ᩓൢή‫٭ܖ‬ᛦ֥ἉἋἘἲ
Conoptics 社は低電圧の電気光学変調器を開発しラインナップしており、各種ドライバーやアクセサリーとの組み合わせで、顧客のニーズに合ったシステムとして提供しています。
◆低電圧で広帯域に対応できる◆高速横型 EOM で、立ち上がり /下がりが早い：最短 1.5ns◆高速シャッター機能を搭載し、レーザ強度を制御・変調する◆マルチフォトン蛍光顕微鏡のレーザ強度用専用システム有り（MPM)

特長

Conoptics 社製 EOM は信号電圧によって生成される電場が光の伝搬方向に垂直な横磁場構造です。
完全なオフから完全なオン状態に変換する際の動作波長で、変調に必要な電圧スイングを半波長電圧 (V1/2wave) と呼び、横磁場構造によりドライバーによって結晶の長さを口径レベルに絞ることで半波長電圧 (V1/2) を削減する事を可能にしています。
Conoptics 社製 EOM は極めて安定性の高い 3 種類の結晶を使用したシリーズで構成されています。
ADP（アンモニウムリン酸二水素リン酸）、KD*P（リン酸カリウム）、LTA（リチウムタンタル酸）の 3 種類で、モデル 390,380,370 シリーズは ADP、モデル 360 シリーズは LTA、モデル 350 シリーズは KD*P を使用しています。
LTA は高屈折率と低い誘電率の組み合わせで、ドライバーの周波数応答がフルに使用出来ます。
光伝送帯域幅の面とドライバーの周波数応答が使用できる面において、モデル 350 シリーズが標準的と言えます。

Table 1 Modulator Specifications:
ModelNumber
ADP Crystal Series
Wavelength Limits(240 to 800nm)*

KD*P CrystalSeries
Wavelength Limits(240 to 1100nm)*

LTA Crystal Series
Wavelength Limits(700 to 2000nm)

V ½ wave@ 500nmV ½ wave@ 830nmV ½ wave@1064nmV ½ wave@2500nm

ApertureDiameter

Resonances

Contrast Ration @633nm and 1064nm

Length w/Polarizer

M370184------

2.5mm

No

500:1,N/A158mm

M370 LA

263

--

----

3.5mm

No

500:1, N/A158mm

M380

92

--

----

2.5mm

No500:1, N/A253mm

M390

115

--

----

3.5mm

No

500:1, N/A272mm

M350-50455757

970

--

3.1mm

Yes **

500:1, 700:1106mm

M350-80
M35080LA

261433522--2.7mmYes

500:1, 700:1137mm

360

600

720

--

3.5mm

Yes

M350-105

226376

472

--

3.1mm

Yes

500:1, 700:1162mm

M350-160

130216275--2.7mmYes

300:1, 500:1215mm

M350-210

113188240--3.1mmYes

300:1, 500:1268mm

M360-40--312400

9502.7mm

Yes

N/A, 200:195mm

M360-80--143183

430

2.7mm

Yes

N/A, 100:1137mm

M360-120--107138323

2.7mm

Yes

N/A, 100:1174mm

M360-160--

7192

2152.7mm

Yes

N/A, 100:1215mm

137mm

Special Notesxxxx

Special Order wavelengths below 400nm are available, please contact sales@conoptics.com
Special Clamped version available to minimize Piezo-electric resonances
To determine the ½ wave voltage at your operating wavelength, compute the voltage listed and multiply
it by the ratio of the wavelengths. (i.e. M350-50 @ 700nm = 455 x 700 / 500 = 637 Volts)
The last digits of the Model Number for the 350 and 360 Series designate the total crystal path length inmillimeters.

