合は、安全のため、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
●本器を輸送する場合は、ご購入時の包装材料か、同等以上の包装材料をご使用ください。
輸 送 中 に 本 器 に か か る 振 動・衝 撃 が 大 き い と 、故 障 し て 火 災 の 原 因 に な る こ と が あ り ま す 。
適当な包装材・緩衝材がない場合は、当社のサービス取扱所（別紙サービスネットワーク参照）にご相談ください。
業者に輸送を依頼するときは、包装箱の各面に「精密機械在中」などの表示をしてくださ
い。

0-6

目
はじめに

次

....................................................................... 0-1

安全にご使用いただくために..................................................... 0-1

警告......................................................................... 0-2

注意......................................................................... 0-5

梱包を開ける
構成品................................................................... 0-8......................................................................... 0-8

バッテリの交換................................................................. 0-8

英文字の説明................................................................... 0-9

第１部

操作箇所

................................................................. 1

1.1

正

面

................................................................... 1

1.2

背

面

................................................................... 2

基本操作................................................................. 3

第２部
2.1

輝線の表示と画面の調整

2.2

プローブの波形調整

2.3

位 置 （ POSITION） の 調 整

2.4

垂直部

................................................... 5....................................................... 6................................................... 6................................................................... 7

2.4.1

電 圧 感 度 （ VOLTS/DIV） .................................................. 7

2.4.2

入 力 結 合 （ DC， AC， GND） ................................................ 72.4.3

表 示 チ ャ ネ ル （ CH1， CH2） ............................................... 8

2.4.4

ALT と CHOP

2.4.5

和 （ ADD） と 差 （ INV） ................................................... 9

2.5.......................................................... 8

掃引時間 および 拡大.................................................... 102.5.1

掃 引 時 間 （ TIME/DIV， VARIABLE） ....................................... 102.5.2

拡 大 （ ×10 MAG） ...................................................... 10

2.6 掃 引 方 式 （ SWEEP MODE） ..................................................... 11
2.6.1

繰 り 返 し 掃 引 （ AUTO， NORM） ........................................... 112.6.2

単 掃 引 （ SINGLE） ...................................................... 11

2.7

同期部

.................................................................. 12

2.7.1

同 期 信 号 源 （ SOURCE） .................................................. 12

2.7.2

同 期 結 合 方 式 （ COUPL） ................................................. 12

2.7.3

同 期 ス ロ ー プ （ SLOPE） ................................................. 13

2.7.4

同 期 レ ベ ル （ LEVEL） ................................................... 13

2.7.5

テレビ同期

.......................................................... 142.8

表 示 方 式 （ HORIZ DISPLAY） ................................................. 15

2.9

ホ ー ル ド オ フ （ HOLDOFF） ................................................... 15

第３部
3.1

カーソル測定とカウンタ.................................................. 16

時 間 差 （ Δ t） お よ び 周 波 数 測 定 （ 1/Δ t） .................................... 16

3.2

電 圧 差 （ Δ V） ............................................................. 18

3.3

カ ウ ン タ （ COUNTER） ....................................................... 19

第４部

日常の点検

第５部

性

SS-501.......................................................................... 27

能プ ロ ー ブ SS-0110
製品保証.............................................................. 20.................................................................. 23................................................................ 28...................................................................... 巻 末

セ ー ル ス ネ ッ ト ワ ー ク /サ ー ビ ス ネ ッ ト ワ ー ク

0-7..................................... 別 紙

梱包物一覧
梱包状態を示します。
本体
ポリエチレン袋

外装箱

構成品
箱の中の品物をご確認ください。
・ SS-7805/7804 .......................

1

・ 付属品
電 源 コ ー ド （ 三 芯 形 ） ...............

1

プ ロ ー ブ SS-0110（ 10:1） ...........

2

フ ロ ン ト カ バ ー .....................

1ヒ ュ ー ズ (T2A／ 250 V) ...............

2

取 扱 説 明 書 .........................

1

内蔵バッテリの交換
・内 蔵 バ ッ テ リ は 一 般 市 販 品 で は ご ざ い ま せ ん 。交 換 す る と き は 最 寄 り の 営 業 所 な ど に お 問 い 合 わ せください（別紙サービスネットワーク参照）。
・内蔵バッテリが消耗したときは、電源投入時にセットアップ条件が初期化されます。

