BEAMAGE-4M
ビームプロファイリングカメラ。
プロダクトファミリーの主な特長
高速伝達率のUSB 3.0
通常のUSB 2.0コネクションよりも最大10倍高速(USB 2.0と互換性有）

高解像度
どんな小型ビームでも正確なプロファイル測定が可能:
4.2メガピクセルの解像度で(BEAMAGE-4M)

大型アパーチャ11.3 x 11.3 mm(BEAMAGE-4M)
20.5 x 20.5 mm(BEAMAGE-4M-FOCUS)

IRコーティングを施してご提供
BEAMAGE-IRにはIR波長(1495-1595 nm)に対する特殊な蛍光体コーティングが施されていますISO 準拠D4σ 倍率定義、図心、楕円率、および配置はISO 11146：2004および11146：2005に準拠

シンプル、でも効率的
このシンプルなインターフェースは非常にわかりやすく、便利な機能を:
2D、3DおよびXY画面
バックグラウンド除去機能
独自の「活性化」機能
ガウス関数でのフィッティング
セミ・ロググラフ

外部トリガ
パルスレーザーでのカメラの同期

ソフトウェア開発キット
ソフトウェア開発キットが入手可能です。BEAMAGE-SDKの詳細をご覧ください。

互換性のあるスタンドSTAND-D-233

仕様
測定性能
スペクトル領域350 - 1150 nm

最小測定可能ビーム

55 μm

センサ技術

CMOS

画素数

4.2メガピクセル

HxV

2048 x 2048

ビーム直径定義

D4σ（ISO準拠）
十字線に沿って1/e2 (13.5%)
十字線に沿ってFWHM (50%)
カスタマイズ (%)

シャッタータイプ

Global

フレーム率

6.2 fps @ 4.2メガピクセル (フルフレーム)

ADCレベル

12ビット（デフォルト）/ 10ビット（オプション）

RMSノイズ

1000:1 (60 dB)

損傷閾値
最大出力密度110 W/cm²

最大エネルギー密度2100 mJ/cm²

最大出力31W

1. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。
2. 1064 nm, 10 nsで。ND4フィルタ付き。
3. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。

物理的特徴
寸法

61H x 81.1W x 19.7D mm

重量0.14 kg

画素サイズ

5.5 μm同梱フィルタND4
11.3 x11.3 mm

アクティブエリア

注文情報
BEAMAGE-4M

202880仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

BEAMAGE-4M-IR
IR波長（1495-1595 nm）。
プロダクトファミリーの主な特長
高速伝達率のUSB 3.0
通常のUSB 2.0コネクションよりも最大10倍高速(USB 2.0と互換性有）

高解像度
どんな小型ビームでも正確なプロファイル測定が可能:
4.2メガピクセルの解像度で(BEAMAGE-4M)

大型アパーチャ11.3 x 11.3 mm(BEAMAGE-4M)
20.5 x 20.5 mm(BEAMAGE-4M-FOCUS)

IRコーティングを施してご提供
BEAMAGE-IRにはIR波長(1495-1595 nm)に対する特殊な蛍光体コーティングが施されていますISO 準拠D4σ 倍率定義、図心、楕円率、および配置はISO 11146：2004および11146：2005に準拠

シンプル、でも効率的
このシンプルなインターフェースは非常にわかりやすく、便利な機能を:
2D、3DおよびXY画面
バックグラウンド除去機能
独自の「活性化」機能
ガウス関数でのフィッティング
セミ・ロググラフ

外部トリガ
パルスレーザーでのカメラの同期

ソフトウェア開発キット
ソフトウェア開発キットが入手可能です。BEAMAGE-SDKの詳細をご覧ください。

互換性のあるスタンド
STAND-D-233

仕様
測定性能
スペクトル領域
最小測定可能ビーム
センサ技術

1495 - 1595 nm
70 μm
CMOS (蛍光体コーティング）

画素数

4.2メガピクセル

HxV

2048 x 2048

ビーム直径定義

D4σ（ISO準拠）
十字線に沿って1/e2 (13.5%)
十字線に沿ってFWHM (50%)
カスタマイズ (%)

シャッタータイプ

Global

フレーム率

6.2 fps @ 4.2メガピクセル (フルフレーム)

ADCレベル

12ビット（デフォルト）/ 10ビット（オプション）

RMSノイズ

1000:1 (60 dB)

損傷閾値
最大出力密度1
最大エネルギー密度2
最大出力310 W/cm²
100 mJ/cm²
1W

1. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。
2. 1064 nm, 10 nsで。ND4フィルタ付き。
3. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。

物理的特徴
寸法

61H x 81.1W x 19.7D mm

重量0.14 kg

画素サイズ

5.5 μm同梱フィルタ

ND4

アクティブエリア

11.3 x11.3 mm

注文情報
BEAMAGE-4M-IR

202955

BEAMAGE-4M-FOCUS
ビームプロファイリングカメラおよび大口径ビームの光ファイバーテーパー 。
プロダクトファミリーの主な特長
高速伝達率のUSB 3.0
通常のUSB 2.0コネクションよりも最大10倍高速(USB 2.0と互換性有）

高解像度
どんな小型ビームでも正確なプロファイル測定が可能:
4.2メガピクセルの解像度で(BEAMAGE-4M)

大型アパーチャ11.3 x 11.3 mm(BEAMAGE-4M)
20.5 x 20.5 mm(BEAMAGE-4M-FOCUS)

IRコーティングを施してご提供
BEAMAGE-IRにはIR波長(1495-1595 nm)に対する特殊な蛍光体コーティングが施されていますISO 準拠D4σ 倍率定義、図心、楕円率、および配置はISO 11146：2004および11146：2005に準拠

シンプル、でも効率的
このシンプルなインターフェースは非常にわかりやすく、便利な機能を:
2D、3DおよびXY画面
バックグラウンド除去機能
独自の「活性化」機能
ガウス関数でのフィッティング
セミ・ロググラフ

外部トリガ
パルスレーザーでのカメラの同期

ソフトウェア開発キット
ソフトウェア開発キットが入手可能です。BEAMAGE-SDKの詳細をご覧ください。

互換性のあるスタンド
STAND-D-233

仕様
測定性能
スペクトル領域350 - 1150 nm

ピクセル増倍率（PMF）

1.8公称値。

最小測定可能ビーム

120 μm

センサ技術
画素数
HxV
ビーム直径定義

シャッタータイプ

CMOS（光ファイバーテーパー）
4.2メガピクセル
2048 x 2048
D4σ（ISO準拠）
十字線に沿って1/e2 (13.5%)
十字線に沿ってFWHM (50%)
カスタマイズ (%)
Global

フレーム率

6.2 fps @ 4.2 メガピクセル (フルフレーム)

ADCレベル

12ビット（デフォルト）/ 10ビット（オプション）

RMSノイズ1000:1 (60 dB)

損傷閾値
最大出力密度1
最大エネルギー密度2最大出力310 W/cm²
100 mJ/cm²
1W

1. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。
2. 1064 nm, 10 nsで。ND4フィルタ付き。
3. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。

物理的特徴
寸法

61H x 81.1W x 46.5D mm

重量0.24 kg

画素サイズ110 μm

同梱フィルタアクティブエリア

ND4
20.5 X 20.5 mm

1. 1.8の標準ピクセル増倍率 (PMF)。

注文情報
BEAMAGE-4M-FOCUS

203191