Keysight Technologies
U8903B

高性能オーディオアナライザ
Data Sheetはじめに
U8903Bオーディオアナライザは多機能でより高性能なオーディオ測定を実現します。U8903B
は、残留歪みが−110 dB未満と非常に低いので、超低歪みデバイスを高い確度で測定できます。
新しいBluetooth ®オプションを追加すれば、Bluetoothリンク経由でオーディオ測定が可能です。さらに、帯域幅を1.5 MHzに拡大すれば、2つのチャネルで最高の測定分解能が得られます。
これらのオプションを搭載すれば、特定のオーディオアプリケーションに適したオーディオ・
テスト・ソリューションが実現できます。

主な特長– 残留歪みが−110 dB未満と低いため、低歪みデバイスの測定が可能– 測定帯域幅の拡大（広帯域オプションN3431A）により、DC/10 Hz 〜 1.5 MHz（最大）の測定が可能– 新しいBluetoothオプションを追加すれば、Bluetoothオーディオ測定が可能– POLQA(Perceptual Objective Listening Quality Assessment)とPESQ(Perceptual

Evaluation of Speech Quality)に基づいた音声／オーディオ品質測定が可能– U8903Bは最大8チャネルのアナログアナライザ構成が可能– テストシーケンス機能による自動テスト– S/N比、SINAD、IMD、DFD、THD比、THD＋Nレベル、クロストークなどの特性評価– ノッチフィルターなどの標準フィルター／カスタムフィルター、重み付け関数が使用可能– デジタル・オーディオ・インタフェース・オプションによるユニットのカスタマイズで

AES3/SPDIF、DSI標準デジタル・オーディオ・フォーマットに対応– 1.2 V 〜 3.3 Vの入力レンジを備え、さまざまなコンポーネント／アプリケーションのテス
トが可能(DSI)– SCPIにプログラムを書き直す必要がないHP 8903Bコード互換モードを内蔵03 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

Bluetoothオーディオテスト：正確、便利、高性能
Bluetoothバージョン4.0
Bluetooth仕様は常に進化し続けているため、多くのハンドヘルドデバイスは、最新バージョンのBluetoothに対応して、最新のテクノロジーを活用できるようにデザインされています。U8903B
オーディオアナライザのBluetoothオプションは、バージョン4.0で動作し、最大送信出力パワー
は5 dBmです。このため、さまざまなBluetoothデバイスに接続して、正確にテストすることができます。U8903Bを用いたBluetooth無線オーディオテストは、電波暗室で行ってください。

図1. U8903Bのリアパネル（Bluetoothオーディオオプション搭載）。

04 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

受信信号強度インジケーターとビット・エラー・レート測定によるリンクのモニタリング
Bluetoothオプションには、受信信号強度インジケーターとビット・エラー・レート測定の2つの機能があり、Bluetoothリンクの品質を確保し、接続の問題を簡単に解決できます。
受信信号強度インジケーターにより、被試験デバイス(DUT)のパワー強度を視覚的に判定できるので、Bluetooth-RFリンクの強度が十分かどうかを非常に簡単に確認できます。
ビット・エラー・レート(BER)測定では、U8903BとBluetooth DUTの間の接続のエラーの量が%で表示されます。BERの測定値が0 %より大きい場合は、回路のデザインや設定を調整したり、回路上のコンポーネントを交換することでBERを小さくすることができる可能性があります。BERの測定値が小さくなれば、調整や交換によってリンク品質が向上したことがわかります。BER値の変化をモニターすることにより、リンク品質の低下の原因を特定できます。

BERによるリンク品質

RSSIによるリンク品質図2. ビット・エラー・レート(BER)測定機能と受信信号強度インジケーター (RSSI)機能により、Bluetoothリンクの品質を簡単に把握できます。

05 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

ローカルループバック機能
U8903Bオーディオアナライザにはローカルループバック機能が内蔵されていて、Bluetoothチッ
プセット、モジュール、デバイスの高速かつ正確なループバックテストが行えます。U8903Bは、Bluetoothオーディオゲートを（HFPまたはHSPで）シミュレートしてBluetoothデバイスをテストすることができます。エンジニアは、U8903BとDUTの間のアップリンク／ダウンリンクをテストする必要があります。ループバック機能を用いれば、アップリンク信号をU8903Bにループバック
して、DUTに送ることができ、アップリンクとダウンリンクを同時にテストできます。この機能がなければ、アップリンクとダウンリンクを個別にテストする必要があるため、テスト時間が倍になり、配線も増えます。
ループバックテストは、アップリンクとダウンリンクの両方のBluetoothオーディオ品質の検証が必要なBluetoothモジュールのデザインや移動機に最適です。U8903Bの内部オーディオ信号処理によってオーディオ品質が低下する可能性はないので、非常に確度の高い測定が行えます。また、オーディオ測定機能をフル活用して、Bluetoothドメインではなく、アナログ・オーディオ・ドメ
インでテストを行うことができます。

