脈動テストポンプMP30
取 扱説 明書【ご使用前に必ず本書をお読みください。
】

PULSE TEST PUMP MP30
目次
安全にご使用いただくために

２

警告表示の分類

２

記号2目次

3

一般的注意事項

4

警告ラベルの添付位置および内容

6１．製品構成７１－１）各部の名称・標準付属品

７１－２）仕様

８２．使用方法

８２－１）運転前の準備

８２－１－１）使用環境

８２－１－２）設置および運搬

９２－１－３）ホース類の接続

９２－１－４）収納ケース（タンク）に清水をためる
２－２）運転１０
１１２－２－１）始動

１１２－２－２）圧力の調整

１１１２２－３）送水・試験
２－３－１）送水

１2２－３－２）脈動水圧試験

１３２－３－３）静水圧試験

１４２－３－４）作業の終了

１４１５３．脈動水圧試験
３－１）脈動水圧試験とは？

１５３－２）脈動水圧試験の効果

１５３－３）脈動水圧試験が困難な配管種類とその長さ

１６４．修理・サービスを依頼される前に

3

１７

EP1ｻｸｼｮﾝﾎｰｽF3(ﾌｨﾙﾀ付)

EP1ｻｸｼｮﾝﾎｰｽF3(ﾌｨﾙﾀ付)ྤ൲ΞΑΠεϋί˩ˬˏˌᲫᲧᲬᲣˁಮՠԼӸᏦѣȆǹȈȝȳȗ᳇᳊ᲭᲪǳȸȉဪӭ

᳇᳊ᲭᲪᲪ
ᲰᲪ*\

ᲯᲪ*\ԗඬૠ᩺൦‫ן‬இ᭗ᲬᲯ/2CᏦѣ൦‫ן‬

இ᭗ᲬᲪ/2CӻЈ൦᣽ᲭᲱ.OKP

Ჭ.OKPᏦѣ‫ׅ‬ૠᲬᲮ‫ׅ‬OKPȢȸǿЎႻȢȸǿųᲫᲪᲪ8ųᲬᲪᲪ9‫ٻ‬ƖƞųᲭᲬᲳ . gᲬᲯᲯ 9 gᲬᲮᲰ * OOឋ᣽ᲫᲬᲱMIᲬᲨ̅ဇ૾ඥᲬᲧᲫᲣᢃ᠃ЭƷแͳᲬᲧᲫᲧᲫᲣ̅ဇ࿢‫ؾ‬ഏƷ̅ဇ࿢‫ؾ‬ǛΪЎᎋॾƠƯƀᚨፗƁƀᩓเǁƷ੗ዓƁƀțȸǹ᫏Ʒ੗ዓƁǛᘍƬƯƘƩƞƍŵᜩԓŦႺ‫ݧ‬ଐήƕƋƨǔ‫ئ‬৑ư̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵŭஜೞƕ᭗ภƱƳǓŴϋᢿƷᩓൢᢿԼƷ‫ݤ‬ԡƴࢨ᪪ǛɨƑǇƢŵŦᩋɶŴ฻Ƭƨ‫ئ‬৑Ŵ຤Ǖƨ‫ئ‬৑Ŵೞ఺ϋᢿƴ൦ƷλǓǍƢƍų‫ئ‬৑ư̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵŭ฻ൢƸȢȸǿƷዌጂǛࢊǊŴज़ᩓʙ૏ƷҾ‫׆‬ƱƳǓǇƢŵŦᩓเƸʩ්ᲫᲪᲪ8ư̅ဇƠƯƘƩƞƍŵŭီᩓ‫ן‬ư̅ဇƢǔƱႆ༏Ŵႆ້ƷҾ‫׆‬ƱƳǓǇƢŵ

㪏

PULSE TEST PUMP MP30２－１－２）設置および運搬次の点に注意して設置および運搬してください。

注意◆床が丈夫で水平な水はけの良い場所に設置してください。
☆床が不安定な場合、本機の運転中に振動で移動し、思わぬ事故をまねく恐れがあります。
☆床に水がたまった状態で使用すると感電の原因となる恐れがあります。

◆本機を運ぶときは取手をしっかり持って運搬してください。
☆本機を落下させ、思わぬ事故をまねく原因となります。

２－１－３）ホース類の接続
吸水口（１）吸水口に吸水ホースのねじ金具をねじ込みます。（図２）

余水口

吸水ホース

☆吸水ホースのねじ金具のパッキンが切れたり、痛んでいる場合は交換してください。

吐出口【EP461 吸水ホース用パッキン】（２）余水口にリリーフホースをしっか
リリーフホースりと差し込みます。（図２）（３）吐出口に高圧ホースのねじ金具をねじ込みます。（図２）

