PTC Tempoサーマルサイクラー
クイックガイド
注意：本ガイドは取扱説明書を代替するものではありません。各機能の詳細はPTC Tempoサーマルサイクラー取扱説明書をご参照ください。

蓋 (電動開閉式)
LEDシステム
ステータス

サンプルブロック

タッチスクリーン
ディスプレイ
USB Aポート
ソフト電源スイッチ
吸気孔
注意：PTC Tempo 96, 384, Deepwellの蓋は電動開閉式です。タッチスク
リーンの「Open Lid」「Close Lid」ボタンから開閉して下さい。

96, 384, Deepwell 各部名称 (前面)・ PTC Tempo本体、パワーケーブル、マニュアル、クイックガイド装置の設置・起動
1. PTC Tempo本体を水平かつ安定した場所に設置します。

3. 本体背面にある主電源スイッチを入れます。前面のソフ
ト電源スイッチが青に点灯します。

Block B蓋
(開いた状態)

LEDシステム
ステータス

サンプルブロック

タッチスクリーン
ディスプレイ
USB Aポート
ソフト電源スイッチ
吸気孔

48/48 各部名称 (前面)

通気孔

PTC Tempoサーマルサイクラーは以下の製品で構成されています。

2. 付属のパワーケーブルを本体に差し、パワーケーブルのプラグをコンセントに接続します。

Block A蓋
(手動開閉式)

イーサネットポート
USB Aポートヒューズ
主電源スイッチ
パワーケーブル入力

構成品

4. ソフト電源スイッチを押すと、色が青から白に変わります。
5. 約20秒後にLogin 画面が表示されますので、ユーザーを選択します。
6. Home 画面が表示されます。

新規ユーザーを作成する場合は、Login画面でのアイコンをタップし、表示された英数字キーパッドでユーザー名を入力した後、「OK」をタップします。

装置のシャットダウン

1. 装置が稼働していないことを確認します。
2. 蓋が閉まっていることを確認します。

各部名称 (背面)

3. Home 画面右上にある「Logout」ボタンをタップし、Login画面を表示します。
4. Login 画面の右下にある「タップします。

青：スタンバイモード
白：電源ON

Shut Down」ボタンを

5. Shut Down画面が開き、“Do you want to shut down thesystem?”と確認ダイアログが表示されるので、「Yes」ボタンをタップします。

ソフト電源スイッチ

6. ソフト電源スイッチの色が白から青に変わります。
Admin

7. PTC Tempoサーマルサイクラー本体の背面にある主電源スイッチをOFFにします。ソフト電源スイッチが消灯します。

LEDシステムステータス
Login 画面

Home 画面

LEDで装置の状況を示します。
緑 (点灯) —緑 (点滅)
青 (点滅)

赤 (点滅)
消灯

LEDシステムステータス

1

—
———

プロトコル進行中

プロトコル一時停止中

プロトコル完了 (蓋を開けるまで点滅)
システムエラー発生

待機状態、またはシャットダウン状態

PTC Tempoサーマルサイクラー クイックガイド

使用方法 1：Home画面
Logout

ユーザー名ログアウトします。

ユーザー変更や装置のシャットダウン操作画面に移動します。

Open Lid / Close Lid (96, 384, Deepwell)

蓋を開閉します。PTC Tempoの蓋は電動開閉式です。

注意： 手動で蓋を開閉すると、システムエラー(LED赤点滅) が発生することがあります。
「Open Lid /Close Lid」ボタンを押して、蓋の開閉を数回実施すると解消します。

Home 画面

Block and lid status (48/48のみ)

