高速1MS/s同時サンプリングで電圧・実効値・温度を測定※Y-T・XY・デジタル値表示が可能

クリックでリンクへジャンプ

クリックでリンクへジャンプ

商品詳細

商品詳細

CATⅢ対応電圧最大600V

高電圧高速 4 チャネルロガー

midi LOGGER HV劅塜‫＊ ؠشق‬

㵚霄嚀牊

本体価格

GL2000高速 8 チャネルロガー

midi LOGGER劅塜‫＊ ؠشق‬230,000 円（税込 253,000 円）

㵚＊本体購入時と 1 年後に校正書類が納品されるお得なプランです。

霄嚀

牊

本体
価格

GL980

390,000 円（税込 429,000 円）＊本体購入時と 1 年後に校正書類が納品されるお得なプランです。

測定データをその場で記録！
サーマルプリンタ

DP-581H 対応

本体価格

160,000 円（税込 176,000 円）※在庫限りで販売終了

イーサネットWebサーバ/FTPサーバ機能
Internet ExplorerなどのWebブラウザ上で波形表示や本体設定を行えます。
また、本体メモリやUSBメモリ内のデータファイルを、PCからの操作でデータ転送、削除できます。

商品に関しての詳細はhttps://graphtec.co.jp

全チャネル絶縁同時1MS/sの高速サンプリング＆マルチファンクション入力

GL2000のみ
CATⅢ対応他のチャネルの影響を受けにくい、チャネル間絶縁を採用するとともに、A/Dも16bitを採用し、高速で高分解能な測定が可能。また、マルチファンクション入力で、電圧や温度などの各現象を高速で同時測定。
GL2000

GL980
M3.5 ネジ式端子

熱電対接続時に最適

熱電対：K,J,E,T,R,S,B,N,C( 旧 W（WRe5-26)
湿度 ：０〜 100％
※湿度測定はオプションの湿度センサ (B-530) 使用時‫ئ‬٤‫و‬ٛ٤‫ء‬

.4T⺱侇ĤT

祀 穩⫂襓‫ن‬ٚ‫ْٖٓبش‬ٛ硜(#64#4%ْٓٛ‫ئ‬٤‫و‬ٛ٤‫ء‬

꧅㏆
⫂襓3".
峪䈱
.8DI‫ق‬ٜ‫ت‬ٞ‫ؠشة‬ْٓٛ‫غ٭؜‬⺱侇

パルス / ロジック祀穩パルス ：4ch( 回転数・瞬時・積算 )ロジック：4ch$"5̄※パルス / ロジックはいずれかを選択※本体側面のロジック / パルスポートへオプションの GL 入出力ケーブル (B-513) にて入力

絶縁BNC端子⫂襓‫ن‬ٚ‫ْٖٓبش‬ٛ硜(#.4T
ĤT

64#
ْٓٛ

꧅㏆
⫂襓3".
峪䈱
.8DI‫ق‬ٜ‫ت‬ٞ‫ؠشة‬

4%ْٓٛ‫غ٭؜‬高電圧入力時に安心

GL2000GL980

最大±600V・AC600V r.m.sまで測定可能

500Vレンジ・実効値機能搭載

電圧レンジ

電圧レンジ

20ｍV 〜 1000V,1-5V F.S

20ｍV 〜 500V,1-5V F.S.

実効値レンジ

実効値レンジ

10ｍV r.m.s. 〜 1000V r.m.s.

10ｍV r.m.s. 〜 250V r.m.s.

※同チャネルの BNC 端子とネジ式端子への同時信号入力不可。

大容量の4MW/ch 内蔵RAMと、8GB 内蔵フラッシュメモリを搭載
収録先(＊1)

1MS/s(1μs) 100kS/s(10μs)
40秒

1kS/s(1ms)
GL980

GL2000

約1時間6分

1S/s(1s)

内蔵RAM(4MW/ch)

4秒

内蔵フラッシュメモリ(8GB)ーー

約2日6時間

約3日19時間

1年以上

外部メモリ(SDメモリカード・USBメモリ)(*2)

