生産終了機種 置換資料

2018.05.08

本資料は，主に製品置き換え時の相違について記載しています。
正しく安全にお使いいただくため，ご使用上の注意事項等は必ず取扱説明書をお読みください。
●プログラムコントローラ PCD-33A 生産終了のお知らせ
生産終了機種プログラムコントローラPCD-33A

推奨代替機種プログラム指示調節計
PCB1●推奨代替機種をご利用いただいた場合の注意点
・パターン数が異なります。
9 パターン(連結可能) → 10 パターン(連結可能)
・ステップ数が異なります。
81 ステップ(9 ステップ/パターン) → 100 ステップ(10 ステップ/パターン)・SV 上限，SV 下限機能はありません。→スケーリング上限，スケーリング下限
・外観色黒(OP: BK)は標準。
外観色が黒のみになります。
・コンソール通信(CMD-001)が行えます。
・制御出力 無接点電圧の電圧が異なります。
212 0 V DC → 12 V DC 15 %・シリアル通信 通信速度選択の選択項目が異なります。
MAX 19200 bps(2400, 4800, 9600, 19200 bps) → MAX 38400 bps(9600, 19200, 38400 bps)
・入力レンジの定格範囲が異なります。(P.6 の入力レンジを参照)
・本体奥行きが異なります。
首下 98.5 mm → 58.8 mm
・警報 1, 2(標準) → イベント出力 EV1(標準)，イベント出力 EV2(オプション：EV2(DR))，イベント出力 EV3(オプション：EV3(D□))
・電源電圧端子が異なります。
②(+)－③(-) → ⑬(+)－⑭(-)
・制御出力(OUT1)端子および接点構造(リレー接点出力)が異なります。
⑤(+)－⑥(-) → ⑮(+)－⑯(-)
1a1b → 1a・熱電対入力端子が異なります。
⑱(+)－⑲(-) → ㉒(+)－㉔(-)
・測温抵抗体抵抗体入力端子が異なります。
⑱(A)－⑲(B)－⑳(B) → ㉒(A)－㉓(B)－㉔(B)・直流電圧入力端子が異なります。
⑱(+)－⑲(-)(0～1 V DC, 0～5 V, 1～5 V, 0～10 V DC) →㉒(+)－㉔(-)( 0～1 V DC)㉑(+)－㉔(-)(0～5 V, 1～5 V, 0～10 V DC)
・直流電流入力端子が異なります。また，受信抵抗器 50 Ω が不要です。
⑱(+)－⑲(-) → ㉒(+)－㉔(-)
・シリアル通信端子が異なります。
⑪YA(-)－⑭YB(+)－⑰COM → ⑩YA(-)－⑪YB(+)－⑫SG
・外部操作端子が異なります。
入力端子 14 - 17 → 入力端子⑧-⑫または⑨-⑫を選択

1

・質量が異なります。
約 370 g → 約 220 g
・OUT1 比例帯の設定範囲が異なります。
0～1000 ℃, 0.0～999.9 ℃, DC 入力の場合 0.0～100.0 % → 0～入力スパンまたは 0.0～入力スパン，DC入力の場合 0.0～1000.0 %・センサ補正の設定範囲が異なります。また，センサ補正係数によりセンサの入力値の傾きを設定できます。
-100.0～100.0 ( )，DC 入力の場合: -1000～1000 → -1000.0～1000.0 ( )，DC 入力の場合: -10000～10000
・端子カバーの扱いが異なります。
オプション：TC → 別売品(TC-BCD2)●生産終了機種と推奨代替機種との相違点
本体色
外形寸法
パネルカット寸法
配線接続○○◎×(◎: 互換性がある ○: 相似性の高い変更 ×: 大きな変更)●生産終了機種と推奨代替機種
生産終了機種
PCD-33A-R/M
PCD-33A-S/M
PCD-33A-A/M
PCD-33A-□/M, 1
PCD-33A-□/M [警報 1，2(A1, A2)]

定格性能○

推奨代替機種

動作特性
○

操作方法
○

備 考

PCB1R00-00
PCB1S00-00
PCB1A00-00
PCB1□10-00

電源電圧 24 V AC/DC

PCB1□□0-10

警報 1，2(A1, A2)はイベント出力 EV1, EV2
割付選択で選択可能

PCD-33A-□/M (外部操作)