Protocols

手動開閉式の48/48では、Open Lid / Close
Lidボタンの位置にブロックと蓋の状態が表示されます。

保存したプロトコル管理・編集や新規PCRプロトコルを作成することができます。

Incubate

Run Status

Tools

Run Reports

制限酵素反応など一定温度の反応を簡単に実行することができます。

実行しているプロトコルの状況を確認することができます。
システムで実行された各プロトコルのRun Reportを表示し、エクスポートできます。

装置を制御する各種オプションにアクセスできます。

使用方法 2：オペレーション

フローチャート

新規プロトコルを作成

Home 画面

New Protocol 画面

既存のプロトコルを編集

Protocol Browser 画面

Edit Protocol 画面

ブロックにチューブまたはプレートを設置

既存のプロトコルを選択
Run Name等を設定 (任意)Protocol Browser 画面

Run Setup画面

2「Run」をタップしてラン開始

PTC Tempoサーマルサイクラー クイックガイド

使用方法 3：プロトコール選択・作成
Protocol Browser画面
保存したプロトコル管理・編集や新規PCRプロトコルを作成することができます。
「Protocols」ボタンをタップすると、Protocol
Browser画面が開きます。
Options:
ファイルのコピー、削除、名前の変更ができます。

• Copy: 作成済のファイルを指定の場所にコピーします。
• Delete: 現在の場所からファイルを削除します。

• Rename: 現在の場所にあるファイルの名前を変更します。

Protocol Browser画面

Edit:
プロトコルを編集できます。

プロトコル名New Protocol:
New Protocol画面が開きます。
メモ：PTC TempoはC1000, C1000 Touchのプロトコルファイルと互換性があります。

New Protocol (Edit Protocol) 画面

新規プロトコルを作成できます。既存プロトコルを編集する場合はEdit Protocolと表示されます。

New Protocol 画面

この画面でプロトコル名、サンプル容量、リッド温度を設定できます。

ロケーション名(USBメモリ挿入時はここに表示されます)

プロトコルの作成方法詳細は次ページ以降を参照してください。
Save Location
ダイアログ

Save:
Save Locationウインドウが開き、作成したプロトコルを指定場所に保存できます。プロトコル名は最大32文字までです。
Next:
Run Setup画面が表示されます。

Save Locationダイアログ
作成したプロトコルをSave Locationに保存できます。
• My Files: ログインしたユーザーのみが利用可能• Public: 全てのユーザーが利用可能• Network: 設定されたネットワークドライブ (共有ドライブ)• USB: 装置前面のUSBポートAに接続されたUSBメモリ
Run Setup画面 (96, 384, Deepwell)

メモ：PTC Tempo 48/48の場合、Block A, Block B用のRun Setup画面が表示されます。

• BR.io: ログイン中ユーザーのBR.ioアカウント

メモ：Network、USB、BR.ioは利用可能な時に表示されます。
注意： BR.ioを使用するには、PTC Tempoサーマルサイク
ラーをBR.ioアカウントに接続する必要があります。

Run Setup画面「Run」ボタンをタップするとプロトコルが開始されます。
サンプル容量とリッド温度を変更することが可能です。

Run Setup画面 (48/48)

ビープ音でラン終了を通知することができます。

メモ：ラン開始の前に、サンプルブロックにサンプルを設置したことをご確認ください。

3

PTC Tempoサーマルサイクラー クイックガイド

使用方法 4：プロトコルの編集方法
プロトコル名：プロトコルの名前を付けます。

温度設定：テンキーで設定温度を入力します。4～100℃の範囲で0.1℃刻みで入力可能です。

ステップ 1ステップ 2ステップ 3

サンプル容量：・96well:
0～50 μl・Deepwell: 0～125 μl
・48/48well: 0～50 µl
・384well: 0～30 µl

リッド温度：30～110℃の範囲で設定可能です。

ステップ 4

GOTO : 繰り返す領域の設定
1. GOTOステップを選択します。
2. 繰り返しを開始するステップを変更するにはステップフィール
ドをタップします。

New Protocol 画面

保持時間設定：テンキーで設定時間を入力します。

3. GOTOループの中で最初のステップの値を、数字キーパッドを使って入力し、OKにタッチします。(1～999)

例）上の画面ではステップ2に戻る設定がされています。

Remove : ステップの削除

削除するステップを選択し、画面の一番下にある「Remove」をタップします。

Insert Step : ステップの追加

Number of repeats : 繰り返し回数の設定
1. Xフィールドをタップします。
2. テンキーで追加する繰り返し回数を入力し、OKをタップします。
例）上の画面では、Xフィールドに39が入力されており、結果としてステップ2-4が39回追加で繰り返され、PCRのサイクルは全部で40サイクルになります。