ーー

約2日11時間

約4日3時間1年以上

リング機能（＊3)：古いデータを自動削除しながら収録可能
リレー機能（＊4)：データの取りこぼしなくファイルを区切って連続収録可能

約46日＊1 記載の収録時間は、下記の条件にて算出しています。
・ GL980■ 便利な収録機能■ 8chアナログ収録のみ、GBDファイル ■ SDメモリカード・USBメモリは4GBのデータ収録時■ 4MW/ch 内蔵RAMはブロック分割機能を搭載
内蔵RAMは1・2・4・8のブロック分割が可能
高速の連続繰り返し測定時に最適

・ GL2000 ■ 4chアナログ収録のみ、GBDファイル ■ SDメモリカード・USBメモリは4GBのデータ収録時＊2 収録ファイルは1ファイル4GBまで。
弊社オプションのSDカード(B-572-8)、USBメモリ 8GB(B-558)以外の動作保証はいたしかねます。
＊３ データ点数やサンプリング間隔に制限あり。
収録点数：1,000〜10,000,000データ※内蔵RAM時は10〜4,000,000データ■ SDメモリカード・USBメモリのダブルスロット搭載

使用可能サンプリング間隔 ：内蔵RAM 最速1μs/その他 最速1ms(CSV収録時10ms)

お客様が使用される記憶媒体に対応できる様、
SD CARD
スロットおよび、USBメモリスロットの両方を搭載※収録時間：GBDで15秒以上、CSVで30秒以上必要です。
＊４ 収録際やサンプリング間隔に制限あり。
収録先：内蔵フラッシュメモリ・SDメモリカード・USBメモリ

使用可能サンプリング間隔 ：最速1㎳（CSV収録時10㎳）

簡単操作を実現した標準付属PCソフトウェア
標準付属ソフトウェア : GL980̲2000-APS■ 測定画面にY-T・XY表示を搭載
接続機器の自動認識機能を搭載し、簡単接続を実現しました。
Y-T表示・XY表示・デジタル表示ができます。
サンプリング間隔1ms〜のリアルタイム転送や、高速サンプリング収録後の波形表示も高速表示ができます。
収録したバイナリデータはCSV形式に変換できます。

Y-T画面
機能
本体設定
本体制御
データリアルタイム表示
ファイル再生データ変換(CSV)

XY画面

GL980̲2000-APS 仕様
項目
内容
Windows11 / 10対応 OS*
機能
本体制御・リアルタイムデータ収録・コンバート
接続台数
最大 1 台
本体設定範囲アンプ設定・収録設定・トリガ / アラーム設定・その他
収録データ メモリ転送
サンプリング間隔 1μs 〜 1min で内蔵 RAM 使用時
転送
内蔵 RAM にデータ収録しながら順次 PC へデータ転送
リアルタイム転送 内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリに収録しながら PC へデータ転送
GBD 形式：サンプリング間隔 1ms 〜 1min
CSV：サンプリング間隔 1ms 〜 1min
表示内容
アナログ波形・ロジック波形・パルス波形・デジタル値
表示モード
Y-T 表示･Y-T 拡大表示･統計演算 + 履歴表示･XY 表示
ファイルコンバート ( ファイル形式変換 ) CSV 形式へファイル形式を変換 ( カーソル間・全データ )収録中機能
現在・過去データ表示 ( サンプリング間隔 1ms 〜 1min で可能 )統計・履歴表示最大・最小・平均値・P-P 値＊OS メーカのサポートが終了している OS に付きましては、弊社でのサポートも対象外となります。

オプション＆アクセサリー
バッテリパック
１個：7.2V/2900mAh（2個必要）

DC駆動ケーブル

GL用入出力ケーブル

湿度センサ

シャント抵抗 250Ω

GL用DINレール取り付け治具

midi LOGGER 収納ケース

2ｍ・先端切離し2ｍ・先端切離し3ｍ・専用電源コネクタ付き

250Ω(±0.1%)、定格電力1W、最高使用電圧15.8V(受注生産)RoHS指令対応

B-570

B-581

(税込 23,980 円 )(税込 44,000 円 )
K型熱電対

B-551

3,000 円
(税込 3,300 円 )B-569

16,000 円(税込 17,600 円 )8,000 円

35,000 円

B-530

SDカード 8GB
8GB(送料込)*
B-572-8(税込 8,800 円 )(税込 38,500 円 )(税込 3,300 円 )

