QX200™ Droplet Reader および QuantaSoft™
ソフトウェア
取扱説明書

カタログ番号 186-4001JA, 186-4001J1, 186-4001J2, 186-4001J3, 186-4003JA

バイオ・ラッドテクニカルサポート
サポートや技術的なアドバイスについては、バイオ・ラッド社のテクニカルサポート部門にお問い合わせください。
日本のテクニカルサポート部門の受付時間は、
月～金曜日の営業日の午前 9:00～午後 5:00 となっています。
電話：03-6404-0331
FAX：03-6404-0334
E メール：life_ps_jp@bio-rad.com（日本国内用）
各国のテクニカルサポートと事業所の連絡先については、www.consult.bio-rad.com をご覧ください。

法的通知
本書のいかなる部分も、バイオ・ラッド ラボラト
リーズから書面による許可を得ることなく、写真複写や記録を含む電子的または機械的ないかなる形式や手段によっても、あるいはいかなる情報記
憶または情報検索システムによっても、複製または送信してはならないものとします。
バイオ・ラッドは、当社の製品とサービスをいつでも変更できる権利を有しています。本書は、事前の通知なく、変更されることがあります。
バイオ・ラッドは、本書の正確性に万全を期していますが、本書の誤りや、本書を利用したことによって生じた損害についての責任は一切負わない
ものとします。
EvaGreen は Biotium, Inc. の商 標 です 。 Excel はMicrosoft Corporation の商標です。FAM、HEX、およ び VIC は Applera Corporation の 商 標 で す 。
Pipetman は Gilson, Inc. の 商 標 で す 。 SYBR は
Molecular Probes, Inc.の商標です。TaqMan は Roche
Molecular Systems, Inc. の 商 標 で す 。 twin.tec はEppendorf AG の商標です。
バイオ・ラッド社のサーマルサイクラーとリアル
タイムシステムに関する注意：本製品を購入すると、購入者自身の内部的な研究および開発用途、
ヒト体外診断および Applera Corporation が所有する米国特許番号 5,475,610（請求項 1、44、158、160-163、および 167 のみ）、または米国以外での対応する特許に基づく他のすべての適用分野での用途のみに使用するための限定された、譲渡禁止の免責が譲渡されます。装置、試薬、キット、または 5'ヌクレアーゼ法に対する特許請求など、その他
いかなる特許請求の範囲の下でも、明示的、黙示的、または禁反言により、権利は譲渡されません。
ライセンス購入に関する詳しい情報は、Director ofLicensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre
Drive, Foster City, California 94404, USA にご連絡い
ただければ入手できます。
バイオ・ラッド社のサーマルサイクラーとリアル

タイムサーマルサイクラーは、Eppendorf AG が所有する米国特許番号 6,767,512 および 7,074,367 または相当する外国特許の 1 つあるいは複数によって保護されています。
Copyright © 2012 by Bio-Rad Laboratories, Inc. All
rights reserved.

バイオ・ラッド ラボラトリーズの情報サービス
弊社では科学研究者を対象として多くの資料等情報をご提供しております。以下に示すウェブサイトでは実験に有益な情報を提供しております。
Life Science Research web site
http://www.bio-rad.com
このウェブサイトでは、技術的な情報、取扱説明書、製品情報、技術サポートなどの情報へアクセスして頂けます。
さらに、製品に関連する実験手法と多様なアプリケーションに関する技術情報もご提供しています。
下表に、弊社が提供する情報サービスと情報の入手方法を示します。
バイオ・ラッド社の技術情報サービス
リソース

問い合わせ方法

各地域での弊社営業所

弊社ウェブサイト（www.bio-rad.com)から住んでいる国を選択して、地域の情報を確認します。または本取扱説明書巻末のリストから、最寄りの営業所を探してください。

