アンダーセンエアーサンプラーシリーズ
Model AV-100

Model AN-200

Model AS-500

Model AH-600

東京ダイレック株式会社

概要・

原 理

浮遊粒子状物質（エアロゾル）の粒度分布測定は、エアロゾルによる環境汚染及び生体作用を研究する上で極めて重要です。
アンダーセンサンプラーは、多段・多孔式ジェットノズルを備えたインパクター方式を採用し、空気動力学的粒径としてエアロゾルの粒度分布測定ができる特徴をもった装置です。
アンダーセンサンプラーのジェットノズルの径は上段から下段になるに従い小さくなりますので、ノズルを通過するエアロゾルの流速は下段になる程増大します。本装置では、空気動力学的粒径によるエアロゾルの慣性力に差を与えることにより分級する慣性衝突分離方式を採用しています。
一般にインパクターの50％分離有効動力学的粒径dp50は右式で求められます。

dp50 =

ここで dp :
C :
Q :
ρ :
μ :
N :
Dc :
ψ50:

18μψ50Nπx60（Dc）34CQρ
エアロゾルの粒径（cm）
カニンガムのスリップ補正係数（＝1.00 + 0.16 × 10-4 /dp）
吸引流量（cm3/min）
エアロゾルの比重（g/ cm3 但し、ここではρ＝１ g/ cm3 ）空気の粘度（1.8 × 10-4 g/cm・sec）
ジェットノズルの数
ジェットノズルの直径（cm）
無次元慣性パラメーター（衝突慣性50％ : ψ50 = 0.14）

アンダーセンバーブルサンプラーモデルAV-100
6段のアルミニウム合金が積み重なった構造を持ち、各ステージ下部には培養皿が配置されています。
0.65 ㎛から7.0 ㎛までの微生物粒子を分級捕集・培養しますので各種の微生物例えばバクテリア、細菌類、花粉等のサンプリングに最適です。
（適用）
・微生物の粒度別個数計測
・大気中の細菌類の評価
・病院内での細菌の検出
・クリーンルームの監視
・食品衛生
（仕様）
・分級範囲:0.65～7.0 ㎛
・粒径分類:6段階
・吸引流量:28.3 L/min（1CFM）・使用温度:常温（構成）モデル番号

Model AV-100

品 名 ・仕 様

AV-100Z

バーブルサンプラー

1式:下記*印

AV-100*6段ステージ アンダーセン バーブルサンプラー本体:
流量計、ケース、ペトリ皿付

AV-400*吸引ポンプ

AV-111

ペトリ皿: 6枚1組、ガラスホルダー付

AV-120

バックアップフィルターホルダー

AV-149ゴム製Oリング:大10枚・小2枚1組

AV-303*

配管ホース: 1m

アンダーセンノンバーブルサンプラーモデルAN-200

標準仕様では8段の耐食性アルミニウ
ム合金のステージが積み重ねられた構造を持ち、0.43 ㎛から11 ㎛のエアロゾルを分級捕集します。捕集用のプレートは、ガラス又はフィルター用のアルミプレートが共用でき、アルミ箔なども使用できます。0.43 ㎛以下のエアロゾルはバックアップフィルターによって濾過捕集されます。
（適用）
・大気汚染の研究
・呼吸器障害の研究
・放射性エアロゾルの分級・エアフィルターの効率評価
・自動車公害の研究（仕様）
・分級範囲:
・粒径分類:
・吸引流量:
・使用温度:0.43～11 ㎛以下(or 未満)
8段階
28.3 L/min（=1CFM）
常温（構成）
モデル番号