B-513

B-514

5,000 円
(税込 5,500 円 )40,000 円

21,800 円

3,000 円

絶縁BNC-BNC ケーブル

クリップ各種高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル

セーフティアダプタ

棒状K型熱電対

T型熱電対

長さ1.5m、1000VDC、
CATⅡ(600V・CATⅢ)

RIC-143・RIC-147に装着可能
開口2.5mm・1000VDC・CATⅡ・MAX4A
RIC-146A
5,500 円
( 税込 6,050 円 )長さ1.6m、1000VDC、
CATⅡ(600V・CATⅢ)

バナナ(メス)→BNC変換アダプタ1個-100 〜 300℃、
クラス1、
コード長：1.1m（T型・K型ともに）
素線径：Ø0.32mm、
1.0×1.6×5000mm-40 〜 200℃、クラス2、5本入

開口20mm・1000VDC
00VDC・CATⅡ・MAX32A
RIC-145
3,500 円
(税込 3,850 円 )(税込 7,700 円 )開口11mm・300VDC・CATⅡ
・MAX15A
RIC-144A
3,000 円
(税込 3,300 円 )極細K型熱電対

T型熱電対用ミニコネクタ

RIC-1427,000 円先端部：素線径Ø0.127mm、0.5×0.7×200mm
中継部：素線径Ø0.254mm、0.6×1.0×1000mm-40 〜 260℃、クラス2、5本入

12,000 円

5,000 円SMA-102

RIC-410 ※弊社在庫限り

JBS-7115-5M-T

JBS-7115-5M-K(税込 13,200 円 )(税込 5500 円 )(税込 12,100 円 )(税込 22,000 円 )(税込 22,000 円 )K型熱電対用ミニコネクタ

シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)

シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)

RIC-147（T型・K型ともに）接続可能熱電対：素線径0.65mm
末端端子：M3Y端子・5本入

11,000 円

20,000 円

20,000 円（T型・K型ともに）
シートサイズ：約14mm×10mm、シート温接点部厚さ：約０．
３５mm
長さ：２０００mm、
測定温度：〜200℃、
クラス2、5本入NSMH-K-M-２０００

60,000 円(税込 66,000 円 )NSMH-T-M-２０００

ST-55K-TC-1.2M

RIC-450

23,000 円

23,000 円

60,000 円(税込 49,500 円 )(税込 25,300 円 )(税込 25,300 円 )(税込 66,000 円 )45,000 円

RIC-440

データ保存サービス便利

在庫限りで販売終了
サーマルプリンタ

計測データをその場で記録！

(※G-REMOTE 一部機能 )DP-581H

対応機種
GL980・GL2000
GL840 シリーズ・GL240 シリーズ

30日間無料体験！

160,000円(税込176,000円）

優れた携帯性と内蔵バッテリ■ 計測データとネットワークカメラ画像をコンパクトボディのmidiLOGGER シリーズと組み合わせることで、携帯性が増します。

クラウドサーバーへバックアップ■ 最大容量10GB＆最大30台同時アクセス可能■ クラウドサーバー・PC間は安心のFTPSデータ転送■ GL-Connectionで計測データと画像データを同時再生

USBもしくは有線LANでの接続※有線LAN使用時には、別途市販の無線LANアクセスポイントが必要となります。

改ざん防止
紙に出力することで、データの改ざん防止となり、証明書としても有効です。

※ 接続可能データロガー：GL7000 Plus・GL2000・GL980・GL260
GL840 シリーズ・GL240 シリーズ・GLT400※ 接続可能ネットワークカメラ：弊社オプションまたは、使用環境を満たすカメラ※ G-DRIVE へのデータのバックアップは FTP/FTPS プロトコルを使用します。
※ 通信環境はお客様にてご用意が必要です。

