578◆部会活動紹介

計測部会紹介兵庫医科大学病院
名古屋大学
3
首都大学東京健康福祉学部放射線学科，計測部会
1
2

源貴裕

1

小山修司

2加藤洋

部会長

3

計測部会は，日本放射線技術学会の研究分野の基礎としている．更に，単に作製しても，その表示値に信をなす「計測」について研究する部会であり，これら頼性がなくては意味がない．そこで，診断領域線量計の研究は，あらゆるモダリティや量に関連し，線量測標準センターの協力のもとで校正を行い，自作線量計定だけでなく，それ以外の計測も対象としている．その信頼性を担保する．また，後日のトラブルに対しての中で放射線技術学領域を中心とした計測学の研究促もケアも行っている．コストダウン，事前準備，作製進をはかり，斯界の向上発展に寄与することを目的に時間・校正時間の制限，講師の目配りなどのため，各掲げている．計測部会は，平成 5 年に計測分科会とし回の募集人数は少なくしているが，質の担保のためにて発足し，平成 27 年の日本放射線技術学会の組織編は仕方ない．

成に伴い，現在の計測部会に至っている．

このセミナーは，2 日間にわたり開催される．1 日

計測分科会の時代には，分科会主催のセミナーとし目は，簡易線量計のキットの作成，2 日目に作製したて「医療被ばく測定セミナー」を開催し，一般撮影，各線量計の校正を行う．参加するにあたり，受講料と乳房，X 線 CT，IVR における被ばく線量の測定方法は別に簡易線量計キット(15,000 円)の購入が必要となついての講義と測定実習を行い，それぞれの測定法のる．キットは，首都大学東京の小倉教授が開発したも確立に努めてきた．現在，このセミナーは開催されてので，11.5 cm´8 cm´1 cm の検出器と 10 cm´15 cm´

いないが，放射線防護部会と共催で行われている「診4 cm の本体，それらを接続する 7 m のケーブルから断参考レベル(Diagnostic Reference Level: DRL)活用構成される(Fig. 1) ．
1)

セミナー」へと引き継がれている．詳細は，放射線医検出器は，Si ホトダイオードを用いて 50 keV の以療技術学叢書(25)「医療被ばく測定テキスト」に記載

下の X 線を検出でき，吸収線量と照射時間を得るこされている．また，日本放射線技術学会診断領域線量とができる．また，オシロスコープに接続すると線量計標準センターを開設・運営し，現在も線量計の校正波形も測ることが可能である．半導体検出器のため，作業を引き続き行っている．他の部会と同様に部会の大気補正や後方散乱補正が不要で，温度や湿度の影響開催や会誌の発行，ホームページの運営なども行い，も受けにくいことから保管管理も簡便である．更に，現在の部会に至っても，これらの事業は継続して行わ本体や検出器の電源も乾電池から供給されるため，小れている．

型軽量で持ち運びも便利である．ただし，エネルギー

平成 27 年度からは，計測部会としての新たな事業(線質)依存性があることには注意が必要である．

である「簡易線量計作製セミナー」が各支部との共催

セミナーの日程は，1 日目の午前に簡易線量計の概で行われている．平成 27 年 6 月に本邦初の DRL が要説明が行われた後，半田付けなどを行い検出基板を公表されたこともあり，放射線を取り扱うわれわれに作製し，検出器部分の組み立て配線が行われる(Fig.

とって線量管理は重要な項目の一つになっている．そ2)．午後からは本体である計測・表示部の基板の作製の線量管理に必要なツールである線量計は，必須のもを行い，本体を組み立て全体の動作確認が行われるのではあるが，非常に高価なため購入が困難である．

(Fig. 3)．2 日目には，線量計の校正方法の概略説明

このセミナーは，線量計を自身で作製することでコスが行われ，講師陣とともに各自が作製した線量計の校トを下げるとともに，自作した線量計に愛着を感じ，正を行い，比較値(校正係数に値するもの)を得て，終そして線量管理への関心を持っていただくことを目的了となる(Fig. 4)．