Temperature: 指定したステップの後ろに温度ステップを追加します。

Gradient: 指定したステップの後ろに温度グラジェントステップを追加します。
GOTO: 指定したステップの後ろにGOTOステップを追加します。

ステップ名

パラメータと範囲

Temperature

各ステップの設定温度です。4～100℃の範囲で0.1℃刻みに設定することができます。

Time

時:分:秒形式で入力します。00:00:01～17:59:59 の範囲で設定することができます。
Holdを入力するには∞ (無限大キー) をタップしてください。

GOTO

Stepフィールドにタッチして繰り返す先頭のステップをタップします。Xフィールドで繰り返し回数を1～999の範囲で入力します。
注意：1つのプロトコルに複数のGOTOループを入れることはできますが、ループの中に別のループを入れることはできません。

4

PTC Tempoサーマルサイクラー クイックガイド

使用方法 5：プロトコルのオプション設定
1.

New Protocol画面で設定を変更したいステップを選択
後「Options」をタップすると、Step Options画面が開きます。

2.

Step Options画面で、オプションを設定します。

3.

オプション設定後、「OK」をタップします。

New Protocol 画面
Gradient: ブロックのA-H列に温度勾配を設定します。

Ramp Rate: 目標温度に到達する温度上昇下降速度を設定します。

チェックボックスをタップすると、右の温度勾配設定ボックスが表示されます。

Increment: 1サイクル毎に温度を下げる、または上げる設定をします。
Extend: 1サイクルごとに保持時間を延長する設定をします。

Step Options 画面

Beep: 目標温度に達した時、ビープ音を鳴らします。

オプション

パラメータと範囲

説明

Gradient

30～100℃の範囲で設定
温度幅は24.0℃内で設定可能

Temperatureフィールドに入る温度が温度グラジエントの低温側になります。
A列温度が高温側になります。各列の温度をタップして変更可能です。変更した列の温度に応じて、他の列の温度は自動計算されます。

Ramp Rate

1秒当たり温度上昇下降速度設定(0.1℃/秒～5℃/秒)

目標温度に到達する温度上昇下降速度を設定。指定しない場合、最大速度 (5℃/秒) で動作します。ステップにGradientを設定した場合は変更できません。

Increment

1サイクル毎に0.1℃刻みでの温度変化設定 (-10.0～10.0℃)

1サイクル毎にアニーリング温度を下げていく、上げていく設定が可能。負の数値は温度を下げます。ステップにGradientを設定した場合は変更できません。

Extend1サイクル当たり保持時間延長・短縮設定 (-60～60秒)

温度ステップとグラジエントステップの両方に適用されます。サイクルごとに保持時間を延長する設定が可能。負の数値は維持時間を減少させます。

Beep

ビープ音の設定

プロトコルステップの目標温度に達した時、ビープ音で知らせることができます。

使用方法 6 : Run Status画面
Run Status

進行中のランの状態、残り時間等を表示します。
View Status:
プロトコルのステップ一覧と、進行中のステップ、温度等を表示します。
Time Remaining:
画面全体で残り時間を表示します。
Run Status 画面 (View Status)

Open Lid:
ランの途中で蓋を開ける場合に使用します。
Pause Run:
プロトコルを一時中断します。再開するには「Resume」ボタンをタップします。

Run Status 画面 (Time Remaining)
メモ：PTC Tempo 48/48の場合、Block A, Block BそれぞれのRunStatusが表示されます。

Skip Step:
画面に“Skip the current step?”と表示されますので、「Yes」をタップすると次のステップに移動します。
「No」をタップするとキャンセルします。
注意：スキップ機能はPCRサイクルループから抜け出します。
Stop Run:
進行中のランを強制終了します。

5PTC Tempoサーマルサイクラー クイックガイド

使用方法 7：Incubate画面
Incubate

任意の温度で保温する機能です。
1.

ホーム画面から「Incubate」ボタンをタップす
ると、Incubate画面が開きます。

注意：最終ステップにおいて30℃を下回る温度で∞でインキュベートする場合、リッド温度は31℃に維持されます。
2.

