CAT.No.CDM201-3

オーバル天然ガス製品
オーバルは、天 然ガスの 取 引に於ける輸 送からガスの 製 造 、供 給と一 連 の 流 れに欠 か すことの できな い 流 量 計 製 品を、高 精 度 型 から廉価汎用型まで取り揃え、ご提 供 いたします。

天然ガスアプリケーション
LNG 基地PV ：計測値

熱量調整プラントSV ：設定値
MV：操作量FLOW

LNG タンク
液密度測定装置

気化器

LNG 船

火力発電所

受入
熱量調整プラントタービン

未熱調ガス＝生ガス

超音波熱量計

①直送販売

SV

工場

MV
PV
ガス会社

FLOW
③ローリー販売（LNG）

付臭剤

FIC：流量コントローラ
高圧導管②13A 委託販売

ガバナ

サテライト基地へ

工場

中圧 A（0.3〜1.0MPa）
工場

サテライト基地

気化器

ガス会社
工場

熱量調整プラント

気化器

MV
SV

中圧 B（0.1〜0.3MPa）

ガバナ

中間圧（0.1MPa 以下）

工場

工場

PV
ホテル

SV

コージェネPVMV

気化器

PV ：計測値

ボイラ

SV ：設定値

工場

MV：操作量FIC：流量コントローラ

FLOWSIC600-XT 中高圧・大容量・マルチパス気体用
高精度
精度 4 パス● 天然ガスの取引用途に最適。高圧校正で±0.2%RD 保証。

接● 繰返し性、耐ノイズ性、レンジアビリティ向上。
● 自己診断機能の充実で、設置後の環境変化や異変をすばやく検知し、計測精度への影響を未然に防ぐ対処法を通知。
● オプションのバッテリー搭載により、電源遮断後も測定継続が可能。
（3 週間）● 検出部は減圧なしで点検・交換可能。
（専用工具使用）

1 パス方式

準超音波流量計の互換性を確保。

Psonic-1

標

項 目● FLOWSIC600 の後継機として、流量範囲・耐久性・面間等

本製品の製造元は SICK AG 社であり、同社との契約に基づき弊社が販売するものです。

工業炉● 完全冗長化モデルあり。

気体用超音波流量計● 中圧クラス取引用として多くの実績。
● 低流量域から広い流量範囲を高精度で計測可能。
● 正逆計測が可能。
● 圧力損失が低い。
● 可動部が無いので、高耐久性。

呼仕様
内 容び
続材 料

径規格

本 体

ステンレス、低温用炭素鋼−65〜＋65m/s（口径により異なる）

流速センサ
範 囲

流量

範

精
温度

範

構

（呼び径600mm）
最大32000m3/ｈ

度±0.5%RD（±0.2%RD ※オプション）囲−40〜＋180℃(非防爆時)（−194〜＋280℃ ※オプション）

造

準仕チタン

囲

最高使用圧力標80〜600mm（650〜1400mm ※オプション）
ASME 150、300、600

16MPa（45MPa ※オプション）
国内防爆（CML）、ATEX、IECEx

様

項 目

内 容

最高使用圧力50〜300mm（350〜600mmも製作可）
JIS10、20、30K RF/JPI150、300 RFSUS304TP
SUSF304またはSF440A（200mm以上）−30〜＋30m/s
最大7500m3/h ※±1%RD±0.03%FS−10〜＋60℃
1.96MPa（接続規格による）構

耐圧防爆＋特殊防爆

呼接び
続材 料

径規格

本 体流

速フランジ
範 囲流

量範度範

精温囲度
囲造

※流量範囲は、全呼び径の合算値です。

DELTAFLOWELTAFLOW TypeF

サーミスタ式（標準形）渦流量計

標

準仕様

項 目

内 容

呼ウエハ：20〜150mm
フランジ：200〜500mm● サーミスタをセンサとして使用しているため、低流感度に優れ、取引流量計に最適。

び径

最高使用圧力JIS10、20、30K/ASME150、300、他
SUS304、他
最大19000m3/h ※±１.0%RD or ±1.0%FS−20〜＋130℃（SUS304の場合）
5MPa、400mm以上は1.89MPa（接続規格による）構