0-8

英文字の説明AA 掃引

通常の掃引方式

ADD

CH1 の波形と CH2 の波形を加算して表示する（ADDITION の略）

AC（入力結合）

入力回路にフィルタをかけ、信号に含まれる DC（直流）成分を除去する入力結合方式

AC（同期結合）同期回路にフィルタをかけ、信号に含まれる DC（直流）成分を除去する同期結合方式

ALT（垂直）同一画面上で複数の波形を相互に切り換えて掃引する（ALTERNATE の略）

BEAM FIND

画面外の波形を画面内に表示させる（BEAM FINDER の略）

BOTH

テレビの垂直同期信号の奇数フィールドと偶数フィールドの両方

BWL

垂直の帯域幅を制限する（BANDWIDTH LIMITATION の略）

CAL

校正用の信号（CALIBRATION の略）で感度の校正、本器の動作チェックなどに使用する

CH

チャネル（CHANNEL の略）

CHOP

同一画面上で複数の波形を切り換えて表示する

CLAMP

テレビ信号のバックポーチを基準レベル（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ）にして表示する

COUPL

同期結合方式（COUPLING の略）

COUNT

入力信号の周波数をカウンタで測定します

CRT

陰極線管（CATHODE RAY TUBE の略）

DC（入力結合）DCおよびACの両方を通過させる入力結合方式

DC（同期結合）DCおよびACの両方を通過させる同期結合方式

DIV

目盛（DIVISION の略）

EVEN

テレビの垂直同期信号の偶数フィールド

FET

電界効果トランジスタ（FIELD EFFECT TRANSISTOR の略）

FET ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

プローブの先端に FET を取り付けた能動プローブ

FOCUS

フォーカス（焦点）GND

接地（GROUND の略）

H ｶｰｿﾙ

水平方向に移動させて時間測定に使用するカーソル

HD TV

高精細タイプの TV 方式（HIGH DEFINITION TELEVISION の略）

HF REJ

高域除去、ローパスフィルタ（HIGH FREQUENCY REJECTION の略）

HOLDOFF

ホールドオフ時間（ホールドオフ時間を調整して複雑なパルス信号を観測しやすくする）

HORIZ

水平（HORIZONTAL の略）

HORIZ DISPLAY

A 時間軸／電圧軸、 X-Y 電圧軸／電圧軸の表示を切り替えます

INTEN

輝度、画面の明るさ（INTENSITY の略）

INV

画面の垂直表示を反転する（INVERSION の略）

B

C

D

E
F

G
H

I

0-9

L
LF REJ

低域除去、ハイパスフィルタ（LOW FREQUENCY REJECTION の略）

LINE（同期信号源） 同期信号源の一つで、電源ラインを同期信号源にする
LINE（TV）

水平同期信号のライン番号

MAG

波形を水平方向に拡大する（MAGNIFY の略）

MAX

最大値（MAXIMUM の略）

NTSC

カラーテレビジョンの 1 方式（NATIONAL TELEVISION SYSTEM COMMITTEE の略）

ODD

テレビの垂直同期信号の奇数フィールド

OFFSET

オフセット

PAL

カラーテレビジョンの 1 方式（PHASE ALTERNATIN BY LINE の略）

POSITION

垂直・水平方向に輝線を動かします

READOUT

表示文字の明るさ（READOUT INTEN の略）

RH

相対湿度（RELATIVE HUMIDITY の略）

RST

設定し直す（RESET の略）

SCALECRT のスケールの照明（SCALE ILLUMINATION の略）

SECAM

カラーテレビジョンの 1 方式（SEQUENTIEL COULEUR A MEMOIRE の略：仏語）

SGL

一度だけ掃引を行う（SINGLE の略）

SLOPE

同期スロープ

SOURCE

同期信号源

SWEEP MODE

AUTO：自励掃引、NORM：起動掃引、SGL/RST：単掃引を切り替えます

TCK

カーソルの間隔を保持して、カーソルを移動する（TRACK の略）

TRACE ROTATION

輝線の回転（水平目盛に合うように輝線の傾きを調整する）

TRIG

同期（TRIGGER の略）

TRIG’D

トリガパルスが発生すると点灯します

M

N
O

P

R

S

T

Tr（立ち上がり時間） パルス応答特性で、立ち上がり部分の瞬時値が基本振幅の 10 ％～90 ％ までの時間
TV-H

テレビの水平同期信号

TV-V

テレビの垂直同期信号

VARIABLE

垂直電圧感度、水平時間を連続して可変できます

V ｶｰｿﾙ

垂直方向に移動させて電圧測定に使用するカーソル

X-Y

X 軸と Y 軸に異なった信号を入力して表示する方式で、2 つの信号間の周波数比や位相差を観測する

V

X

0-10

第１部
1.1 正

操作箇所

面

図1.1.1 をご参照ください。
⑧

⑨

⑥

⑤

①

②

③
図1.1.1 正④⑦
面①POWER：AC 電源を ON/STBY します。
②画面の明るさなどの調整：｢2.1 輝線の表示と画面の調整｣参照。
③CAL 端子：｢2.2 プローブの波形調整｣参照。
（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）端子：測定用のアース。
④垂直軸などINPUT 端子

：入力信号の接続。

EXT INPUT 端子 ：｢2.7.1 同期信号源｣参照。

【VOLTS/DIV】：｢2.4.1 電圧感度｣参照。

【SPOSITIONT】 ：｢2.3 位置の移動｣参照。

CH1 ， CH2 ：｢2.4.3 表示チャネル｣参照。

DC/AC ， GND：｢2.4.2 入力結合｣参照。

ADD ， INV ：｢2.4.5 和と差｣参照。
⑤水平部など【WPOSITIONX】， FINE ：｢2.3 位置の移動｣参照。 【TIME/DIV】：｢2.5.1 掃引時間｣参照。
MAG×10 ：｢2.5.2 拡大｣参照。

ALT CHOP：｢2.4.4 ALT と CHOP｣参照。

⑥同期部【TRIG LEVEL】：｢2.7.4 同期レベル｣参照。

SLOPE ：｢2.7.3 同期スロープ｣参照。

SOURCE ：｢2.7.1 同期信号源の選択｣参照。
TV

COUPL ：｢2.7.2 同期結合方式の選択｣参照。

：｢2.7.5 テレビ同期｣参照。

TRIG'D ｲﾝｼﾞｹｰﾀ：トリガパルスが発生すると点灯します。
READY ｲﾝｼﾞｹｰﾀ ：トリガ信号待ちのとき点灯します。
⑦―HORIZ DISPLAY―（A， X-Y ）：｢2.8 表示方式｣参照。

⑧―SWEEP MODE―（ AUTO ， NORM ， SGL/RST ） ：｢2.6 掃引方式｣参照。
⑨FUNCTION など【FUNCTION】：カーソル位置，ホールドオフなどを設定します。
―CURSORS―（ ΔV･Δt･OFF ， TCK/C2 ）：｢第3部 カーソル測定｣参照。
HOLDOFF：｢2.9 ホールドオフ｣参照。
- 1 -1.2 背面

図1.2.1 をご参照ください。

図1.2.1 背面①AC LINE INPUT
三芯電源コードを接続します。
②FUSE
φ5×20 mm T2A／ 250 V ヒューズを挿入しています。

- 2 -

第２部

基本操作

注

意

●電源コードの接続 および 取り外しは電源スイッチを STBY にしてから行ってください。
●規定の AC 電源をご使用ください。
電圧範囲：100－ 120 VAC／ 200－ 240 VAC（ ｵﾌﾟｼｮﾝ）
周 波 数：50／ 60 Hz
消費電力：最大 130 VA●電源電圧に適合した三芯電源コードをご使用ください。
●通 気 孔 お よ び フ ァ ン の 近 く に も の を 置 か な い で く だ さ い 。
●規 定 の 動 作 温 湿 度 範 囲 内 で ご 使 用 く だ さ い 。
屋内使用のみ温

度：0 ℃～+40 ℃、

湿

度：90 ％（40 ℃）以下

●入力端子に規定以上の電圧を加えないでください。
◇CH1，CH2 INPUT・直接：±400 V (DC+ACpeak)・SS-0110 相当のﾌﾟﾛｰﾌﾞ使用時
10:1 のとき ：±600 V (DC+ACpeak)、◇EXT INPUT

1:1 のとき：±400 V (DC+ACpeak)：±400 V (DC+ACpeak)●輝線や文字を必要以上に明るくしないでください。
お客様の目が疲れるだけでなく，CRT の蛍光面を焼損する恐れがあります。
●長時間使用しない場合は，安全のため，電源プラグをコンセントから抜いてください。
本 器 は 電 源 ス イ ッ チ が STBY 時 で も 通 電 し て い ま す 。

概要

本器に慣れていただくために CAL 出力 および 信号発生器を使って，基本的な操作を行ないます。
信号発生器は岩通計測製 SG-4105 を使用しています。
◇パネルの符号
警告表示
取扱説明書の記載事項を参照の上ご使用頂くように注意を促す警告符号です。CH1，CH2 および EXT TRIG INPUT の近くに表示しています。
◇取扱説明書の符号
キー、つまみを次の符号で示します。
：キーを示します。
【】 ：つまみを示します。
◇電源スイッチについて： 本器内部のすべての回路に電源が供給され，使用可能な状態になります。
： 本 器 の 主 電 源 が オ フ に な り ，ス タ ン バ イ 状 態 に な り ま す 。
AC LINE INPUT に AC 電源が接続されている場合，本器内部のマイクロプロセッサのみに電源が供給されます。
AC LINE INPUT に AC 電源が接続されていない場合は，パネルセットアップ条件は内蔵バッテリによりバックアップされます。
- 3 -◇画面のみかた
・主な表示内容
掃引時間