PCB1□□0-19

外部操作は，イベント入力 DI1, DI2 割付選
択で選択可能PCD-33A-□/M, C5

PCB1□□0-□6

シリアル通信PCD-33A-□/M, C5, P24

PCB1□□0-46

PCD-33A-□/M, SVTC

PCB1□□0-06

SVTC は，通信プロトコル選択で選択可能

PCD-33A-□/M, SVTC, P24

PCB1□□0-46

SVTC は，通信プロトコル選択で選択可能

PCD-33A-□/M, P24

PCB1□□0-40

絶縁電源出力PCD-33A-□/M, TC

PCB1□□0-□□端子カバーは別売品 (TC-BCD2)

PCD-33A-□/M, BK

PCB1□□0-□□

ケース 色 黒は標準2●取付寸法，パネルカット寸法(単位: mm)

91106.2

130

PCD-33A

92＋0.80□92＋0.8098.5104.5(オプション: TC付加時)

n×96－3＋0.50

横方向密接取付
n: 取付台数130

PCB1＋0.80□92＋0.8
09211.5
96n×96－3＋0.50

横方向密接取付
n: 取付台数3

●端子配列図
PCD-33A

接地
計器電源+224V DC-

3100～240V AC
または 24V AC

制御出力+無接点電圧

5直流電流

6-

リレー接点+-計器電源

9112

12イベント出力(EVT)133H 414C 515L

616717818919YB(+)

14

外部操作入力温度警報1(A1)
絶縁電源
出力"P24"1

通信(RS-485)"C5"
または設定値デジ
タル伝送"SVTC"
YA(-)
11

温度警報210 (A2)

10+-18192020TC: 100～240V AC または 24V AC/DC

制御出力: リレー接点，無接点電圧，直流電流
温度警報 1: (A1)出力温度警報 2: (A2)出力
絶縁電源出力: (OP: P24)
シリアル通信: RS-485(OP: C5)
設定値デジタル伝送 : (OP:SVTC)
TC: 熱電対入力
RTD: 測温抵抗体入力
DC: 直流電圧または直流電流入力
イベント出力: (EVT)出力 タイムシグナル，パターンエンド，RUN 出力
外部操作入力: プログラム制御実行(RUN)，プログラム制御終了(STOP)
・点線は，オプション指定の場合を示します。
・オプション"C5"または"SVTC"を付加した場合，外部操作は動作しません。
また，"C5"と"SVTC"は同時に付加できません。
・直流電流の場合，入力端子間に受信抵抗器(50 )を接続してください。

4COM17A
B
B
RTD

1819+DCPCB1

端子記号PWR説 明

O1

電源電圧 100～240 V AC または 24 V AC/DC(24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
制御出力 OUT1

EV1

イベント出力 EV1

EV2
O2

イベント出力 EV2[オプション: EV2, EV3(DR)]
制御出力 OUT2(オプション: EV2, DS, DA, EV3D )P24

絶縁電源出力 24 V DC(オプション: P24)

TC
RTD

熱電対入力
測温抵抗体入力DC

直流電流・直流電圧入力

CT1
CT2

カレントトランス(CT)入力 1(オプション: C5W, EIW, W)
カレントトランス(CT)入力 2(オプション: C5W, EIW, W)

RS-485

シリアル通信 RS-485(オプション: C5W, C5)

EVENT INPUT
EV3

イベント入力 DI1(オプション: C5W, EIW, EIT, C5, EI)
イベント入力 DI2(オプション: C5W, EIW, EIT, C5, EI)
イベント出力 EV3(オプション: EV3D , EI)

TRANSMIT OUTPUT伝送出力(オプション: EIT)

主な端子置き換え番号
PCD-33A

PCB1

電源電圧②(+)－③(-)⑬(+)－⑭(-)

制御出力 OUT1⑤(+)－⑥(-)⑮(+)－⑯(-)

熱電対入力⑱(+)－⑲(-)

㉒(+)－㉔(-)