* 上記 EOM は入射角度を 45 度に偏向することで位相変調器として使用可能です。

ZZZSKRWRWHFKQLFDFRMSࠛᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷ༡༊༡ᾆ࿴ࠉ

7(/)$;
HPDLOYRF#SKRWRWHFKQLFDFRMS

Table 2 Ampliﬁer Details
Model

Bandwidth

Rise/Fall Times

Max. Output V

Typical Drive Configuration

Output25A

DC TO 25MHz

14ns

145

100 Ohms B.L.

Analog

25D

DC TO 30MHz8ns

175

100 Ohm's B.L.

Digital50

DC TO 50MHz

7ns9050 Ohms B.L.

Analog100

DC TO 100MHz

3.5ns

9050 Ohms B.L.

Analog200

10KHz TO 200MHz-170

50 Ohms S.E.

-275

DC TO 8MHz50ns

275

Lumped CapacitanceAnalog302RM

DC TO 250KHz

1micro sec

750

Lumped CapacitanceAnalog302A

DC TO 1MHz

350ns

350

Lumped CapacitanceAnalog307

DC TO 50KHz

8ns

800

Lumped Capacitance

Digital505

20 TO 100MHz-4450 Ohms S.E.

-550

50 TO 500MHz-

140

50 Ohms S.E.

-

Table 3 Modulation Systems:
Amplifier

Modulator

Bandwidth

Transmission at Longest wavelength

302RM

350-80LA

DC to 250KHz

85% @ 1040nm

302RM

350-50DC to 250KHz

85% @ 830nm

302RM

350-80DC to 250KHz

85% @ 1200nm

302A

350-105

DC to 1MHz

85% @ 830nm

307350-50

DC to 50KHz

85% @ 900nm

505360-80

20MHz to 100MHz

Phase Modulation

550360-80

50 to 250MHz

85% @ 830nm

25A

350-160

DC to 25MHz

85% @ 600nm

25A

350-80DC to 25MHz

85% @ 830nm

25D

350-160

DC to 30MHz

85% @ 700nm

25D360-80

DC to 30MHz

85% @ 1064nm

50380-2P

DC to 50MHz

85% @ 500nm

50360-120

DC to 50MHz

85% @ 830nm

100380-2P

DC to 100MHz

85% @ 500nm

100360-120

DC to 100MHz85% @ 830nm

200350-80

10KHz to 200MHz

85% @ 350nm

200350-160

10KHz to 100MHz

85% @ 600nm

200360-80

10KHz to 200MHz

85% @ 830nm

275

350-105

DC to 8MHz

85% @ 650nm

275350-160

DC to 8MHz

85% @ 1064nm

ZZZSKRWRWHFKQLFDFRMSࠛᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷ༡༊༡ᾆ࿴ࠉ

7(/)$;
HPDLOYRF#SKRWRWHFKQLFDFRMSEO ‫٭‬ᛦ֥ᴾἉἋἘἲ

Modulation System for MPM
マルチフォトン顕微鏡 (MPM) 用のチタンサファイアレーザの強度を制御します。

Conoptics 社はマルチフォトン顕微鏡の光学部品やレーザ周辺機器のメーカーのパイオニアであり、それらの技術を発展させて EO 変調器システムが結実しました。
EO 変調器システムは高速シャッター機能と同時にチタンサファイアレーザの強度を 1μs の立ち上り / 下り時間で制御し、マルチフォトン顕微鏡用に最適なコントロールが可能です。

主な変調器 / ドライバーの仕様
変調器

出力 (1/2 波） 口径@830nm

(mm)