Model AN-200

品 名 ・ 仕 様

AN-200Z

ノンバーブルサンプラー

1式:下記*印

AN-200*8段ステージ ノン バーブルサンプラー本体:
流量計、ケース付

AN-400*吸引ポンプ

AN-210*ガラスプレート: 10枚1組 （18.5g/ 1枚）

AN-211 *ステンレス捕集版: 10枚1組（4.0g/ 1枚）

AN-212*

ろ紙用プレート: 8枚1組（15.2g/ 1枚）

AN-220*

バックアップフィルター: T60A20, 80mmφ,50枚1組

AN-221*

バックアップフィルターホルダー テフロンパッキン2枚付

AN-251*

サンプルホルダー: 10枚1組

AN-301

ゴム製Oリング: 大10枚・小2枚1組

AN-302

テフロンOリング: 大10枚・小2枚1組

AN-303*

配管ホース: 1m

AN-621

屋外サンプリングシェルター: ポンプ付

アンダーセンスタックサンプラー

モデルAS-500

煙道中の粒子状物質の監視や排出への対策・集塵装置の効率を考える上で、粒子分布測定は極めて重要です。
アンダーセンスタックサンプラーは、煙道中の粒度分布の測定用機器として現在、最も有効です。
本装置は、多段・多孔ジェットノズルによる慣性衝突分離機構を持ち、各段毎に数百個の円形ノズルで発生したジェットによって、空気動力学的粒径として最小0.36 ㎛から最大30 ㎛までの粒子を8段に分級捕集します。
本サンプリングヘッドは、高温煙道内に直接装着され、サンプリングしますので、水分の凝縮等の問題はありません。
材質は耐高温性、耐腐食ガス性を考慮し、全ステンレス製です。
吸引装置につきましては、JIS Z 8808のサンプリングをそのまま利用し、先端のダスト・チューブの代りに装着して下さい。
等速吸引につきましてもJIS Z 8808法と同じです。
サンプリングヘッド内の流量は2.8～28.3 L/minの範囲ですが、L型ノズルの選択によって0.6～37 m/secの煙道内流速に適応できます。
（最も適切な流量は20 L/min前後ですので、等速吸引になる様ノズル径を選択してサンプリングします。）（適用）・煙道中粒子の粒径測定
・空気浄化装置スクラバー
・電気集塵機等の粉塵の粒径効果及び効率の評価
・プロセスコントロール
・集塵率・捕集率を決めるエンジニアリングデータ収集
・高温、腐蝕ガス等悪条件下における分級捕集（仕様）
・分級範囲:0.36～30 ㎛ ・粒径分類:8段階
・吸引流量:2.8～28.3 L/min
・煙道内の噴流速範囲:（20L/min前後が適切な流量です）0.6～37 m/sec
・最高煙道温度:1500 F（815 ℃）
・使用温度:250 ℃迄
・最高使用温度:815 ℃迄
ﾃﾌﾛﾝ・ｶﾞｽｹｯﾄ使用
ｽﾃﾝﾚｽ・ｶﾞｽｹｯﾄ使用（特色）
・煙道内直接サンプリングですので水分の凝縮等の問題を防げます。
・ステンレス捕集板による捕集ですのでSO2等の吸着による誤差が少なくなっています。
・高温ガス内のサンプリングの場合も、燃焼による重量マイナス値がありませんので、グラスファイバーろ紙捕集に比べ正確なデータが得られます。
・分析等の都合上、ろ紙面に捕集する必要性がある場合、石英繊維フィルター捕集紙AS-513Qを併用下さい。

（構成）
モデル番号品 名 ・ 仕 様

AS-500Z

アンダーセン・スタック・サンプラー1式 下記*印

*AS-501ステンレス・スタック・サンプラーボデー*AS-502

ステンレス・8段分級プレート9枚1組*AS-503ステンレス・プレート・ホルダー*AS-512

テフロン・ガスケット 12ヶ1組*AS-514

石英繊維バック・アップ・フィルター*AS-506

ステンレス・バック・アップフィルターホルダー*AS-507ステンレスL型ノズル: 4.6.8.10mm各々1本計4本*AS-508

ステンレス・ブローブ・チューブ 0.5m ｘ 2本

100枚1組*AS-509

アルミキャリングケース*AS-517ステンレス捕集板重量1.75g、厚さ0.1mm、10枚1組

AS-504ステンレス・ガスケット

AS-505グラスファイバー製バックアップフィルター：100枚1組

12ヶ1組

AS-510グラスファイバー捕集紙

AS-511

捕集紙固定用ステンレスクロスバー

200枚1組

AS-513Q

石英繊維捕集紙 200枚1組

AS-515

テフロンバックアップフィルター 100枚1組

AS-516

テフロンシールパッキン

AS-520

プリセパレータ

10枚1組

10ヶ1組

アンダーセンハイボリウムサンプラー

モデルAH-600

本装置は従来の濾過捕集方式による大容量の試料採取法に、アンダーセンサンプラーの原理を応用して、粒度分布測定を可能にしたハイボリウムサンプラーです。アンダーセンハイボリウムサンプラーは多孔ジェットノズルを持ったステージと石英繊維の捕集紙が積み重なった構造を持ち、1.1 ㎛から7.0 ㎛のエアロゾルを4段階に分級捕集します。
吸引流量を20CFM（≒566 L/min）とするとき動力学的粒度分布は図の様になります。
（適用）
・大気汚染の研究
・発ガン性物質の粒度別分布・放射性微粒子の粒径別捕集・呼吸器障害の研究
・工場内の監視（仕様）
・分級範囲：1.1～7.0 ㎛
・粒径分類：4段階
・吸引流量：566 L/min（＝20CFM）
・使用温度：常温