測温抵抗体入力⑱(A)－⑲(B)－⑳(B)㉒(A)－㉓(B)－㉔(B)

直流電圧入力⑱(+)－⑲(-)(0～1 V，0～5 V,1～5 V, 0～10 V DC)㉒(+)－㉔(-)( 0～1 V DC)㉑(+)－㉔(-)(0～5 V, 1～5 V, 0～10 V DC)

直流電流入力⑱(+)－⑲(-)

㉒(+)－㉔(-) (受信抵抗器 50

シリアル通信

⑪YA(-)－⑭YB(+)－⑰COM⑩YA(-)－⑪YB(+)－⑫SG

5不要)

●入力レンジ
定格目盛
PCD-33A
入 力K

熱電対JRSBETN
PL-ⅡC(W/Re5-26)
Pt100

測温抵抗体
JPt100直流電流
直流電圧-200～1370-199.9～400.0-200～1000
0～17600～17600～1820-200～800-199.9～400.0-200～1300
0～13900～2315-199.9～850.0-200～850-199.9～500.0-200～500

4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～1 V DC
0～5 V DC
1～5 V DC
0～10 V DC

目盛範囲-320～2500-199.9～750.0-320～1800
0～32000～32000～3300-320～1500-199.9～750.0-320～2300
0～25000～4200-199.9～999.9-300～1500-199.9～900.0-300～900-1999～9999(*1)(*2)-1999～9999(*1)(*2)-1999～9999(*1)-1999～9999(*1)-1999～9999(*1)-1999～9999(*1)

分解能
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )1 ( )
0.1 ( )
11
1
1
1
1
1( )

(*1): 直流電流/電圧入力は，スケーリングおよび小数点位置の選択ができます。
(*2): 直流電流入力は，別売りの受信抵抗器(50 )が必要です。

PCB1

入 力
K

熱電対

JRS
B
E
TN
PLC(W/Re5-26)
Pt100

測温抵抗体
JPt100直流電流
直流電圧4～20 mA
0～20 mA
0～1 V
0～5 V
1～5 V
0～10 V

目盛範囲-328～2498-200～1370-200.0～400.0-328.0～752.0-200～1000-328～18320～1760
32～3200
0～176032～3200
0～182032～3308-200～800-328～1472-200.0～400.0-328.0～752.0-200～1300-328～2372
0～139032～25340～231532～4199-200.0～850.0-328.0～1562.0-200～850-328～1562-328.0～932.0-200.0～500.0-200～500-328～932-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)(*): スケーリングおよび小数点位置選択可能

6

分解能
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )1 ( )
0.1 ( )
1 ( )111111●定格性能
PCD-33A

項 目

PCB1

埋込部 奥行寸法98.5 mm58.8 mm

質 量

約 370 g

約 220 g

商用電圧仕様100～240 V AC(85～264 V AC)

100～240 V AC (85～264 V AC)

低電圧仕様

24 V AC/DC(20～28 V AC/DC)

24 V AC/DC(20～28 V AC/DC)

約 8 VA

100～240 V AC: 約 8 VA 以下(オプション最大負荷時，約 11 VA 以下)
24 V AC: 約 5 VA 以下(オプション最大負荷時，約 8 VA 以下)
24 V DC: 約 5 W 以下(オプション最大負荷時，約 8 W 以下)

電源電圧
消費電力

入 力

熱電対(TC)K, J, R, S, B, E, T, N, PL- Ⅱ , K, J, R, S, B, E, T, N, PL- Ⅱ ,C(W/Re5-26)
C(W/Re5-26)
外部抵抗: 100 以下(ただし，B は外部抵抗: 100 以下(ただし，B は40 以下)
40 以下)

測温抵抗体
(RTD)

Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗: 1 線当たりの抵抗値 10 以下

Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗: 1 線当たりの抵抗値 10 以下

直流電流(DC)

4～20 mA, 0～20 mA DC(別売り受信抵抗器)
入力インピーダンス: 50
許容入力電流: 50 mA DC 以下

4～20 mA, 0～20 mA DC(受信抵抗器内蔵)
入力インピーダンス: 50
許容入力電流: 50 mA DC 以下

直流電圧(DC)