U8903BへのBluetooth信号の

U8903Bオーディオアナライザ
ヘッドセットとしてシミュレート

ループバックBluetooth RF
信号

RFケーブル

UXM/8960シリーズ ワイヤレステスター
基地局としてシミュレート

図3. ループバック・テスト・ケースの例：携帯電話のBluetoothオーディオ品質の測定。

DUT携帯電話06 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

キーサイトのBluetoothトータルソリューション
キーサイト・テクノロジーでは、U8903BのBluetoothオプションにより、Bluetoothデバイスのデザインと製造に必要なテスト機器をすべて提供する、Bluetoothトータル・テスト・ソリュー
ションをご用意しました。
– RFテスト：ESA-Eシリーズ スペクトラム・アナライザ、Xシリーズ シグナル・アナライザ、

MXG/EXG信号発生器– プロトコル解析：N4010A無線コネクティビティー・テスト・セット、E6640A EXMワイヤ
レス・テスト・セット– 高性能オーディオテスト：U8903B高性能オーディオアナライザ（Bluetoothオプション搭載）– パワーテスト：キーサイトのパワーメータ／パワーセンサ シリーズ
– ネットワークエミュレーション：UXM/EXMワイヤレステスター（2G/3G/4G/5Gモバイルネッ
トワークのシミュレーション用）

オーディオテスト
U8903Bオーディオ
アナライザ

RFテスト

パワーテストスペクトラム・アナライザ、RF信号源、
ネットワーク・アナライザ

パワーメータ／Bluetooth

パワーセンサデバイス

ワイヤレス・テスト・

ネットワークエミュレーション
UXM/EXMワイヤレス

セット

テスター

プロトコル解析

07 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

オプションによるアプリケーションニーズへの対応
拡張可能な測定チャネル
U8903Bオーディオアナライザは、4/6/8チャネルのアナログ・アナライ
ザ構成を選択でき、すべてのチャネルを同時に測定できるので、5.1または7.1サラウンドなどのマルチチャネルシステムに最適です。

図4. U8903BのGUI。8つのアナライザチャネル測定の表示。

1.5 MHzの広い帯域幅
U8903Bに付属の広帯域オプション(N3431A)を使用すれば、アナログ入力帯域幅を1.5 MHzまで拡大し、24ビットの分解能、2,000,000ポイン
トのFFT機能を使用できます。このオプションは、オーディオ帯域より上に現れる周波数成分／ノイズがオーディオ品質に悪影響を与える、クラスD増幅器またはスイッチング電源のスペクトラムを確認するのに最適です。以前は低周波スペクトラム・アナライザを使用していたアプリ
ケーションにも使用できます。このオプションは、フロントパネルの2つのアナログ・アナライザ・チャネルでのみ使用できます。

図5. このスクリーンショットは300 kHz信号源のFFTプロットです。U8903B独自の機能により、業界最高の分解能で5次までの高調波を測定できます。

08 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

PESQ/POLQAによる音声品質評価
U8903Bオーディオアナライザは、ITU-T P.862とも呼ばれる、ITU-T標
準のPOLQA(Perceptual Objective Listening Quality Assessment)と、

ITU-T P.862で推奨されているPESQ(Perceptual Evaluation of Speech
Quality)に対応しています。
POLQA/PESQは、劣化信号（多くはネットワーク伝送の干渉によるもの）
や処理された信号を元の基準信号と比較するものです。次に、2つの信号の知覚的な差を、平均オピニオンスコア(MOS)テストに基づいて、1（悪い）から5（非常に良い）までの5段階で評価します。

POLQAは、従来のPESQ(ITU-T P.862)を改善して、より広い帯域幅のオーディオ信号に対応できるように拡張され、一般的な電話網（300 Hz〜 3.4 kHz）の音声帯域幅だけでなく、HD音声品質の評価に必要な広帯域／超広帯域の通話信号（最大14 kHz）の測定にも対応しています。
U8903BはPOLQAに対応しているので、3Gおよび4G/LTE携帯電話ネッ
トワーク機器、VoIP電話／ネットワーク機器、HD音声テストアプリケー

図6. 基準信号ソースファイルと劣化信号ファイルのグラフによる比較表示。

ションのテストに最適です。

図7. DUTの音声品質の評価を示す、MOS（平均オピニオンスコア）採点。

09 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

高度な測定テスト
低残留歪み
U8903Bは残留歪み／ノイズが非常に小さく、残留歪みは−110 dB未満
なので、高性能なデバイスの多くを測定できます。この性能で、同時に最大8チャネルまで使用できます。

