Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
July 31 - August 3, 2019, Kyoto, Japan

PASJ2019 WEPI037

マルチイオン照射のための小型 ECR イオン源の開発
DEVELOPMENT OF COMPACT ECR ION SOURCE FOR MULTIPLE-ION THERAPY大内章央#, A), 鈴木太久 A), 高橋勝之 A), 佐々野利信 A), 白石直浩 A),
村松正幸 B), 岩田佳之 B), 水島康太 B), 北川敦志 B)
Fumihisa Ouchi#, A), Taku Suzuki A), Katsuyuki TakahashiA), Toshinobu Sasano A), Tadahiro Shiraishi A),
Masayuki Muramatsu B), Yoshiyuki Iwata B), Kouta Mizushima B), Atsushi Kitagawa B),A)Accelerator Engineering CorporationB)
National Institutes for Quantum Radiological Science and Technology

Abstract
National Institute of Radiological Sciences (NIRS) is promoting multiple-ion therapy to form ideal LET and dose
distribution by irradiating several kinds of ion to the target. Possible ions are Helium, Carbon, Oxygen, and Neon.
However, in the case of compact accelerator for heavy ion radiotherapy facility, it is desirable to cope with one Electron
Cyclotron Resonance (ECR) ion source with all permanent magnets-from the viewpoint of cost, operation andmaintenance. We have conducted experimental supply and ion production tests with 18 GHz ECR Ion Source (NIRSHEC) since 2018. The problem noticed in the supply and tests is that He and Ne take time to switch to other ions. Weguessed the case of problem is remaining gas in line. Therefore, we test ions switching with new gas line. As result, weachieved ion switching within 1 minute. In sufficient confinement magnetic field for highly charged ion production of Ne
is not obtained at ECR Ion Source with all permanent magnets. Because the mirror magnetic-filed is optimized for C4+.
We decided to do a beam test with NIRS-HEC to develop a new ion source with all permanent magnets. The assumed
ions were He2+, C4+, O6+, Ne7+, which can be used by linear accelerators used in the population type treatment factory.
We performed four ions production tests using NIRS-HEC, and data were acquired to investigate whether the magnetic
field distribution could be reproduced by permanent magnets.

1.

はじめに

放射線医学総合研究所(放医研)では、1994 年に炭素による重粒子線治療が始まり、2004 年からは重粒子線がん治療装置の小型化・低コスト化の研究を行っている。
そして現在、数種類のイオンを照射する事で、患部をより効果的に治療する事が出来るマルチイオン照射を推進している[1,2]。ヘリウム、炭素、酸素、ネオンの 4 種類の核種を想定しており、複数のイオン源を利用すれば容易に切替えが可能となるが、コストと運転・メンテナンスの観点から、イオン源 1 台で対応することが望まれる。そこで
我々は、生物・物理実験に於いて様々な核種の供給実績のある 18GHz ECR イオン源(NIRS-HEC) [3]を用いてHe2+, C2+, O3+, Ne4+のイオン生成試験及び供給を行ってきた。
NIRS-HEC ではマスフローコントローラ(MFC)によるガス流量制御がされている 2 系統のガス配管ラインが接続されている。ヘリウム, ネオンガスをガス配管ラインから供給し、CO2 ガスを別の系統からガスパルシング法を用いて供給することで、イオン源 1 台で 4 核種の供給を実現している[4]。しかし、ネオンから他核種への切替えに最大で 4 分間の時間を要してしまう事が問題となっている。
実際の治療を想定した場合、患者への負担を考慮し、切替え時間を出来る限り短くすることが望ましい。そこで、ネオンガス用新規配管の作成及び、切替え試験を実施した。
___________________________________________# ouchi.2313@gmail.com

また、重粒子線治療用イオン源のさらなる普及のためには、ミラー磁場を永久電磁石により作成する ECR 型イオン源を用いて、省コスト、省スペース化を図ることが望ましい。しかし現在、群馬、佐賀、神奈川の治療施設で利用されている永久磁石型 ECR 型イオン源(Kei2) [5]では、ミラー磁場が C4+に最適化されているため、炭素以外の核種について十分な量の多価イオンを得ることは困難である。そのため、我々はマルチイオン供給用の新規永久磁石型 ECR イオン源の設計を検討している。目標のイオンは He2+, C4+, O6+, Ne7+とした。これらのイオンは前述の治療施設で使用されている線形加速器で加速可能なもの(質量電荷比が 1/3 以上)である。ビーム電流の目
標値は放医研で行われた実験供給の実績より算出し、それぞれ 940 eµA、290 eµA、330 eµA、245 eµA とし、NIRS-HEC を用いて上記の 4 種類のイオン生成試験を行った。

2.