0～1 V DC
入力インピーダンス: 1 M 以上
許容入力電圧: 5 V DC 以下
許容信号源抵抗: 2 k 以下
0～5 V, 1～5 V, 0～10 V DC
入力インピーダンス 100 k 以上
許容入力電圧 15 V DC以下
許容信号源抵抗 100 以下

0～1 V DC
入力インピーダンス: 1 M 以上
許容入力電圧: 5 V DC 以下
許容信号源抵抗: 2 k 以下
0～5 V, 1～5 V, 0～10 V DC
入力インピーダンス 100 k 以上
許容入力電圧 15 V DC以下
許容信号源抵抗 100 以下

レンジ

マルチレンジ

マルチレンジ0～10.0 秒

0.0～10.0 秒

PV 表示器

7 セグメント LED 赤 4 桁
18×8 mm(高さ×巾)

7 セグメント LED 赤 4.5 桁
24×11 mm(高さ×巾)

SV 表示器

7 セグメント LED 緑 4 桁
12.6×6 mm(高さ×巾)

7 セグメント LED 緑 4.5 桁
14×7 mm(高さ×巾)

PTN 表示器

7 セグメント LED 緑 1 桁
12.6×6 mm(高さ×巾)

7 セグメント LED 橙 1.5 桁14×7 mm(高さ×巾)STEP 表示器

7 セグメント LED 緑 1 桁
12.6×6 mm(高さ×巾)

7 セグメント LCD 橙 1.5 桁
14×7 mm(高さ×巾)PV フィルタ表示器

7

指示精度

項 目

PCD-33A

PCB1TC

各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内R, S 入力 0～200 (0～400 )は 6(12 )以内
B 入力 0～300 (0～600 )は精度保証範囲外
K, J, E,N,T 入力 0 (32 )未満は入力スパンの 0.4 % 1 デジット以内

各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内R, S 入力 0～200 (32～392 )は 6(12 )以内
B 入力 0～300 (32～572 )は精度保証範囲外
K, J, E, T, N 入力 0 (32 )未満は入力スパンの 0.4 % 1 デジット以内

RTD

各入力スパンの 0.1 % 1 デジット以 各入力スパンの 0.1 % 1 デジット以内
内DC

各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以 各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内内

サンプリング周期

250 ms

125 ms

時間指示精度

設定時間の 0.5 %以内

設定時間の 0.5 %以内

プログラム パターン数
性能
ステップ数

9 パターン(連結可能)

10 パターン(連結可能)

81 ステップ(9 ステップ/パターン)

100 ステップ(10 ステップ/パターン)0～10000 回(0 に設定するとリピート動作しない)

リピート回数ステップ時間範 0～99 時間 59 分/ステップまたは 0～ 0～99 時間 59 分/ステップまたは 0～囲
99 分 59 秒/ステップ
99 分 59 秒/ステップ
時間設定精度

設定時間の 0.5 %以内

設定時間の 0.5 %以内

設定分解能

温度: 定格目盛の項を参照
時間: 1 分または 1 秒

温度: 定格目盛の項を参照
時間: 1 分または 1 秒

ウエイト値(0 ～ 100)( ) ま た は (0.0 ～100.0) ( )DC 入力の場合 (0～1000)
入力端子 14 - 17 を開から閉 RUN
閉から開 STOP

0～入力スパンの 20 %相当の換算値
DC 入力の場合 0～スケーリング幅の 20 %相当の換算値(OP:EV2, EI)付加し，イベント入力
DI1 または DI2 割付選択で，プログラ
ム制御実行(RUN)/停止(STOP)切り替えを選択
入力端子⑧-⑫または⑨-⑫を選択
開から閉 RUN
閉から開 STOP

外部操作

8PCD-33A

項 目制御方式

PID 動作ONOFF 動作

制御定数

OUT1 比例帯(P) 0～1000(2000 )または0.0～999.9(999.9 )DC 入力 0.0～100.0 %PID 動作ONOFF 動作0～入力スパン ( )または0.0～入力スパン ( )DC 入力の場合 0.0～1000.0 %

積分時間(I)

0～1000 秒

0～3600 秒

微分時間(D)

