別記

令和６年度美里町立南郷病院一般 X 線撮影間接変換ＦＰＤ装置

仕様書

１．仕様（規格・種類等）
間接変換ＦＰＤ装置は、次の（１）から（７）までの仕様とする。
（１）間接変換ＦＰＤ装置は、富士フィルムメディカル株式会社製の間接変換デジタルラジオグラフィCALNEO Flow とする。この装置は、次の表の番号１から３７までにより構成される。
番号内訳数量１CALNEO Flow G47

1DR-ID 1831SE

２CALNEO Flow G77

1DR-ID 1832SE

３

Flow 用バッテリパック（軽量タイ3プ）

規格

DR1800 SE BATTERY S

４Flow 用スターターキット

1DR-ID 1800 STARTER KIT D3

５

無線アクセスポイント Ｄ

1SX-AP-200AC

６Ed.4.0 対応用 AP 絶縁強化キット

1DR 1200 AP ANTISTATIC ED 4.0

７

Smart 用 MC ソフトウェア

2DR-ID 1200 MC SOFT

８

Smart 用パワーボックス

2DR-ID 1200 PB

９Flow/Smart 共通バッテリーチャー

1DR1200 SE BATTERY CHARGERジャーB

１０Smart モバイル用 AP キット

1DR-ID 1200 AP KIT

１１

モバイル用 USB ケーブル（Ｌ字型）

1CABLE-M401

１２増設用 LAN 基板（780DT 以外用）

1GIGABIT NIC BD PCIEX1 A

１３コンソール用3

CL TAP-WCH2434H

１４RS232C 接続ケーブル 15M（9 ピ電源タップ1ン）

IDT3/4 ONLINE 9S-CBL 15M

１５シリアルインターフェース基板

1

SERIAL PORT BD I PCIEX1

１６Ｘ線 CONT 接続キット

1XCON CONNECT KIT

１７Console Advance（MOBILE 仕様）

1300CL A11-V16.1 MOBILE2 SWL

１８モバイル PC 用 TypeC-LAN 変換ケ

1ーブル
１９Bluetooth 接続バーコードリーダー

1２０ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝｿｰﾙ(HPEliteBook X360 G7)

1取付ｷｯﾄ/H
２１8 ポートスイッチング HUB(Gb)A

11/5

LUA4-U3-CGTE-BK(BU)
DX CL BARCODE BT FOR MOB
EliteBook G7 FIX KIT FOR H
AT-GS920/08

備考番号内訳数量規格

２２Ed.4.0 対応用 Hub カバーキット

1DR 1200 HUB COVER KIT ED 4.0

２３

FCR ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 ケ ー ブ ル

6

NW UTP-STR CBL FD 3M

1

NW UTP-STR CBL FD 15M

1DX CL DICOM PRINT SWL

1DX CL DYN VISUAL II SWL

1DX CL GPR SWL

UTP3M(FD)２４

FCR ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 ケ ー ブ ル
UTP15M(FD)

２５DICOM 接続ソフトウェア
BasicGrayscalePrint(ﾗｲｾﾝｽ)

２６MFP/ダイナミック処理ソフト(ﾗｲｾﾝｽ)

２７

グリッド除去処理ソフトウェア(ﾗｲｾﾝｽ)

２８

黒化処理ソフトウェア(ﾗｲｾﾝｽ)

2DX CL SHUTTER-PROC SWL

２９Virtual Grid ソフトウェア(ﾗｲｾﾝｽ)

2DX CL VERTUAL GRID SWL

３０CR/DR 設置消耗品キット

2SETTI KIT/M

３１

MS グリッド CALNEO 1717 用

３２

1MS キャップタイプグリッド(CAP-1F タイプ）３３

初年度過失保証（FPD 跨ぎ 2 回）

1３４

画像システム1

３５

画像確認用 iPad 本体

３６

リモートデスクトップ機能ライセ

NV-Z DICOM 接続

MS460 × 460 6:1 120cmHD CAPCALNEO 用ｼｰﾄ付
MS 半 切6:1 120cmHD CAPCALNEO 用ｼｰﾄ付

11ンス
３７

備考FPD アドオンキット

1（２）調達物品に備えるべき技術的条件（性能、機能に関する条件）（ア）平面検出器（FPD）デジタル X 線処理装置について以下の機能を有すること。
1-1

FPD 装置は、以下の要件を満たすこと。

1-1-1

FPD 装置は、1717 インチが 1 台1417 インチが 1 台有すること。

1-1-2

間接変換方式の FPD 装置であること。

1-1-3

鮮鋭度向上のため X 線照射側（おもて面）からデータを読取る構造であること。

1-1-4

読取り画素サイズは 150μm 以下であること。

1-1-5

読取りグレーレベルは 16bit 以上であること。

2/5

1-1-6

撮影後 2 秒未満でプレビュー画像が表示できること。

1-1-7

撮影間隔は無線で 8 秒未満であること。

1-1-8

バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式であること。また、バッテリーを 3 台有すること。

1-1-9

バッテリー充電器を有し、1 度に 2 枚のバッテリーを充電できること。

1-1-10全面耐荷重 310kg 以上、スポット耐荷重 160Kg 以上であること。

1-1-11

起動時にユーザー操作なしで、X 線照射を行なわない自動キャリブレーションを行うこと。
1-1-12 FPD の TFT 基板は耐衝撃性を考慮し、フィルムタイプであること。
1-1-13