耐圧防爆＋本質安全防爆● 取引用として 50 年の実績と厚い信頼。

接● 検出部はリプレーサブル構造で、流体を止めずに接 液 部 材 料
流保守・点検が可能。

続規量

範

精

● 可動部分、摩耗部分無し。

温

長期的な連続使用に耐えうる構造。

格囲度

度

範囲造

※流量範囲は、全呼び径の合算値です。

スマートタイプ EXデルタ Ⅱ

高性能・標準形

渦流量計

標

準仕様

項 目

内 容

● コージェネなどのガス管理流量計として多くの実績。

呼● 電池駆動タイプあり。
● ラインを止めない状態でセンサのメンテが可能なリプレーサブルタイプあり。

接び
続径
規

格

JIS10、16、20、30K、JPI150、300、ASME150、300

最高使用圧力構

耐圧防爆または本質安全防爆

流量範囲 気 体
精度

長期的な連続使用に耐えうる構造。

フランジ形：15〜300mm

SCS14AまたはSUS316
最大15000m3/h ※±1％RD−30〜＋300℃（高温用Max460℃）
5MPa（接続規格による）接 液 部 材 料

● 可動部分、摩耗部分無し。

ウエハ形：10〜150mm

温度

範囲造

※流量範囲は、全呼び径の合算値です。

液化天然ガス防爆形コリオリ流量計● LNGローリー車への充填に多くの実績。
●−162℃の液化天然ガス計測の実績（最低−200℃まで）。

標 準 仕
項 目
呼び様

接格

続規

径

● 高精度：±0.1%RD

接 液 部 材 料流 量 範 囲● 密度計測可能 ( 液体用オプション)

精度±0.0005g/mL● 高圧ガス保安適用品

精度

温度

液 体
密 度
範 囲

最高使用圧力構造

内 容
25〜250mm
JIS10､20､30､40､63K RF/
ASME または JPI150､300､600RF
SUS316L､SUS316L+Alloy C､Alloy C
最大2800000kg/h ※±0.1%RD±0.0005g/mL−200〜＋50℃(別置形のみ)
接続規格により異なる
耐圧防爆＋本質安全防爆※流量範囲は、4形式の合算値です。

超音波流量計を使用した気体天然ガス熱量計● 超音波流量計と組み合わせることで、流量と熱量を同時計測。

● 超音波流量計● サンプリングが不要で、高速応答 (Min.1 秒 )、高精度。

● プロセスには流量計、圧力計、温度計の設置のみ。

● 高圧での計測が可能。
● 温度、圧力、超音波流量計により計測された天然ガス中の音速からまたはFLOWSIC600-XT

関係指標により熱量を算出。
Psonic-1
熱量演算器（EL4801）

圧力計
温度計

熱量演算器仕様

SV一般仕様

※

PV

気化器
MV

保証熱量範囲使用温度範囲使用圧力範囲熱量計測精度応 答 時 間入力
演 算 内 容39 〜 50MJ/m3 (normal)
0 〜 50℃※
低圧仕様 ： 0.2 〜 5MPa 高圧仕様 ： 5 〜 10MPa±0.25MJ/m3(normal)
Min.1 秒
RS-485 通信（接続可能流量計：Psonic-1、FLOWSIC600-XT）
温度、圧力、音速、熱量、比重、流量（normal）、異常警報①アナログ出力（4 〜 20 mA ／ 1 〜 5V）×４点

出 力 信 号

熱量、流量、比重、温度、圧力のうちいずれか４点②アラーム出力（接点）×１点

その他機能
演算器取付

データロギング 間隔：1 〜 600 秒 件数：外部メモリ容量による
パネルマウント※本製品の製造元は SICK AG 社であり、同社との契約に基づき弊社が販売するものです。

※ 0 ℃以下でご使用になる場合には、お問合せください。

コリオリ流量計を使用した液化天然ガス熱量計● 液化天然ガスを直接計測可能。
● 液化天然ガス発熱量のリアルタイム計測により、発熱量制御の信頼性向上。

● コリオリ流量計

一般仕様SVPV気化器
MV

熱量演算器仕様

熱量演算器（EL4301）

温度計

呼び
径
保証熱量範囲使用温度範囲最高使用圧力
熱量計測精度応 答 時 間入力
演 算 内 容出 力 信 号
その他機能
演算器取付

25 〜 80mm
40 〜 50MJ/m 3(normal)−200 〜 50℃
9.4MPa
±0.5%RD
Min.1 秒
周波数入力
温度、周波数、熱量、密度、流量①アナログ出力 ×2 点 ②アラーム出力 ×3 点
ガスクロ接続により不活性成分の影響を一定周期で補正
パネルマウント標 準 仕 様
項 目形式
呼び径
接 続 規 格接 液 部 材 料流 量 範 囲

