Capítulo 3. Funcionamento e Programação

Capítulo 3.

Funcionamento e Programação Geral

3.1.1 Utilizando o Aurora TransPort
Siga as informações deste capítulo para operar o sistema Aurora TransPort. PRODUTO LASER CLASSE 1
ADVERTÊNCIA!

3.1.2

A utilização de controlos ou ajustes ou execução de procedimentos diferentes dos aquiespecificados pode resultar em exposição a laser perigoso.

Sistema de amostras

Consultar a Figura 4 abaixo para localizar os componentes referenciados no guia de arranque.

Figura 4: Painel frontal do Panametrics Aurora TransPort

3.1.3 Arranque Aurora TransPort
1. Certifique-se de que a mala de transporte Pelican (13) está deitada plana e horizontal sobre uma superfície
estável antes de abrir a tampa.
2. Instalar a bateria de iões de lítio enviada com a unidade na ranhura da bateria depois de soltar a patilha (3)à esquerda com orientação, como mostra a Figura 4.
3. Carregar completamente a bateria (3 horas no máximo) usando SOMENTE o carregador CA externo
fornecido.
CUIDADO!

Manual do Utilizador Aurora

A utilização de outros carregadores AC pode danificar a bateria.

11

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

4. Antes de ligar a unidade, efectuar um teste de fuga grosseiro do sistema de amostras, de preferência com
um fornecimento de azoto/ar limpo e seco. Consultar a Figura 2 para o esquema do sistema de amostras.
a.

Assegurar que a pressão de entrada de gás seja < 30 psig com uma entrada de gás (9),medição de amostras (6), e válvulas de medição de bypass (8) totalmente fechadas.

b.

Remover a tampa protectora e ligar a linha de amostragem de gás à porta de entrada de gás (11).
Assegurar que a porta de saída de gás (10) é tapada e apertada com uma chave de boca aberta de
9/16".

c.

Abrir completamente as válvulas dosadoras de amostras (6) e dosadoras de bypass (8).

d.

Abrir lentamente a válvula de entrada de gás (9), aumentando a pressão de entrada de gás para ~25
psig (ou igual à pressão de entrada da amostra de gás se < 25 psig) como lido no manómetro depressão de entrada (12). Em seguida, fechar completamente a válvula de entrada de gás (9).

e.

Se não houver fugas internas, a leitura da pressão manométrica não deve decair mais do que 0,5
psig após 20 minutos.

f.

Remover a tampa protectora da porta de saída do gás (10) usando uma chave de boca aberta de
9/16" e esperar que o manómetro de entrada (12) regresse a 0 psig.

5. Fechar completamente a válvula doseadora da amostra (6) e garantir que a válvula doseadora do bypass(8) permaneça totalmente aberta.
6. Ligar a conduta de ventilação de gás à porta de saída de gás (10) utilizando uma chave de boca de 9/16".
CUIDADO!

Verificar se a ventilação de alívio de pressão de gás (1) está livre e aberta para o fluxo
de gás. Se a saída do respiradouro estiver bloqueada, a válvula de alívio de pressão não
pode funcionar, e a unidade será exposta à pressão total de entrada. A porta de saída degás deve ser ligada a uma mangueira, tubo, ou tubagem com um ponto de descarga apelo menos 6 pés da unidade.