有線・無線フレキシブルに使用可能であること。

1-1-14 IPX6 の防水に準拠していること。
1-1-15 FPD 本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができること。
1-1-16 FPD は、当院稼動の画像制御装置（Console Advance）にて、運用が可能であること。
1-1-17

当院稼働の画像制御装置と X 線装置と連動し条件連動の機能を有すること。

1-1-18

当院稼働の画像制御装置のバージョンアップを行うこと。

1-2

モバイル型画像制御装置は、について以下の機能を有すること。

1-2-1

ポータブル撮影用途で 1 台有すること。

1-2-2

2000 枚以上画像格納出来ること。

1-2-3

１台で「患者属性入力」、「撮影／検査属性入力」および「画像の品質確認・最適化」が可能であること。

1-2-4

過去画像との整合性を図るため EDR 方式の画像処理を使用していること。

1-2-5

撮影メニュー間の画像入替が可能であること。

1-2-6

画像の複製機能を有すること。

1-2-7

再撮影の際の写損機能を有し、後から写損取戻しが可能であること。

1-2-8

画像処理機能として、階調処理、周波数処理、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、黒化処理、ノイズ抑制処理、グリッド除去処理が行えること。

1-2-9

散乱線を解析しコントラストを改善する画像処理 Virtual Grid 処理機能を有すること。

1-3

その他付属品は、以下の要件を満たすこと

1-3-1

当院稼働のポータブル装置にモバイル型画像制御装置の取り付け金具を有すること。

1-3-2

当院稼働の PACS システムに Storage 接続をすること。

1-3-3

FPD に対応するグリッドを有すること。1717 インチ 1 枚 1417 インチ 1 枚3/5

（３）調達物品に備えるべきその他要件（ア）調達物品のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の承認が必要な物品については、３に定める納入期限までに承認され、かつ必要な工業規格（JIS 規格等）に準拠していること。また、調達物品は未使用であること。
（イ）当院稼動の PACS と接続し、画像送信などを行えるようにすること。
（ウ）導入時のソフトウェアは最新バージョンであること。

（４）搬入・設置条件及び調整等に関すること（ア）設置場所は、当院が指定した場所に設置すること。
（イ）調達物品の搬入及び仕様を満たした据付、配線、調整等の工事について落札業者の負担にて行うこと。
（ウ）機械および周辺装置の配線等が必要な場合は、当院の関係者と十分協議したうえで施工すること。
（エ）調達物品の設置にあたっては、導入病院の設置条件に照らし合わせて、電気(分電盤)容量、建築基準、消防法等関連法規に抵触しないように予め確認すること。
（オ）関連付属品、備品の移設が必要な場合は、落札業者の負担にて行うこと。その場合は、当院の関係者と協議したうえで実施すること。
（カ）納入にあたっては落札業者が責任をもって行い、事故等に関して当院は一切責任を負わないので十分に注意すること。
（キ）落札業者は物品の取扱いに注意し、事故又は過失により損傷した場合はそれを補償すること。

（５）既設装置等撤去、搬出に関すること（ア）据付で発生した廃材等は落札業者の負担にて撤去すること。
（イ）既存電気設備等の施工作業については、他の機器への影響も考慮し、施工にあたっては十分に注意を払うこと。

（６）サービス体制・保守体制に関すること（ア）機器は、納入後においても、装置に必要な消耗品及び故障時等に対する部品の安定した供給が、長期間確保できること。
（イ）機器の保守等は本格運用開始から 1 年間は無償保証期間とし、通常使用による故障時に際しては、速やかに復旧できる体制であること。
（ウ）障害発生時における現場での復旧作業は、通報を受けてから平日は 3 時間以内に初期対応を実施し、その後の対応においても迅速に対応できる体制を有すること。

4/5

（７）導入に伴う稼働準備及び運用・教育体制に関すること（ア）稼働に当たり、落札業者の負担にて、当院に操作説明員を派遣し、担当医師等への教育訓練を行うこと。また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の体制を確保すること。
（イ）稼働に当たり、病院情報システムと連携し患者情報を取得し、データ連携を行う必要がある
場合には、当院担当部門及び情報システム開発担当者と打合せを行い、確実な情報連携を図ること。
（ウ）調達物品の稼働に必要な付属品類一式の構成内訳表、配置図、導入工程表、日本語の操作説明書を必要量提出すること。また、法令の規定により使用開始前に所管官公署への届出を要する場合は、当該各種申請に係る必要な書面を作成すること。申請手続きに必要な書類の作成に要する費用は請負者の負担とする。
（エ）稼働までの間に調整等に使用する消耗品等に関しては、請負側の負担とする。

２．数量

１式
３．受渡条件
美里町立南郷病院内の指定した箇所に納品し、本物品の使用方法や注意事項などを職員に詳細に説明をする。本仕様書に記載されていない納品に必要な費用が発生したときは、すべて受注者が負担する。
４．仕様基準・品質保証（１）

物品の仕様基準は、次の各号のいずれかに準拠していなければならない。

①

規格、標準、各種資料及びこれらに準ずる書類で発注者が作成し、受注者に貸与したもの②

ＪＩＳ等の公に定められた規格。ただし、公に定められた規格と前項の書類との間に不一致がある場合は、前項の書類が優先する。

③

法令又は条例に定められた基準④

前各号のほか、発注者と受注者が協議の上定めた基準（２） 受注者は、物品が前項に定める仕様に合致しており、かつ発注者の満足する品質及び性能を備えることを保証する。

５．その他
本仕様書に記載されていない事項については、発注者と受注者で協議の上決定する。

5/5