上の写真は、AH-600アンダーセンハイ
ボリウム サンプリング ヘッドを、フローコントローラー付ハイボリウムサンプラーに組み込んだ例です。

（構成）
モデル番号

品

名 ・ 仕 様AH-600Z

アンダーセン ハイボリウム エアサンプラー：下記*印

AH-600*

アンダーセン ハイボリウム サンプリングヘッド：
5回測定分石英捕集紙20枚付 ８”×１０” フィルター５枚付

AH-611

グラスファイバー捕集紙（40枚1箱）

AH-612８”× １０”グラスファイバーフィルター（50枚1箱）

HVC-1000A*

ハイボリウムエアサンプラー 柴田科学器械工業㈱：ブロワー、 ８”× １０” フィルターホルダー、シェルター、フローコントローラー

AH-620*

圧力計：レンジ0～300 mmAq.

AHQ-630

石英繊維捕集紙（40枚1箱）：PALLFLEX 2500QAT-UP

AHQ-640８”× １０” 石英繊維フィルター（25枚1組）：PALLFLEX 2500QAT-UP

AHQ-650ステンレス捕集板（1組4枚） 1枚を4分割

注） AH-600の吸引流量566l/min付近にて較正されていないハイボリウムサンプラーに装着する場合、AH-620を取り付け、流量測定が必要となります。

ロープレッシャー

モデルLP-20

ロープレッシャーインパクターLP-20

ロープレッシャーインパクターLP-20-JU

特徴
本インパクターは多段多孔式カスケードインパクターをそのまま応用し、低圧条件下で慣性衝突捕集させる事により0.06 ㎛までの微小粒子を分級捕集出来る様、開発されたものです。

特徴
従来の低圧型多段多孔インパクター押さえ具をジャッキアップ式としたもので操作性が安易になり、サンプリング途中にて各段の捕集状況の確認ができます。

仕様
分級特性
分級段数
吸引流量
吸引圧
捕集板径

仕様
分級特性
分級段数
吸引流量
吸引圧
捕集板径

0.06～12 ㎛
12段
20 L/min（±10%）-73.3 kPa（-550 mmHg）
φ80 mm 各種ろ紙

0.06～12 ㎛
12段20 L/min（±10%）-73.3 kPa（-550 mmHg）
φ47mm又はφ55mm又はφ60mm*ロープレッシャーモデルは別途専用カタログがございます。

エアロゾルの発生・希釈・捕集・粒径測定・濃度測定■ 大気エアロゾル測定機器■ フィルター

フィルター秤量用恒温恒湿度チャンバー

PALL フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター T60A20

Thermo TEOM式モニター 1405DF

PALL フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター TX40HI-20-WW

Thermo ハイブリッド式モニター SHARP5030

PALL 石英繊維フィルター 2500QAT-UP

Thermo β線吸収法式モニター FH62C14

PALL テフローフィルター

Thermo ﾛｰﾎﾞﾘｭｰﾑサンプラー FRM2000

PALL ゼフロアフィルター

Thermo 自動連続サンプラー FRM2025■ ナノ粒子計測機器

Thermo サルフェイトモニター SPAiSunset

カーボンモニター

URG

デニューダーサンプラーNILU

フィルターホルダー

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1 内藤町ビルディング
TEL 03-3355-3632 FAX 03-3353-6895（代表）TEL 03-5367-0891 FAX 03-5367-0892（営業部）
http://www.t-dylec.net/

e-mail：info@tokyo-dylec.co.jp

TSI

凝縮粒子カウンター CPC

TSI

凝縮粒子カウンター(Water-based) WCPC

TSI

走査型モビリティーパーティクルサイザー SMPS

TSI

高速応答型モビリティーパーティクルサイザー FMPS

西日本営業所〒601-8027 京都市南区東九条中御霊町53-4-4F
TEL 075-672-3266 FAX 075-672-3276

April 2014