7. Ligar o interruptor do painel frontal (15) e observar o visor LCD (16) a acender.
8. A Aurora Transport arranca e passa por 4-5 passos de inicialização que devem demorar ~2 minutos. Apóso visor LCD mostrar a leitura da humidade sem avisos, aguardar 5 minutos para que a unidade se ligue ecomunique leituras estáveis.
9. Assegurar que a pressão de entrada de gás da amostra seja < 30 psig e depois abrir completamente a
válvula de entrada de gás (9).
10. Fechar lentamente a válvula doseadora de bypass (8) até o manómetro de pressão de entrada (12) ler ~10
psig.
11. Abrir lentamente a válvula doseadora de amostras (6) e definir ~1 fluxo de amostras SLM conforme lido apartir do visor LCD (16).
12. Se desejar, o fluxo de desvio da amostra pode ser ainda mais reduzido utilizando uma válvula doseadorade desvio (8). A válvula dosadora de amostras (6) deve ser ajustada em tandem para manter o fluxo degás de amostra a ~1 SLM.
12Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e ProgramaçãoCUIDADO! O funcionamento com um fluxo de desvio inadequado pode activar a característicade bloqueio de líquidos do filtro de membrana quando estão presentes líquidos degás natural no fluxo da amostra. Se tropeçar, reinicie-o fechando completamente oisolamento do gás de alimentação (9) e as válvulas doseadoras (6) e abrindo
completamente a válvula doseadora de bypass (8). Em seguida, repetir o arranqueda unidade a partir da etapa 9.
13. Se for necessária a operação fast-Loop, abrir e ajustar a válvula de medição de desvio (6) até que a
resposta desejada (ou seja, tempo de transporte da amostra) seja alcançada.

3.1.4 Desligamento da Aurora TransPort
1. Desligar a unidade utilizando o interruptor do painel frontal (15).
2. Fechar completamente a válvula de isolamento de gás de abastecimento (9).
3. Fechar completamente a medição de bypass (8) e as válvulas doseadoras de amostra (6).
4. Desligar a amostra de gás e o tubo de descarga da entrada de gás (11) e da saída de gás (10) usando uma
chave de 9/16".
5. Re-instalar as tampas de encaixe da porta de protecção.

3.2

Características do Teclado
Indicador depotência

Visor principal

Menu

Indicador de Falha

Laser
Indicador
Indicador de bloqueio do teclado

Indicador de Informação

Enter

Cancelar

Setas para cima, esquerda, direita, para baixo

Figura 5: Teclado Aurora TransPort

Manual do Utilizador Aurora

13

Capítulo 3. Funcionamento e ProgramaçãoO Aurora TransPort tem sete teclas: uma tecla Menu, quatro teclas de Setas, uma tecla CancelarEnter, e uma tecla.

•

Utilizar a tecla Menu para abrir o menu principal em exibição.

•Utilize as teclas de setas para navegar entre as escolhas do menu e para incrementar/decrementar entradas
numéricas.

•

Utilizar a tecla Cancelar•

Utilizar a tecla Enter

3.3.1

para cancelar uma alteração de entrada numérica ou sair de um menu.
para aceitar uma entrada numérica ou seleccionar uma opção de menu.

L uzes Indicadoras

Se o Indicador de Falha estiver aceso, é detectada uma falha do instrumento. Uma mensagem será exibida novisor principal, em cima/direita.
Se o Indicador de Informação estiver aceso, o instrumento ainda está a funcionar, mas aparecerá uma mensagem
no Visor Principal no topo/direita com informação sobre o instrumento.
O Indicador de Bloqueio do Teclado ficará aceso se o teclado do instrumento não tiver sido utilizado durante um
período de vários minutos, activando uma funcionalidade de software para bloquear a utilização inadvertida datecla. Desbloquear o teclado premindo Cancelar, Enter, e Cancelar em sequência.
Se o Indicador Laser estiver aceso, o laser é alimentado e funciona normalmente. Este indicador estará desligado
se houver uma falha específica do laser. Este indicador também ficará desligado durante um breve período quando
o instrumento for alimentado pela primeira vez. Após a primeira ligação, este indicador pode piscar várias vezes à
medida que a temperatura do laser se estabiliza. O indicador laser será aceso constantemente em funcionamento
normal. O Indicador de Potência ficará normalmente aceso enquanto o instrumento estiver ligado.

3.3.2

O ecrã por defeito

A figura 6 abaixo mostra a visualização por defeito do Aurora TransPort.