図8. 残留歪みを示すFFTプロット

テストシーケンスの制御内蔵のテストシーケンス制御機能を用いれば、柔軟で使いやすいテスト
シーケンスを作成してテストを自動化し、テストレポートを作成できます。この機能により、複雑なプログラミングコードを作成したり、外部
コントローラーを追加購入したりする必要がなくなります。測定の種類や合否判定をユーザー定義できるので、テスト開発時間を削減するのと同時に被試験デバイス(DUT)のテスト時間も短縮できます。テストシー
ケンス機能は、すべてのオプションで動作し、音声品質解析とBluetooth
オーディオ測定をサポートしています。

図9. テストシーケンス制御機能では、設定済みの測定の中から最も頻繁に使用するテストシー
ケンスを選択できます。

10 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

デジタル・オーディオ・テスト機能の拡張
デジタル・オーディオ・インタフェース・オプションによるアプリケーションニーズへの対応

HP 8903Bモード

さまざまなデジタルオーディオをテストするのに、業界標準のインタ

いU8903BでHP 8903Bを完全に再現した状態で測定でき、以前のオーフェースであるAES3/SPDIFとデジタル・シリアル・インタフェース(DSI)を使用できます。U8903Bオプション113では、AES3/SPDIFとDSIの両方のデジタル・オーディオ・インタフェースを利用でき、オプ
ション114または115では、いずれかのインタフェースを利用できます。
U8903Bは、I2S、Left Justified、Right Justified、DSPなど、複数のDSIフォーマットに対応しています。これらのフォーマットは、多くのU8903BにはHP 8903Bモードがあるので、HP 8903Bから次世代のオー
ディオアナライザへの移行も容易に行えます。このモードでは、新しディオアナライザと同じGUI測定画面を表示することもできます。HP

8903Bをテストラックに設置して使用しているユーザー向けに、HP
8903B R2D2コードをSCPIコマンド（U8903Bで使用されている言語）に
直接自動変換するコードエミュレーターも内蔵されています。

デジタル・オーディオ・デザイン／検証アプリケーションに利用されています。

広い入力レンジを備え、より多くの測定が可能
U8903Bは、ロジックI/Oレベルを1.2 V 〜 3.3 Vの範囲で自由に変更
でき、将来のデバイスとの互換性を維持するのにも最適です。さらに、

U8903B-105 DSIケーブル（オプションアクセサリ）は、オーディオアナ
ライザとDUTを極めて簡単に接続できるようにデザインされています。
このケーブルを使用すれば、測定器背面の25ピンDSIコネクタに簡単に接続できます。ケーブルの他端に取り付けられている複数のBNCコネク
タの各々にあらゆるデータ／クロックラインを接続できるので、DUTに簡単に接続できます。

図10. HP 8903Bのグラフィカル・ユーザー・インタフェース

11 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

製品の特性
概要
消費電力

≦250 VA

AC電源ライン要件

100 Vac 〜 240 Vac
47 Hz 〜 63 Hz

動作環境

動作温度：0 ℃〜 55 ℃
相対湿度：20 % 〜 80 % RH
（非結露）
高度：最高3000 m
汚染度2
設置カテゴリⅡ

保管温度−40 ℃〜＋70 ℃

安全規格

IEC 61010-1:2010/EN61010-1:2010
カナダ：CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12
米国：ANSI/UL規格No. 61010-1
（第3版）

EMC規格

IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
カナダ：ICES-001:2004
オーストラリア／ニュージーランド：AS/NZS CISPR11:2004

測定器寸法（幅×奥行×高さ）

425.60 mm×425.00 mm×133.60 mm

質量

8.5 kg12 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet仕様
以下の仕様は、特に記載のない限り、30分間のウォームアップ後の0 ℃〜 55 ℃の温度における性能に基づいています。

アナログジェネレーターの仕様
出力仕様
波形

正弦波、デュアル正弦波、可変位相、方形波、雑音（ガウシアンおよび方形）、任意波形、DC、マルチトーン、SMPTE IMD（1:1、4:1、10:1）、DFD8(IEC 60118/IEC 60268)、WAVファイル再生

接続タイプ
平衡

XLR

不平衡

BNC

コモンモード

XLR

インピーダンス
平衡40 Ω、100 Ω、600 Ω

不平衡20 Ω、50 Ω、600 Ω

コモンモード40 Ω、100 Ω、600 Ωまたは10 Ω不平衡（IEC-60268に準拠）

グランド真のフローティング／グランド接続
最大出力パワー（600 Ω終端）
平衡(600 Ω)

20 dBm不平衡(600 Ω)

14 dBm

正弦波、デュアル正弦波、可変位相
デュアル正弦波比の範囲

0 % 〜 100 %位相−180 °〜 179.99 °

掃引

周波数、振幅、位相周波数
レンジ5 Hz 〜 80 kHz

確度±（2 ppm＋100 μHz）

分解能

0.1 Hz

出力
レンジ（平衡）0 〜 16 Vrms

レンジ（不平衡／コモン）

0 〜 8 Vrms

電流制限値（代表値）

50 mA

振幅確度(1 kHz)