3.
Incubate 画面 (96, 384, Deepwell)4.
メモ：PTC Tempo 48/48の場合、Block A, Block B用のIncubate画面が表示されます。

Temperatureパラメータ(0-100℃)、Lid temperatureパラメータ(30-110℃) 、Hold timeパラメータ (00:00:0117:59:59) を入力します。

インキュベーションを開始するには「Run」をタップします。
インキュベーションを中止するには「Cancel」をタップします。

「Hold at ~ ℃ after incubate」にチェックを入れると、インキュベーション終了後、設定した温度を維持します。

警告!： 4-10℃でサンプルを長時間インキュベートすると、湿度の高い場所ではブロックのまわりに過度の結露が生じるおそれがあります。

Incubate 画面 (48/48)

使用方法 8：Run Reports画面
Run Reports「Run Reports」ボタンをタップすると、PTCTempoで実行したプロトコルを再実行、Run Reportの表示、USBメモリへのExportができます。
Re-Run:Run Reports画面に表示されたPTC Tempoで実行したプロトコルを再実行することができます。
View:
Run Reports画面で選択したRun Reportが表示されます。
Run Name、User Name、装置のシリアル番号、Volume、Lid温度、開始時間、終了時間、Firmware Version、プロトコル、Runログ、エラーメッセージなどが表示されます。

Run Reports 画面

Export:Run Reports画面で選択したRun ReportをPDFファイルに変換してエクスポートします。
Export All:
すべてのRun ReportをUSBメモリに転送します。

View 画面

Run Report(PDF)

6

PTC Tempoサーマルサイクラー クイックガイド

使用方法 9：Tools画面
Tools (All Users)

ログイン中のユーザーに関する設定を行います。
About:
装置の以下の情報が表示されます。
• 現在のソフトウェアバージョン• PTC Tempoシリアル番号• ソフトウェアのオープンソフトライセンスの全リスト• ディスクスペース容量と使用可能な容量• サーマルサイクラーの総実行時間数、サイクル数

Tools 画面 (全ユーザー)

User Profile:User Profileが表示されます。
• ユーザーパスワード• 共有ネットワークドライブ (登録している場合)• BR.ioアカウントに関する情報
System Log:
システムログを表示します。

このシステムログを削除 (Adminのみ) 、またはUSBメモリにシステムログをzipファイルでエクスポートします。
メモ：ログインしているユーザーは全てのログファイルをUSBメモリにエクスポートすることができます。

System Log 画面

Tools (Admin)
PTC Tempo本体の設定を行います。Adminでログインして表示します。
1.

Login画面でAdminを選択し、Home画面を表示します。

2.

「す。

Tools」ボタンを押し、Tools画面を表示しま

System Settings:
装置名、Time Zone、日付・時刻の変更ができます。マニュ
アルで日付・時刻を変更する際、Date and Time画面が開きます。
Tools 画面 (Adminログイン時)

Network Settings:
Network設定を行うことができます。このメニューで変更を行った場合、元の画面に戻らずに再起動が必要です。
User Management:
ユーザー管理ができます。新規ユーザーの作成、ユーザーの削除、ユーザーパスワード再設定などができます。

System Settings 画面

Date and Time 画面

System Update:
装置Firmwareのアップデート時に使用します。アップデー
タが入ったUSBメモリが必要です。

警告!：Firmwareのアップデートは弊社担当者が行います。
Factory Reset:
装置を工場出荷状態に戻します。

警告!：この操作を行うと本体内のファイル等はすべて削除されます。

Network Setting 画面

User Management 画面

Automation:
PTC Tempoを遠隔操作するAutomation APIに関する設定を行います。（96, 384, Deepwellのみ）

7

PTC Tempoサーマルサイクラー クイックガイド

注意事項
サンプルの配置
シングルチューブ、またはストリップチューブを使用する際は、左右上下均等な配置となるようご注意ください。リッドの圧力が均等にかからず、チューブの変形が起こる可能性があります。
チューブ本数が少ない場合は、チューブの変形が起こる可能性があるため、製品付属のチューブフレームを使用してください。
チューブフレームを使用しない場合は取扱説明書を参照の上、ダミーチューブを配置してください。