Gás Antecedente

Nível de Carga da
Bateria
Exposição primária

Medidor de fluxo de amostras

Alt 1 Display

Alt 2 Display

Figura 6: Visualização por defeito

14

Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.3.3

Desbloqueio do Teclado

Após a ligação, o teclado Aurora TransPort é bloqueado como indicado pelo símbolo , iluminado com uma luz
de fundo vermelha. É necessário introduzir a sequência de desbloqueio do teclado para fazer quaisquer alterações
ao Aurora TransPort.
Semelhante a um telemóvel, o Aurora TransPort irá solicitar ao operador que desbloqueie se alguma tecla forpremida. É necessária uma senha de utilizador para modificar determinadas opções. É necessária uma senha deserviço para ajustar as características do serviço de fábrica.
Para desbloquear o teclado, premir Cancelar, Enter, Cancelar

em sequência.

3.3.4 Aceder aos Menus
Depois de desbloquear com sucesso o teclado, premir a tecla Menu
. O Aurora TransPort exibirá o Menu
Principal (ver Figura 7 abaixo). Utilize as teclas de setas para destacar o item de menu desejado. Consulte o Mapa doMenu, Figura 17 na página 51.
Prima Enterpara seleccionar o item em destaque. Muitos itens do menu exibirão outro menu. Use Cancelarpara voltar à página de menu anterior. Se premir Cancelar
de Medição.

a partir do Menu Principal, o ecrã regressará à página

Nota: Os itens do menu apresentados com uma elipse (mostrados como uma série de três pontos após o item do menu) irãotrazer mais escolhas, enquanto aqueles sem tomarão medidas imediatas.

Figura 7: Menu Principal

3.3.5 Introdução de valores numéricos
Uma vez que o Aurora TransPort não tem teclado numérico, os valores numéricos são introduzidos usando um
estilo de entrada "combinação de bloqueio": Usar a as teclas de setas esquerda ◀ e direito ▶ para seleccionar odígito a alterar. O dígito seleccionado será indicado com uma . Use o alto ▲ e para baixo ▼teclas de setas para
incrementar ou diminuir o dígito.
Nota: Se o incremento ou a diminuição de um dígito fizer com que o valor numérico exceda o seu intervalo permitido(valor máximo/mínimo), o dígito não mudará.
Prima Enterpara guardar o novo valor e devolver (ver Figura 8 abaixo), ou Cancelaro valor original intacto.

Manual do Utilizador Aurora

para devolver, deixando

15

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

Figura 8: Entrada Numérica

3.3.6

ArranqueApós a instalação adequada, o Transmissor Aurora TransPort pode ser configurado para acomodar asnecessidades do utilizador. Normalmente, o utilizador pode necessitar de configurar as saídas analógicas, cortar
as saídas analógicas, e programar as saídas digitais. Consultar o Mapa de Menu, Figura 17 na página 51, e
completar os seguintes passos. Ao arrancar, o Aurora TransPort procede através de vários ecrãs até aparecer umecrã semelhante ao que se segue:

Após o arranque, o ecrã terá de ser desbloqueado. Para desbloquear o ecrã, seleccionar
Cancelar, Enter, Cancelar

em sequência.

Nota: Na maioria dos casos, utilizar a tecla Enter para guardar uma entrada e/ou avançar para o seguinte ecrã: utilizar atecla Cancelar para rejeitar uma entrada e/ou regressar ao ecrã anterior.

3.4

Configuração do visor
Quando o ecrã estiver desbloqueado, tocar na tecla Menu, e o Menu Principal
aparece com várias opções. Para configurar o ecrã, seleccionar Display... e premirEnter. Aparece o seguinte ecrã:3.4.1

Selecção de unidades primárias
Para seleccionar unidades para a exibição primária, seleccionar Primary e premirEnter. Aparece o seguinte ecrã:Utilize as teclas de setas para destacar as unidades desejadas e prima Enter. O ecrãregressa ao Menu Exibir.
16

Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.4.2 Selecção de unidades Alt 1 e Alt 2
Para definir as unidades para Alt 1 e/ou Alt 2, usar as teclas de setas para destacar
a que deve ser definida e premir Enter. Aparece o seguinte ecrã:Use as teclas de seta para destacar o tipo de unidade desejada (Hygro,
Temperatura, ou Pressão) e prima Enter. Se Temp for seleccionado, aparece oseguinte ecrã.

