CAT.No.CBB351-2

オーバルフローメイト
シリーズ
Super Micro Flowmate

39 形

38 形

45 形

41 形

40 形

● 信頼性抜群！

フローメイト精 度・繰 り 返 し 性・応 答 性に優れた、信頼性抜群のオーバル歯車流量計● 材質選択可能！

油 類 は 廉 価 な ア ル ミ で水・化学液体は耐久性に優れたステンレスで対応● 微小流量の積算用 途 と し て 最 適 ！
● 簡単な構造で、堅 牢 、 安 価 ！
● 装置搭載に最適！

燃 焼器や暖房機の燃料計測用に多くの採用実績

接 続 部 は締め付け易い金属製、高い耐久性

取 り 扱 い 易 い 、 小 型 で真四角の形状● ポンプやバルブと 組 み 合 わ せ て ！

薬 品や食品の比例注入や流量制御用に多くの採用実績● お客様のご指定の 仕 様 に 対 応 可 能 ！

オーバル流量計原理図状 況に応じて、仕様変更可能

流体が流れると、楕円形（オーバル）歯車が回転し、一定容積（三日月部分）を計測します。
楕円形歯車が 1 回転すると、一定容積 4 個分の流体が吐出するので、楕円形歯車の回転数を計測すれば、流体の体積を計測できます。

コントローラ

各種液体充填装置用流量計として…
あらゆる産業で、バルブやポンプと組み合わせ、各種液体の注入を行っています。フローメイトは正確な充填量を求める装置に多くの採用実績があります。油類にはアルミ、水・化学液体にはステンレス、また38形〜45形までの広い流量範囲をカバーすることによりあらゆる産業バルブで使用されています。

ポンプ流量計自動車搭載燃費計測流量計として…

リターン側

自動車エンジンの燃費計測用流量計として、エンジンルームに取り付けて、計測ができます。

燃料タンク

エンジン

特に、高精度であること、コンパクトで取り扱いが簡単なこと、車載走行の振動に充分耐える設計であること、などが採用の理由です。ガ

サプライ側
燃費計

ソリン車はもちろんのこと、ディーゼルエンジンのサプライ、リターンをそれぞれ計測し燃費算出をしています。

燃焼装置の管理流量計として…
フローメイトは、燃焼装置の燃料管理、省エネ効果の確認残油管

蒸気理など多くの油種管理に世界的に使用されている日本を代表する小型廉価流量計です。
小型ボイラ、小型燃焼装置の燃料流量表示、集中管理システム等における監視のために使用されています。
灯油
水

小型ポンプの流量試験用基準流量計として…

ビュレット（ガラス管）

従来小型ポンプの流量試験はビュレットで行っていました。
流量出力機能のあるフローメイトを吐出流量自動設定装置の基準流量流量設定器計に採用することにより、より信頼性のある検査、そして流量設定方ビュレットの量と比較法を生み出しました。小型ポンプは多くの台数を同時に検査するため、光電センサ

省スペース且つ信頼性のある廉価な流量計が求められています。

バーナーの燃焼制御用流量計として…
バーナーの燃費向上のため、穀物乾燥機ではバーナーの流量計による燃費制御が行われています。フローメイトは 5 種類の容量形式を有しコントローラ
穀物ており、お客様の適正な流量範囲に対応できます。
バーナー専用39 形（流量範囲：１〜15L/ｈ）を用意しております。アルミ製の堅牢な接続です。
灯油
ファン／バーナー

完成車への各種液体充填用流量計として…

2台の指示値を比較して信頼性向上

完成車には、エンジンオイル、ウオッシャー液、ブレーキオイル、ガソリンなどの充填を最終工程で行っています。フローメイトのコンパ
クト性、高精度を利点に正確な充填量管理を行うことによって完成車への充填記録、充填量の可変などワンタッチで可能にしています。
点検、交換のための流量計の取外し、取付が短時間で対応できるマウ
ントタイプでご提供できます。
45形以上の大型機種も用意しております。

マウントタイプ

半導体チップ切出時の粉塵防止対策として…
ウエハーから半導体チップを切断する際に発生する粉塵を極力抑粉塵防止剤えるため、粉塵防止剤を塗布する工程があります。

ブレードまたはレーザによる半導体チップ切出

フローメイトは流量の再現性に優れているため、塗布流量の調整、管理に多くの採用実績があります。

金属加工工程の塗布量管理流量計として…
精密なアルミの加工工程で、微小の油類を塗布しながら定められた曲面を出す工程があります。
フローメイトの極微小流量範囲を生かし、加工装置に組み込むことで、安定した生産が得られます。