ﾄﾘｶﾞ
ｿｰｽ

ﾄﾘｶﾞ
ｽﾛｰﾌﾟ

ﾄﾘｶﾞ
ｶｯﾌﾟﾙ

ﾄﾘｶﾞ
ﾚﾍﾞﾙ

ﾎｰﾙﾄﾞｵﾌ 時間
FUNCTION ﾓｰﾄﾞ

ΔV または Δt の測定値

ｶｳﾝﾀ測定周波数

CH1 ﾚﾝｼﾞ 結 合

ADD
CH2 INV ﾚﾝｼﾞ
の設定

A

CH1

掃引拡大

・表示例
10μs

A
1:

+DC

-1.00mVΔt=5.00μs 1/Δt=200.0kHz
100mV+ 2:↓200mV

HO:100 %f=200.00 kHz
MAG◇プローブによる負荷効果
ケーブルなどを直接被測定回路に接続すると，測定器の入力インピーダンスが負荷になり，観測に支障をきたすことがあります。本器の入力 RC は“1MΩ，25pF”です。10:1 プローブを使用すると，“10 MΩ，22 pF”程度になります。これにより負荷効果が大幅に低減され，精度の高い測定ができます。
◇アースの取りかた
本器の測定用接地端子（CH1 INPUT の左）を被測定回路の GND に接続します。高周波の信号を正確に観測するときは，特にアースのとりかたが大切です。プローブのアースリードは信号の近くのアースにできるだけ短く接続します。
◇電源 STBY ま た は OFF ＊ １ 時の設定
電源を STBY ま た は OFF にすると，その直前のパネルセットアップが記憶されます。再度電源を投入すると，STBY ま た は OFF 直前のパネルセットアップで再開します。電源 OFF 時は内蔵バッ
テリでバックアップされます。 ＊ １ 電 源 コ ー ド を コ ン セ ン ト か ら 抜 い た 状 態- 4 -2.1 輝線の表示と画面の調整
輝線を表示し，画面の調整をします。
操作方法
手 順①本器を次のように設定します。
画 面 INTEN，FOCUS：いずれも 中央
READ OUT，SCALE：いずれも 中央
垂直軸 CH1 POSITION： 中 央
水平軸 POSITION： 中 央
同期部 TRIG LEVEL： 中 央②POWER を ON にし，SWEEP MODE の AUTO と HORIZ DISPLAYのAを押します。
← ・約 30 秒位すると，輝線が画面中央付近に現れます。
③【INTEN】を回して 輝線の明るさを調整します。
④【INTEN（BEAM FIND）】を押します。
← ・圧縮した波形を画面中央に表示します。
波形が画面外にあるとき，位置の確認ができます。
・確認後は，もとに戻します。
・画面に文字が表示されていない場合は手順⑤を行います。
画面に文字が表示されているときは手順⑥に進みます。

←⑤【 READ OUT】 を 押 し て 文 字 を 表 示 し ま す 。
・【READ OUT】を押す毎に ON（表示）/OFF（非表示）が切り換わります。
⑥【READ OUT】を回して表示文字の明るさを調整します。
⑦【FOCUS】を回して輝線と表示文字の焦点を調整します。
・波形を入力したときは，再調整をしてください。
◇ トレースの輝度を上げすぎてフォーカスが合わなくなったときは、【FOCUS】にて再度調整します。
◇表示文字（READOUT）と輝線（TRACE）の輝度差を大きくしたときは、両方のフォーカスが同時に合わなくなります。このときは【INTEN】または【READ OUT】を回して輝度が同じになるように調整します。

⑧【SCALE】を回して 目盛りの明るさを調整します。
← ・地磁気などの影響で輝線が傾いているときは手順⑨を行います。

←⑨付属の調整用ドライバで正面パネル上の TRACE ROTATION を回して輝線の傾きを修正します。

- 5 -2.2 プローブの波形調整
付属プローブの波形を調整します。プローブを使用する前に，必ずプローブの波形が正しく補償されていることを確認してください。
操作方法
手 順①付属のプローブを CH1 INPUT と CAL OUT に接続します。
プ ロ ー ブ の コ ネ ク タ → CH1 入 力 端 子
プローブの先端→ CAL 出 力 端 子②本器を次のように設定します。
CH1 VOLTS/DIV：10 mV/div，AC/DC：DC，GND：OFF (GND 解除)

SOURCE：CH1，SEC/DIV：200 μs③【TRIG LEVEL】を回して 同期をかけます。
④ドライバでプローブの可変コンデンサを回して波形を調整します。
A 200 s CH1 +DC- 17 mV?

HO:

0%

A 200 s CH1 +DC- 17 mV?

HO:

A 200 s CH1 +DC

0%

100

100

100

90

90

90

10

~
1: 100 mV

f = 1.0000kHz

HO:

0%

10

10

0%

- 17 mV?

0%0%~
1: 100 mV

正しく補償されている波形

f = 1.0000kHz

補償過剰の波形~
1: 100 mV

f = 1.0000kHz

補償不足の波形◇プローブセンス付属のプローブにはプローブセンス機能が付いていません。プローブセンス機能付きのプローブ（SS-0130R）をご使用の場合のみ，電圧レンジ表示はプローブの減衰比で補正された値になります。

2.3 位置（POSITION）の調整
垂直 および 水平位置を調整します。観測しやすい位置に移動したり，波形を重ねて比較測定するときに使用します。
操作方法
手順←①CH1 の【SPOSITIONT】を右に回すと波形が上に移動します。
②CH1 の【SPOSITIONT】を左に回すと波形が下に移動します。
◇CH2 も同様に操作します。

←①【WPOSITIONX】を右に回すと 波形が右に移動します。
②【WPOSITIONX】を左に回すと 波形が左に移動します。
③ FINE を押す毎に，FINE ｲﾝｼﾞｹｰﾀ が点灯 または 消灯 し ます 。
・FINE ｲﾝｼﾞｹｰﾀ 点灯時，【WPOSITIONX】を回すと微調整になります。このとき【WPOSITIONX】を回し切ると，波形がスクロールします。途中でスクロールを止める場合は，【WPOSITIONX】を少し戻してください。
- 6 -2.4 垂直部
2.4.1 電圧感度（VOLTS/DIV，VARIABLE）
波形の振幅を見やすい大きさに設定します。
操作方法
手 順←①CH1 の【VOLTS/DIV】を回して電圧感度を選択します。
・2 mV/div～5 V/div（1-2-5 ｽﾃｯﾌﾟ）で選択できます。
・画面左下に垂直感度を表示します。
[注]VOLTS/DIV を切り換えた時に輝線が上下に移動する場合は，自動校正を行ってください（｢第4部 日常の点検｣参照）。
←②CH1 の【VOLTS/DIV】を押すと“>”符号付きの感度表示になります。
この画面で微調整ができます。
③CH1 の【VOLTS/DIV】を回すとステップ間の電圧感度が連続的に変わります。
・設定値が最大 または 最小値になると“CH1 VAR LIMIT”を表示します。
バリアブルを解除するときは 再度【VOLTS/DIV】を押して“>”符号を消します。CH2 も同様に操作します。

