We are a member of the STRATEC GroupGEMINI

全自動ELISAマイクロプレートプロセッサ

TUBE IN –RESULT OUT
キャパシティとスループット

全自動マイクロプレートプロセッサ• 完全なウォーク・アウェイシステム• LISと接続してフレキシブルな時間管理• モジュール方式のオープンなシステム• 使用方法、導入、メンテナンスいずれも簡単• 試薬の分注にはディスポーザブルチップを使用• ピペッティングに関する3つの制御機構で精度の高い動作を確保• 簡単にアッセイプロトコールを作成• 高い信頼性• 体外診断薬用医療機器指令98/79/ECに準拠

測定• 最大8種類のフィルターに対応した吸光度計• 単波長もしくは2波長の読み取り• エンドポイントとキネティクス• 振とう可能• 最大192サンプルまで初期ローディング• 続けてローディングが可能• 3つのディスポーザブルチップラックを設置• 事前希釈や保存用途のために2つのディープウェルプレートを設置可能

インキュベーション• 2つの独立制御のインキュベーションチャンバー(室温から45℃まで最大20 Hzで振とう可能）• 3つのインキュベーションチャンバー（室温）ウォッシャー• アスピレートとディスペンスがそれぞれ可能な8チャンネルのヘッド• 3種類のウォッシュバッファー• スウィープモード、ソーク、トップアンドボトム
ウォッシュ、ポンプスピードの調節が可能

簡便で柔軟なソフトウェア• 最大3プレートまで柔軟にスケジューリング
• グラフィカルなアッセイプロトコールエディタ• 1枚のプレートで複数のアッセイを組み合わせ可能• ソフトウェアの高い信頼性• LISと双方向接続のため、ランダムにアクセス可能• 世界の4500箇所以上で利用されているEIA用ソフト
ウェアをもとに作製

安全性と工程管理• ピペッティングプレッシャーをモニタリング• フィブリン塊や不十分な分注を見つけるための液量レベルの検出機構• 比色による分注の確認• バーコードラベルによるサンプルや試薬の確実な認識

ピペッティング• ディスポーザブルチップで溶液のピペッティング(300 μL or 1100 μL)• 通常のピペッティング、マルチピペッティング、複数の希釈ステップ、ミキシング、アーカイビングを自由にプログラム可能

TUBE IN –RESULT OUT
キャパシティとスループット

全自動マイクロプレートプロセッサ• 完全なウォーク・アウェイシステム• LISと接続してフレキシブルな時間管理• モジュール方式のオープンなシステム• 使用方法、導入、メンテナンスいずれも簡単• 試薬の分注にはディスポーザブルチップを使用• ピペッティングに関する3つの制御機構で精度の高い動作を確保• 簡単にアッセイプロトコールを作成• 高い信頼性• 体外診断薬用医療機器指令98/79/ECに準拠

測定• 最大8種類のフィルターに対応した吸光度計• 単波長もしくは2波長の読み取り• エンドポイントとキネティクス• 振とう可能• 最大192サンプルまで初期ローディング• 続けてローディングが可能• 3つのディスポーザブルチップラックを設置• 事前希釈や保存用途のために2つのディープウェルプレートを設置可能

インキュベーション• 2つの独立制御のインキュベーションチャンバー(室温から45℃まで最大20 Hzで振とう可能）• 3つのインキュベーションチャンバー（室温）ウォッシャー• アスピレートとディスペンスがそれぞれ可能な
8チャンネルのヘッド• 3種類のウォッシュバッファー• スウィープモード、ソーク、トップアンドボトム
ウォッシュ、ポンプスピードの調節が可能

簡便で柔軟なソフトウェア• 最大3プレートまで柔軟にスケジューリング
• グラフィカルなアッセイプロトコールエディタ• 1枚のプレートで複数のアッセイを組み合わせ可能• ソフトウェアの高い信頼性• LISと双方向接続のため、ランダムにアクセス可能• 世界の4500箇所以上で利用されているEIA用ソフト
ウェアをもとに作製

安全性と工程管理• ピペッティングプレッシャーをモニタリング• フィブリン塊や不十分な分注を見つけるための液量レベルの検出機構• 比色による分注の確認• バーコードラベルによるサンプルや試薬の確実な認識

ピペッティング• ディスポーザブルチップで溶液のピペッティング(300 μL or 1100 μL)• 通常のピペッティング、マルチピペッティング、複数の希釈ステップ、ミキシング、アーカイビングを自由にプログラム可能

SPECIFICATIONS
測定部• 測定吸光範囲︓ 0 to 3.0 OD• 測定波長範囲︓400 nm to 700 nm (up to 8 ﬁlters)• 測定時間 ︓< 15 sec single, < 30 sec dual
• 精度︓1 % CV at 1.0 OD• 正確度︓±0.005 OD or 2.5 % (whichever is greater)• 直線性︓0 to 2.000 OD ±1 %ピペッター

• 最小／最大容量︓ 10 µl ～ 300 µl with 300 µl �p•••

301 µl ～ 1000 µl with 1100 µl �p
精度(1回分注時)︓ < 3 % CV at 20 µl< 3 % CV at 100 µl
精度(複数回分注時)︓< 10 % CV at 16 x 20 µl< 3 % CV at 8 x 100 µl
特長︓ ピペッティングプレッシャーモニタリング、液量レベル検出機構、チップ検出機構、ミキシング、複数の希釈ステップ、アーカイブング

最大処理数• サンプルと試薬のキャパシティ︓最大192サンプル
レイアウトは自由︓（例）144サンプル、8試薬、16コントロール

ウォッシャー• 精度 ︓10 % CV at 300 µl• 残容量︓ < 2.5 µl in U-bo�om (mean)< 4 μl in ﬂat bo�om (mean)• ウォッシュバッファーの種類数 ︓3 wash buﬀers• モード︓ スウィープモード、ソーク、トップアンドボトムウォッシュ、ポンプスピードの調節が可能

寸法• 幅x奥行X高さ︓125 cm x 65 cm* x 75 cm**
* 廃棄バックを除く** カバー閉時

容易なインテグレーション一制限はありません
ミドルウェアを介して追加可能な機能• 容易なインテグレーション︓様々なインターフェースによって、他の機器からの結果を統合可能• ホストへの接続︓本機とLIS間のリアルタイムで、スムーズな双方向のコミュニケーション• 機器への接続︓1台もしくは複数台の GEMINIと共に稼慟インキュベーター• 温度範囲 : Up to 45 °C• 温度均一性 : ±1.5 °C• 振とう :

(with in-process temperature monitoring)
20 Hz

全ての値は最適条件下で取得されており、環境、機器の状況、処理の条件により変化する場合があります。
仕様はSTRATECの"Change control system"の通知により、変更される場合があります。

We are a member of the STRATEC Group● 掲載内容は2024年6月現在のものです。
● 掲載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
● 掲載製品は試験研究目的でのみご使用いただけます。

ST_GE_2406_v1