アナログ接地抵抗計 FT3151
ANALOG EARTH TESTER FT3151

ダイヤル式の接地抵抗計

手になじんだ、この操作。
３電極法（A 種から D 種測定対応）/ ２電極法（D 種測定対応）

準備と片付け作業を大幅に短縮

準備

細いのには、理由があります

Before

補助接地棒の太さによって、接地抵抗値はほとんど変わりません。細くしたことで地面に挿し込みやすくなりました。

片付け

からまない、ねじれない
測定コード 巻き取り器

After

20m の測定コードも太いのでハンマーで打ち込み、 硬くて錆びにくいステンレス抜くのも大変でした。

素材に変わりました。

らくらく巻き取り確実、安定測定 のために

測定

H(C) S(P) 補助接地抵抗チェック〜 V 地電圧チェック

緑色の帯内で 5kΩ 以内目盛の数値を読み取る▶

▶
地電圧の有無を確認できます。
地電圧が歪んでいる場合、測定誤差を生じることがあるので、電気機器の運転を止める等、影響のない状態にして下さい。

仕様

ダイヤルツマミを回して、検流計を▼マークに合わせます

A 種接地工事のように低い接地抵抗を測定する場合、測定感度が不十分だと測定に支障が出ます。
本器では補助接地電極 S（P）のチェックもできます。

検流計の指針がふらついたら測定周波数を切り替え高調波地電圧などの影響を受けづらくなります。

( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )測定方式
接地抵抗測定（測定範囲）

地電圧測定
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
使用場所
電源
使用回数

2 電極法（D 種測定対応）/3 電極法（A 〜 D 種測定対応） 交流電位差計方式
レンジ
表示範囲
許容差
±0.25 Ω10 Ω
0 〜 11.5 Ω
測定周波数：575 Hz / 600 Hz 許容差：±10 %±2.5 Ω
100 Ω
0 〜 115 Ω
測定電流：3 電極法：15 mA rms 未満、2 電極法：3 mA rms 未満±25 Ω1000 Ω
0 〜 1150 Ω
開放回路電圧：AC50 V rms 未満
0 〜 30 V 許容差：±3.0 % f.s.
0 ℃〜 40 ℃、80％ rh 以下（結露しないこと）-10 ℃〜 50 ℃、80％ rh 以下（結露しないこと）
屋内、屋外（農場を除く ※）、汚染度 2、高度 2000 m まで
単 3 形アルカリ乾電池（LR6）×6 本
1100 回（LR6 使用時）

対地間最大定格電圧
過負荷保護

AC300 V（測定カテゴリⅡ）予想される過渡過電圧 2500 V
AC250 V 1 分間（E-S (P)、E-H (C)、端子間）

適合規格
寸法 • 質量安全性 本体 / 測定回路 / プローブ：EN 61010、EMC：EN61326、接地抵抗計 :EN61557、JIS C 1304-2002 準拠
約 164 (W)×119 (H)×88 (D) mm、約 760 g（支持足等の突起含まず、本体のみ）

測定条件：30 秒測定 /30 秒休止、3 電極法、575 Hz、補助接地極の抵抗 100Ω、×1Ω レンジで 10Ω を測定

価格※ EN61557-5 の開放回路電圧の制限に関する要求事項による

製品名：アナログ接地抵抗計 FT3151
形名（発注コード）
FT3151

価格￥40,000（税抜き）

付属品（価格は別途購入の場合）

補助接地棒 L9840￥1,000（税抜き）

測定コード L9841￥1,000（税抜き）

測定コード L9842-11￥2,500（税抜き）

付属品：補助接地棒 L9840（2 本セット）× １、測定コード（ワニ口、黒 4m）× １、測定コード（黄 10m、巻き取り器付き）L9842-11× １、測定コード（赤 20m、巻き取り器付き）L9842-22× １、単３形アルカリ乾電池（LR6）× ６、携帯用ケース C0106× １、取扱説明書 × １

測定コード L9842-22￥2,500（税抜き）

携帯用ケース C0106￥3,500（税抜き）

オプション

ケーブル長 1.2m

測定コード L9843-51

黄 50 m, コード巻き（板）付き

測定コード L9843-52

赤 50 m, コード巻き（板）付き

測定コード L9844￥4,000（税抜き）￥4,000（税抜き）￥2,500（税抜き）

接地端子盤用ケーブル長 1.2m

テストリード L9787

2 電極法用（屋内専用）

接地網 9050
2枚1組￥2,000（税抜き） ￥10,000（税抜き）

肩掛けストラップ Z5022
本体に取付け持ち運びに便利( 写真は本体にセットした状態 )￥800（税抜き）■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏（営）TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2016 年 11 月 17 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

FT3151J2-6YM