日本放射線技術学会雑誌

579

第 2 回セミナー(茨城)，第 3 回セミナー(名古屋)に委員会アンケートから，このセミナーの満足度を評価参加した受講生に対して行われた JSRT 学会事業評価

した結果を Fig. 5 に示す．参加後の満足度が非常に高いことがわかる．
更に，今年度からは低エネルギー領域(乳房撮影)専用の検出器を準備し，エネルギー依存性が問題であった乳房撮影領域専用の簡易線量計の作製にも着手した．受講生は，一般撮影用と乳房用と，どちらの線量計を作製したいのか選択できるようになった．
被ばく管理や画質管理など検査の品質を管理維持することは重要である．しかし，現実には，利益に反映されない品質管理に費用を費やしてくれる施設は少な
く，線量計を所持していない施設も多い．計測部会では，このセミナーだけでなく，半導体線量計の貸出事業も合わせて行っている．ぜひ，活用していただき

Fig. 1

簡易線量計の外観(左：検出器，右：本体)

たい．

開講挨拶

簡易形線量計の概要説明
検出部基板の作製
動作確認

検出部の組み立て・配線

Fig. 2検出器部の内部と作業風景(1 日目午前)

計測・表示部基板の作製動作確認

計測・表示部の組み立て
全体の動作確認

Fig. 3Vol. 73 No. 7 Jul 2017

本体部分内部(1 日目午後)

580

Fig. 4

線量校正の風景(2 日目)と全国の線量計校正施設

Fig. 5

JSRT 学会事業評価委員会のアンケート結果(セミナー参加の満足度)

また，診断領域線量計標準センター(以下，センター

れを参照いただきたい．各種の量のトレーサビリティと略す)は，10 年ほど前に計測部会(計測分科会)の一体系は計量法に定められており，照射線量の国家基準つの事業として発足した．当時，もしくはそれ以前のも国立研究開発法人産業技術総合研究所にある．そこ

会員の認識として，診断領域の線量の不確かさは，から二次標準，特定二次標準に精度が受け継がれ，各±100％もあるといわれており，これを問題として，計施設の線量計が校正される体系となっている．各セン測部会でいくつかの基礎研究(ガラス線量計送付によターの線量計は，2 年に 1 度，二次標準となる線量計る全国調査，アンケートなど)を行ったこと，東洋メ校正業者に校正を委託して，精度を維持している．

ディック株式会社より診断領域線量計を当学会に 10

各センターでは，会員の施設の線量計を無料で校正台寄贈していただいたことからセンターの設置が可能している．Figure 6 に，東海地区センターの名古屋大となった．

学の線量計校正の様子を示す．Table は，センター 10

現在，センターは北海道から九州まで 10 カ所が稼施設の合計で，近年の利用実績を示している．この中働しており，その施設名，担当者，連絡先などについで，サーベイメータについては，X 線発生装置の都合ては計測部会ホームページに掲載されているので，そで，校正の行えるセンターと行えないセンターがある

日本放射線技術学会雑誌

581

Fig. 6

線量計校正の風景(名古屋大学)

Table

診断領域線量標準センター全体の近年の利用実績(台数)

年度 一般用・CT 用
2013
2014
2015
2016
＊
＊＊

152735
集計中＊

マンモ用 サーベイメータ 簡易線量計736
集計中

75
6887
集計中

＊＊−−
9約 60

半導体線量計を含む(公社)日本放射線技術学会計測部会簡易線量計作製セミナーで作成されたものことに注意していただきたい．
なお，各センター担当者は，放射線計測について深い知識を有しており，さまざまな相談にも対応可能である．校正の依頼の仕方についても，計測部会ホームページに掲載しているので，これを参照の上，多くの会員が利用することを望んでいる．

参考文献
1) 小倉 泉，安部真治，根岸 徹，他．X 線装置の日常管理を目的とした簡易形測定器システムの開発．日放技学誌

Vol. 73 No. 7 Jul 20172014; 70(12): 1403-1412.