2.4.2 入力結合（DC，AC，GND）
入力信号の種類に合わせて観測に適した結合方法を選択します。
操作方法
手 順
を選択
←①CH1 の GND を押して GND を ON（画面左下に GND ﾏｰｸ を表示）に設定します。
・垂直増幅器の入力部が GND に接続され 輝線（接地電位）を表示します。
[注]GND 時に 実際の接地電位と差がある場合は，自動校正を行ってください（｢第4部 日常の点検｣参照）。
またはを選択①CH1の GND を押して GND を OFF（ GND解除）に設定します。
②CH1の DC/AC を押して DC または AC に設定します。
・CH2 も同様に操作します。
◇DC
入力信号の直流 および 交流成分を表示します。
← ・GND ﾚﾍﾞﾙを基準にして CAL 波形表示します。

◇AC・入力信号の直流分がカットされ 交流分だけを表示します。
← ・平均電位を中心にして CAL 波形を表示します。
・Vの上に“～”を表示します。

- 7 -2.4.3 表示チャネル（CH1，CH2）
CH1 または CH2 に入力した信号を表示します。
操作方法
手 順←① CH1 または CH2択します。

を押して ON（表示）/OFF（非表示）を選◇ON に設定したチャネルの INPUT に加えた信号を画面に表示します。OFF にすると表示が消えます。

←◇ON にしたチャネルの CH 番号，VOLTS/DIV，入力結合を画面左下に表示します。OFF にすると表示が消えます。
[注]すべてのチャネル（CH1，CH2，ADD）を OFF に設定した
場合は CH1 を表示します。

2.4.4 ALT と CHOP
2 チャネル表示しているとき，表示方式（ALT，CHOP）を選択します。
操作方法
手 順①CH1 および CH2 を表示します（｢2.4.3 表示チャネル｣参照）。
② ALT CHOP を押して ALT または CHOP（ｲﾝｼﾞｹｰﾀ 点灯）を選択します。
←◇ALT（ｵﾙﾀﾈｰﾄ）
・入力信号を交互に切り換えて掃引します。
・2 チャネルで，周波数の高い信号を観測するのに適しています。

←◇CHOP（ﾁｮｯﾌﾟ）・約 555 kHz の周波数で入力信号を切り換えて表示します。
・2 チャネルで，周波数の低い信号を観測するのに適してい
ます。

- 8 -

2.4.5 和（ADD）と差（INV）
2 つの信号間で加算（CH1+CH2） ま た は 減算（CH1-CH2）をします。ADD を選択し，さらに CH2 INVの設定で加算 または 減算の選択ができます。
操作方法
手 順①CH1 および CH2 を ON（表示）に設定します（｢2.4.3 表示チャネル｣参照)。
←② ADD を押して ADD を ON（画面左下に“＋”表示）に設定します。
・2 つの信号を加算（CH1+CH2）した波形を画面に表示します。
←③ INV を押して INV を ON（画面左下に“↓”表示）に設定します。
・CH2 の信号の極性が反転し，2 つの信号間で減算（CH1-CH2）した波形を画面に表示します。

- 9 -2.5 掃引時間 および 拡大
2.5.1 掃引時間（TIME/DIV，VARIABLE）
A 掃引 の掃引時間（TIME/DIV）を選択します。
操作方法
手

←

順

①【TIME/DIV】を回して掃引時間を選択します。
・画面左上に設定した掃引時間を表示します。
・波形は掃引開始点を基準にして拡大 または 縮小されます。

←②【TIME/DIV】を押すと 画面左上に“>”付きで 掃引時間を表示します。
③【TIME/DIV】を回すとステップ間を連続可変します。
・設定値が最大 または 最小値になると“VAR LIMIT”を表示します。
・バリアブルを解除するときは，再度【TIME/DIV】を押し“>”表示を消します。

2.5.2 拡大（×10 MAG）
画面中央を基準にして，波形を 10 倍に拡大します。
操作方法
手 順①【TIME/DIV】で掃引時間を設定します。
←②【WPOSITIONX】で拡大したい波形の位置を画面中央に設定します。
・左図の場合，太線の部分を拡大します。

③ ×10 MAG を押します。
← ・掃引時間が 10 倍速くなり，波形が画面中央から左右に拡大されます。
・画面右下に MAG を表示します。

- 10 -

2.6 掃引方式（SWEEP MODE）
掃引方式（AUTO，NORM，SINGLE）を選択します。

2.6.1 繰返し掃引
AUTO（自励掃引） または NORM（起動掃引）を選択します。
操作方法
手 順①SWEEP MODE で AUTO または NORM を押して 繰り返し掃引を選択します。
・AUTO を選択すると AUTO のｲﾝｼﾞｹｰﾀ，NORM を選択すると NORM のｲﾝｼﾞｹｰﾀ が点灯します。
・同期がかかっていないときは【TRIG LEVEL】などを調整して同期をかけます。
詳細は｢2.7 同期部｣をご参照ください。
AUTO（自励掃引）
・トリガレベルを調整して同期をかけます。同期がかからない場合は自励掃引をします。
・トリガ信号の周波数が以下のとき，自励掃引をして同期が不安定になることがあります。
この場合は，NORM で同期をかけてください。
掃引時間 500ms～10ms/div にて，約 10Hz 以下
掃引時間 5ms/div 以上のレンジにて，約 50Hz 以下
NORM（起動掃引）・トリガレベルを調整して同期をかけます。同期がかからない場合は掃引しません。
・トリガソースが CH1 または CH2 で，かつ 入力結合が GND のとき，自励掃引します。
この機能で GND の位置が容易に確認できます。

2.6.2 単掃引（SINGLE）
単掃引（SINGLE）を選択します。
操作方法
手 順①SWEEP MODE の SGL/RST を押して 単掃引を選択します（SGL/RST ｲﾝｼﾞｹｰﾀ 点灯）。
・READY ｲﾝｼﾞｹｰﾀ が点灯し，信号待になります。
◇トリガ信号が発生すると 一度だけ掃引します。
・READY ｲﾝｼﾞｹｰﾀ が消灯します。
・CHOP モード では CH1 および CH2 が同時に掃引します。
・ALT モード では 1 チャネルだけ掃引します。
②再度，単掃引を行なうときは，もう一度

SGL/RST- 11 -

を押します。

2.7 同期部
入力した信号を画面で安定した状態（止まって見える状態）にして観測するための操作です。

2.7.1 同期信号源（SOURCE）
同期信号源を選択します。
操作方法
手 順←① SOURCE を押して 同期信号源（CH1，CH2，EXT，LINE，VERT）
を選択します。
CH1 ：CH1 に入力した信号を同期信号源にします。
CH2 ：CH2 に入力した信号を同期信号源にします。
LINE：電源ラインを同期信号源にします。電源周波数に同期した信号の観測に適しています。
EXT ：外部信号を同期信号源にします。外部信号は正面パネルの EXT INPUT に接続します。
[注]EXT INPUT の最大入力信号は ±400V です。これ以上の電圧は入力しないでください。
VERT：画面に表示している チャンネルのうち、若い番号に入力した信号を同期信号源にします。
但し、加算（ADD）を選択しているときは 表２を参照ください。
表１ADDが選択されていないとき