Utilize as teclas de setas para destacar a unidade desejada e prima Enter. O ecrãregressa ao Menu Exibir. Utilize o mesmo procedimento para alterar outras
unidades.

3.4.3

Definição dos locais decimais
Para definir as casas decimais dos valores unitários a partir do Menu Exibir, use as
teclas de seta para destacar Decimal e prima Enter. Depois seleccionar o tipo devisor e premir Enter.
A definição das casas decimais determina o número de dígitos apresentados para ovalor à direita do símbolo decimal (“”), se possível.
Utilize as teclas de setas para alterar o número de casas decimais e prima Enter, ou
prima Cancelar se não forem necessárias alterações. O ecrã regressa ao Menu
Exibir.

3.4.4

Dados/Digital ização
Para alternar a visualização entre mostrar os valores numéricos (dados) e um
gráfico da forma de onda 2f (scan) a partir do Menu Exibir, use as teclas de setaspara destacar Data/Scan e prima Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que sesegue.
Nota: O scan pode ser utilizado para fins de diagnóstico quando um PC com
AuroraView não está prontamente disponível.

3.4.5

AjustarPara modificar o contraste e o brilho do visor a partir do Menu Exibir, utilizar as
teclas de setas para realçar Ajustar e premir Enter. Aparece o seguinte ecrã.

Manual do Utilizador Aurora

17

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

Utilizar as teclas de seta para a direita/esquerda para aumentar/diminuir o contraste
do visor. Prima Enter para guardar as alterações, ou prima Cancelar para voltar à
configuração anterior. O ecrã regressa ao Menu Exibir.

3.4.6

ReversePara inverter o texto e os tons de fundo do Menu Exibir, use as teclas de setas pararealçar Reverter e prima Enter. Aparece o seguinte ecrã.
Para
v
o
l
t

3.5
3.5.1

Para à configuração de sombras anterior, seleccione Reverter e prima Enter.
Aparece o ecrã anterior.

Configurar as saídas
Selecção de uma Saída para Configuração
Para configurar as saídas, no Menu Principal, escolha Outputs... e prima Enter.
Aparece o seguinte ecrã.

A partir do Output, Menu, escolha Select e prima Enter. Aparece o seguinte ecrã.

Utilizar as teclas de setas para seleccionar a saída (A, B, ou C) a ser configurada epremir Enter.

18

Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.5.2

Selecção das unidades de saída
Para ajustar as unidades de saída, no Menu de Saída, seleccione Unidades, e prima
Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue.

Utilize as teclas de setas para seleccionar o tipo de unidade e prima Enter. Apareceum ecrã semelhante ao que se segue:

Utilize as teclas de setas para seleccionar uma nova unidade. Prima Enter para
guardar (ou Cancelar para manter o valor anterior) e voltar ao Menu de Saída.

3.5.3

Selecção de um tipo de saída
Para alterar o tipo de saída, no Menu de Saída, seleccione Tipo e prima Enter.
Aparece um ecrã semelhante ao que se segue:

Utilize as teclas de setas para seleccionar um novo tipo de saída. Prima Enter para
guardar (ou Cancelar para manter o valor anterior) e voltar ao Menu de Saída.

Nota:

Se a opção ALM for seleccionada no menu acima, a saída analógica funcionará como um indicador de alarme.
Neste modo, a saída analógica permanecerá a 0 mA durante condições normais de funcionamento, mas a saída
analógica será conduzida a 24 mA sempre que houver uma condição de alarme.

3.5.4

Alterar o intervalo de saída superiorPara ajustar o intervalo de saída superior, a partir do Menu de Saída, seleccione
Upper e prima Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue.
Use as teclas de seta para a esquerda e direita para seleccionar cada dígito a seralterado e as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o seu
valor. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter o valor anterior) e voltar
ao Menu de Saída.