その場でお渡しお客様の目の前で出力、その場でデータのお渡しができ、データの送付や、再度訪問が不要です。

ダイレクト波形など、記録機能が充実！
■ Y-T 再生データ記録■ 積算棒グラフ（GL240・GL840 のみ )全データ / カーソル間

再生画面のハードコピー

FTPS での通信■ ロギング印字 (GL240、GL840 のみ ) ■ XY (GL980、GL2000 のみ )事務所

スタート / ストップ間、トリガ同期モード、非同期モード

再生画面のハードコピー

最大印刷幅
波形記録幅

■ Y-T リアルタイム記録
スタート / ストップ間、トリガ同期モード、非同期モード■ 再生データのロギング印字商品に関しての詳細はこちら

Y-T 再生時実行メニューからカーソル間で指定 ( 最大 1000 点 )

210200mmmm

本体仕様
項目表示器

GL980/2000サイズ
7 インチ TFT カラー液晶ディスプレイ (WVGA：800×480 ドット )表示画面
波形＋デジタル画面・全波形画面・ロギング画面＋演算・XY 表示
PC I/F種類
イーサネット (10BASE-T・100BASE-TX)・USB2.0( ハイスピード )リアルタイム転送速度
最速 1ms
イーサネット機能
Web サーバ機能・FTP サーバ機能・NTP クライアント機能・
DHCP クライアント機能・メール送信機能
USB 機能USB ドライブモード ( 内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカードのファイル転送・削除 )トリガ機能 種類
スタート：トリガ成立でデータ収録開始
ストップ：トリガ成立でデータ収録停止
Oﬀ・レベル・アラーム・外部・指定時刻・指定曜日・一定時間
条件
スタート
ストップ
Oﬀ・レベル・アラーム・外部・指定時刻・指定曜日・一定時間
レベル値組み合わせLevel OR・Level AND・Edge OR・Edge AND
レベル値判定H/ 立上り・L/ 立下り・範囲内 (*1)・範囲外 (*1)
4MW/ch( メモリ分割：4MW×1・2MW×2・1MW×4・0.5MW×8)
記憶媒体内蔵内蔵 RAM
記憶媒体 内蔵フラッシュメモリ 約 8GB フラッシュメモリ
USB メモリスロット 口 最大 32GB(1 ファイル 4GB まで )外部
記憶媒体 SD CARD スロット 1 口 SDHC 対応、最大 32GB メモリ使用可能 (1 ファイル 4GB まで )＊1：ロジック入力には設定不可＊2：収録先が内蔵 RAM 時は、10〜4,000,000 データ＊3：収録時間：GBD で 15 秒以上・CSV で 30 秒以上必要

本体仕様
項目
記憶媒体

GL980/2000
スタート - ストップ間を収録
指定容量の最新データを常に残す機能
収録先：内蔵 RAM・内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ
収録点数：1,000 〜 10,000,000 データ (*2)
使用可能サンプリング間隔：内蔵 RAM 最速 1μs・その他 最速 1ms(CSV 収録時 10ms)(*3)
リレー収録
時間や容量でファイルを区切りデータ欠落なく連続収録
収録先：内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ
使用可能サンプリング間隔：最速 1ms(CSV 収録時 10ms)
バックアップ間隔 (*４) Oﬀ・1・2・6・12・24 時間・指定時刻・キー操作によるバックアップ
データ使用可能サンプリング間隔：最速 1ms(CSV 収録時 10ms)
バックアップ バックアップ先 (*４) 内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ・FTP
機能
ファイル形式 (*４) GBD・CSV
交換機能
バックアップ先の SD メモリカード・USB メモリをキー操作による交換
演算機能
統計演算 ( リアルタイム・データ再生時カーソル間 )ch 間演算 (GBD のみ )：加算・減算・乗算・除算
0 〜 40℃(AC アダプタ使用時・バッテリ駆動時 )・5 〜 85％RH
使用環境
電源
AC100 〜 240V/50 〜 60Hz・DC 駆動：DC8.5 〜 24V・バッテリパック (*５)
消費電力
最大 47VA(GL980)42VA(GL2000 )(AC アダプタ使用時・AC100V 時・バッテリ充電時 )外形寸法 [W×H×D]( 約 )250×161×80 mm
質量 [ 重さ ]( 約 )1.4kg(AC アダプタ・バッテリ含まず )耐振性
自動車部品第一種 A 種相当
収録機能OFFリング収録入出力部
項目
アナログch 数
信号入力部 入力端子形状
入力方式
サンプリング間隔
周波数応答
測定電圧
レンジ
実効値 (*9)