0.2 mlチューブ用(96, 48/48)

低温でのホールド

0.2 mlチューブ用(Deepwell)

0.5 mlチューブ用(Deepwell)

チューブフレーム
購入製品によって付属するチューブフレームは異なります。
0.2 mlチューブ用フレームは、ドームキャップに対応する面とフラットキャップに対応する面があります。

4～10℃を長時間維持した場合、ブロック内に結露が生じる恐れがあり、また装置本体にも負荷がかかります。製品を長くご使用いただくためにも、PCRプロトコールの最後の4℃ホールドは避けてください。
もし低温を維持したい場合は、12～15℃で維持する設定を推奨します。

PTC Tempoサーマルサイクラー推奨消耗品
種別

品番

品名

備考

プレート

HSP9601*

96well Hard-Shell マイクロプレート cw/white

HSL9601*

96well Hard-Shell LowProfile cw/clear

HSS9601*

PTC Tempo
96PTC Tempo
Deepwell

PTC Tempo
48/48

PTC Tempo384

Low-profile, フルスカート〇〇--Low-profile, セミスカート

〇〇

-

-

96well Hard-Shell セミスカート cw/clear

High-profile, セミスカート〇〇--

HSP3801*

384well Hard-Shell マイクロプレート cw/clear

フルスカート---〇

MLP9601

96well Multiplate /ナチュラル

High-profile, スカートレス〇〇--

MLL9601

96well Low Multiplate /ナチュラル

Low-profile, スカートレス〇〇--

12001925

ddPCR Plates 96well セミスカート cw/clear

High-profile, セミスカート-〇--

MLL4801

48well Low Multiplate / ナチュラル

Low-profile, スカートレス--〇-

MLP4801

48well Multiplate /ナチュラル

High-profile, スカートレス--〇-

TLS0801

0.2ml low 8連チューブ/ナチュラルLow-profile〇〇〇-

TLS0851

0.2ml low 8連チューブ/ホワイトLow-profile〇〇〇-

TBS0201

0.2ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラルHigh-profile〇〇〇-

TBC08020.2ml 8連チューブ＆ドームキャップセット/ナチュラルHigh-profile

〇

〇

〇

-

TWI0201

0.2ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付

High-profile

〇

〇

〇

-

TFI0201

0.2ml thin-wall チューブ/ナチュラル フラットキャップ付

High-profile

〇

〇

〇

-

TBI0502

0.5ml thin-wall シングルチューブ/ナチュラル キャップ付

0.5 ml-〇--ストリップ
キャップ

TCS0801

0.2ml 8連ドームキャップ/ナチュラルドームキャップ

〇〇

〇

-

TCS0803

0.2ml Optical 8連フラットキャップ

フラットキャップ

〇〇〇-プレート
シールMSA5001

Microseal 'A' シーリングフィルム

PCR用粘着シール〇〇-〇

MSB1001

Microseal 'B' シーリングフィルム

クリア粘着シール〇〇-〇

MSC1001

Microseal ‘C’シーリングフィルム

クリア粘着シール〇〇-〇

MSF1001

Microseal ‘F’ホイル

ホイル粘着シール〇〇-〇1814030

リアルタイムPCR用Optically Clearヒートシール

クリアヒートシール〇〇-〇1814040

ddPCR用ホイルヒートシール

ホイルヒートシール〇〇-〇1814045

低温保存用ホイルヒートシール

ホイルヒートシール

〇〇-〇

ストリップ
チューブ

シングルチューブ

*Hard-Shellプレートはフレーム色が異なる製品、バーコード付きの製品等があります。詳しくはバイオ・ラッド ホームページをご覧いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。

バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社
ライフサイエンス

www.bio-rad.com

本

東京都品川区東品川2-2-24社〒140-0002

学術的お問い合わせはTEL:03-6361-7000

FAX:03-5463-8480

TEL:03-6404-0331

FAX:03-6404-0334※仕様は予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※本製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

M13298L 2308c