内 容

CA00A
CA001
1/4"
R 1/4
SUS316L
最大60g/min
最大225g/min
液 体 ±0.2%RD±ゼロ点安定性誤差
精 度
密 度 ±0.003g/mL
温 度 範 囲 ※ −200〜＋200℃
最 高 使 用 圧 力 15MPa（接続規格による）
構

付臭剤用コリオリ流量計
臭剤用コリオリ流

造標 準 仕項 目形
呼び様接格

続規内 容CA003
10mm
JIS10､20､30､40､63K RF/
ASME または JPI150､300､600RF/ヘルール/ねじ込み
SUS316L､SUS316L＋Alloy C、Alloy C
最大144kg/h±0.1%RD±0.0005g/mL−200〜＋200℃
10MPa：SUS316L、15MPa:Alloy C（接続規格による）式
径

接 液 部 材 料流量

範

囲液 体
密 度
温 度 範 囲 ※最高使用圧力構
造
精

耐圧防爆＋本質安全防爆※：防爆仕様の場合､防爆温度等級となります。

● ワイドレンジな微少流量計測● 耐震台不要で直接配管可能 (CA00A、CA001)

度

耐圧防爆＋本質安全防爆※：防爆仕様の場合､防爆温度等級となります。

● 高圧ガス保安適用品

高精度形マスフローモニタ

廉価形
都市ガス（13A）管理流量計

標● 貫流ボイラ、工業炉などの管理流量計として多くの

呼準仕様流体

項 目
適内 容

用

都市ガス（13A）、空気、窒素

25〜80mm
Rcめねじ または JIS 10K フランジ流 量 範 囲 40〜7500L/min（normal）※● ガス流量を質量で計測するため、温度圧力補正をせ精度 ±1%FSずに、標準状態に換算したガス使用量を表示。
温度
範囲 0〜60℃● 温度計、圧力計、演算機能が不要のため、廉価な設定。
最 高 使 用 圧 力 0.7MPa● センサはシース管に内蔵されているため、高耐久性。
オプション：0.98MPa 対応可能。
※：流量範囲は、4 形式の合算値です。
実績。

接び

続径

規格LNG タンク液密度測定装置■性 能実績と経験による信頼性！

密 度

国産化で密度計測による安全を提供します。

度

レベル−200〜0℃

0〜70m

度±0.5kg/m3

±0.1℃

±0.1m

性±0.1kg/m3

±0.1℃

±0.1m

最小表示桁

0.01kg/m3

0.01℃

0.01m

タンク内に、密度の異なる液化天然ガスを受け入れると、2 種類の液化天然ガスが十分に混合されず、層状化することが精あります。その後、急激に層が消滅すると、大量の気化ガス(BOG：ボイルオフガス) が発生しますが、この現象をロール再オーバー現象といいます。本現象が発生した場合、タンク内圧が急上昇し、場合によってはタンクが破損する様な極めて温400〜600kg/m3

測定範囲

現危険な状態が引き起こされます。

■ 防爆構造本装置はタンク内部の液化天然ガスを監視し、ロールオーバー現象の発生を未然に防止するために利用します。

プローブ：本質安全防爆● 密度計は精度の高い振動式を使用し、直接密度を計測。4 線式測温抵抗体を使用し、同時に温度も計測。

モータ ：耐圧防爆● 純国産により、長期安定したメンテナンスが可能。
● 制御ユニットは汎用シーケンサを使用。ご要望により、制御仕様をカスタマイズ可能。

プローブ駆動部

現場操作ボックス

約70m

制御ユニットHOST

温度・密度検出プローブ

危険場所

非危険場所

● 当カタログの仕様は平成31年4月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web より
カタログ・一般仕様書をご参照ください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（011）555-3713■ 苫小牧サテライト事務所 TEL.（0144）84-3910■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）95-0577■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392

FAX.（011）555-3714
FAX.（0144）84-3911
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（0299）95-0578
FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（054）282-2230
FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435
1702 1904 1806S (1000)