GL980
GL20008ch
4ch
絶縁 BNC コネクタ、または M3.5 ネジ式端子 (*６)
全 CH 絶縁・不平衡入力・全 CH 同時サンプリング
1μs 〜 1min・外部 (*7)(*8)
DC 〜 200kHz(+1/-4dB)
20,50,100,200 ,500mV・1,2,5,10,20,50,100,200,500V,1-5V F.S. 20,50,100,200 ,500mV・1,2,5,10,20,50,100,200,500V,1000V,1-5V F.S. 測定可能電圧 : 最大 ±600V
10,25,50,100,250,500mVrms・
10,25,50,100,250,500mVrms・
1,2.5,5,10,25,50,100,250Vrms F.S.
1,2.5,5,10,25,50,100,250,500,1000Vrms.F.S.
測定可能周波数 : 最大 20〜10kHz※クレストファクタ 2 以下 測定可能電圧 : 最大 600V rms・測定可能周波数 : 最大 20〜10kHz(*10)
温度
熱電対：K,J,E,T,R,S,B,N,C( 旧 W（WRe5-26)
湿度
0 〜 100％( 電圧 0 〜 1V スケーリング換算 ) ※B-530( オプション ) 使用
フィルタ
Oﬀ,Line,5Hz,50Hz,500Hz,5kHz,50kHz( 減衰量 ) -3dB /6dB oct
A/D コンバータ
16Bit( 有効分解能：± レンジの約 1/40000)
最大
各入力端子＋/−間 20mV 〜 2V レンジ：±30Ｖ、5V 〜 500V レンジ：±500V 20mV 〜 2V レンジ：AC/DC30Ｖ、5V 〜 1000V：AC/DC600V
入力電圧 各入力端子 / 各入力端子間 60Vp-p
AC/DC 600V (CATⅢ)
各入力端子 /GND 端子間 60Vp-p
AC/DC 600V (CATⅢ)
耐電圧
各入力端子 / 各入力端子間 1000Ｖp-p 1 分間
AC/DC 5400V 1 分間
各入力端子 /GND 端子間 1000Ｖp-p 1 分間
AC/DC 5400V 1 分間
外部種類
入力 (*11)
ロジック入力 (4ch)、またはパルス入力 (4ch)、入出力部 (*7) (ch 数 )(*8)
トリガ入力 (1ch)、または外部サンプリング (1ch)
出力
アラーム出力 (4ch)、またはトリガ出力 (1ch)+ アラーム出力 (3ch)
パルス計測 最大パルス入力数 最大入力周波数：100kHz、最大カウント数：15MC仕様
パルス用サンプリング間隔 10μs 〜 1h( アナログ信号サンプリング間隔と別設定 )測定モード
回転数モード：0 〜 500M RPM/F.S.
積算モード：0 〜 20M C/F.S.( 自動調整 )瞬時モード：0 〜 20M C/F.S.
外部サンプリング入力
最大入力周波数：100kHz・時間的誤差：1μs 以下
出力信号 アラーム出力時 出力仕様：オープンコレクタ出力 (5Ｖプルアップ抵抗 10KΩ)仕様
接点容量：５V 〜 24V,100ｍA 以下 (0.2W 以下 )トリガ出力時トリガを検知すると出力 1 端子から約 500μ幅のパルスを出力 (Low アクティブ )アラーム出力 アナログ信号
H・L・範囲内・範囲外
判定種類 ロジック信号
H・L
パルス信号
H・L・範囲内・範囲外
GL980 本体価格
品名
型名
midi LOGGER
GL980
校正関連書類 試験成績書 B-TEST( 生産時データ ) 校正証明書 B-CAL
トレーサビリティチャート B-TRACE
GL980/ 校正パック
GL980-GKP
ご購入後のスポット校正価格

価格
備考
429,000 円 ( 税込 )3,300 円 ( 税込 ) 商品購入時にご注文を頂いた書類は生産時のデータに4,400 円 ( 税込 ) 基づいて作成されます。購入時点のデータが必要な場合、別途校正費が必要となります。
1,100 円 ( 税込 ) ※お得な校正パックをお奨めいたします。
28,600 円 ( 税込 ) 詳細は弊社 WEB サイトにてご確認ください。
28,600 円 ( 税込 ) 詳細は弊社 WEB サイトにてご確認ください。