表２ADDを選択したとき表示ﾁｬﾝﾈﾙ

同期信号源

表示ﾁｬﾝﾈﾙ

同期信号源

CH1

CH1

ADD

CH1

CH2

CH2

CH1,ADD

CH1

CH1,CH2

CH1

CH2,ADD

CH2

CH1,CH2,ADD

CH1

2.7.2 同期結合方式（COUPL）
同期結合方式を選択します。
操作方法
手 順←① COUPL を押して同期結合方式（AC，DC，HF REJ，LF REJ）を選択します。
AC： 交流結合です。同期信号源の直流分を除去して，交流成分で同期をかけます。
下限周波数は 100 Hz です。
DC： 直流結合です。すべての周波数成分を含んだ信号で同期をかけます。
HF REJ ： ローパスフィルタ結合です。10 kHz 以上の周波数成分を減衰させて同期をかけます。
同期信号源に高周波ノイズが含まれている場合，そのノイズにより同期信号が不安定になる場合に使用します。
LF REJ ： ハイパスフィルタ結合です。10 kHz 以下の周波数成分を減衰させて同期をかけます。
同期信号源に低周波ノイズ（電源周波数のハムなど）が含まれている場合，そのノイズにより同期信号が不安定になる場合に使用します。

- 12 -

2.7.3 同期スロープ（SLOPE）
同期スロープを選択します。
操作方法
手 順←① SLOPE

を押して スロープ（＋，－）を選択します。

←

・＋（波形の立ち上がりから掃引を開始）←

・－（波形の立ち下がりから掃引を開始）

2.7.4 同期レベル（LEVEL）
同期レベル（同期点の電圧）を調整します。
操作方法
手 順←①【TRIG LEVEL】を回してトリガレベルを調整します。
・トリガ信号を発生すると TRIG'D ｲﾝｼﾞｹｰﾀが点灯します。
・表示値の右側に“？”を表示することがあります。AC 結合や
VARIABLE を設定していると，直読できないことを示しています。
A 20 sCH1 +DC

201mV

HO:

0%

A 20 s

100

100

90

90

10

10

0%

CH1 +DC- 200mV

HO:

0%

0%

1: 100 mV

f = 10.815kHz

1: 100 mV【TRIG LEVEL】 を 中 央 か ら 右 回 し

f = 10.823kHz【TRIG LEVEL】を中央から左回し- 13 -

2.7.5 テレビ同期
NTSC および PAL（SECAM）対応のテレビ信号の同期方式を選択します。
操作方法
手
①

順
TV
を押して TV 同期方式（BOTH，ODD，EVEN，TV-H）を選択します。
・同期スロープは被映像信号の同期信号成分が正極性のときは”＋”，負極性のときは”－”に設定する。
←◇TV-H を選択したとき・ファンクション表示が f:TV-MODE になります。
・【FUNCTION】を回して NTSC または PAL（SECAM）を選択します。

←◇BOTH，ODD ま た は EVEN を選択したとき・ファンクション表示が f:TV-LINE になります。
・【FUNCTION】を回して ライン番号を選択します。
・【FUNCTION】を押す毎に または 押し続けると今まで回していた方向に粗調整（COARSE）ができます。
ODD ： 奇数フィールドの垂直同期信号からの水平同期信号のライン番号を選択して同期をかけます。
EVEN ： 偶数フィールドの垂直同期信号からの水平同期信号のライン番号を選択して同期をかけます。
BOTH ： 奇数フィールド または 偶数フィールドの垂直同期信号からの水平同期信号のライン番号を選択して同期をかけます。
TV-H ： 水平同期パルスで同期をかけます。
A

2ms

CH1

100
90

0%

A

f:TVDLINE
ODD
5

HO:

100

10 s

CH1

HO:

0%

TV-H

90

;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10

10

0%

0%

f = 29.9700kHz
1: 500 mV

f = 15.7040kHz
1: 500 mV

垂直同期パルスで同期をかける

水平同期パルスで同期をかける- 14 -

2.8 表示方式（HORIZ DISPLAY）
表示方式（A，X-Y）を選択します。
操作方法
手 順①HORIZ DISPLAY で
択します。
←◇Ａ
掃引をします。

A

または

X-Y

を押して，A または X-Yを選←◇Ｘ－Ｙ・CH1 入力を X 軸とし，それぞれのチャネル（CH1,CH2,ADD）
を Y 軸とした X-Y 表示をします。
・ヒステリシスカーブ，リサジュー波形の観測などに使用します。

2.9 ホールドオフ（HOLDOFF）
複雑な組み合わせのパルス列を観測する場合，安定した同期がかからない場合があります。このような場合，安定した同期が得られるようにホールドオフ（掃引休止）時間を調整します。
操作方法
手 順←① HOLDOFF を押して HOLDOFF を選択します。
・ファンクション表示が f:HOLDOFF になります。
②【FUNCTION】を回して ホールドオフ時間を調整します。
・【FUNCTION】を押す毎に または 押し続けると 今まで回していた方向に粗調整（COARSE）ができます。
・ホールドオフ時間は右回し一杯で最大値（100%），左回し一杯で最小値（0%）になります。
・通常は 0% で使用します。

調整前の波形（二重表示）

調整後の波形- 15 -

第３部 カーソル測定とカウンタ
カーソルを使って時間差と周波数（Δt，1/Δt）または 電圧差（ΔV）測定をします。

◇測定項目の選択
・ ΔV･Δt･OFF を押して ΔV（電圧測定）または Δt（時間測定）を選択します。

◇カーソルの操作
・Δt または ΔV を選択すると 測定用のカーソルを 2 本表示します。
・【FUNCTION】を回してカーソル位置を調整します。
【FUNCTION】を押す毎に または 押し続けると 今まで回していた方向に粗調整（COARSE）ができます。
・ TCK/C2

を押す毎に、移動可能な ｶ-ｿﾙと“｜”記号が変わります。

変わる順番はC1（ｶ-ｿﾙ1）

C2（ｶ-ｿﾙ2）

TCK（ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ）です。

3.1 時 間 差 （Δt）および 周 波 数 （ 1/Δt）
カーソル間の時間差（Δt）と周波数（1/Δt）を測定します。
操作方法

手
←①

順
ΔV･Δt･OFF を押して Δt を選択します。
・H ｶｰｿﾙ1 および H ｶｰｿﾙ2 を表示します。
・画面左下に ｶｰｿﾙ1 と ｶｰｿﾙ2 間のΔt（時間差）と1/Δt（周波数）の測定結果を表示します。
・ｶｰｿﾙ1 と ｶｰｿﾙ2 を測定点に移動して、測定を行います。