防爆廉価流量計として…

安全場所

危険場所制御盤

防爆センサに変えることにより危険場所で使用できます。塗装

フローメイト

ブースなどで防爆廉価流量計＊1 としてご使用いただけます。
39形以上に対応できます。

添装装置など本質安全防爆バリア

パルス信号＊1：防爆規格：ATEX、FM■ 流量範囲 （単位：L/h）
0.8mPa・s 以上〜2.0mPa・s 未満

水0.3mPa・s 以上〜0.8mPa・s 未満

Super Micro 38 形

0.09〜3

̶Super Micro 39 形

̶̶

40 形

̶

1.5〜501.0〜500.7〜500.5〜50̶

3.0〜100

2.0〜100

1.5〜100

1.0〜100̶

7.0〜100

4.0〜100

2.0〜100̶

10.0〜500

7.0〜500

4.0〜500̶

25.0〜500

15.0〜500

7.0〜500

粘度容量形式

41 形

45 形

2.0mPa・s 以上〜
5.0mPa・s 未満

5.0mPa・s 以上〜
200mPa・s 未満

5.0mPa・s 以上〜
1000mPa・s 未満

̶̶

̶

̶

PEEK 樹脂

0.12〜60.12〜6

̶̶

PPS 樹脂回転子材料

特 殊 樹 脂特 殊 樹 脂
̶

1.0〜100

ステンレス
特 殊 樹 脂2.5〜500̶

3.5〜500

ステンレス■ 標準仕様（本体部）
項 目内容

接

続・呼内 容形
び精式

Super Micro 38形（※1）

Super Micro 39 形

40 形

41形

45形

径

R1/4 オス

Rc1/4（付属継手による）

Rp1/8（6mm）

Rp1/8（6mm）

Rp1/4（8mm）

0.09 〜0.18L/h 未満 ±10％ RD

0.12 〜0.3L/h 未満 ±8％ RD0.18 〜3L/h ±3％ RD

0.3 〜6L/h ±3％ RD

度

表わす量の ±1％

使 用 温 度 範 囲−10 〜＋60℃

最 高 使 用 圧 力

0.3MPa0.49MPa料 本体PCLCLCCLCC回 転 子PPKKKKC

KKC

材

（※2）

−20 〜＋80℃
0.98MPa※1：38 形の取付姿勢は、下→上配管のみです。
※2：材料

C：ステンレス（本体 SUS316、回転子 SUS316L 焼結）■ 適合規格L ：アルミニウム＋アルマイト処理

適K：特殊樹脂

適 用 規 格・そ の 他

P：PPS 樹脂
（水、純水、油類以外の計測は、お問い合わせ

適合条件として、避雷器（M-SYSTEM：MDP-SP、もしくは相当品）を使用の事ください）
39 形のみ。
P：PEEK 樹脂（水、純水のみ）38 形のみ。
（注）本体材料が L の場合は、水および腐食性液体には使用できません。

用 EU 指令EMC 指令：2014/30/EU
EMC 指令 EN61326-1：2013 Class A

■ 標準仕様（発信部）

検応

項目

出方答

周

周

囲

温内

容

38 形
波度

範

40 形

39 形式

磁気抵抗素子による交番磁気数

Max.1000Hz（MR センサ単体）

囲

41 形

−20〜＋80℃
電圧パルス 0/1＝1VDC 以下／［電源電圧］−2VDC 以上
（但し負荷抵抗 10kΩ以上）

電圧パルス 0/1＝0.5VDC 以下／ 6.2〜7.6VDC（但し負荷抵抗 10kΩ以上）
6.2〜7.6VDC［電源電圧］−2VDC 以上
出力パ

ル

45 形

0.5VDC 以下

1VDC 以下ス（MR セ ン サ）

LH

LH

波形比率（％）
H4.0≦×100≦65.0H+L
出力パルス単位（mL/P）
伝MR セ ン サ（補 正）

̶̶

1110

MR セ ン サ（未 補 正）0.0550

0.161

0.25

0.52.5

リードスイッチ＊2（オプション）

̶̶

0.5

1.05.0送距

離電
消費

電流 （ 消費電Max.1km（使用ケーブル CVVS 1.25〜2sq）

源

12〜24VDC±10％力 ）Max.10mA（Max.0.3W）＊2 リードスイッチ（オプション）
項目

最大

使

接点

開内用

電

閉

容

容

圧

AC：45V、DC：45V

量

10W または 0.5A（抵抗負荷）

接点間

耐圧

DC：250V

出力パルス

接点パルス（未補正のみ）

度−20〜＋85℃（湿度 90％RH 以下にて）使用

周囲

温RMS 1分間■ 外形寸法● Super Micro Flowmate（38 形）
六角形対辺1610.8

8343.8□4035.8

Rc1／4（継手付の場合、オプション）※Rc1／4 継手には、＃300のネットが内蔵されています。

200
R 1/4

白：SIG.
赤：SUP（＋VDC）
黒：COM（0V）（注）：38 形はストレーナ（メッシュ＃300）を準備してください。

8G1／8（継手なしの場合）
20084

□44

白：SIG.
黒：0V
赤：＋V

単位：mm

● Super Micro Flowmate（39 形）
42.131.3※未補正の場合は
SIG線は白（注）：39 形は継手の無い場合はストレーナが必要です。

● 40 形、41 形● 45 形

33.8□4025.849.3
30.8 18.5□508● 取付寸法
4-A45°

2-Rp1／82-Rp1／4：SIG.

赤：SUP（+VDC）
黒：COM（0V）※未補正の場合はSIG線は白200200（40形）
緑（41形）黄φB

緑：SIG.
赤：SUP（+VDC）
黒：COM（0V）※未補正の場合は
SIG線は白形 式

AB

ネジ深さ

39 形

M445640 形

M445641 形

M445645 形

M55615● 当カタログの仕様は平成30年5月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

安全にお使いいただくために製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ 本社・東京営業
TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601

代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（0123）49-3360■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）95-0577■ 北関東営業所 TEL.（049）249-1611■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（0123）22-4420
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（0299）95-0578
FAX.（049）248-0166
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

1705 1805 1805S (1000)