CAT.No.CBG003-7

MODELGS
オーバルターボスチームメータ
OVAL TURBO STEAM METER

オーバルターボスチームメータは、工場の生産プロセスや空調分野などで多くの実績をあげている、現場形蒸気用流量計です。機械式ですから、配管に設置してすぐに使用することができ、取扱いも容易です。
使用圧力のマニュアル設定形と、自動圧力補正形を用意しています。

流れに価値を加えます特長
6. 使用圧力に応じた圧力設定が簡単にできます。

1. 広い流量範囲で高精度の蒸気計量ができます。
2. 耐久性を格段にアップしました。

● マニュアル圧力設定形（従来形比3倍以上）● 自動圧力補正形の2種

3. 圧力損失を低減。エネルギーロスを大幅にダウンさ

7. 積算量は指針とカウンタドラムの組合せにより、せました。

読み取りやすく、遠隔積算も可能です。

4. オリフィスメータの様な導圧管等の附帯工事は一切

8. 配管取付姿勢は、水平形と垂直形があります。

不要です。

（ミニ形は水平形のみです）

5. メータ本体を配管に取り付けたまま、流量範囲変更用のオリフィスプレートまたは分流ノズルを容易に交換できます。

自動圧力補正形
本体部
垂直配管用と水平配管用の 2 種類があります。
（ミニ形は水平配管用のみ）

オリフィス部●●

回転子部

オリフィス部

分流蒸気がタービン回転子に噴射して、流量比例の回転を与えます。

●

オリフィスプレート交換は外部から容易に行えます。
（ミニ形はノズル方式です。
）●

給水口
減速室内のダンピングファン用の給水口です。

導圧管●

ライン圧力を自動圧力補正装置に導きます。

減速室
ダンピングファンと減速歯車部を収納し、放熱フィンによって計数部への伝熱を60℃以下に保持します。常時、水漬状態にしておきます。

●●

自動圧力補正装置
ライン圧力に応じた補正演算を自動的に行います。圧力段階に応じ 4 種のエレメントが用意されています。

マニュアル圧力設定形の計数部
●

●
●
●

直読計数部
積算用指針とカウンタドラムの組合わせが、イージーリーディングのポイントです。

調整部（マニュアル圧力設定）
キャップを取り外せば、圧力設定や器差調整が簡単に行えます。

2結線用端子部
接点パルス発信器により遠隔積算が可能です。

原理・構成ターボスチームメータは、オリフィスを備えた本体、ルクと制動トルクがバランスし、流量に比例した回転噴射ノズルをもつ分流管、減速室及び計数部の四部にが得られます。

大別されます。

分流流量より全流量を＝この回転を減速し磁気継手よ一定で分流管を通る＝本体へ入ったスチームは、一定

り圧力補正装置を経て計数部の指針を回転させ、これ比で分流管を通り、この時噴射ノズルの所にある回転により、分流流量を知りこの分流比より、圧力補正装子（翼車）に流量の自乗に比例するトルクを与えます。

置にて設定された圧力（ケージ圧）に於ける全流量をダンピングファンが廻る＝トルクを与えられた回転子正確に計測することが出来ます。回転子軸は、ノズルは、減速室内の水中で回転するダンピングファンに直部に於いて硬質カーボン軸受を、またダンピングファ結しているため、このファンが回転します。

ン部には、宝石（サファイア）軸受および特殊鋼軸を流量に比例した回転＝このダンピングファンには、回有し、極めてスムーズに回転する様に構成されている転数の自乗に比例する制動トルクが働き、この回転トため、全流量域に於いてすぐれた精度を有しています。

本

遠隔積算計体
パルス発信器分流室（オリフィス）
（ノズル）

回転子

減速歯車

磁気継手

圧力補正装置オリフィス補正歯車

伝 動 部

調整歯車

直読指示部

計 数 部

① 自動式
② マニュアル設定式

スチーム

ラインアップ
● 標準形

（垂直）

（水平）

（垂直）

自動圧力補正形
● ミニ形

（水平）

マニュアル圧力設定形● 標準仕様

機
呼び

種

ミニ形
（水平形）

標準形
（水平形・垂直形）

径25mm

50、80、100mm

15〜200kg/h

79〜8751kg/h

流 量 範 囲（0.5MPa蒸気）
適 用 流 体飽和蒸気

使用温度範囲220℃（但し、計数部は60℃）

最高使用圧力精

自動圧力補正形

マニュアル圧力設定形

0.98MPa度

表わす量の±2％以内

圧力補正方式①マニュアル設定②自動補正装置付き

積算計

表示桁：5桁
出力：接点パルス（接点容量：5VA）

その他

遠隔積算用パルス発信器の装着可

詳細は一般仕様書 GBG201、GBG202をご参照ください。
3

メータの取り付けメータは、水平な直管部の中央に取付け注意てください。直管部は流入側にパイプ呼運転開始前には、必らず減速室へ清水まび径の10倍以上、流出側に呼び径の5倍

たは、不凍液を注入し充満させてくださ以上の長さを必要とします。これは、バい。不凍液の濃度については取扱説明書

イパスによる配管方式を取る場合も同様を参照してください。

● 垂直取付形です。
● 水平取付形

圧力計取付口 G3/8

圧力計取付口 G3/8

注：カウンタ面は配管条件に応じ90°ステップで取り付け変更が可能です。

流入方
向D: メータ呼び径●当カタログの仕様は平成26年10月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

安全にお使いいただくために製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601■ 北海道営業所 TEL.（0123）49-3360■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 北関東営業所 TEL.（049）249-1611■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392

FAX.（0123）22-4420
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（049）248-0166
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

代理店/販売店
FAX.（054）282-2230
FAX.（0566）63-5657
FAX.（06）6190-6963
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

0000 1410 −−−−S