ドライバー

バンド幅

透過率 / 最長波長

240-1100nm 350-80LA

600

3.5302RM

DC to 250kHz

85%@1040nm

240-1100nm 350-50757

3.1302RM

DC to 250kHz

85%@830nm

240-1100nm 350-80

433

2.725ADC to 25MHz85%@830nm

240-1100nm 350-105376

3.1302A

DC to 1MHz85%@830nm

240-1100nm 350-160

216

2.7

200

10kHz to 100MHz

85%@600nm

700-2000nm 360-80

143

2.7

25D

DC to 30MHz

85%@1064nm

700-2000nm 360-80

1432.755050 to 250MHz

85%@830nm

波長帯域モデルᵣᵭ ‫٭‬ᛦ֥ẅᵄẅἛἻỶἢὊɼᙲἴἙἽ∈⇭∑‒‥‧•‟‪•‾″‚‴‽ ⇐⇽⇝∍∙˄ⅼ≌≊∈⇭∑‒‥•․⁄‿
モデル 350-80LA (BK オプション付き）EO 変調器をモデル 302RM ドライバーと組み合わせて使用すると、高速シャッター機能と同時にチタンサファイアレーザの強度を 1μs の立ち上り / 下り時間で制御し、マルチフォトン顕微鏡用に最適なコントロールが可能です。

下記のグラフは MPM 用のレーザー強度を変調制御して得られるレスポンスイメージを示しています。(514nm, パルス幅 3ms, 繰返し 250Hz にて）特長●ドライバーと電源及び冷却用 DC ファンが一台のキャビネットにすっきりと収納●内臓のテストシステムによりバイアス電圧の調節なしでポッケルズセルの透過率が最大で試験可能●背面パネルの切り替えスイッチにより、アンプの入力インピーダンスを選択 (50Ω/1kΩ)●改善されたポッケルズセルの DC バイアスにより高バイアス電圧でより良いリニアリティが得られる●変調器とドライバーを接続するケーブルは 3Ｍ製の同軸ケーブルを標準装備●内部ライン電圧はボタンで選択 (100/110/120VAC)