GL2000 本体価格
品名型名価格備考
midi LOGGER HV
GL2000253,000 円 ( 税込 )校正関連書類 試験成績書 B-TEST
3,300 円 ( 税込 ) 商品購入時にご注文を頂いた書類は生産時のデータに基づいて作成されます。購入時点のデータが( 生産時データ ) 校正証明書 B-CAL
4,400 円 ( 税込 ) 必要な場合、別途校正費が必要となります。
トレーサビリティチャート B-TRACE
1,100 円 ( 税込 ) ※お得な校正パックをお奨めいたします。
GL2000/ 校正パック GL2000-GKP
26,400 円 ( 税込 ) 詳細は弊社 WEB サイトにてご確認ください。
ご購入後のスポット校正価格
26,400 円 ( 税込 ) 詳細は弊社 WEB サイトにてご確認ください。

＊4 ：CSV 形式での保存と FTP サーバーでのバックアップは、ファームウェア Ver.1.14 以降でご利用ください。
リング収録・外部サンプリング機能が On の場合は、バックアップ機能は使用できません。
有効 CH 数が多く サンプリング時間が速い設定の場合やバックアップ間隔が長い場合は、バックアップするデータサイズが 大きくなり、収録停止時の書き込み終了に時間がかかる場合があります。
無線 LAN を使用して FTP サーバに保存する場合、通信状態によってはバックアップに失敗する場合があります。CSV 形式でのバックアップは、サンプリングを 10ms より遅い設定で使用できます。
CSV 形式収録とバックアップ機能が有効な場合、SD メモリカードの交換とリレー収録はできません。
＊5 ：バッテリパック使用時は、オプションのバッテリパック (B-569) を 2 個装着してご使用ください。
＊6 ：同じ CH の BNC 端子と M3.5 ネジ式端子は、接続されています。
＊7 ：オプションの GL 用入出力ケーブル (B-513) が必要です。
＊8 ：トリガ入力・外部サンプリング入力は切り換え、アラーム出力・トリガ出力は切り換え＊9 ：実効値は、DC 結合での測定となります。AC＋DC の真の実効値を表示します。
＊10 ：1000Vrms レンジ：クレストファクタ 1.4 以下 ( ピーク電圧 ±850V 以下 )その他レンジ：クレストファクタ 2 以下
■トリガ入力部または外部サンプリング＊11 ：■ ロジック入力またはパルス入力部
最大入力電圧：0〜+30V( 片線接地入力 )最大入力電圧：0〜+30V( 片線接地入力 )入力スレッシュホールド電圧：約 +2.5V
入力スレッシュホールド電圧：約 +1.9V
ヒステリシス：約 0.5V(+2.5V〜+3.0V)
ヒステリシス：約 0.2V(+1.9V〜+2.1V)

標準付属品
AC アダプタ ( フェライトコア付き )・クイックスタートガイド・チルトスタンド (M3.5 平ネジ付き )CD-ROM(PC アプリケーションソフトウェア・取扱説明書 )・安全にお使いいただくために※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしていただきますようお願いいたします。※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2024年6月3日現在のものです。 ■ このカタログに記載されている価格には消費税10％を含みます。
RoHS指令■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。
対応製品■ 外 為 法 に 基 づ く 注 意 事 項

弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

機 器 を 正 し く 、安 全 に お 使 い い た だ く た め に■■ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

■ お問い合わせは下記へ

詳しい商品情報はこちら

https://graphtec.co.jp

本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当

担当は

(045) 825-6217

北 海 道・青 森・岩 手・宮 城・秋 田・山 形・福 島・新 潟
茨 城・埼 玉・栃 木・群 馬・東 京・千 葉・神 奈 川・山 梨

中 部 担 当(052) 937-2533

西日本担当(06) 6821-8821

大 阪・京 都・滋 賀・奈 良・和 歌 山・兵 庫・富 山・石 川
福 井・徳 島・香 川・愛 媛・高 知・岡 山・広 島・島 根・鳥 取
山口・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄

静 岡・愛 知・三 重・岐 阜GL980_2000_KJ10982_16D