粉体エアロゾル発生装置
PALAS®RBGシステムの更新と新ラインナップ

目次Agenda

201

はじめに

ｐ３02

製品概要

ｐ４03

新モデル詳細ｐ5-7

04

旧型との比較

ｐ8-905用途と利点

ｐ10-1106

まとめ

ｐ12
RBG Systemはじめに従来型RBG 1000システムの再設計• 高い安定性と再現性を持つ粉体エアロゾル発生• 長年、市場で使用されているスタンダード機種• 多くのアプリケーションに適応できる柔軟性• 様々な用途(耐圧、低速供給、N2で使用、リモート制御)に適用させるため、モデル数が多くなってしまっている• パネル・操作ボタンが旧式• 他機種との接続が悪い

3

RBG System

製品概要
ラインナップの整理• RBG 1000システムの更新• 旧モデルでは11機種(及び110Vか220V選択)→3機種にラインナップ整理

4

旧型

新型

RBG 1000
RBG 1000 D
RBG 1000 G
RBG 1000 I
RBG 1000 L
RBG 1000 SD
RBG 1000 ID
RBG 1000 GD
RBG 1000 IGD
RBG 1000 SGD
RBG 1000 ISD+ 110Vと220Vの2仕様から選択

RBG basic
RBG professional
RBG solo
全AC電圧対応型へ

RBG System

新モデル詳細① 特徴と機能• 過去のラインナップの特徴が新型に統合され、新機能が追加されました
RBG
professional

RBGbasic

RBG solo

ステッピングモータにより、固体材料リザーバの低～高供給レートに対応

〇

〇

〇

固体材料リザーバの充填長さを110 mmへ拡大

〇

〇

〇

電源ユニット(DC24 V)により幅広い電源供給に対応

〇

〇

〇

リモートコントロール用USB接続

〇

〇

〇

フォイルキーボード付きLCD機能ディスプレイ

〇

〇

〇

堅牢なプラスチック製ハウジング採用により軽量化

〇

〇

〇

空気以外のキャリアガス(例:窒素)に対応

〇

〇

〇

一体型質量流量計&バルブによる自動体積流量制御〇

分散ブラシ用のメンテナンスフリーモータをカプセル化、最大10 barの耐圧〇特長

エアー源内蔵によりコンプレッサーエアー源の無い場所で運転可能

5

RBG System〇〇新モデル詳細➁ RBGの制御
RBGを制御する新しいソフトウェア（Windowsデバイス対応）• 流量、ブラシ速度、供給レートの設定と測定値の表示• リザーバー残量(mm)・残時間(h)の表示• 設定値に対する実流量、実速度の値をグラフ表示• エアー供給、ブラシの回転、送りの開始/停止ボタン

6RBG System

新モデル詳細③ コンポーネントの概要• 分散カバー :同じ内部形状&仕様
分散カバー

粒径

体積流量

粉体リザーバφ

エアロゾル出口ノズル寸法

Type A< 0.1 – 100 µm

33 – 80 l/min

7 – 32 mm

内径φ5 mm、外径φ8 mm

Type B< 0.1 – 100 µm

17 – 40 l/min

7 – 14 mm

内径φ5 mm、外径φ8 mm

Type C< 0.1 – 100 µm

8 – 20 l/min

7 mm

内径φ5 mm、外径φ8 mm

Type D

200 – 1,000 µm

33 – 80 l/min

7 – 32 mm

内径φ5 mm、外径φ8 mm• 充填長さ110 mmまでの固体材料リザーバ。旧型ラインナップの直径28 mmは32 mmに置き換え
粉体リザーバφ

最大充填量＊

発生質量 最小/最大 (供給レート 1 - 1,000 mm/h)＊

7 mm

2.7 g

38 mg/h～38,000 mg/h

10 mm

5.5 g

79 mg/h～79,000 mg/h

14 mm

17 g

154 mg/h～154,000 mg/h

20 mm

35 g

314 mg/h～314,000 mg/h

32 mm

88 g

804 mg/h～804,000 mg/h

*嵩比重1g/ccと仮定した値
7RBG System

旧型との比較① 旧型から新型への変更点
3種類の新モデル
RBG1000
RBG 1000 G

RBG 1000 basic• 常圧仕様• キャリアエアー流量はマニュアル設定

RBG 1000 I
RBG 1000 solo
RBG 1000 D

RBG 1000 GD
RBG 1000 ID
RBG 1000 SD

RBG 1000
IGD
RBG 1000
SGD
8• 常圧仕様• エアー源とキャリアエアー流量自動制御搭載

RBG 1000
professional• 耐圧仕様• キャリアエアー流量自動制御搭載

RBG System

旧型との比較➁ 対比表
新しいRBGによる利点
新機能

9対応新型

旧型仕様

ユーザーのメリット

ステッピングモータの供給レート 1-1000 mm/h
(質量流量 spread 1:1000 (g/h))