Manual do Utilizador Aurora

19

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.5.5

Alterar o intervalo de saída inferiorPara ajustar o intervalo de saída inferior, a partir do Menu de Saída, seleccione
Abaixar e prima Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue.

Use as teclas de seta para a esquerda e direita para seleccionar cada dígito a seralterado e as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o seu
valor. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter o valor anterior) e voltar ao
Menu de Saída.

3.5.6

Resposta NAMUR

O Aurora TransPort pode comunicar informações sobre falhas de medição através de saídas analógicas. A
apresentação do sinal de informação de falha é consistente com as recomendações estabelecidas pela "User
Association of Automation Technology in Process Industries" (NAMUR) publicada em NE43, versão 03.03.2003.
Quando configurados para operação 4-20mA, as falhas e erros são indicados por níveis de saída específicos
mostrados na Figura 9 abaixo:

Figura 9: Intervalos de valores de saída NAMUR

Em funcionamento normal, uma medição válida é indicada com um sinal entre 3,8 e 20,5 mA. As configurações
inferior (Zero) e superior (Span) determinam o valor de medição atribuído a 4,0 e 20,0 mA, respectivamente.
Para a medição atribuída a uma saída, o Aurora TransPort verifica continuamente se ocorreu um erro. Se tiver
ocorrido um erro, a saída será conduzida para uma corrente que se encontra dentro das faixas de informação deerro indicadas acima. O Aurora TransPort pode assinalar 3,5 mA ('NAMUR Baixo') ou 21,1 mA ('NAMUR Alto').
Estes valores estão bem dentro das bandas de Informação de Erro especificadas pelo NAMUR (ver Tabela 1
abaixo).
Nota:

O Aurora TransPort nunca produzirá um sinal entre 3,6-3,8 mA ou entre 20,5-21,0 mA para permitir uma
discriminação fiável entre uma medição e um erro.

Tabela 1: Mensagens de Sinal

20

Erro

Descrição

Sinal

Sob alcanceA medição é inferior ao intervalo calibrado do analisador

NAMUR Baixo

Acima do alcanceA medição é maior do que o intervalo calibrado do analisador

NAMUR Alto

Fora de alcanceErro de cálculo ou medição associada (Temp/Pressão) inválido

NAMUR Alto

Sem dados

O valor de medição ainda não foi calculado

NAMUR Alto

Sem Calibração

Tabela de calibração de humidade vazia/inválida

NAMUR Alto

Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.5.7

Filtragem NAMUR

Pode haver situações em que o comportamento de sinalização NAMUR é indesejável (ver Quadro 2 abaixo). Por
exemplo, um processo que opera nos limites de calibração Aurora TransPort ou perto deles, ou quando ligado aum sistema SCADA ou DCS, não consegue distinguir correctamente entre uma medição e um sinal de erro. Nestes
casos, o comportamento de comunicação NAMUR pode ser suprimido ("inibido"). A partir do Menu de Saída,
seleccionar NAMUR:
Output Menu [Out A]
Select

Lower

Type

Test

Units

Upper

NAMUR
Trim...

Em seguida, seleccionar o(s) erro(s) a inibir:

Tabela 2: Filtros NAMUR
Selecção

Resultado

NENHUMA

Nenhum erro é inibido; a sinalização NAMUR ocorrerá para qualquer erro, como se mostra na
tabela acima.
Os erros sob o alcance são inibidos; a sinalização NAMUR NÃO ocorrerá em condições de errosob o alcance. A sinalização NAMUR ocorrerá para todos os outros erros da tabela acima.
Os erros de Over Range são inibidos; a sinalização NAMUR NÃO ocorrerá para condições de errode Over Range. A sinalização NAMUR ocorrerá para todos os outros erros da tabela acima.
Sob Alcance E Sobre Alcance, os erros são inibidos; a sinalização NAMUR NÃO ocorrerá paraestas condições de erro. A sinalização NAMUR ocorrerá para todos os outros erros da tabela
acima.
TODOS os erros são inibidos; a sinalização NAMUR NÃO ocorrerá por qualquer erro no tabela
acima.