±0.09 dB（±1 %）（0 ℃〜 55 ℃）

振幅分解能

1 μVrms（5桁の分解能に制限）

フラットネス（1 kHz基準）

5 Hz 〜 20 kHz±0.008 dB

5 Hz 〜 80 kHz±0.08 dB

THDおよびTHD＋N
残留THD＋N（1 kHz、1 Vrms、
20 Hz 〜 20 kHzの帯域幅）≦−108 dB
（代表値）、＜−110 dB（23 ℃ ±5 ℃）1
1≦−100 dB
（0 ℃〜 55 ℃）

残留THD＜−87 dB

クロストーク≦20 kHz1.

≦−130 dB＋0.1 μV

ジェネレーター／アナライザからの影響を含みます。個々の影響は通常、記載されている値よりも小さくなります。

13 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
方形波
周波数レンジ

5 Hz 〜 30 kHz

立ち上がり時間＜2 μs

出力レンジ（平衡）0 〜 45.2 Vpp

レンジ（不平衡／コモン）

0 〜 22.6 Vpp

振幅確度(1 kHz)± 1%

SMPTE IMD(1:1/4:1/10:1)
混合比(LF:HF)

10:1、4:1、1:1

残留IMD（20 Hz 〜 20 kHz）≦−95 dB（23 ℃±5 ℃）、≦−90 dB（0 ℃〜 55 ℃）

掃引

上側周波数、下側周波数、振幅周波数
低周波(LF)トーン

40 Hz 〜 500 Hz

高周波(HF)トーン

2 kHz 〜 60 kHz

出力
レンジ（平衡）0 〜 16 Vrms

レンジ（不平衡／コモン）

0 〜 8 Vrms

DFD(IEC 60118/IEC 60268)
固有歪み（20 Hz 〜 20 kHz）≦−106 dB
（1 Vrms）

掃引

上側周波数、中心周波数、振幅

周波数
差周波数

80 Hz 〜 2 kHz

上側周波数

3 kHz 〜 80 kHz

中心周波数

3 kHz 〜 79 kHz

出力
レンジ（平衡）0 〜 16 Vrms

レンジ（不平衡／コモン）

0 〜 8 Vrms

ノイズ
タイプ

ガウシアン、方形、ピンク

出力
レンジ（平衡）0 〜 7.2 Vrms（ガウシアン）、0 〜 10 Vrms（方形）、0 〜 7.2 Vrms（ピンク）

レンジ（不平衡／コモン）

0 〜 3.6 Vrms（ガウシアン）、0 〜 5 Vrms（方形）、0 〜 3.6 Vrms（ピンク）

任意波形
信号

ユーザー選択のファイルによって定義

サンプリングレート

192 kHz

長さ

最大5分（波形ファイルに依存）

マルチトーン
信号

ユーザー指定の周波数、振幅、位相データによって定義

サンプリングレート

192 kHz

長さ1024 〜 65536ポイント／チャネル

最大トーン数64

WAVファイル再生
ファイルタイプ.WAVファイル

サンプリングレート

192 kHz

長さ

最大5分（波形ファイルに依存）

14 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
DC
出力
レンジ（平衡）−22.6 V 〜 22.6 V

レンジ（不平衡／コモン）−11.3 V 〜 11.3 V

振幅確度

±1 %

DCオフセット
可変位相、DC、方形波を除く、すべての波形タイプに適用可能
出力レベル
レンジ

−11.3 V 〜 11.3 V

振幅確度 1±1.5 %（±250 mV 〜±11.3 V）

1.

DC出力とDCオフセット出力は、0 〜±250 mVの範囲で機能します。このレンジの振幅確度は保証されていません。

アナログ・アナライザの仕様
入力仕様
周波数レンジ

10 Hz 〜 96 kHz

結合

DC、AC

入力レンジ

1
320 mVrms 〜 140 Vrms（不平衡）1320 mVrms 〜 300 Vrms（平衡）測定レンジ＜1 μVrms2 〜 300 Vrms

最大定格入力200 V（p 3000 mまでの高度で）

入力保護

すべてのレンジの過負荷保護、フロントパネル上でのオンスクリーン警告メッセージ

接続タイプ
平衡

XLR

不平衡

BNC

測定帯域幅
帯域幅

96 kHz

インピーダンス
平衡

300 Ω（最大3 W）、600 Ω（最大1.5 W）、200 kΩ

不平衡300 Ω（最大3 W）、600 Ω（最大1.5 W）、100 kΩ

CMRR≦20 kHz（入力レンジ≦3.2 V）≧80 dB 3≦20 kHz（入力レンジ＞3.2 V）≧50 dB 3

クロストーク≦20 kHz2.
3.
4.