全て異なる供給レートに対応した2つのDCモーターがあり仕様選択 (最大spread 1:140)

1モデルの流量計でワイドレンジの質量発生レート設定に対応

分散ブラシ用カプセル型ブラシレスモーター、最大10barまで耐圧

Professional

カーボンブラシ付きDCモーターで、窒素をキャリアガスとして使用するのに適さない柔軟性に優れ、耐圧且つN2オペレーションに対応材料リザーバ以外にステッパーモーターを取り付ける全てことで、最大110 mmの充填長さが可能

充填高さ70mm

再充填なしでの長い動作時間

24VDC出力のワイドレンジ電源ユニット

全て供給電圧に応じて仕様選択が必要

各国の電源に適合

PCまたはタブレットを介したリモート制御用のUSB-B
接続

全て外部コントロールユニット付きの個別のモデルバージョ
ン

Palas®アプリによる快適な遠隔操作

自動エア調整付きの質量流量制御

professional, 圧力調整器とスロットルバルブによる手動での流量設
solo
定空気供給の変動に影響しない一定の発生

ステッパモータによる材料リザーバの迅速な上下移動

全て

材料リザーバの迅速交換。時間の節約に寄与

リフティングスピンドルのゆっくりした動き

プラスチック製の外装ハウジングを採用した新設計に professional,
金属製のハウジングなので装置重量は19 kg前後
より、ユニット重量を4 kg削減
basic

軽量化により持ち運びやすさ向上

一体型ポンプsolo

加圧空気のみで操作

加圧空気なしで運転可能

フォイルキーボード付きLCDで表示が鮮明

全て機械式操作ボタンとシンプルなLEDディスプレイ

シンプルな設定ですべての装置パラメータを制御

RBG System

用途

特定のフィルタクラス判別可能なフィルタ性能テスト

表面被覆

ナノ粒子の肺沈着物評価、吸入試験

測定機器の校正
10RBG System

利点
性能向上
圧力範囲の向上ワイドレンジな供給レート逆圧供給レートbar10mmmin.

max.

RBG new

5RBG 1000

0RBG 1000

1RBG new

101001000

RBG 1000

一体型ポンプ
外部圧縮空気供給なしで運転可能

手動 vs.自動設定

RBG 1000

最大供給長さ120100806040200mm/h

より正確な流量制御

11リザーバの寸法変更により供給長さの拡大

RBG New
RBG System

RBG new

まとめ諸元表• RBG1000に置き換わる3種の新モデル:− RBG basic− RBG professional− RBG solo

• 性能の向上で柔軟性が向上:− 最大10barの耐圧− 供給速度最大1000 mm/h
− ダスト充填長さ最大110 mm• 新しい機能により、アプリケーションが広がります:− 自動キャリアエアー流量調整− エアー源内蔵仕様− リモート制御用の新ソフトウェア(Windows対応)
12対応粒子非凝集性粉体及びバルク

体積流量8 ～180 NL/min (RBG professional, RBG basic)、8～40
NL/min （RBG solo）

最大粒子個数濃度

約1×107 個/cm3

質量流量(粒子)0.04～800 g/h (比重を1 g/cm3と仮定して)

粒子径範囲0.1 ～ 100 μm

予備圧

4 ～ 13 bar (RBG professional)
4 ～ 8 bar (RBG basic)

最大逆圧

10 barg (RBG professional)
0.2 barg (RBG basic)
0.1 barg (RBG solo)

供給可能量

2.7 ～ 88 g (比重を1 g/cm3と仮定して)分散カバーType A, type B, type C, type D

エアロゾル発生出口接続

内径 5 mm、外径 8 mm

インターフェイス

USB type B

寸法 (H x W x D)

515 x 330 x 240 mm

重量約15 kg (RBG professional, RBG basic)
約 19 kg (RBG solo)

RBG Systemお問い合わせ営業部

13

TEL: 03-5367-0891
FAX:03-5367-0892
Mail：info@tokyo-dylec.co.jp
HP: https://www.t-dylec.net/

RBG System