LoRng
HiRng
Lo+Hi

TODOS

Manual do Utilizador Aurora

21

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.5.8

Teste da Saída

Output Menu [Out A]
Select

Lower

Type

Test

Units
U

22

NAMUR
T i

O Menu de Testes faz com que o Aurora TransPort gere uma saída de 0- ou 4-20mA
na percentagem da escala seleccionada. Por exemplo, em operação 4-20, 0% = 4mA,
50% = 12mA, 100% = 20mA. Isto permite verificar a função adequada do
equipamento de gravação ou SCADA. Em funcionamento 0-20, 0% = 0mA, 50% =10mA, 100% = 20mA.
Para testar a saída do sistema, a partir do Menu de Saída, seleccionar Test e premirEnter. Aparecerá um ecrã semelhante a este ecrã.
Nota: Use as teclas de seta para a esquerda e direita para seleccionar cada dígito a
ser alterado e as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar ou
diminuir o seu valor.
Nota: O valor de saída irá mudar imediatamente. Não é necessário seleccionar
Aplicar. Prima Cancelar para voltar ao Menu de Saída.

Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.5.9

Cortar as saídas

O Menu Trim permite ao operador compensar as diferenças na medição das saídas de 0/4-20 mA por gravadores
ligados ou equipamento SCADA. Para aparar a saída:
Output Menu [Out A]
Select
Units
Type
Upper

Lower
NAMUR
Test
Trim...

Seleccione Trim no Menu de Saída e prima Enter. Aparece o seguinte ecrã.
Nota: O acabamento aplica-se a qualquer saída que seja escolhida com o item do menu
Seleccionar e exibida na barra de título do menu.

Ao realizar uma operação de Trim, a unidade Aurora TransPort exige que primeiro
se reinicie o trim. Para reiniciar a saída do corte, realce Reset Trim e prima Enter.
Aparece o seguinte ecrã.
Use as teclas de seta para a esquerda ou para a direita para destacar SIM e prima
Enter. Isto cancelar quaisquer valores de acabamento anteriores e devolve o Aurora
TransPort ao seu ajuste de fábrica. O visor volta ao ecrã anterior com o Trim Zerorealçado.

Para aparar o valor zero, prima Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue.
Isto fará com que o Aurora TransPort produza 4.000 mA na saída a ser recortada. O
valor da saída deve então ser lido utilizando o gravador ligado, equipamento SCADA,
ou DVM. Introduzir o valor lido do equipamento ligado como o valor Zero Trim,
como se segue:
Use as teclas de seta para a esquerda e direita para seleccionar cada dígito a seralterado e as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o seu
valor. Prima Enter para guardar (ou cancelar para manter o valor anterior).
Nota: Uma vez que não é possível aparar 0 mA para os offsets negativos, o corte para aextremidade inferior da escala está ao nível de saída 4-mA.
O Menu Trim volta com o Trim Span realçado. Para alterar o valor de Span, prima
Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue.
Isto fará com que o Aurora TransPort produza 20.000 mA na saída a ser recortada. O valor da saída deve então serlido utilizando o gravador ligado, equipamento SCADA, ou DVM. Introduzir o valor lido do equipamento ligado comoo valor Span Trim.

Manual do Utilizador Aurora

23

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

Use as teclas de seta para a esquerda e direita para seleccionar cada dígito a seralterado e as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o seu
valor. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter o valor anterior).
O corte está completo. A exactidão pode ser verificada utilizando o Menu de Testes
acima.
Exemplo: O Trim é reiniciado, depois o Trim Zero é seleccionado. A entrada SCADA reporta 3,975 mA. O operador
introduz "3,9750" como o valor de Trim Zero.
O Trim Span é seleccionado. A entrada SCADA informa 20.110 mA. O operador introduz "20.1100" comoo valor Span Trim.
Aurora TransPort ajusta a saída de acordo com a verdadeira saída lida pelo gravador do cliente, SCADA,
ou DVM. Usando o Menu Teste, o operador verifica que um valor de teste de 0% lê agora 4.000 mA no
equipamento SCADA, e um valor de teste de 100% lê agora 20.000 mA.

