CAT.No.CBT003-4

EXタービン
TURBINE METER

流体力学の基本に忠実に添って作られた理想のヘリカル面。
綿密で慎重な設計と実験の成果が、低粘度から高粘度領域まで、高い精度と耐久性を実現しました。
EXタービンは、オーバルの永年にわたって蓄積した流体計測技術によって完成した理想の工業用タービンメータです。一般石油類から液化ガス、水などの計測に適した、標準形EXタービンと、高粘度流体の高精度計測に適した、EXタービン（呼び径80〜400mm）をシリーズ化。
各種流量計の中で、小形ながら大流量計測が可能という特長を活かして、石油類、一般化学液体、液化ガス、水などのプロセス制御や工程管理、取引用にと幅広く活躍しています。

EXTURBINE▲

EXタービンは、当社の各種流量計と結合できるよう用意された各種受信器群と組み合わせてご使用になれるほか、設置したその場で流量が確認できる積算計または指示計付の変換器も用意しています。

直結形LCD積算計（PA14S）
累積積算指示のほか零戻し積算を表示するデジタルカウンタを内蔵した変換器です。
積算値は内蔵された不揮発メモ
リ（EEPROM）へバックアップされます。

変換器別置形

変換器一体形■ 標準仕様項
呼目び

適内

径15〜50mm用

低温用

流 量 範 囲3

動

粘度

使用温度範囲最高使用圧力精度

容

標準

1〜54m /h80〜400mm
高温用

30.63〜54m /h

31〜54m /h

標準（高温）

10〜4500m /h 45.2〜4500m3/h

1mm2/sの場合−200〜−30℃ −30〜＋120℃

高粘度

3120〜300℃

10mm2/sの場合−30〜＋300℃

フランジ規格による表わす量の±0.2％または±0.5％

変換器

表示器

表示器なし、積算のいずれか

出 力

パルス、アナログのいずれか（積算付はパルスのみ、アナログ瞬時付はアナログのみ）

電 源

12〜45V DC

構 造

非防爆または防爆タービンメータの理想を追及。
圧力損失が少なく、耐久性に優れた2タイプで、広範な流体に適合します。

標準形EXタービン

高粘度形EXタービン

■ 特長

■ 特長

①高精度を実現。要求に応じて、±0.2％を保証し①シュラウドリングの採用により、低レイノルズ数ます。

領域での高精度計測を可能にしました。

②圧力損失が少ない省エネタイプです。
③分解能が高く、かつ長期的に精度の安定性を保持します。
④ロータは最新の精密加工技術により製作され、互換性に優れています。
⑤軸受部分には超硬合金を使用して耐久性を向上させています。

原理と構造

EXタービンは、流体通路に平行した固定軸に取りつけられたロータが、流体の通過流量に比例②ロータ1回転当たりの発信パルス数が多くとれして回転し、この回転数を電気的に検出して流量パイププルーバ等によるテスト時に有利です。

を計測します。小形EXタービンと中・大形EXタ③取引用として±0.2％以内の高精度を誇ります。

ービンでは呼び径/流量の違いから、小形EXタービ④ロータブレードは理想的なヘリカル面を採用。

ンでは軸受とサポート機構の断面積が極力小さより薄いブレード面を可能にしたシュラウドリングくなるように考慮され、一方中・大形EXタービンでによる両持ち構造と合わせて、一般の片持ちはローターブレードの大口径化に対して剛性を高め、ブレードに比べ圧力損失が小さくなりました。

低レイノルズ数領域での高精度計測に対応する⑥−200℃〜＋300℃まで、広い使用温度範囲を構造となっています。

誇ります。

●変換器
電磁ピックアップからの電圧信号は変換器により増幅整形され、ケーブルハイドロリックバランスで受信器へ伝送されます。また、直読形の現場表示器も用意されています。

ロータハブの径D2はフロントおよびリアサポートの径D1より小さく、ロータハブの●ピックアップ
流量に比例したロータの回転を電圧として取り出します。

部分では流路の断面積が増え流速が落ちます。そのため、ロータ背面に流れと逆向きに作用する圧力（ΔP）が生じ、軸にかかるスラスト方向の力（PS）がキャンセルされます。

●フロントサポート
フロントサポートは整流作用を持つ●ロータと同時に、効率良くロータを回転させロータのブレードは理想的なヘリカルるための形状となっていて、ロータ軸面で、極めて安定した特性が得られの上流側の支えともなっています。

ます。中・大形EXタービンではブレード

中・大形EXタービンではディフューの先端をシュラウドリングで固定し、ザーが設けられ、流れの流速分布を回転剛性を高め、低レイノルズ数領域理想状態に近づける役目をしています。

での高精度計測を可能にしています。

フロントサポート

ΔP

D1

また、発信周波数を増大させる働きも

リアサポートPs

D2

流れかねています。

圧力ΔP●リアサポート
リアサポートはロータを通過した直後の流量が渦を巻いてロータの回転を妨げないようにする整流板の役目とともに、内器全体をささえる役目をしています。

●本体●軸および軸受

本体はステンレススチールを使用している

特に耐食性・耐磨耗性を考慮して、ため、耐食性に優れ、また圧力容器として小形EXタービンは超硬合金、中・大形十分な強度を有しています。

EXタービンではステンレス鋼×超硬合金を用いて耐久性を高めています。
また、ハイドロリックバランス方式を採用して、軸受にかかるスラスト抗力を除去しています。

流れの方向D1

アプリケーション
EXタービンはオーバル流量計に匹敵する優れた器差特性を持った流量計です。小形ながら大容量計測が可能な特性を生かし、高レイノルズ数領域の流体の計測に優れた有効性を発揮しています。

LPGローリー出荷制御
LPGなど低粘度液体の計測にはEXタービンが適しています。
特にローリー出荷の場合には、±0.2％の精度と長時間メンテナンスフリーであることが要求されますが、EXタービンはこれらの条件を満たして活躍しています。

EXタービンの精度管理
当社は世界に誇りうる、パイププルーバをはじめとする最新鋭の流量計試験設備を完備してトレーサビリティを確立することにより、水、油などの実流量による、信頼度の高い精度管理を徹底して実施しています。
一般にEXタービンの様な推測式流量計は、お使いいただく際の諸条件による影響を受け易いため、当社ではEXタービンを納入するにあたり、ご使用条件を充分考慮して厳重な器差試験を行い、性能の保証された製品をお使いいただけるよう、万全の体制を整えています。

●当カタログの仕様は平成27年10月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

■ 本社・東京営業
TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601■ 北海道営業所 TEL.（0123）49-3360■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 北関東営業所 TEL.（049）249-1611■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960

FAX.（0123）22-4420
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（049）248-0166
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230
FAX.（0566）63-5657
FAX.（06）6190-6963

安全にお使いいただくために●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

代理店/販売店

0001 1510 −−−−S