CAT. No. CBB318-5

給 油・給 水 用

●

視認性向上
●

●

操作性向上

出力機能充実

●

●

直感的操作

バッテリー交換可能
または無線通信対応

による表示部が汚れにくく、堅牢なスイッチ配置
背面にスイッチを設計したことで、● 最大限の表示部サイズを実現● 前面への誤接触により発生するスイッチ誤操作を回避● スイッチ操作時は背面に触れる為、表示部が汚れにくい● 背面材質はガラスを添加した樹脂を採用しており、油分に対する耐久性が高い

便利で安心な開蓋の構造
蓋に設けた凸部と本体に設けた凹部の構造より、● 蝶番機構とは異なり、蓋を本体の好きな方向（上下）に固定可能● 蓋を開ける電池交換作業時等に、蓋の紛失や落下を防止■ 電池交換が容易
配管に取り付けた状態のまま容易に電池交換が可能①前蓋を外す② 基板 を持 ち上 げる③ 電池 を交 換す るアラームマーク（2 点）

バッテリーマーク
・通常は、非点灯
・電池寿命が近づいた場合に点滅表示

・通常は、非点灯
・瞬時流量が設定したアラーム条件となった場合に点灯最大２点まで設定可能

インフォメーションマーク
・通常の計測モード以外の状態にある場合に点灯
・現在の動作モードを一目で認識可能

大きく見易い８桁の「流量表示」
・モードスイッチ操作により、４種類の表示を切替可能（１）累積積算表示（２）瞬時流量（毎時）（３）瞬時流量（毎分）（４）リセット可能積算表示

大きく見易い「流量単位表示」
・流量単位は 16 セグメント ×3 桁を採用し・豊富な種類の単位に対応（L、kL、m3、gal、ft3、g、kg、t、lb 等）
・瞬時流量表示時は時間の単位を付加（「/min」「/h」）

フローインジケータ（10 分割）
・瞬時流量（％）に応じて、バーの長さが変化
・遠目からも直感的に流量を認識可能

自由度の高い計数部の首振り構造
計数部を約 150°動かすことが可能なので、● 設置される場所によらず表示部を見やすい角度に調節可能● 取付方向や設置場所が変わっても簡単に見やすい角度に変更可能

75°

75°

出力機能の充実と保護強化廉価を維持して電子回路を充実・強化したことで、● パルス出力、アナログ出力、アラーム出力、アナログ＋パルス／アラームの 4 種類から選択可能● 電源・出力回路に付加した「過電流抑止回路」により、誤配線等による過電流の印加から製品を保護誤配線■ 旧製品に対し、完全な互換性
配管に取り付けた状態のまま、変換器部分のみを新製品に交換することが可能①旧計数部を取り外す② 新計 数部 を取 り付 けるフローペット‐5G■ 標準仕様項

内

目

LCD表示器容

7セグメント8桁 文字高さ14mm および 単位表示と電池電圧低下警報表示付フローインジケータ（10分割）
専用電池ユニットまたは外部電源
専用電池

電源

リチウム電池：3.6V

外部電源

12〜50VDC ±10%5400mAh

寿命：8年（但し、使用条件により異なります）【保存寿命：10年】

パ ル ス 出 力 時：電流容量10mA以上
アナログ出力時：電流容量30mA以上

無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池により供給
電池寿命：無線通信間隔により変動（下記）電源（無線仕様）

無線通信間隔
電池寿命

Link920結合（※1）

1分5分

10分

30分

60分

約2.0年

約4.3年

約5.0年

約5.5年

約6.0年

約7.0年

ミスター省エネ結合（※2）

積算流量表示、瞬時流量表示（毎時、毎分）、リセット積算表示

表示項目

オ−プンコレクタ

出力信号（発信器付の場合）

許容電流：20mA

最大印加電圧：30V

補正パルス
パルス幅 1ms、50ms、100ms、250ms
流体温度：0〜＋120℃（高温用は0〜150℃）

温度範囲
最高使用圧力1.18MPa（フランジ規格：JIS 10K RF）

精

油用：表わす量の±0.5%以内

度

アナログ出力未補正パルス
パルス幅 2ms（固定）4〜20mA

周囲温度：−10℃〜＋60℃

水用：表わす量の±1%以内※1：Link920 は、当社独自の 920MHz 無線ネットワークシステムです。 ※2：「ミスター省エネ」
およびロゴマークはセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

■ 流量範囲● 油用流量範囲● 水用流量範囲

流量範囲 L/h
軽油（A重油）（※2）

最大流量時の圧力損失 kPa
灯油 1.2mPa・s 重油 19mPa・s

製品記号

呼び径mm

流量範囲 L/h47

LS5277-5□□B

20200〜120040

LS5377-5□□B

25600〜3600

1356LS5577-5□□B

40

1200〜7200

1330

LS5677-5□□B

50

2000〜12000

製品記号

呼び径mm

LS4976-5□□ A
B
LS5076-5□□ A
BLS5276-5□□ A
BLS5376-5□□ A
B
LS5576-5□□ A
BLS5676-5□□ A
B

2010〜800

7〜800

5〜800

32

20150〜1600

80〜2000

50〜2000

1425300〜3000

150〜3800

80〜380040

600〜5000

300〜6400

150〜6400

401200〜11000

600〜14000

400〜14000

2554502000〜20000

1400〜24000

900〜240002755

灯油（※1）※1：0.8mPa・s以上2mPa・s未満※2：2mPa・s以上5mPa・s未満

重油（※3）※3：5mPa・s以上200mPa・s未満■ 外形図［単位mm］

A
82.575°

LDd75°

外部出力用ケーブル取出口（ケーブル1m付）（外部出力不要の場合は、無し）

計数部向き
上75°、下75°変更可能（15°ステップ）
● 油用

製品記号
A
B
A
LS5076-5□□
BA
LS5276-5□□
BA
LS5376-5□□
BA
LS5576-5□□
BA
LS5676-5□□
BLS4976-5□□● 水用

呼び径d202025404050

フランジ規格

L

JIS 10K RF
ASME 150 RF
JIS 10K RF
ASME 150 RFJIS 10K RF
ASME 150 RF
JIS 10K RF
ASME 150 RF
JIS 10K RF
ASME 150 RF
JIS 10K RF
ASME 150 RF150
140150140225218225221230225250250

A

JIS 10K RF フランジ

205.5
210.5

D

概算質量（kg）

製品記号

呼び径dLA100

3.3

LS5277-5□□B

20225

LS5377-5□□B

25

225

4.3

LS5577-5□□B40

LS5677-5□□B

50

100

223.5

125

6.3

237.5

1407.8242.5

1409.8

260.5

155

14.6

JIS 10K RF フランジD

概算質量（kg）

209.5

100

6.4

234.5

1257.9245

242.5

1409.7280

260.515514.6● 当カタログの仕様は令和6年7月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（011）555-3713■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）456-2690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）75-4490■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（011）555-3714
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）456-2695
FAX.（0299）75-4489
FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 名古屋営業所 TEL.（052）728-6860■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（052）728-6861
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

1511 2407 1905S(2000)