0～300 秒0～1800 秒

ARW

0～100 %

0～100 %

ON/OFF 動作す 0.1～100.0 ( )きま

0.1～1000.0 ( )出力上限，出力 0～100 %
下限
直流電流出力: -5～105 %

0～100 %
直流電流出力時: -5～105 %

1～120 秒

0.5, 1～120 秒

リレー接点

1a1b
3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)

1a
3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)

無接点電圧

12 0 V DC
最大 40 mA DC(短絡保護回路付)

12 V DC 15 %最大 40 mA DC(短絡保護回路付)

直流電流

4～20 mA DC
負荷抵抗 最大 550

4～20 mA DC
負荷抵抗 最大 550

A1, A2, 2 点標準
工場出荷時
A1: 動作なし
A2: 動作なし

イベント出力 EV1 1 点標準
イベント出力 EV2(オプション)
イベント出力 EV3(オプション)
イベント出力割付で，警報動作，ヒータ断線警報，ループ異常警報出力，タイムシグナル，AT 中出力，パターンエンド出力，通信コマンド出力，RUN 出力および加熱冷却制御リレー接点出力のいずれかを選択
工場出荷時
EV1: 動作なし

比例周期制御出力(OUT1)

PCB1

警報出力

2

リレー接点 1a3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)

リレー接点 1a3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
付属機能

センサ補正

-100.0～100.0 ( )DC 入力の場合: -1000～1000-1000.0～1000.0 ( )DC 入力の場合: -10000～10000

SV 上限，SV 下 SV 上限値: SV 下限値～入力レンジ上 無し
限機能限値
スケーリング上限，スケーリング下限
SV 下限値: 入力レンジ下限値～SV 上 設定で代用可能
限値

環境仕様

定値制御機能ステップ時間にを設定すると， ステップ時間にを設定する
ステップ SV で定値制御を行うと，ステップ SV で定値制御を行う

コンソール通信無し

有り(CMD-001)

周囲温度

0～50

-10～55

周囲湿度35～85 %RH(結露不可)

35～85 %RH(結露不可)

9●オプション機能
項 目
シリアル通信
(OP: C5, C5W)

PCD-33A

PCB1

EIA RS-485
通信プロトコル
神港標準プロトコル
設定値デジタル伝送
設定値デジタル受信器
Modbus ASCII
Modbus RTU
通信速度
MAX 19200 bps(2400, 4800, 9600, 19200 bps)

EIA RS-485
通信プロトコル
神港標準プロトコル
設定値デジタル伝送
設定値デジタル受信器
Modbus ASCII
Modbus RTU
通信速度
MAX 38400 bps(9600, 19200, 38400 bps)

設定値デジタル伝送(OP: SVTC)

通信プロトコル選択で選択可能
通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送を選択すると，弊社のデジタル指示調節計のシリアル通信(OP: C5)と組み合わせて，ステップ SV をデジタル伝送できる。
また，設定値デジタル受信器を選択す
ると，弊社プログラムコントローラ[PCA1 または PCB1(通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送を選択)]と組み合わせて，SVTC コマンドによるステップ SV を受信できる。

通信プロトコル選択で選択可能
通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送を選択すると，弊社のデジタル指示 調 節 計 の シ リ ア ル 通 信 (OP: C5,C5W)と組み合わせて，ステップ SV をデジタル伝送できる。
また，設定値デジタル受信器を選択す
ると，弊社プログラムコントローラ[PCA1 または PCB1(通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送を選択)]と組み合わせて，SVTC コマンドによるステップ SV を受信できる。

外観色黒(OP: BK)

ケース，ベース 黒

標準 ケース 黒

絶縁電源出力(OP: P24)

出力電圧: 24 V 3 V DC(負荷電流 30mA DC時)
リップル電圧: 200 mV DC以内(負荷電流 30 mA DC時)
最大負荷電流: 30 mA DC
感電防止用端子カバー

出力電圧: 24 V 3 V DC(負荷電流 30mA DC時)
リップル電圧: 200 mV DC以内(負荷電流 30 mA DC時)
最大負荷電流: 30 mA DC
別売品 (TC-BCD2)

端子カバー(OP: TC)

10