高圧ホース

図２

☆高圧ホースのねじ金具のパッキンが切れたり、痛んでいる場合は交換してください。

検査対象配管【84001 ＯリングＰ-８】（４）圧力計ユニットのねじを検査対象となる配管に接続します。
（図３）

R1/2(PT1/2)

圧力計ユニット
図３9

脈動テストポンプＭＰ３０警告◆高圧ホースは消耗品です。常にチェックを行い、異常がないことを確認のうえ使用してください。
◆高圧ホース外装に傷やふくらみ、裂けがある場合は破裂する危険がありますので直ちに交換してください。
【MP36７ 高圧ホース１ｍ】◆直射日光があたらない乾燥した場所に保管してください。
◆高圧ホースの交換時期は使用状況によっても違いますが１２００時間または、約１年をめどに交換するようにしてください。
☆１日４時間作業を実施した場合、約１年で１２００時間となります。

２－１－４）収納ケース（タンク）に清水をためる（１）収納ケース（タンク）の２／３程度まで清水を貯めてください。
（図４）（２）吸水ホース、リリーフホースを収納ケースに入れてください。
（図４）
図４

注意
◆泥水などは使用しないで、必ず清水を使用してください。
◆温水は使用しないでください。本機は冷水作業用のポンプです。４０℃を越える温水は使用しないでください。
☆パッキン類、高圧ホースの劣化やポンプの損傷の原因となります。

10

PULSE TEST PUMP MP30２－2）運転２－２－１）始動（１）ポンプスイッチ、脈動スイッチがＯＦＦになっていることを確認して、電源ププラグを電源に差し込みます。
（２）圧力計ユニットのボールバルブAを開き、ボールバルブBを閉じてください。
（図５）（３）ポンプスイッチをＯＮにします。

緩む
機械側

配管側

ボールバル ブ B

ボールバル ブ A

閉

開

圧力調整ノブ

図５

図６

注意◆圧力調整ノブをゆるめた状態でポンプスイッチをＯＮにしてください。（図６）☆圧力調整ノブを緩めないと、急に高圧水が噴射され事故やケガ、圧力計の破損の原因となります。

２－２－２）圧力の調整方法（１）リリーフホースから水が流れ出る

減圧

ことを確認してから、圧力調整ノ加圧ブを回して所定の圧力に設定してください。
設定後はロックプレートで圧力調ロックプレート整ノブをロックしてください。（図７）
注）圧力が上がりすぎないよう、出荷時ロックに圧力調整ノブの長さが固定ねじで設定されています。設定を変更しないようにしてください。

11

図７

脈動テストポンプＭＰ３０警告◆圧力は静水圧試験時２．５ＭＰａ、脈動水圧試験時２．０ＭＰａ以上に上げないでください。
☆無理に圧力を上げると、機器の破損の原因となります。

２－３）送水・試験
２－３－１）送水（１）圧力計ユニットのボールバルブＢを開き、検査対象配管へ送水します。
ボールバルブAは開いた状態です。

警告◆送水中は、圧力計の針の動きに注意してください。
☆検査対象配管に漏れ個所があった場合は、所定の圧力まで上昇せずにいつまでも漏水を続けることが考えられます。大きな漏れ個所があった場合は、多量のテスト水が漏水し続けますので、漏水による感電やショートして発火する恐れがあります。

注意◆検査対象配管内のエアーを完全に除去してください。
◆必要であれば、検査対象配管にエアー抜き用のバルブを設けてください。
☆エアーが残っていると脈動圧力が発生しなくなり、脈動水圧試験の効果がありません。

12

QVMTF!UFTU!QVNQ!NQ41
ᲬᲧᲭᲧᲬᲣᏦѣ൦‫ן‬ᚾ᬴ᲢᲫᲣ৑‫ܭ‬Ʒ‫ן‬щƴᢋƠƨǒᏦѣǹǤȃȁǛ᳉᳈ƴƴƠƯᏦѣ൦‫ן‬ᚾ᬴Ǜܱ଀ƠƯƘƩƞƍŵᲢ‫׋‬ᲲᲣ

