GoldeyeG-034 XSWIR 1.9 TEC2
• GigE-Vision XSWIR Kamera• VGA-Auflösung
• Power over Ethernet• Aktive Sensorkühlung• Großer Dynamikbereich• 303 fps

Sehen Sie das Unsichtbare

Kurzwellen Infrarot(SWIR)-Kameras mit
InGaAs-Sensortechnologie
Die Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 mit dem FPA 636 × 508 | 15 µm | Extended Range InGaAs erreicht
303.0 Bilder pro Sekunde bei 0.3 MP Auflösung.
Goldeye-Kameras sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, die sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich macht. Einige Modelle haben eine erweiterte
Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm und hinauf zu 2200 nm. Alle Goldeye
SWIR-Kameras können mit sehr hohen Bildwiederholraten betrieben werden und nehmen hervorragende rauscharme Bilder auf. Sie sind die perfekte Wahl für industrielle und wissenschaftlicheAnwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Alle Goldeye-Modelle sind entweder mit Camera
Link oder GigE Vision-Schnittstelle erhältlich.
Einfache Software-Integration mit der Vimba Suite von Allied Vision und Kompatibilität zu dengängigsten Bildverarbeitungsbibliotheken von Drittanbietern.
AcquireControl bietet zusätzlich umfangreiche Bildanalysefunktionen, wie zum Beispiel:• Pseudo Color LUT mit verschiedenen Farbprofilen• Automatische Kontrast- und Helligkeitssteuerung• Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig, usw.)• Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
Das Modulares Konzept bietet diverse Optionen für Objektivanschluss, Gehäusevarianten, optischeFilter, Gehäusedesign und anderes. Weitere Optionen finden Sie auf der Webseite für Customization
und OEM-Lösungen.

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2

Seite 1/5

V1.0.8, 2023-Feb-22

Spezifikationen
Interface

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Auflösung636 × 508

Spektralbereich

1100 nm to 1900 nm

SensorFPA 636 × 508 | 15 µm | Extended Range InGaAs

Sensortyp

InGaAsSensorgröße

No standard size

Pixelgröße

15 µm × 15 µm

Objektivanschlüsse (verfügbar)

C-Mount

Max. Framerate (volle Auflösung)303 fps

ADC

14 BitBildzwischenspeicher (RAM)256 MByte

Kühltemperatur-30 °C (default and calibrated) | -20 °C, -10 °C (calibrated) |0 °C (uncalibrated)| User configurable

Dunkelstrom

140 keˉ/s (at -30 °C FPA temperature)

Temporäres Dunkelrauschen

434 eˉ (Gain0), 40 eˉ (Gain1), 15 eˉ (Gain2)

Sättigungskapazität

1.3 Meˉ (Gain0), 66 keˉ (Gain1), 18 keˉ (Gain2)

Dynamikumfang

69 dB (Gain0), 64 dB (Gain1), 61 dB (Gain2)

Output
Bit-Tiefe

8 - 14 Bit

Monochrome Pixelformate

Mono8, Mono10, Mono10p, Mono10Packed, Mono12,Mono12p, Mono12Packed, Mono14

General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/OsLVTTL I/Os: 1 input, 1 output

Optogekoppelte I/Os

1 Input, 2 Outputs

RS232

115 200 Baud, 8N1 (adjustable)

Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur-20 °C to +55 °C (housing)

Spannungsversorgung

10.8 V DC to 30.0 V or via PoE

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2

Seite 2/5

V1.0.8, 2023-Feb-22

Leistungsaufnahme

21 W (at 12 VDC), <23 W (PoE)

Masse

740 g (with C-Mount adapter)

Abmessungen (L × B × H in mm)

90 × 80 × 80

Quanteneffizienz

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2

Seite 3/5

V1.0.8, 2023-Feb-22

Features
Bildsteuerung: Automatik• Auto Kontrast• Auto Belichtung

Bildsteuerung: Weitere• Hintergrund-Korrektur• Binning• Decimation• DPC (Defektpixel Korrektur)• LUT (Look-Up Table)• Multiple ROIs (Regions of Interest)• NUC (Non-Uniformity Correction)

Kamerasteuerung• Acquisition Frame Rate
• Bandbreitensteuerung• Event Channel• Firmware Update am Einsatzort• I/O- und Trigger Steuerung• Chunk Daten• Stream Hold
• User Sets

Sensor-Temperatursteuerung• Temperature Management per TEC• Temperaturspezifische Events• Temperaturstatus-Anzeige

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2Seite 4/5

V1.0.8, 2023-Feb-22

Technische Zeichnung
1380

4.3

50

1/4-20 UNC - 8

M4 - 6 (4x)105(depends on back focal distance)

80

30.5

97.6

50

27.3

10

10

10

43.5
C-Mount

M4 - 6 (4x)

45.7

50

50

80

181090M2 - 5 (4x)M4 - 6 (4x)50

33

M4 - 6 (4x)Applikationen
Goldeye Kameras haben eine hohe Empfindlichkeit im SWIR-Spektralbereich und können in einem weiten Betriebstemperaturbereich eingesetzt werden. Dank TEC-Kühlung und integrierter
Bildkorrekturfunktionen haben Goldeye Kameras eine herausragende Bildqualität mit wenig Rauschen und hoher Dynamik. Sie eignen sich bestens für viele typische SWIR-Anwendungen in den
unterschiedlichsten Bereichen:• Halbleiterindustrie: Solarzellen- und Chip-Inspektion• Recyclingindustrie: Plastiksortierung• Medizin und Wissenschaft: Hyperspectral Imaging, Mikroskopie, OCT• Metall- und Glasindustrie: Wärmebilder von heißen Objekten (250 °C bis 800 °C)• Landwirtschaftsindustrie: Fernerkundungen aus der Luft
• Druckindustrie: Banknoteninspektion• Elektronikindustrie: Laserstrahlvermessung• Sicherheitstechnik: Sichtverbesserung (z.B. bei Dunst oder in der Nacht)
White Paper Wenn Sie mehr über typische Anwendungsbereiche für SWIR Kameras erfahren wollen,
laden Sie sich einfach unser White Paper Seeing beyond the visible – short-wave infrared (SWIR)
cameras offer new application fields in machine vision herunter.

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2

Seite 5/5V1.0.8, 2023-Feb-22