LPC-2 レーザパワーコントローラ
正確に、手軽にレーザビーム出力を0.025%まで安定化
USB搭載でコントローラがよりコンパクトに！

BEOC社製レーザパワーコントローラ(LPC-2)はレーザのビーム出力を自動制御し、安定化
するまたは減衰することができます。CWまたはモードロックレーザに対応し、フロントパネル上で操作またはUSBからデジタル調整・制御します。(GPIBオプション、アナログinputも可能)■特長
レーザパワー自動制御
レーザパワーメータ
自動ビーム減衰器●425nm～1700nm の広い波長帯域●レーザビーム出力を40:1 の精度で調整・制御●レーザビーム出力を0.025％ まで安定化●透過率 85%（平均値）●レーザのノイズをDC～5kHz まで削減
●USB 標準装備、GPIB オプション●すべてPC制御とシーケンスのプログラム化●高出力レーザ用のカスタム対応可能

自動強度スタビライザ

LPCによる4mW He-Ne レーザの出力制御

BEOC社製レーザパワーコントローラ(LPC-2)は、各種レーザ（He-Ne,Ar,Cr,He-Cd,Nd:YAG,Ti-Sappaire等)のビームに適合して強度を制御するパテントシステムです。
ご使用のレーザビームの光路上に、アライメントステージを設置していただき、直線偏光のコリメート光をLPC-2の光学モジュールにアライメントすることにより、簡単に正確にレーザビームを制御できます。
可視域～近赤外域(425-2200nm)のCWおよびモードロックレーザ(MHz)、または50kHz以上のパルスレーザに使用できます。
LPC-2の光学モジュールの可変減衰器には、高速液晶エレメントを使用し、温度コントロール付のフォトダイオードでモニター化されたビーム出力強度を、ユーザーが設定しておいたレベルに合わせてフィードバック制御して安定化します。LPC-2はレーザ自体に接続せずに、レーザビームを変調することによってレーザ出力を自動制御し、安定化することができます。

■レーザパワーメータ機能
LPC-2はUSB搭載で電気系がよりコンパクトになり使い易く、口径が4.0 mmと大きいのでアライメントが簡単にでき、フルスケールで0.024%のデジタル精度で計測できます。また近赤外域対応の独創的な電気光学変調器や光学系を採用しているので、赤外域でも安定した計測値が得られます。

■自動ビーム減衰器
LPC-2を用いて一定のレーザパワー入力から、広範囲に出力パワーを変えることができます。
これはレーザ管の電流を変えるのではなく、電気光学変調器によりレーザビームを変調することによって、ビーム減衰器として作動する為に可能なのです。従ってレーザそのものは一定のレベルで通常より安定させ、出力パワーを信頼性のある動作モードで自在に変化させることが可能です。

■自動強度スタビライザ

USB又はGPIB

Beamsplitter

Laser
Input
Polarizer(optional)

RS-23/2/
GPIB
USB
Interface
Front-panel
Controls

Liquid Crystal
Modulator

OutputPolarizer

Microprocessor,Preamp, andServo Control Unit

Stabilized
OutputTemperaturecontrolled
MonitorPhotodiodeLPC-2の構造図：フォトダイオードでモニター化されたビーム出力をサーボコントロールユニットに通して、設定された値に比較修正します。増幅された異なった信号が希望のビーム出力に補修維持するように液晶変調器によって調整されます。

■レーザパワー自動制御
LPC-2のすべての操作モードは、PC等コンピュータによるデジタル制御が可能で、USBポート(標準装備)から、またはGPIBインターフェース(オプション)を経てアドレスでき、コントロールパネル上にビーム出力や透過率が表示されます。繰返しシーケンスもプログラム可能です。またすべてのデータを読み取ることができます。ビーム出力をリモートモニターできるので、実験的な応用に便利です。

レーザを利用して正確なフォトメトリックな測定や信頼性の高い露光を行う時、ビームパワーの変動がしばしば問題になります。LPC-2は入力ビームの変動を補償する為に、フォトダイオードで連続的にモニター化された出力ビームをサーボコントロールユニットで自動的に設定値にフィードバックをかけ、電気光学モジュレータにより制御され安定化します。フィードバック制御された安定化モードのレーザビームは、長時間安定度0.025%サーボノイズ減衰率 200：1(1Hz通常)まで安定化されます。