試験方法

2.1

核種切替え高速化試験

Figure 1 に、変更前後の NIRS-HEC のガス配管構成を示す。Figure 1 中の(1)が従来のネオンガス配管で、(2)が新規作成したネオンガス配管である。既存のガス配管は MFC からイオン源までの配管長が 7m 程度あり、切替え時にこの配管内の残留ガスの影響を受け、供給核種の切替えに時間がかかるのだと推測された。一方、新規作成したガス配管は配管長が 0.6m と短く、残留ガスの影響を軽減できると考えられる。それぞれの配管で核種を切替え後、ビーム電流値によらすに、値が安定するまで- 550 -

Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
July 31 - August 3, 2019, Kyoto, Japan

PASJ2019 WEPI037の時間を比較した。ビーム電流値を安定とした基準は、取得した全電流値の平均の±10%以内に収まった時とした。核種切替えは、マイクロ波パワー、加速ギャップ電圧、導入ガス種及びガス流量のパラメータを手動で切替える事で対応した。また、C2+と O3+については、CO2 ガスで供給していることから、切替え時の挙動は同等であると考え、
He2+, C2+, Ne4+についてのみ試験を行った。

Figure 2: Method of measuring beam current.

Figure 1: The gas line diagram for ion production test in
NIRS-HEC.
2.2

多価イオン生成パラメータの検討
2+

He , C4+, O6+, Ne7+の生成のために、過去の供給条件を参考にした基本パラメータを作成した。多価のデータを取得するため、マルチイオン供給条件とは異なり、O6+は O2 ガス、C4+ は CH4 ガスを利用して試験を行った。
NIRS-HEC はクライストロンアンプ(KRY)と進行波管増幅器(TWTA)による二重周波数加熱[6]が可能で、それぞれ最大出力は 1400 W と 1200 W である。基本パラメータを元に、各イオン種でのビーム電流とマイクロ波パワーの依存性を取得し、目的のイオンを目標電流値まで確保するために必要なマイクロ波パワーの調査を行った。
取得した結果から最適なマイクロ波パワーの値を決定し、新規イオン源の永久磁石の性能を決定するために、最もビーム電流が確保しにくかった Ne7+について最適なミラーコイルによる閉じ込め磁場の調査を行った。閉じ込め磁場は上流側コイルの電流値は 800, 820, 840, 860 Aで、下流側コイルの電流値は 480, 500, 520, 540, 560,580, 600 A の組み合わせとした。
得られた Ne7+の閉じ込め磁場結果より、想定する核種の中で最も軽い核種である He2+でも、目標電流値を確保できるか試験を行った。調査・試験においてのビーム電流値の評価は、Fig. 2 に示すように、サンプルホールド(S/H)位置でのオシロスコープ(Tektronix TDS3034)で読み取ったビーム電流波形の上端と下端を測定し、それを誤差としてその中心値をビーム電流値とした。

3.

試験結果

3.1

核種切替え高速化試験

Figure 3, 4, 5, 6, 7 にネオンガス配管の変更前後における He2+, C2+, Ne4+の切替え試験結果を示す。パラメー
タ変更後から、ファラデーカップで検出されたビーム電流を 1 秒毎にプロットし、時間経過によるビーム電流値の変化を示している。全ての切替え試験において切替え時間の短縮が達成できた。特に Fig. 4 及び Fig. 7 より、配管の残留ガスの影響が懸念されていたネオンから他核種への切替えでは、ビームが安定するまでの時間が 2分前後短縮されたことを確認した。

Figure 3: C2+→Ne4+ beam switching test at NIRS-HEC.

Figure 4: Ne4+→C2+ beam switching test at NIRS-HEC.

- 551 -Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
July 31 - August 3, 2019, Kyoto, Japan

PASJ2019 WEPI037

Figure 5: He2+→Ne4+ beam switching test at NIRS-HEC.

Figure 6: Expand from 0 to 2 min. in Fig. 5.

Figure 8: Dependence of He2+ beam current andmicrowave power.

Figure 9: Dependence of C4+ beam current and microwave
power.

