CAT.No.CBM302-1

マルチポイント挿入式質量流量計

K-BAR 2000B

■概 要
K-BAR は、特に大型ダクトまたはスタックで直管長がとれず均一な流速分布でない場合に威力を発揮します。
１台の K-BAR には最大４つの流速センサを有し、1 台または複数の K-BAR からの信号をマスフローコンピュータで平均流速演算させることで、再現性の高い質量流量計測を可能とします。

■特 長● ワイドレンジ 0 〜 55 m/s(normal)● 据付けが簡単で低コスト● 高温 (260℃および 500℃) で動作可能● 非常に早い応答性● 各センサ位置の温度と質量流速を同時測定● 全く新しいデジタル制御方式による使いやすさ● 圧力と温度の補正が不要● 防爆構造（ATEX）● 全溶接構造のセンサによる高い堅牢性■ 主な仕様項目内容

温度補正

プロセス温度

精 度−40〜＋125℃ ±1％RD±0.1m/s(normal)±X※1

計測可能流速範囲0〜55m/s (normal)

流体温度範囲HT モデル： −40℃〜 260℃ HHT モデル： −40℃〜 500℃

流体圧力範囲1MPa 未満

センサ材質

Alloy C-276 ( 標準 )、オプションで窒化クロム塗装 ( 最大 450℃)

再現性

0.25%

精度（温度） ±0.5％RD±1℃

時定数

1 秒 28m/s(normal) 時

電源

24 VDC ( マスフローコンピュータから供給 )、
消費電力：１センサ当たり最大 500 mA

流体温度 t℃のとき
温度特性※1 X=±（0.025%RD×（t−25）＋0.15m/s(normal)×t）
Y=±（0.025%RD×（t−125）＋0.15m/s(normal)×t）

出力

アナログ出力 (4-20 mA)×2※1：温度補正が標準の場合、温度特性 X または Y を精度に加算する

防水防塵構造NEMA 4/IP65※2：VTM Velocity-Temperature Mapping

防爆（ATEX）

Group II、Cat.3、Explosive Gas and Dust Atmospheres、II3GD、EExnAII5 T5X

周囲温度範囲−40℃〜 ＋65℃

質量

約 9kg ( 標準 )標 準精度（流速）VTM※20〜＋260℃±2％RD±0.1m/s(normal)±Y※1

0〜＋260℃±2％RD±0.1m/s(normal)

0〜＋500℃±3％RD±0.1m/s(normal)■構 造
K-BAR 2000B は基本的に片持ちで、最大で 3 つの太さの異なるセグメントを選択でき、取り付けるダクトに合わせて、フランジ〜内壁までの距離 (FTIW) も指定できます。
要部材は SUS316L または Alloy C-276 の組み合わせとなっており、高い耐食性を有しています。K-BAR のセンサ数、K-BAR 本数は、スタック / ダクトの寸法、流速分布、精度要件によって決定されます。K-BAR は最大 4 つまでセンサを取り付けることが可能です。
タイプ 1

シングルセグメント

約 6m までの小型スタックとダクトで使用されます。

タイプ 2

ダブルセグメント

約 9m までのスタックとダクトに使用されます。
取り付けフランジと FTIW は AlloyC-276、セグメント 1 と 2 は SUS316L 製です。

タイプ 3

トリプルセグメント

約 10.7m までのスタックとダクトに使用されます。
取り付けフランジと FTIW は Alloy C-276、セグメント 1 〜 3 は SUS316L 製です。

■ 外観図■ 円形スタック / ダクト
スタック / ダクト取り付けフランジ

外部エンドサポートカテゴリー C

スタック /ダクト取り付け
フランジ

内部エンドサポートカテゴリー D

FTIW
90°

90°

FTIW

カテゴリー B

カテゴリー A: ハーフスパン、シングルエンドサポート

カテゴリー B : フルスパン , シングルエンドサポート
カテゴリー C : フルスパン , 外部エンドサポート
カテゴリー D : フルスパン , 内部エンドサポート■ 矩形スタック / ダクト
スタック /ダクト取り付け
フランジ

スタック / ダクト取り付けフランジ

外部エンド
サポートカップ
カテゴリー G

内部エンド
サポートカップ
カテゴリー H

カテゴリー F

FTIW

カテゴリー E: ハーフスパン、シングルエンドサポート

FTIW

カテゴリー F: フルスパン , シングルエンドサポート
カテゴリー G: フルスパン , 外部エンドサポート
カテゴリー H: フルスパン , 内部エンドサポート■ 構成図

196-4B

最大 15' のたわみ導管と5 線式シールドケーブル( お客様支給 )196-4B

196-4B

金属導管とシールドケーブル ( お客様支給 )シリーズ 155 質量流量解析
コンピュータオプション A ( 直付け )金属導管とシールドセンサケーブル( お客様支給 )シリーズ 155 質量流量解析
コンピュータオプション B ( リモート )■ 外形寸法図

L
L1

L4U4モデル 196-4B

U3
MTGFL

U2

2.5 MinU1SFTIW

金属製導管
155 シリーズタイプ 1、K-BAR 2000B
カテゴリー A, B, C,D, E, F,G,H
直付けの電子部と一緒に表示

ID タグ
FTIW

またはシールドケーブル

質量流量解析
コンピュータ

S1

φ1,5

流入方向

( お客様支給 )
L4

MTGFL

モデル 196-4B

L2

L1

φ2.875

S1SFTIW

φ1,5

S2金属製導管またはシールドケーブル
155 シリーズ
質量流量解析

ID タグ

タイプ 2、K-BAR 2000B
カテゴリー A, B, E, F
直付けの電子部と一緒に表示

FTIW( お客様支給 )
FTIW

流入方向

コンピュータL4
K-BAR 2000B
モデル 190-4B、 センサワイヤシール
センサワイヤ端子の接続箱

L3

MTGFL

L2

L1

φ4.5

2.5

φ2.875S3SFTIW
センサの空気パージ
クリーニング接続部、
1" FNPT、すべてのタイプとカテゴリー

φ1,5
S1S2ID タグ

流入方向
スタック壁
スタックのフランジ / スリーブ

10.0

取付け穴φ31"、4X

6.510.75

3.0
I FNPTI FNPT
155 シリーズ
質量流量解析
コンピユータ

ID タグ
金属製導管またはシールドセンサケーブル ( お客様支給 )

上面図

6.0

タイプ 3、K-BAR 2000PB-HHT
カテゴリー A & E
リモート電子部と一緒に表示、モデル 196-4B

L4 の寸法 ( インチ )K-BAR 2000B-MT

8K-BAR 2000B-HHT

12K-BAR 2000PB-HHT

128.0

上面図
直付けおよびリモート電子部、センサワイヤの接続箱
エンクロージャの寸法●当カタログの仕様は平成25年1月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

安全にお使いいただくために製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ 本社・東京営業TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601■ 北海道営業所 TEL.（0123）49-3360■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 北関東営業所 TEL.（049）249-1611■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392

FAX.（0123）22-4420
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（049）248-0166
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

代理店/販売店
FAX.（054）282-2230
FAX.（0566）63-5657
FAX.（06）6190-6963
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

1301 −−−− −−−−