≦−140 dB＋0.1 μV

使用可能な入力レンジについては、U8903Bユーザーガイドを参照してください。
24ビット測定によって定義
AC結合の場合は、CMRRは低周波で低下します。

15 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
THD＋NおよびSINAD
表示範囲−999.999 dB 〜 0 dB

確度
＜20 kHz±0.5 dB≦96 kHz±0.7 dB

入力電圧レンジ＜1 μVrms 〜 140 Vrms

3 dB測定帯域幅

96 kHz

検出

RMS

ディスプレイの分解能%、小数点以下3桁まで（dB、小数点以下2桁まで）（1 kHz、1 Vrms、
残留THD＋N
20 Hz 〜 20 kHzの帯域幅）≦−108 dB
（代表値）、＜−110 dB（23 ℃ ±5 ℃）5≦−100 dB
（0 ℃〜 55 ℃）

残留雑音（20 Hz 〜 20 kHz帯域幅）≦1.3 μVrms

S/N比
表示範囲

0 dB 〜 999.999 dB

確度＜20 kHz±0.5 dB≦96 kHz±0.7 dB

入力電圧レンジ＜1 μVrms 〜 140 Vrms

トリガ機能
タイプ

フリーラン、外部レベル

5V

最小トリガHi電圧

1.25 V

最大トリガLo電圧

0.5 V

入力インピーダンス＞10 kΩ

振幅

DC測定範囲

0 V 〜±200 V

DC確度

±1 %

AC確度(1 kHz)

0.03 dB(0.35 %)（23 ℃±5 ℃）
0.05 dB（0.58 %）（0 ℃〜 55 ℃）

フラットネス（1 kHz基準）≦20 kHz±0.008 dB（代表値：＜±0.003 dB）≦80 kHz±0.08 dB

≦96 kHz±0.1 dB

ACレベル検波

RMS、ピークツーピーク、準尖頭値

周波数
レンジ

10 Hz 〜 96 kHz

最小入力

1 mV（S/N＞40 dB）

確度（≦50 kHz）±（2 ppm＋100 μHz）
±5 ppm（＞50 kHz）

分解能

6桁

位相
確度
＜20 kHz±2 °≦96 kHz

±4 °

最小入力

1 mV（S/N＞40 dB）

分解能

0.01 °SMPTE IMD
残留IMD

≦0.0018 %（≦−95 dB）

5. ジェネレーター／アナライザからの影響を含みます。個々の影響は通常、記載されている値よりも小さくなります。

16 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
アナログ・オーディオ・フィルター
ローパスフィルター

2 kHz、3 kHz、5 kHz、8 kHz、10 kHz、20 kHz、22 kHz、30 kHz、40 kHz、50 kHz、80 kHz
ハイパスフィルター

15 Hz、20 Hz、22 Hz、30 Hz、50 Hz、70 Hz、100 Hz、200 Hz、300 Hz、400 Hz
評価雑音フィルター

A評価雑音（ANSI-IEC A 重み付け、IEC Rec 179に準拠）
CCIR 1 K重み付け(CCIR Rec 468)
CCIR 2 K重み付け(Dolby 2 K)
Cメッセージ（IEEE743に準拠したCメッセージ）
ディエンファシス（50 μs、75 μs）

CCITT（ITU-T Rec.041、ITU-T Rec.P.53）
ユーザー定義 6
6. ユーザー定義のフィルターは、標準のI/Oインタフェース経由でアップロードできます。

掃引
ジェネレーター掃引
パラメータ

周波数、振幅、位相

掃引間隔

リニア、ログ

掃引モード

自動掃引、自動リスト

ホールドなし、最大値、最小値

オーディオモニター
補助
モニター出力アナライザの各入力レンジの最大値を1 Vrmsにスケーリング

補助出力

0.5 VDC 〜 5.1 VDC±5 %（最大電流100 mA）

ヘッドフォンコネクタ
推奨ヘッドフォン

3.5 mmコネクタを備えたヘッドフォン

グラフ仕様
FFTアナライザ
サイズ／捕捉長

256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、131072、262144、524288、1M、
2M

ウィンドウ

方形、ハニング、ハミング、ブラックマンハリス、ライフビンセント1および3、フラットトップ、カイザー

振幅確度（フラットトップウィンドウ）±0.1 dB（±1.2 %）

17 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
Bluetoothオーディオ仕様
Bluetooth仕様
Bluetoothコアバージョン

4.0（Low Power Energyを除く）

RF入力／出力インピーダンス

50 Ω（公称値）

RFコネクタ

N型（メス）

最大RF出力5 dBm

プロファイル／サポートするコーデック

AGHSP/HSP v1.2（ヘッドセット）

CVSD

AGHFP/HFP v1.6（ハンズフリー）

CDSD/mSBC(WBS)