技術参考資料や文献

弊社ウェブサイト（www.bio-rad.com）にアクセスしてください。検索ボック
スにキーワードを入力し、ドキュメント(Documents）を選択して技術情報、取扱説明書、その他の必要な参考資料へのリンクを表示します。

技術専門要員（テックコール）

弊社では、高品質の技術サポート体制を整えています。また、技術サ
ポート部門に経験豊富なスタッフを配置しており、お客様のお問い合わせに対応して、実践的で専門的な解決方法をご提供いたします。
技術サポートをご希望の場合は、弊社テックコールへご連絡ください。
テックコールの連絡先は本書「バイオ・ラッド テックコール」の項目をご参照ください。

保証
本製品とその付属品における不具合については 1 年間保証いたします。保証期間中に本体あるいは付属品に不具合が発見された場合、不具合のある部品の修理を無償にて行います。ただし、消耗品は保証対象外となります。
下記の場合は保証対象外となります。
1. 適切でない使用方法による故障
2. 弊社あるいは弊社が認定した者以外が、修理あるいは改造を行った場合
3. 指定以外の部品を使用したために起きた故障
4. 弊社以外から供給された部品等を使用した場合
5. 事故あるいは間違った使用方法によって生じた故障
6. 天災による故障
7. サンプルなどによって生じた腐蝕
保証期間内であっても、再度の納品検収、移動設置、製品点検については有償となります。保証期間外でも修理によって機能が維持できる場合には有償にて修理を承ります。
修理の依頼およびお問い合わせは、機器のモデル名とシリアルナンバーを添えてお近くの弊社営業所あるいは弊社販売代理店までお願いいたします。
この機器の使用目的に合わない状態での使用や、弊社あるいは弊社指定の者以外による改造によって怪我あるいは災害にあわれた場合、弊社では一切の責任を負いません。

保証内容の詳細については、製品付属の製品保証書をご参照ください。

保証登録
保証サービスをお受けいただく際には登録が必要になります。必ず保証書に必要事項を記入の上、弊社へ FAX
頂くか以下のウェブサイトからご登録をお願いいたします。
http://warranty-registration.bio-rad.co.jp/registration.htm
製品保証書は修理時などに必要になりますので、大切に保管してください。

修理依頼について修理をご依頼される際には修理品と一緒に不具合詳細を記載する「修理依頼書」と運搬者や作業者の安全を確保するための「デコンタミネーション確認のお願い」をコピーして、ご記入の上、修理品と一緒に弊社販売代理店へお引き渡し下さい。両書類は本書 Appendix B および C に掲載されています。

製品を安全にご使用いただくためにはじめに
バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 ライフサイエンス事業部が販売している製品はすべて研究用途を目的として販売しております。医療用・医療診断機器ではありません。研究用途以外は使用しないでください。
製品の仕様・外観は改良のため予告なしに変更されることがありますので、予めご了承願います。
QX200 Droplet Digital PCR システムを安全に操作するため、本章および本書中に記載する安全性基準を順守してください。

安全にご使用頂くための注意事項
警告！QX200 Droplet Digital PCR システムや他のアクセサリーの外側ケースを取り外そうとしたり修理しようとしたりしないでください。本装置の外部ケースを開けると、感電によって負傷したり、装置が損傷したりする危険性があります。
注意：本ユニットを水がかかる可能性のある場所に保管したり、使用したりしないでください。感電の原因となることがあります。ユニットは、実験台の端で保管したり、使用したりしないでください。

安全規格と規制への適合性
本装置は、試験の結果、以下に示す安全規格と電磁両立性規格の該当するすべての要求事項に適合していることが確認されています。
・・IEC 61010-1:2001（第 2 版）
、EN61010-1:2001（第 2 版）－計測、制御、および実験室用電気機器の安全要求事項－第 1 部：一般要求事項
EN 61326-1:2006（クラス A）－計測、制御、および実験室用電気機器の EMC 要求事項－第 1 部：一
般要求事項