カーソル 1 の設定←② TCK/C2 を押して C1（ｶｰｿﾙ1）を選択します。
・ ファンクション表示が f:H-C1 になります。
←

・H ｶｰｿﾙ 1 の上側に、H ｶｰｿﾙ 1 の移動可能なことを示す“｜”記号を表示します。

③【FUNCTION】を回して H ｶｰｿﾙ 1（- 16 -）を測定点に移動します。

カーソル 2 の設定←④ TCK/C2 を押して C2（ｶｰｿﾙ 2）を選択します。
・ファンクション表示が f:H-C2 になります。

←

・H ｶｰｿﾙ 2 の上側に、H ｶｰｿﾙ 2 の移動可能なことを示す“｜”記号を表示します。

⑤【FUNCTION】を回して H ｶｰｿﾙ 2（に移動します。

←）をもう一方の測定点

・新たに設定したカーソル間の時間差と周波数の測定結果を画面左下に表示します。

トラッキングの設定←⑥ TCK/C2 を押して TCK（ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ）を選択します。
・ファンクション表示が f:H-TRACK になります。

←

・H ｶｰｿﾙ 1 と H ｶｰｿﾙ 2 の上側に両方のカーソルが移動可能なことを示す“｜”記号を表示します。

⑦【FUNCTION】を回すと H ｶｰｿﾙ1 と H ｶｰｿﾙ2 がカーソル間の間隔を保持したまま移動します。

◇Δt 測定の解除
ΔV･Δt･OFF を押して OFF（カーソル表示なし）を選択します。

- 17 -

3.2 電 圧 差 （Δ V）
カーソル間の電圧差を測定します。
操作方法

手
←①

順
ΔV･Δt･OFF を押して ΔV を選択します。
・V ｶｰｿﾙ1 および V ｶｰｿﾙ2 を表示します。
・画面左下に ｶｰｿﾙ1 と ｶｰｿﾙ2 間の ΔV1（CH1）と ΔV2（CH2）の測定結果を表示します。
・ｶｰｿﾙ1 と ｶｰｿﾙ2 を測定点に移動して、測定を行います。

←②

TCK/C2 を押して V-C1（ｶｰｿﾙ 1）を選択します。
・ファンクション表示が f:V-C1 になります。

←

・V ｶｰｿﾙ 1 の左側に、V ｶｰｿﾙ 1 の移動可能なことを示す“－”記号を表示します。
③【FUNCTION】を回して V ｶｰｿﾙ1（
す。

）を測定点に移動しま←④

TCK/C2 を押して f:V-C2（ｶｰｿﾙ 2）を選択します。
・ファンクション表示が f:V-C2 になります。

←

・V ｶｰｿﾙ 2 の左側に、V ｶｰｿﾙ 2 の移動可能なことを示す“－”記号を表示します。

⑤【FUNCTION】を回して V ｶｰｿﾙ 2（
点に移動します。

←）をもう一方の測定

・新たに設定したカーソル間の電圧差の測定結果を画面左下に表示します。
・測定結果の表示は、ON にしているチャンネル（CH1, CH2）のうち、若い番号の2つのチャンネルが有効です。

- 18 -

←⑥

TCK/C2 を押して TCK（ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ）を選択します。
・ファンクション表示が f:V-TRACK になります。

←

・V ｶｰｿﾙ 1 と V ｶｰｿﾙ 2 の左側に両方のカーソルが移動可能なことを示す“－”記号を表示します。

⑦【FUNCTION】を回すと V ｶｰｿﾙ 1 と V ｶｰｿﾙ 2 がカーソル間の間隔を保持したまま移動します。

◇ΔV 測定の解除
ΔV･Δt･OFF を押してOFF（カーソル表示なし）を選択します。

3.3 カ ウ ン タ （COUNTER）
入力信号の周波数をカウンタで測定します。
操作方法
手 順① A 同期をかけます（“2.7 同期部”参照）。
← ・A 同期がかかっているときは、測定結果を常時画面右下に表示します。
・指定された A 同期信号源が測定対象になります。
・VERT ﾓ-ﾄﾞでの A 同期信号源は、若い番号に入力した信号を同期信号源にします（“2.7.1 同期信号源 VERT”参照）。
←

・A 同期がかかっていない場合 または 入力信号が測定可能な周波数範囲を超えている場合は、0 Hz を表示します。

- 19 -

第４部

日常の点検

a.手入れの方法◇ クリーニング
外装とカバーの汚れは柔らかい布に水 または 薄めた中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。クリーニングに使用してはいけない溶剤や洗剤を使用すると変色したり、予期しない障害の原因になります。
・ 使用できる溶剤 または 洗剤： 水、中性洗剤（薄めたもの）
・ 使用できない溶剤 または 洗剤： アルコール、ガソリン、アセトン、ラッカー、エーテル、
シンナー、ケトン系を含む洗剤◇ CRT の汚れ
次の方法で汚れをとります。
・ 普通の汚れは柔らかい布で拭きます。
・ 特にひどい汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。
◇フィルターの取り外し方
1. フィルター下部を指で上へずらす。
2. そのままフィルターをブラン管面側へ押す。
＊フィルター下部を手前に引く。
3.フィルター下部を持ってフィルターを外す。

b.定期校正の時期
信号を正しく測定するためには、定期的に測定器の点検と校正を行う必要があります。
連続的に使用しているときは 2000 時間毎、通常は約 1 ｹ年毎に校正を行うのが適当です。
c.垂直軸の自動校正
次の項目を自動校正します。
・電圧感度を切り換えたときの輝線の垂直位置変化の校正
・GND 位置の校正・垂直軸の位置の校正
注意● BEAM FIND を離した状態にしてください。
BEAM FIND を押した状態では、正しい自動校正ができません。
● 無信号状態にしてください。
いずれかの INPUT（CH1,CH2,EXT）に信号を入力していると、正しい自動校正ができません。

- 20 -

操作方法
ファンクション表示なし

100
90

手 順
←① ファンクションをすべてオフにして、【FUNCTION】ｷｰ を無効状
態 ＊ １ にします。
＊１
画面右上に f:XXXXX を表示していない状態②【READOUT】を押し OFF（非表示）を選択します。

10
0%

A

100 s CH1 +AC-6. 30 V?

HO:←③【FUNCTION】を約 3 秒間押すと、システムメニューになります。
←画面中央に f:X-POS メッセージを表示します。

0%

f:Y-POS

100
90

PUSH [ AUTO ]:CALIBRATE[V.

[ NORM ]:EXIT④ AUTO を押すと自動校正を開始します。
◇ 自動校正を中止するときは NORM を押します。
◇ 自動校正が正常に終了しなかった場合は、エラーメッセージを表示します。信号を入力していないことを確認して、数回自動校正を実行してエラーメッセージを表示したときは、当社のサービス取扱所にご連絡ください（別紙ネットワーク参照）。

t. OFF ]:CHANGE X / Y-POS

10
0%

1:

f=0.0000 Hz

5 v

d.キャラクタセンタの校正
地磁気などの影響で、文字の位置がずれた場合に、文字の位置を校正します。
注意：キャラクタセンタの校正は電源投入から３０分以上経過したあとで調整してください。
操作方法
図④
A

100 s CH1 +AC-6. 30 V?

HO:

0%

f:Y-POS

100
90

PUSH [ AUTO ]:CALIBRATEV.

[[ NORM ]:EXIT

t. OFF ]:CHANGE X / Y-POS

10
0%

1:

手 順
①～③“c.垂直軸の自動校正”と同じです。
画面に下図のように表示されます。

f=0.0000 Hz

5 v

水平位置の調整④ ΔV.Δt.OFF を押して X 軸を選択します。
【FUNCTION】を回し READ OUT の X 方向の表示位置を調整します。図④参照図⑤
100A

100 s CH1 +AC-6. 30 V?

