CAT.No.CAA024-1

水素計測用流量計ラインアップ
オーバルは、微小流量から大流量まで対応できるよう水素計測用の流量計を各種取り揃えています。豊富な実績と確かな技術で水素社会の実現に貢献します。

低圧・高圧
水素
液体・気体
水素

水素燃料
ボイラー

水素取引
業務用燃料電池

水素ステーション

付臭設備

集合住宅／戸建住宅
家庭用燃料電池

水素ステーション

製鉄所 水素製造装置

水素供給パイプライン
公共施設／店舗等
業務用燃料電池

MASFLO-OVALⅡ FHA、FHBシリーズ（高圧モデル）

MASFLO-OVALⅡ FHC、FHDシリーズ（防爆形・高圧モデル）

気体用マスフローメータ/コントローラ

気体用マスフローメータ/コントローラ

標

実ガス
校正

準

仕項 目形様式

接続チューブ
外径
精流

度
量

範

囲

L/min (normal) at Air
温度

範

囲

最高使用圧力構

標

実ガス
校正

内 容

FHA
FHB
1/8″、1/4″、3/8″、1/8″、1/4″、3/8″、6mm、12mm、1/2″
6mm
±1％FS
0.0001〜500
0.00015〜70（1：50）（1：50）−10〜＋70℃
39.2MPa
19.6MPa

仕様
内 容

FHC式

精流

度
量

範

囲

L/min (normal) at Air
温度

範

囲

最高使用圧力構

造±1％FS
0.0001〜500
0.0001〜100（1：50）（1：50）−10〜＋50℃
39.2MPa
耐圧防爆 d3aG4● ガス流量を質量ベースで正確に測定/コントロール可能。

● ガス流量を質量ベースで正確に測定/コントロール可能。

● 国内での組立・調整品のためメンテナンスが短期間で行える。

● 国内での組立・調整品のためメンテナンスが短期間で行える。

気体用マスフローメータ（インライン形）

気体用マスフローメータ（挿入形）

高機能 デジタル制御方式 気体用マスフローメータ
標

実ガス校正

準仕

高機能 デジタル制御方式 気体用マスフローメータ

様項 目
呼び径／接続FHD

接 続 チ ュ ー ブ 1/8″、1/4″、3/8″、3/4″、 1/8″、1/4″、3/8″、
外径6mm、12mm、1/2″ 6mm、12mm、1/2″

非防爆、屋内用

造

準

項 目形

標

実ガス
校正

内 容
10〜100mm

準

仕様

項 目
呼び径／接続内 容
適用配管口径65mm（500mm以上も対応可能）

流量範囲（空気） Max.76500m3/h（normal）

整流器内蔵インライン形：15〜200mm

流 量（ 空範 囲 Max.1560m3/h（normal）
気 ） 整流器内蔵インライン形：Max.2736m3/h（normal）

温範

温度

範

囲

−40〜＋260℃（高温用:＋500℃）
但し使用温度範囲は防爆仕様や温度補正の種類による囲−40〜＋125℃

最高使用圧力1MPa 未満

最高使用圧力精度±2%FS（標準）造

簡易防爆、耐圧防爆（TIIS、CSA、ATEX、IECEx）

適体

空気、酸素、窒素、メタン、水素など

度

精度

1MPa 未満±2%FS（標準）構

造

簡易防爆、耐圧防爆（TIIS、CSA、ATEX、IECEx）

体

空気、酸素、窒素、メタン、水素など

適用

流

構用流

● 水素による実ガス校正が可能。

● 水素による実ガス校正が可能。

● ブリッジ回路を持たない完全デジタル制御方式。

● ブリッジ回路を持たない完全デジタル制御方式。

● 流量・流体温度・エラー等のログ、流量・温度のトレンド記録機能搭載。

● 流量・流体温度・エラー等のログ、流量・温度のトレンド記録機能搭載。

ALTImass Ⅱ 超高圧形 コリオリ流量計

ガス オーバル
ガス用容積流量計

標

準仕様

項 目形式

呼び

接続材

料流量径
規接液部
ケース
範

精温格

囲度度

範

囲

最高使用圧力標準内 容

項 目

CA004
9/16″

呼接

高圧・コーン&スレッド接続(オスネジ1・1/8-12UNF)

仕

内 容
び

続径
規 格
本 体材 料

TPXM-19
SUS3040〜300kg/h±0.5%RD±0.05%FS（9.6kg/h未満）

様

15、20、25、40mm
JIS10K
アルミニウム（アルマイト処理）

回転子

特殊樹脂

量

範

度

範

最高使用圧力180（75）L/h〜20m3/h（5形式）±1.0%RD、他−10〜＋60℃
0.97MPa

構

非防爆または耐圧防爆、本質安全防爆

流
精
温

囲
度
囲
造

−40〜＋60℃(一体形)−40〜＋80℃(別置形)120MPa● 定評のあるオーバル流量計と同じ構造で、標準器に最適なガス用容積流量計。
● 流量演算器、連続密度計などの弊社製品と組み合わせることで、● 燃料電池自動車への水素計量や各種高圧実験用途に最適。

ガスの質量流量、標準状態における流量の計測も可能。

● 高圧ガス、防爆等の法規対応適用品。

スマートタイプ EXデルタ Ⅱ

DELTAFLOW Type F

高性能・標準形 渦流量計

サーミスタ式（標準形）渦流量計
標

準

仕様項 目

標

準内 容項 目

ウエハ形：10〜150mm、フランジ形：15〜300mm

呼接

最高使用圧力JIS10、16、20、30K、JPI150、300、600
ASME150、300、600
SCS14AまたはSUS316
0.2〜2510m3/h（水）1.8〜15000m3/h（0.2MPa空気）
0.013〜47.6ｔ/h（0.5MPa飽和蒸気）
液体：±0.75%RD、気体・蒸気：±1％RD−196〜＋300℃（高温タイプMax460℃）
5MPa（接続規格による）

構

耐圧防爆

呼接び
続径規格

接 液 部 材 料流 量範 囲液 体気 体蒸 気精温度度範囲造※流量範囲は、全呼び径の合算値です。

仕様内 容
径

ウエハ：20〜150mm、フランジ：200〜500mm格

最高使用圧力JIS10、20、30K/ASME150、300、他
SUS304、他
2.87〜19000m3/h（0.2MPa空気）±１.0%RD or ±1.0%FS−20〜＋130℃（SUS304の場合）
5MPa、400mm以上は1.89MPa

構

本質安全防爆、耐圧防爆の組合せび
続規

接 液 部 材 料流量

範

囲度

範

囲

精
温度

造

※流量範囲は、全呼び径の合算値です。

● 検出部はリプレーサブル構造で、流体を止めることなく、保守・点検が可能。
● 標準形以外に、ダスト・ミストを含む気体や、高低温の気体に対応したガス● 2線式伝送を実現、計装コストの低減やシステムの簡略化が可能。
● メンテナンス性に優れ、保守コストの削減により安全性の増進が図れる。

パージ方式や大口径対応挿入形（200〜2000 mm）もラインアップ。

● 水素適用防爆の仕様についてはお問合せください。
● 当カタログの仕様は平成30年4月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

安全にお使いいただくために製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（0123）49-3360■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）95-0577■ 北関東営業所 TEL.（049）249-1611■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（0123）22-4420
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（0299）95-0578
FAX.（049）248-0166
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

1804 - - - - 1804S