■標準モデルモデル

最大入力パワー

波長帯域

LPC-VIS24 W

425-780nm

LPC-NIR2

4 W

700-1100nm

LPC-VIS/NIR2

4 W

450-900nm

LPC-IR2

1 W

950-1700nm

LPC-MIR2

1 W

1550-2200nm★最大65Wまでの高パワーのユニットもご相談に応じます。
★低パワーで375nm～の特別仕様など、レーザ仕様に応じたカスタムモデルも対応可能です。
★LPCの光学モジュールは直線偏光用です。
★光学モジュールの調整にはアライメントステージ等が必要です。LPC-2には付属しておりません。

■ LPC-2の応用■ LPC-2 共通仕様
項目

標準値

LPC-2の高精度なレーザコントロールは様々な分野の応用に利用できます。

入力アパーチャー(有効径)4.0 mm

透過率(平均値）

85 %

長時間安定度

0.025 %

デジタル精度(フルスケール)

0.024 %

露光の制御

ノイズ減衰度(1 Hzにて)200 ： 1

サーボ帯域幅DC～5 kHz●ホログラフィーやグラフィックアートの為の超安定ビームパワーを提供●露光レベルのコンピュータ制御が可能

パワー読み取り精度(平均値）

5 %最小入力パワー

0.5 mW

入力ビーム発散角< 5 mrad

ビームの偏位

0.3 mradビームの平行移動

1.7 mm光リップル

0.03 %

リップル周波数

4 kHz

色素レーザ

動作温度

+15℃～35℃

入力ライン電圧/周波数

110/220 VAC●ジェットノイズやマイクロフォニックノイズを除去●波長掃引の間、一定のパワーを維持

ライン周波数@ 50/60 Hz, 6W

接続ケーブル長

3.0 m

インターフェース

USB

スペクトロスコピー●スペクトルからベースラインのドリフトや1/fノイズを除去

電気光学計測●透過率や散乱の精度を改善し、パワーメータやディテクターの応答速度における精度を改善●CCDカメラやディスプレイの性能向上

レーザ医療●レーザのウオームアップやエージングの問題を気にすることなく信頼性の高い出力が得られる

分子光学実験
●微分子単体の実験の為の高精度なレーザ出力を提供

度量学

顕微鏡検査

■ RD-20 リモートディテクター

■ 機能的特色★入力アパーチャーが大きく(4mm)使い易い★赤外域対応の独創的な電気光学変調器★幅広い波長帯域のレーザ対応の光学系★高速液晶エレメントと温度コントロール付
フォトダイオードによるビーム出力を安定化■ オプション：リモートディテクター
(VIS/NIR, IR, UV(2/3倍波), MIR)
●LPC2-IP ：入力ポラライザ(ランダム偏光のレーザ用)●LPC2-VIO：外部付けディテクターやプリアンプからのフィードバック電圧信号を供給●LPC2-GPIB：IEEE-488/GPIB インタフェース●LPC2-VIO/GPIB: VIOとGPIBの組合わせ●LPC-2-EXT-CBL：延長ケーブルセット＜6 m●パルスレーザ用エレクトロニクス

LPC-2の光学モジュール内のフォトダイオードの代わりにRD-20 リモートディテクターを使用することにより、様々な第2の光ビーム出力を安定化することが可能です。
●レーザ照射によるサンプルからの蛍光出力●周波数混合あるいは周波数逓倍倍結晶からの出力●励起レーザ照射による色素レーザからの出力●パルス圧縮あるいは飽和吸収体システムの出力●レーザ励起の増幅器からの出力●RD-201.078

0.157 [4.0mm] dia

0.216 [5.5mm] dia

ND FIL T ER
KNOB

2.499
1.727

1.80

WARNING:LASER RADIA TIONIS EMITTED FROMTHIS APER TURE.
AV OID EXPOSURE

3.00

ENTRANCE
PLATE

LPC-2 光学モジュール外形寸法図

https://www.phototechnica.co.jp

EXIT
PLA TE

76.2(W)x101.6(L)x 63.5(H)mm〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17

TEL:048-871-0067 FAX:048-871-0068
e-mail:voc@phototechnica.co.jp