90

f:Y-POSPUSH [ AUTO ]:CALIBRATE
[
10
0%

HO:

V.

0%

垂直位置の調整⑤ ΔV.Δt.OFF を押して Y 軸を選択します。
【FUNCTION】を回し READ OUT の Y 方向の表示位置を調整します。図⑤参照[ NORM ]:EXIT

t. OFF ]:CHANGE X / Y-POS

⑥

NORM

を押して調整を終了します。

e.診断の手引き
本器が動作しない または 異常と思われるときは“表 5.1.1 診断の手引き”の内容をご確認ください。

- 21 -

f.保管・輸送◇保 管
次の所に保管しないでください。
・直射日光の当たるところ
・ほこりの多いところ
・腐食性ガスを発生するところ本器を保存する場合の条件を下記に示します。
保存温度：-20℃～+70℃
保存湿度：80% RH（-20℃～+70℃）以下◇輸 送
本器を輸送する場合はご購入時に付属していた梱包材料か、同等以上の梱包材料をご使用ください。
表 5.1.1 診断の手引き
現象

輝線 または 輝点が現れない

確 認 事 項処

置

電源コードのプラグが AC コンセントに接続してありますか?

AC コンセントに接続する

電源ｽｲｯﾁが ON になっていますか?

電源スイッチを ON にする

INTEN が左回しになっていませんか?

適当な輝度になるように右に回す

SWEEP MODE が SINGLE になっていません AUTO に設定する
か?
画面の目盛り照明 SCALE が左回しになっていませんか?
がはっきりしない 目盛照明用ランプが断線していません
か?

適当な明るさになるように右に回す

文字表示しない

適当な明るさになるように右に回す

READOUT が左回しになっていませんか?

最寄りの営業所など ＊ １ ご連絡ください。

輝線、文字表示の FOCUS の調整がずれていませんか?
焦点があまい

鮮明になるように調整する信号を入力しても プローブが断線していませんか?
波形が現れない
入力結合を GND に設定していませんか?

プローブを交換する

チャネルの選択を間違えていませんか?

入力信号を接続しているチャネルの設定を ON にする

電圧感度を低くしすぎていませんか?

感度を高くする

同期がとれない

波形がゆれる

AUTO SET を押す
同期信号源の選択を間違えていませんか?

同期信号が入力しているチャネルを選択する

同期結合方式の選択を間違えていません
か?

入力信号に合った同期結合方式に再設定する

レベルの設定が不適当な位置になっていませんか?

同期のかかる位置にレベルを調整す
る

AC 電源電圧が低下しすぎていませんか?

定格内の AC 電源で使用する
最寄りの営業所など ＊ １ に連絡してバッテリを交換してください

電源再投入時もとの設定に戻らない＊１

GND を解除する

別紙ネットワークをご参照ください。

- 22 -

第５部
ＣＲＴ
形 状
有効面
加速電圧
垂直偏向系（Y 軸）
垂直モード
ＣＨ１，ＣＨ２
感 度
レンジ
微調器
確 度
周波数特性
5 mV～5 V/div
2 mV/div
立ち上がり時間

方形波特性
オーバシュート
サグ（1kHz にて）
信号遅延
入力結合
入力 RC
最大許容入力電圧
位置の移動
極性切換え
ＡＤＤ
和の確度（1kHz にて）
周波数特性同相除去比 50:1
15:1
ダイナミックレンジ
プローブセンス
付属プローブ別売の専用プローブ

性能6 インチ，角型，内面目盛，目盛照明付きメッシュレス CRT
8 div×10 div（1 div=10 mm）
約 16 Kv

CH1，CH2，ADD，ALT/CHOP（555 kHz ± 1 %）2 mV/div～5 V/div 1-2-5 ｽﾃｯﾌﾟ， 11 段切換え
2 mV/div～12.5 V/div 連続可変
± 2 %DC～40 MHz -3dB（SS-7804）/ DC～50 MHz -3dB（SS-7805）
DC～20 MHz -3dB（SS-7804）/ DC～20 MHz -3dB（SS-7805）[注] AC 結合時の下限周波数は 4 Hz
8.75 ns（SS-7804）/ 7.0 ns（SS-7805）[注] 立ち上がり時間 Tr は次式からの計算値であり、保証値ではあり
ません。
0.35
Tr[s]=
帯域幅 [Hz]
10 mV/div，50 Ω 終端にて
3 %（SS-7804）/ 8 %（SS-7805）
1 %（SS-7804）/ 1 %（SS-7805）
約 30 ns 以上
AC，DC，GND
1 MΩ ± 1.5 % // 25 pF ± 2 pF
± 400 V DC+ACpeak
画面中央から 約 10 div
CH2 のみ可± 3 %DC～20 MHz -3dB
1 kHz 正弦波
20 MHz 正弦波
40 MHz で画面を振り切れること（SS-7804）
50 MHz で画面を振り切れること（SS-7805）
ﾌﾟﾛｰﾌﾞｾﾝｽ機能なし
10:1，100:1検出可能

同 期
最小同期レベル

周 波 数
DC～ 5 MHz

5 MHz～40 MHz（SS-7804）

CH1，CH2EXT

0.4 div

80 mVp-p

1.0 div
200 mVp-p
5 MHz～50 MHz（SS-7805）[注]TV：映像信号と同期信号の比が 7:3 で同期信号振幅が1.5 div 以上- 23 -

同期レベル範囲
信号源
結合方式
スロープ
TV 方式
TV 同期

EXT TRIG
入力 RC
入力結合
最大許容入力電圧
プローブセンス
水平偏向系（X 軸）表示方式（HORIZ DISPLAY）
掃引方式（SWEEP MODE）
掃引時間
最高掃引
レンジ
微調器
確 度Ⅰ
確

度Ⅱ

HF-REJ：10 kHz 以上で同期信号を減衰
LF-REJ：10 kHz 以下で同期信号を減衰±9.5 div 以上（設定範囲は ±10 div）
CH1，CH2，EXT，LINE，VERTAC，DC，HF-REJ，LF-REJ＋，－
NTSC，PAL（SECAM）
ODD，EVEN，BOTH，TV-H[注] ODD，EVEN，BOTH はライン選択可能
NTSC：5 H～2000 H
PAL（SECAM）：2 H～1997 H
1 MΩ±2 % // 25 pF ± 3 pF
DC
±400V DC+ACpeak
別売の専用プローブで 100:1，10:1 の検出可能

A，X-Y
AUTO，NORMAL，SINGLE
10 ns/div
100 ns～500 ms/div
100 ns～1.25 s/div
画面中央 8 div にて± 2 %画面中央 8 div 内の任意の 2 div にて
± 5 %
連続可変