ドライバー (302RM) の主な仕様

EO 変調器 (350-80LA) の主な仕様㩷㩷㩷᦭ലᓘ㩷㩷㩷㪊㪅㪌㫄㫄㩷㩷㩷䉨䊞䊎䊈䉾䊃㩷䊄䊤䉟䊋䊷䈫㔚Ḯ䈏㪈䈧䈮෼⚊㩷㩷㩷ኸᴺ㩷㩷㩷㪌㪇㫄㫄ᓘ䇭䌸䇭㪈㪊㪌㫄㫄㩷㩷㩷䊁䉴䊃ᯏ⢻៞タ䈱䊁䉴䊃ᯏ⢻䈮䉋䉍䊋䉟䉝䉴㔚࿶䈱⺞ᢛ䈭䈚䈪䊘䉾䉬䊦䉵䉶䊦䈱ᦨᄢㅘㆊ₸䈪䊁䉴䊃䈏น⢻㩷㩷㩷ㅘㆊ₸㩷㩷㩷䋾㪐㪇䋦㩷㩷㩷౉ജ䉟䊮䊏䊷䉻䊮䉴⢛㕙䊌䊈䊦਄䈱䉴䉟䉾䉼䈪ಾ䉍ᦧ䈋㩿㪌㪇㱅㪆㪈㫂㱅䋩㩷㩷㩷ᮡḰᵄ㐳䊧䊮䉳㩷㩷㩷㪎㪇㪇㩷㩷㫋㫆㩷㪈㪈㪇㪇㫅㫄䇭䇭㪛㪚㩷䊋䉟䉝䉴䊘䉾䉬䊦䉵䉶䊦䈱㪛㪚䊋䉟䉝䉴䈲ᡷ⦟䈘䉏䉋䉍㜞䈇䊋䉟䉝䉴㔚࿶䈪䉋䉍㜞䈇䊥䊆䉝䊥䊁䉞䈏ᓧ䉌䉏䉎㩷㩷㩷䊏䉣䉹౒ᝄ䋨ห⺞䋩䇭䇭ขઃ䈔䉎✦䉄ᣇ䈮䉋䉎ᦨዋ୯㩷㩷㩷䊄䊤䉟䊋䊷䈱ኻᔕ䇭䇭䊝䊂䊦㪊㪇㪉䈪䊐䊦ᄌ⺞䋨㪈㪇㪍㪋㫅㫄㩷䉁䈪䋩㩷㩷㩷㔚࿶䊧䊮䉳㫧㪋㪌㪇㪭㪛㪚㩷㩷೨㕙䊌䊈䊦䈱㪈㪇Ბ㓏䈱࿁ォ䈧䉁䉂䈪⺞ᢛน⢻䇯㪜㪦㪤䈮ㆡᔕ䈚䈢䊋䉟䉝䉴䉕䊂䉳䉺䊦䊜䊷䉺䊷䈏䊝䊆䉺䊷䈜䉎㩷㩷㩷䊥䊆䉝䊥䊁䉞䊐䊦䉴䉬䊷䊦䈮ኻ䈚䈩䋱䋰䊎䉾䊃䋨㪇㪅㪈䋦䋩䇭㩷䊋䊮䊄᏷㪛㪚㩷䌾㪕㪉㪇㪇㫂㪟㫑㩷䋨㩷㪐㪇㫇㪽⽶⩄㪃㩷㪊㫄㩷䉬䊷䊑䊦䋩㩷㩷㩷ᦨᄢ䊄䊤䉟䊋䊷಴ജ㪎㪌㪇㪭㪧㪄㪧㩷㩷㩿㪐㪇㫇㪽㩷⽶⩄䋩㩷㩷㩷䉝䊮䊒䇭౉ജାภ㪉㪭㪧㪄㪧㩷ᦨᄢ౉ജ䇭䇭㪌㪇㪆㪈㫂㱅㸢䇭㪎㪌㪇㪭㪧㪄㪧㩷㩷㩷㩷౉ജାภ䊐䉤䊷䊙䉾䊃䉥䊒䉲䊢䊮䉕฽䉄䇮㓁ᭂ䊶㒶ᭂ䊶ਔᭂ䇭㩷౉ജ㔚Ḯ䋨㪘㪚㪀㪍㪇㪮ᮡḰ䇭䇭䋨⽶⩄䉇๟ᵄᢙ䈮䉋䉎䋩㩷㩷㩷ኸᴺ㪆㊀㊂㪈㪐䉟䊮䉼ဳ䊤䉾䉪䇭㪈㪊㪊㫄㫄㩿㪟㩷㪀㩷㫏㪊㪌㪍㫄㫄㩿㪛㪀㪆㩷㪐㪅㪇㪎㫂㪾㩷㩷㩷಄ළⓨ಄㩷㩷㩷േ૞ⅣႺቶౝ䊤䊗↪䇮㪌㷄䌾㪌㪇㷄䇮Ḩᐲ㪉㪇䌾㪏㪇䋦䇮㜞ᐲ䋼㪊㪇㪇㪇㫄䊐䉤䊃䊁䉪䊆䉦ᩣᑼળ␠䇾㪊㪊㪍㪄㪇㪇㪈㪎㩷㩷ၯ₹⋵䈘䈇䈢䉁Ꮢධ඙ධᶆ๺㩷㪈㪄㪉㪄㪈㪎䇭㪫㪜㪣㪑㪇㪋㪏㪄㪏㪎㪈㪄㪇㪇㪍㪎㩷㩷㪝㪘㪯㪑㪇㪋㪏㪄㪏㪎㪈㪄㪇㪇㪍㪏㩷 㩷㩷㩷㪼㪄㫄㪸㫀㫃㩷㪑㩷㫍㫆㪺㪗㫇㪿㫆㫋㫆㫋㪼㪺㪿㫅㫀㪺㪸㪅㪺㫆㪅㫁㫇㩷㩷㩷㩷㪿㫋㫋㫇㼟㩷㪑㩷㪆㪆㫎㫎㫎㪅㫇㪿㫆㫋㫆㫋㪼㪺㪿㫅㫀㪺㪸㪅㪺㫆㪅㫁㫇