ON脈 動ポンプONONOFFOFF

ᲢᲬᲣᏦѣ൦‫ן‬ᚾ᬴ɶƸŴஇ᭗‫ן‬щƕ৑‫ܭ‬Ʒ‫ן‬щƴƳƬƯƍǔƜƱǛᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
‫ן‬щƕถ‫ן‬ƠƯƍǔ‫ئ‬ӳƸϐࡇ‫ן‬щǛᛦૢƠ‫׋‬ᲲႺƠƯƘƩƞƍŵᲢᲭᲣᏦѣ൦‫ן‬ᚾ᬴ƸŴஇ˯ᲭᲪЎˌɥܱ଀ƠƯƘƩƞƍŵǑǓјௐႎƳᚾ᬴ǛᘍƏƨǊƴᲫ଺᧓ƷᏦѣ൦‫ן‬ᚾ᬴ǛᘍƏƜƱǛƓѰǊƠǇƢŵᲢᲮᲣᏦѣ൦‫ן‬ᚾ᬴Ǜܱ଀ƠƯǋ౨௹‫ݣ‬ᝋᣐሥƴ๨൦ƕƳƍ‫ئ‬ӳƸŴࡽƖዓƖ᩺൦‫ן‬ᚾ᬴Ǜܱ଀ƠƯƘƩƞƍŵ๨൦ƕƋǔ‫ئ‬ӳƸŴ๨൦̾৑Ǜ̲ࣄࢸŴϐࡇᏦѣ൦‫ן‬ᚾ᬴Ǜܱ଀ƠƯƘƩƞƍŵᜩԓ⅌Ꮶѣ൦‫ן‬ᚾ᬴↝இɶ↞ࠝ↚‫ן‬щᚘ↝ᤆ↝ѣⅼ↚දॖↆ↕ⅾ↏ų
ↄⅳ⅛⅌‫ן‬щⅻɥⅻ↸↙ⅾ↙→↎‫ئ‬ӳ↞⅚౨௹‫ݣ‬ᝋᣐሥ↝↘ↂⅺ↖๨൦ↆ↕ⅳ↺ӧᏡࣱⅻⅱ↹↭ↈ⅛ŭ౨௹‫ݣ‬ᝋᣐሥƴƓƍƯŴɧ‫ܦ‬μƳ੗ዓ̾৑ƕƋǔƱŴᏦѣ൦‫ן‬Ʒ˺ဇƴǑƬƯ੗ዓ̾৑ƕ‫ٳ‬ǕŴ‫ٶ‬᣽Ʒ๨൦ƕ๨൦ƢǔƜƱƕᎋƑǒǕǇƢŵ๨൦ƴǑǔज़ᩓǍǷȧȸȈƠƯႆ້ƢǔऀǕƕƋǓǇƢŵදॖ⅌౨௹‫ݣ‬ᝋᣐሥ↝஬ឋ⅚ᣐሥ૾ඥ⅚⇎⇈∞↝ฆλཞඞ↚↷→↕
Ꮶѣཞඞⅻᢌⅳ↭ↈ⅛≋৑‫ן↝ܭ‬щⅻЈ↙ⅳ‫ئ‬ӳ↱ⅱ↹↭ↈ≌⅌Ꮶѣ൦‫⇁⇮⇟⇬ן‬ᘍⅵ‫ئ‬ӳ↞⅚இ᭗‫ן‬щ⇁‣†•‿⁂⁓ˌɥ↚ᚨ‫ܭ‬ↆ↎ɥ↖⅚இ˯‫ן‬щ↗↝‫ן‬щࠀⅻ•†‧‫ˌ⁓⁂‿‫‬ɥ≋‣†•‿⁂⁓↝‫ן‬щ
ࠀⅻஇ↱јௐႎ≌↖ⅱ↺ↂ↗⇁ᄩᛐↆ↕ɦↄⅳ⅛㪈㪊原 因症 状・吸水しない・フィルタの目詰まり

・圧力が上昇しない ・リリーフバルブの磨耗

対 策・フィルタを清掃する。
・リリーフバルブを交換する。
【EP131 リリーフバルブ】

・リリーフ弁座の磨耗・リリーフ弁座を交換する。
【MP347 リリーフ弁座】

・パッキンの磨耗

・販売店または弊社へ修理依頼する。

・検査対象配管に水が充満 ・圧力計ユニットのボールバルブBを閉していない
・圧力が不安定・空気の混入じて圧力が正常に上がることを確認。
・吸水ホースを完全に接続する。
・吸水ホース（フィルタ）を完全に水の中に完全に沈める。
・ポンプから完全に空気が抜けるまで運転させる。

・異常音がする・脈動しない・低電圧

・１００Vの電源を使用する。

・空気の混入・『圧力が不安定』の欄を参照する。

・脈動スイッチがＯＦＦの ・脈動スイッチをＯＮにする。
状態
・検査対象配管に空気が残 ・配管に空気抜き用のバルブを設けるな留している

どして配管内の空気を完全に除去する・検査対象配管が柔らかす ・脈動水圧試験は実施できません。
ぎる
・配管の長さが長すぎる・試験可能な長さに区切って実施する。
試験可能な配管長さは、Ｐ.16の表を参照してください。

・本機に内臓されているタイマーの寿命・使用状況によっては、使用開始後１年未満であってもタイマーの寿命となる場合があります。
タイマーを交換するか、お買い上げの販売店または弊社へ修理依頼してください。
【MP323 MP3タイマーGT3W】

Ver.07

コードNo. MP373 A