Figure 7: Ne4+→He2+ beam switching test at NIRS-HEC.
3.2

マイクロ波パワー依存性Figure 8, 9, 10, 11 に He2+, C4+, O6+, Ne7+のビーム電流とマイクロ波パワーとの依存性を示す。ビーム電流が 0 となっている点はイオン源での放電が頻発し、データの取得が出来なかった点である。図中の点線はそれぞれのビーム電流の目標値を示している。マイクロ波のパワーの導入は、最大で 2000 W までとし、1200 W までは KRYのみを使用し、以降は KRY+TWTA を使用した。最適なマイクロ波パワーは、ビーム電流値、ビームの誤差及び放電頻度を考慮し、He2+及び O6+では 1200 W、C4+及びNe7+で 1600 W とした。

Figure 10: Dependence of O6+ beam current andmicrowave power.

Figure 11: Dependence of Ne7+ beam current andmicrowave power.
3.3

ミラー磁場依存性

3.2 節の結果より、4 核種の中でもビーム電流値を確保- 552 -Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
July 31 - August 3, 2019, Kyoto, Japan

PASJ2019 WEPI037

しづらいと思われる Ne7+ の最適な閉じ込め磁場のパラメータを検討した。Figure 12 にミラーコイルによる閉じ込め磁場と Ne7+のビーム電流の依存性を示す。Ne7+は上流ミラーコイルの電流値が高いほどビーム電流を確保しやすい傾向が見られた。しかし、下流ミラーコイルを 580
A より大きい値にすると、リップルが増大しビームが不安定となった。
最もビーム電流を確保できた組み合わせは上流/下流
ミラーコイルの電流値が 860 A/540 A の時であった。しかし、ミラーコイルで 860 A となる磁場を永久磁石で再現するのは構造上の問題から困難である。そのため、上流ミラーコイル電流値を 840 A とした場合について検討を行った。Figure 13 に上流ミラーコイル電流値を 840 A とした時の、下流ミラーコイルの閉じ込め磁場と Ne7+ のビーム電流の依存性を示す。マイクロ波パワーは 3.2 節で得られた値を用いた。点線は各イオン種でのビーム電流の目標値を示している。目標電流値を達成した組み合 わ せ は 上流 /下 流 ミ ラー コ イ ル の 電流 値 が (840 A/500A), (840 A/520 A ), (840 A/540 A)の 3 通りであった。
Figure 14 に上流ミラーコイル 840 A とし、下流側ミラーコイルを変化させた時の Ne7+と He2+のビーム電流値の測定結果を示す。マイクロ波パワーは 3.2 節で得られた値を用いた。点線は各イオン種でのビーム電流の目標値を示している。Figure 14 より、Ne7+と He2+のビーム電流値の推移から、それぞれの最適な磁場分布は異なるものと推測されるが、上流 / 下流ミラーコイル電流値の組み合わせが(840 A/500 A), (840 A/520 A)の時に Ne7+, He2+ともに目標電流値を上回る結果となった。

(a) Downstream: 480A.

(b) Downstream: 500A.

(c) Downstream: 520A.

(d) Downstream: 540A.

Figure 13: Dependence of Ne7+ beam current and mirror
magnetic field (upstream coil current: 840A).

Figure 14: He2+ and Ne7+ beam current at the optimum
magnetic filed of Ne7+.

4.

まとめ

ネオンガス配管の構造を見直したことで、HIMAC で供給しているマルチイオン核種の切替えを最短で 7sec,最長でも 35sec と短時間で行えるようになった。今後、より高速化を実現できるよう CO２, ヘリウムガス配管にも同様の配管を作成し、試験を行う。
多価イオン生成のデータ取得では、いずれの核種も1200 W 以上のマイクロ波パワーを入れることで、ビーム電流が最も増える結果となった。また、重い核種であるNe7+ のビーム強度を確保するための磁場分布、上流 /下流ミラーコイル電流値がそれぞれ(840 A/500 A), (840A/520 A)としても、軽い核種である He2+で目標電流値を確保出来る事が分かった。今回得られたデータを元に、マルチイオン供給用の新規永久磁石型 ECR イオン源設計について検討する。

参考文献(e) Downstream: 560A.

(f) Downstream: 580A.

Figure 12: Dependence of Ne7+ beam current and mirror
magnetic field.

[1] T. Inaniwa, N. Kanematsu, Phys. Med. Boil. 61 542-550(2016).
[2] T. Inaniwa et al., Phys. Med. Boil. 62-5180 (2016).
[3] A. Kitagawa et al., Rev. Sci. Instrum. 69 674 (1998).
[4] K. Takahashi et al., PASJ2018 WEP043, (2018).
[5] M. Muramatsu et al., Rev. Sci. Instrum. 76, 113304 1-6(2005).
[6] A. Kitagawa et al., Rev. Sci. Instrum. 87, 02C107 (2016).

- 553 -