A2DP v1.2（シンク／ソース）

SBC、APT-X

AVRCP 1.4（コントローラー）

基本的なリモート制御設定（再生、停止、休止、巻き戻し、先送り）

コーデック

サンプリング周波数（可能な値）

サポートされるチャネル

分解能

CVSD

8 kHz

モノラル

16ビット／サンプル

mSBC

16 kHz

モノラル

16ビット／サンプル

SBC、APT-X

16 kHz32 kHz44.1 kHz48 kHz

ステレオ／モノラル／
デュアルチャネル／ジョイント 6

16ビット／サンプル

1.5 MHz帯域幅（オプションN3431A）
入力仕様
基本波の周波数レンジ

10 Hz 〜 1.5 MHz

周波数確度±2 ppm（＞50 kHz）

測定帯域幅
帯域幅

1.5 MHzフラットネス（1 kHz基準）≦200 kHz±0.1 dB≦1 MHz±0.5 dB≦1.5 MHz±1.0 dB

POLQA測定（オプションN3432A）、OPTICOM GmbHがライセンスを提供
Perceptual Objective Listening Quality Assessment（ITU-T Rec.P.863に準拠）
数値結果

POLQAスコア
MOS-LQOの狭帯域平均と広帯域平均のみ

グラフィック表示（対時間）

POLQAスコア、MOS-LQO、遅延、ドロップアウト、基準信号、劣化信号

PESQ測定（オプションN3433A）、OPTICOM GmbHがライセンスを提供
Perceptual Objective Listening Quality Assessment（ITU-T Rec.P.862, 862.1 and 862.2に準拠）
数値結果

PESQスコア
MOS-LQOの狭帯域平均と広帯域平均のみ

グラフィック表示（対時間）

PESQスコア、MOS-LQO、遅延、ドロップアウト、基準信号、劣化信号

6. EUTに応じて自動選択。

18 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
デジタルジェネレーターの仕様 1
正弦波、デュアル正弦波、可変位相周波数
レンジ

5 Hz 〜 0.45×サンプリングレート(Fs)確度±10 ppm

フラットネス±0.001 dB

残留THD＋N≦−140 dB

方形波
周波数レンジ

5 Hz 〜 0.45×サンプリングレート(Fs)

SMPTE IMD(1:1/4:1/10:1)
周波数
低周波(LF)トーン

40 Hz 〜 500 Hz

高周波(HF)トーン

2 kHz 〜 60 kHzまたは0.45 Fs（どちらか小さい方）

混合比(LF:HF)

10:1、4:1、1:1

掃引

上側周波数、下側周波数、振幅

DFD(IEC 60118/IEC 60268)
周波数
差周波数

80 Hz 〜 2 kHz

上側周波数

3 kHz 〜 80 kHzまたは0.45 Fs（どちらか小さい方）

中心周波数

3 kHz 〜 79 kHzまたは0.45 Fs（どちらか小さい方）

掃引

上側周波数、下側周波数、振幅

ノイズ
タイプ

方形、ガウシアン、三角、ピンク

振幅

0 〜 1 FFS

任意波形
信号

ユーザー選択のファイルによって定義

ファイルフォーマット

波形(.wav)

最大ファイルサイズ

5.0 MB

ファイル分解能

8/16/24ビット

周波数レンジ

2 Hz 〜 0.45×サンプリングレート(Fs)マルチトーン
信号

ユーザー指定の周波数、振幅、位相データによって定義

周波数レート2 Hz 〜 0.45×サンプリングレート(Fs)

最大トーン数64

正弦波バースト周期2サイクル〜 65535サイクル

バーストオン

1サイクル〜（65534または周期−1、どちらか小さい方）

バーストオン／バーストオフ比

0 〜 100 %単調性
ステップあたりのサンプル数

1 〜 32768

ウォーキングワン／ウォーキングゼロ
ステップあたりのサンプル数

1 〜 65535

一定値
振幅−1 FFS 〜 1 FFS

DCオフセット
DCオフセット−1 FFS 〜 1 FFS

ディザ
分布なし、三角または方形レベル

0.5 LSB1.

デジタルジェネレーターの仕様は24ビットFFSに適用されます。

19 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
AES3/SPDIFインタフェース仕様
出力仕様
出力コネクタタイプ
平衡