3.6

Instalação dos Alarmes

Nota: O Aurora TransPort não está equipado com relés de alarme. O estado do alarme pode ser obtido via Modbus, ou uma
Saída Analógica pode ser configurada como um sinal de alarme (ver "Seleccionar um tipo de saída" na página
19).

3.6.1

Selecção de uma saída de alarmePara configurar as saídas de alarme, no Menu Principal, escolha Alarme e prima
Enter. No Menu Alarme, escolher Seleccionar e premir Enter. Aparece um ecrãsemelhante ao seguinte.

Utilizar as teclas de setas para seleccionar a saída (A, B, ou C) a ser configurada epremir Enter. O visor regressa ao Menu de Alarme.

3.6.2

Selecção do estado do alarmePara seleccionar o estado do alarme no Menu Alarme, seleccione Estado e prima
Enter. Aparece o seguinte ecrã:Utilize as teclas de setas para seleccionar OFF ou ON e prima Enter. O visor regressa
ao Menu de Alarme.

24

Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.6.3

Selecção de Unidades de AlarmePara seleccionar unidades de alarme, no Menu Alarme, seleccione Unidades, e prima
Enter. Utilize as teclas de setas para seleccionar o tipo de unidade e prima Enter.

Se Temp foi seleccionado, este ecrã aparece. Use as teclas de setas paraseleccionar uma unidade. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter ovalor anterior) e voltar ao Menu de Alarme.

Se a Temperatura foi seleccionada, este ecrã aparece. Utilizar as teclas de setaspara seleccionar uma unidade. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter ovalor anterior) e regressar ao Menu de Alarme.

Se a Pressão foi seleccionada, este ecrã aparece. Utilizar as teclas de setas paraseleccionar uma unidade. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter ovalor anterior) e voltar ao Menu de Alarme.

3.6.4

Seleccionar um tipo de alarmePara alterar o tipo de alarme, a partir do Menu Alarme, seleccione Tipo e prima
Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue:

Utilizar as teclas de setas para seleccionar um tipo de alarme. Prima Enter para
guardar (ou cancelar para manter o valor anterior) e voltar ao Menu de Alarme.

•

SetPoint: O alarme activa-se quando um parâmetro excede o limite superior e desactiva-se quando oparâmetro é inferior ao limite inferior.

•

Banda interior: O alarme activa-se quando o parâmetro se encontra entre os limites superior e inferior.

•

Banda Externa: O alarme activa-se quando o parâmetro está fora dos limites superior e inferior.

•

Falha: O alarme é activado quando uma falha do sistema é detectada. O alarme é desactivado quando a
condição de falha é removida. Estas condições podem ser encontradas na Secção 7.4, Tabela 4.

Manual do Utilizador Aurora

25

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.6.5

Como funcionam os Tipos de Alarme

Ver figura 10 abaixo para descrições dos vários tipos de alarme:

Figura 10: Exemplo de Tipos de Alarme

3.6.6

Alterar o intervalo superior do alarmePara ajustar o intervalo de alarme superior, a partir do Menu Alarme, seleccione
Upper e prima Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue.

Use as teclas de seta para a esquerda e direita para seleccionar cada dígito a seralterado e as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o seu
valor. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter o valor anterior) e voltar ao
Menu Alarme.

26

Manual do Utilizador Aurora

Capítulo 3. Funcionamento e Programação

3.6.7

Mudança do intervalo inferior do alarmePara ajustar o intervalo de alarme inferior, a partir do Menu Alarme, seleccione
Baixar e prima Enter. Aparece um ecrã semelhante ao que se segue.

Use as teclas de seta para a esquerda e direita para seleccionar cada dígito a seralterado e as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o seu
valor. Prima Enter para guardar (ou Cancelar para manter o valor anterior) e voltar ao
Menu Alarme.

Manual do Utilizador Aurora

27