ホールドオフ時間
掃引拡大
倍 率
10 倍
確 度Ⅰ
画面中央 8 div にて
100 ns，200 ns/div 5 %500 ns～500 ms/div 3 %確 度Ⅱ *1
画面中央 8 div 内の任意の 2 div にて
100 ns，200 ns/div 8 %500 ns～500 ms/div 5 %*1
掃引開始部：100 ns または 1 div，掃引終了部：30 ns を除く- 24 -Ｘ－Ｙ 動作
X 軸（CH1）
感 度
レンジ
確 度
周波数特性
Y 軸
位相差

CH1 と同じ± 3 %DC～2 MHz -3dB
CH1，CH2，ADD
3°以内（DC～50 kHz）

校正器 波形の種類
周波数
デﾕーティレシオ
出力電圧

方形波
1 kHz ± 0.1 %49 %～51 %0.6 V ± 1 %カーソル測定とカウンタ
カーソル測定測定の種類
時間差（Δt），電圧差（ΔV）
カーソル移動範囲
X 軸
画面中央から ±（5 ±0.2）div
Y 軸
画面中央から ±（4 ±0.2）div
確 度
電圧差（ΔV）±［（2% of reading）+（0.3% of full scale）］
時間差（Δt）
MAG OFF±［（2% of reading）+（0.3% of full scale）］
MAG ON（MAG ×10）
100 ns，200 ns/div ±［（5% of reading）+（0.3% of full scale）］
500 ns～500 ms/div ±［（3% of reading）+（0.3% of full scale）］
カウンタ
表示桁数
確 度
周波数測定範囲
データ保存
保存データの種類
バックアップ時間
電 源
電圧範囲
周波数範囲
消費電力
質量と大きさ質 量
大きさ

5 桁± 0.01 %2 Hz～40 MHz（SS-7804）/ 2 Hz～50 MHz（SS-7805）
内蔵電池によるバックアップ
電源 OFF *2 直前のパネルセットアップ条件*2
電源コードを抜いた状態
約 30,000 H（約 25 ℃ にて）

100－120 VAC／200－240 VAC
50／60 Hz
最大130 VA

約 7.5 kg
約 272 W × 152 H × 390 D [mm][注]付属品 および 突起部を含みません。

- 25 -

環境条件
性能保証温度
動作範囲
温 度
湿 度
保存範囲
温 度
湿 度
高 度
動作時
非動作時
振動試験
衝撃試験
落下試験
予熱時間
CE適合宣言電磁放射
EN55011：1991
EN55011：1991
磁化率、帯磁率
EN50082-2：1995
EN61000-4-2：1995
EN50204：1993
EN61000-4-4：1995
EN61000-4-8：1993
低電圧指令
EN61010-1：2001

10 ℃ ～ 35℃
0 ℃～40 ℃
90 % RH（0 ℃～40 ℃）以下
-20 ℃～70 ℃
80 % RH（-20℃～70 ℃）以下
2,000 m， 気圧 約 79 kPa
15,000 m，気圧 約 12 kPa
周波数 10 Hz と 55 Hz の間を 1 分間で往復する。複振幅 0.67 mm
上下，左右，前後 各々 15 分 計 45 分間。
一辺を 10 cm 持ち上げ，堅木の上に自然落下させる。各辺 各 4 回輸送包装した後，90 cm の高さから落下させる。
本器の性能規格は，電源投入から 30 分以上経過した後の保証値です。
本製品はEMC指令89/336/EEC、及び製品の安全性のための低電圧指令73/23/ECCに適合しています。

ClassＢ 、伝導放射

静電気放電のイミュニテイ
RF磁化強度(パルス変調)
EFT／BURSTのイミュニテイ
電源周波数の磁場イミュニテイ
測定、制御、実験室での使用に対する電気製品の安全要求

本製品は以下のEN61010-1のカテゴリに属しています。
設置(過電圧)カテゴリ Ⅱ 汚染度2
設置(過電圧)カテゴリ Ⅱ：局所的なレベル、電気製品、携帯型製品
汚染度2：伝導性の汚染物質が存在する環境で使用しないでください。

- 26 -

SS-501 (CH2 OUT, Z AXIS IN)
SS-7800 ｼﾘｰｽﾞ用の工場オプションです。
SS-501 : SS-7805/7804

CH2 OUT（背面ﾊﾟﾈﾙ）
CH2 INPUT に入力した信号を、背面パネルの BNC コネクタから出力します。
出力信号の振幅＝画面の振幅×出力感度
Z AXIS IN（背面ﾊﾟﾈﾙ）
画面で輝度変調する信号を入力します。
性能CH2 OUT
出力感度
出力電位
出力結合
周波数帯域
出力抵抗

45 mV ± 20 % (50 Ω 負荷終端時)± 100 mV (50 Ω 負荷終端時)
直流結合
20 MHz - 3 dB (50 Ω 負荷終端時)
50 Ω ± 20 %Z AXIS IN
輝度変調電圧
極 性
入力周波数
入力抵抗
入力耐圧

0.5 V p-p 以上
正電圧で暗、負電圧で明DC ～ 5 MHz
4.5 kΩ ± 20 %± 50 V DC+ACpeak- 27 -

プローブ SS-0110 取扱説明書
概要SS-0110 プローブは DC～60MHz までの周波数帯域幅を持つオシロスコープおよびディジタルオシロ
スコープに使用できる受動プローブです。

構

成

図のように、プローブ本体と付属品から構成されます。

性

能

機種名
減衰比の選択入力RC
減衰比
プローブ本体の周波数帯域幅
波形補償可能な
入力容量
入力耐圧

SS-0110
1:1のとき1MΩ//200pF以下
1:1±1%以内
DC～6MHz±3dB10:1のとき10MΩ±2%//22pF±3pF
10:1±3%以内
DC～60MHz±3dB
20～45pF――――

オシロスコープの入力耐圧で制限さ 600V (DC+AC peak)れます。最大500V (DC+AC peak)[注] 1 MHz以上の周波数では入力耐圧は低下します。
長さ
約1.5m
コネクタの形式
BNC形
環境条件
保証温度範囲 : 5 to 40℃
保証湿度範囲 : 80%RH 以下(5 to 31℃)
保存温度範囲 : -20 to +70℃
IEC規格
IEC1010準拠 (設置カテゴリ Ⅱ、汚染度 2)[注意] 位相調整には付属の位相調整用ドライバを使用して下さい。

- 28 -

メ

モ

製

品

保

証

この製品は、お客様に安心してお使い頂くために下記の保証をいたします。
◆ 保 証 期 間

ご納入後１年間保証いたします。

◆ 保 証 条 件

万一、保証期間内に当社の責任による不測の故障などが生じた
場合には無償修復いたします。

■ お問合わせ窓口
岩 通 計 測 株 式 会 社
ハロ－イワツウ

技術的な、取扱い・測定方法など

計測担当

フリーダイヤル

0120-086-102(受付時間：土曜、日曜日を除く、営業日の 9：00～12：00、13：00～17：30)

修理納期など会津サービス課

フリーダイヤル

0120-267-905(受付時間：土曜、日曜日を除く、営業日の 9：00～12：00、13：00～17：00)● URL : http://www.iti.iwatsu.co.jp● E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

お願い： セールスネットワーク、サービスネットワークの最新情報は、当社のホームページまたは
フリーダイヤルでご確認いただくようお願い申し上げます。