XLR（トランス結合）

不平衡

BNC（グランド）光TOSLINKコネクタ

出力インピーダンス
平衡

110 Ω

不平衡

75 Ω

出力レベル
平衡

0.3 Vpp 〜 5.1 Vpp

不平衡

0.3 Vpp 〜 2.5 Vpp

サンプリングレート

28 kHz 〜 192 kHz

サンプリングレート確度±5 ppm

出力確度±1 dB（代表値）、±1.5 dB

オーディオビット

8ビット〜 24ビット

固有ジッタ（代表値）
平衡≦1.5 ns

不平衡≦1.5 ns光≦5 ns

クロック／同期
内部マスタークロック
最大クロック周波数

192 kHz確度±5 ppm

固有ジッタ

≦1 ns

同期クロック出力
コネクタタイプ

25ピンD-SUB（オス）コネクタのピン1

インピーダンス

50 Ω

出力レベル

3.3 V（LVCMOS IO規格）

極性

ノーマルまたは反転

出力タイプ

ビットクロック(128 Fs)

プロトコル
チャネル・ステータス・ビット

プロフェッショナルまたはコンシューマ（高度な設定のために、適用可能なすべてのビットが編集可能）

フォーマットプロフェッショナルまたはコンシューマ

ユーザービット

セットまたはクリア

有効性フラグ

セットまたはクリア

20 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
DSI仕様
出力仕様
出力コネクタタイプ

25ピンD-SUB（オス）コネクタ
25ピンD-SUB-BNC（メス）コネクタ（オプションのアクセサリ）

出力インピーダンス

50 Ω

ロジックレベル

1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 Vまたはユーザー定義（LVCMOS規格）

サンプリングレート

6.75 kHz 〜 400 kHz

サンプリングレート確度±5 ppmマスタークロック逓倍器

64 〜 1024（ワード長に依存）

最大周波数

51.2 MHz

最大ビットクロック51.2 MHz

最大サンプリングレート

400 kHz

データフォーマット

左揃え、右揃え、I2S、またはDSP

ワード長

チャネル当たり8ビット〜 32ビットオーディオビット

8ビット〜 24ビット（1ビット単位）

ワードクロック周波数

6.75 kHz 〜 400 kHz

クロック／同期
内部マスタークロック
最大クロック周波数

10 MHz確度±5 ppm

固有ジッタ

≦1 ns

クロックソース設定（アナライザおよびジェネレーター）

DUTからの入力ビットクロック
内部クロック
外部同期クロック入力からの外部クロック

DSIクロック出力
インピーダンス

10 kΩ（代表値）

出力レベル

1.2 Vpp 〜 3.3 Vpp

極性

ノーマルまたは反転

ワードクロック極性立ち上がり／立ち下がりエッジ（ビットクロックを基準にして）

21 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
デジタル・アナライザの仕様
振幅

ACレベルレンジ＜−120 dBFS 〜 0 dBFS

DCレベルレンジ±1 FFS

AC確度±0.001 dB(1 kHz)DC確度

±0.001 dB

ACフラットネス±0.001 dB（10 Hz 〜 0.45 Fs）

単位（基準）

FFS、%FS、V、dBFS、LSB、dBr、dBu、dBV、Hex、Dec、x

周波数
レンジ

5 Hz 〜 0.45×サンプリングレート(Fs)

確度±5 ppm（10 Hz 〜 0.45 Fs）

位相確度±0.005 °分解能±0.001 °

THD＋N
レンジ

10 Hz 〜 0.45×サンプリングレート(Fs)

確度±0.3 dB

残留歪み≦−140 dB

IMD
SMPTE IMD

1:1/4:1/10:1

高周波

2 kHz 〜 60 kHzまたは0.45 Fs（どちらか小さい方）

低周波

40 Hz 〜 500 Hz

確度±0.5 dB

DFD
周波数差80 Hz 〜 2 kHz

中心周波数

3 kHz 〜 79 kHzまたは0.45 Fs（どちらか小さい方）

確度±0.5 dB

22 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
AES3/SPDIFインタフェース仕様
入力仕様
入力コネクタタイプ
平衡

XLR（トランス結合）

不平衡

BNC（グランド）光TOSLINKコネクタ

入力インピーダンス
平衡

110 Ωまたはハイインピーダンス（＞2 kΩ）

不平衡

75 Ωまたはハイインピーダンス（20 kΩ、代表値）

入力レベル
平衡

0.3 Vpp 〜 5.1 Vpp

不平衡

0.3 Vpp 〜 2.5 Vpp

サンプリングレート

28 kHz 〜 192 kHz

サンプリングレート確度±5 ppm

出力確度±1 dB（代表値）、±1.5 dB

オーディオビット

8ビット〜 24ビット

固有ジッタ（代表値）
平衡≦1.5 ns

不平衡≦1.5 ns光≦5 ns

クロック／同期
内部マスタークロック
最大クロック周波数

192 kHz確度±5 ppm

固有ジッタ

≦1 ns

同期クロック入力
コネクタタイプ

BNC（リアパネルのSYNC IN）

インピーダンス

10 kΩ

極性

ノーマルまたは反転

プロトコル
チャネル・ステータス・ビット

プロフェッショナルまたはコンシューマ（高度な設定のために、適用可能なすべてのビットが編集可能）

フォーマットプロフェッショナルまたはコンシューマ

ユーザービット

セットまたはクリア

有効性フラグ

セットまたはクリア

23 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

仕様（続き）
DSI仕様
入力仕様
入力コネクタタイプ

25ピンD-SUB（オス）コネクタ
25ピンD-SUB-BNC（メス）コネクタ（オプションのアクセサリ）

入力インピーダンス≧10 kΩ

ロジックレベル

1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 Vまたはユーザー定義（LVCMOS規格）

サンプリングレート

6.75 kHz 〜 400 kHz

サンプリングレート確度±5 ppmマスタークロック逓倍器

64 〜 1024（ワード長に依存）

最大周波数

51.2 MHz

最大ビットクロック51.2 MHz

最大サンプリングレート

400 kHz

データフォーマット

左揃え、右揃え、I2S、またはDSP

ワード長

チャネル当たり8ビット〜 32ビットオーディオビット

8ビット〜 24ビット（1ビット単位）

ワードクロック周波数

6.75 kHz 〜 400 kHz

クロック／同期
内部マスタークロック
最大クロック周波数

10 MHz確度±5 ppm

固有ジッタ

≦1 ns

クロックソース設定（アナライザおよびジェネレーター）

DUTからの入力ビットクロック
内部クロック
外部同期クロック入力からの外部クロック

DSIクロック入力
インピーダンス

10 kΩ（代表値）

出力レベル

1.2 Vpp 〜 3.3 Vpp

極性

ノーマルまたは反転

ワードクロック極性立ち上がり／立ち下がりエッジ（ビットクロックを基準にして）

24 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

オーダー情報製品モデル

概要

U8903B-STD

高性能オーディオアナライザ、2チャネル

標準付属品

USBケーブル
電源コード

Keysight U8903B オーディオアナライザ製品リファレンスCD-ROM
校正証明書
測定チャネルオプション

U8903B-AN4

アナログ・アナライザ、4チャネル

U8903B-AN8

アナログ・アナライザ、8チャネル

U8903B-DGT

デジタル・オーディオ・カード

Bluetoothオプション
U8903B-BLU

Bluetoothカード

オプションのソフトウェア

N3431A

広帯域オプション−1.5 MHz（固定永久ライセンス）

N3432APOLQA測定ソフトウェア（固定永久ライセンス）

N3433APOLQA/PESQ測定ソフトウェア（固定永久ライセンス）

N3434A

AES3/SPDIFおよびDSIデジタルオーディオ（固定永久ライセンス）

オプションのアクセサリ

11500A

ケーブルアセンブリ、N型（オス）-N型（オス）、DC 〜 6.0 GHz

U8903A-101

BNC（オス）−BNC（オス）ケーブル、1.2 m

U8903A-102

BNC（オス）−RCA（オス）ケーブル、2 m

U8903A-103

XLR（オス）−XLR（メス）ケーブル、2 m

U8903A-908

ラックマウントキット

U8903B-105

ケーブル、デジタル・シリアル・インタフェース

U8903A-107

ケーブル、アクセサリ：アナライザ用XLR（オス）-BNC（オス）×2、0.26 m

U8903A-108

ケーブル、アクセサリ：ジェネレーター用XLR（メス）-BNC（オス）×2、0.26 m

U8903A-109

BNCアクセサリキット

保証／サービス

U8903B-1A7

ISO17025準拠校正（テストデータ付き）

U8903B-A6J

ANSI Z540準拠校正（テストデータ付き）

25 | Keysight | U8903B 高性能オーディオアナライザ – Data Sheet

myKeysight
www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.lxistandard.org
LXIは、ウェブへのアクセスを可能にするイーサネットベースのテストシステム
用インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバーです。
www.keysight.com/go/quality
Keysight Electronic Measurement GroupDEKRA Certified ISO 9001:2008
Quality Management System
Keysight Infoline
www.keysight.com/find/service
測定器を効率よく管理するためのオンラインサービスです。無料登録により、保有製品リストや修理・校正の作業履歴、校正証明書などをオンラインで確認
できます。
契約販売店

www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

BluetoothおよびBluetoothロゴはBluetooth SIGの登録商標で、キーサイト・テクノロジーズ・
インクにライセンスされています。

www.keysight.co.jp/find/U8903B

キーサイト・テクノロジー合同会社
本社〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1
受付時間 9：00-18：00（土・日・祭日を除く）

TEL
0120-421-345 (042-656-7832)
FAX
0120-421-678 (042-656-7840)
Email contact_japan@keysight.com
www.keysight.co.jp© Keysight Technologies, 2015
Published in Japan, November 4, 2015
5991-4551JAJP
0000-00DEP
www.keysight.co.jp