本装置は、無線周波数エネルギーを作製および使用しており、このようなエネルギーを放射する可能性があります。この取扱説明書に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な妨害を引き起こすことがあります。住宅地域で本装置を使用すると、有害な妨害を引き起こすことがあります。このような場合、ユーザーは自費でこの妨害の対策を講じなければなりません。
CE マークは、製品が該当する EC 指令の必須要求事項に適合していることをメーカーが保証していることを示しています。
CSA マークは、製品、工程、またはサービスがカナダあるいはアメリカの規格に適合するかどうかを試験した結果、該当する CSA 規格の要求事項に適合していたことを示しています。
本装置は、FCC 規則パート 15 に従って試験した結果、クラス A デジタル機器の規制に適合していることが確認されています。これらの規制は、商業的環境で本装置を使用した場合に、有害な妨害を引き起こさないようにするための十分な保護を規定することを目的としたものです。
WEEE 指令マークは、エンドユーザーがこの製品を廃棄したいと思ったとき、その製品を回収およびリサイクルするために個別の収集施設に送らなければならないことを示しています。

装置の安全性に関する警告本装置を改造すると、保証と安全認証が無効になるとともに、安全上の問題が発生する可能性があります。
本装置は、実験専用の装置です。バイオ・ラッド ラボラトリーズは、本来の用途以外で本装置を使用した
り、バイオ・ラッド ラボラトリーズまたは正規代理店以外が本装置の変更を行ったりした結果、負傷ある
いは損害が発生しても、一切の責任を負いません。本書に記載されている安全仕様を守ってください。本装置に付属の電源コード以外は使用しないでください。また、使用する地域の電源コンセントに対応したプラグアダプター以外は使用しないでください。承認されていない試薬を使用すると、装置が損傷し、保証が無効になることがあります。

PPE（個人防護具）トレーニング
オイルやサンプルプレートを使用する場合は、手袋を正しく使用することをお勧めします。PPE に関する
OSHA の要求事項は、連邦規則集（CFR）の 29 CFR 1910.132（一般要求事項）、29 CFR 1910.138（手の保護）、29 CFR 1926.95（標準的な個人防護具の基準）に明記されています。保護能力が低下した手袋は廃棄して、新しい手袋と交換してください。化学物質にさらされた手袋を再使用しようとする場合は、曝露時間、保管期間、温度などの要因と化学物質の毒性を考慮してください。装置、アッセイ、オイル、および洗浄溶剤を取り扱う場合に手袋を選択しやすいように、以下に各種手袋の特徴をまとめています。
・ブチル手袋は合成ゴム製で、過酸化物、フッ化水素酸、強塩基、アルコール、アルデヒド、およびケトンから保護してくれます。

・

天然（ラテックス）ゴム手袋は、着用感が快適で、引張強度、弾力性、および耐温度性に優れています。

・

ネオプレン手袋は合成ゴム製で、柔軟性と作業性が高く、高密度で耐引裂性にも優れています。この
手袋は、アルコール、有機酸、およびアルカリから保護してくれます。

・ ニトリル手袋は共重合体製で、トリクロロエチレンやテトラクロロエタンなどの塩素系溶剤から保護してくれます。この手袋は、オイル、グリース、酸、および苛性物質を取り扱う場合に保護してくれ
ます。

Memo

目次
1. QX200™ Droplet Digital™ PCR システム .............................................................................. 1

1.1
1.2
1.3
1.4

はじめに........................................................................................................................ 1
システム構成品............................................................................................................. 2
Droplet Digital PCR ワークフロー ............................................................................. 2システムのセットアップと一般的な操作方法 ............................................................. 4

2. QX200 Droplet Reader の使用方法 ......................................................................................... 5
3. QuantaSoft™ソフトウェアの使用方法 .................................................................................... 8

3.1 QuantaSoft 操作方法 ....................................................................................................... 9
3.2 結果解析方法 ................................................................................................................. 17
4. 仕様とメンテナンス ............................................................................................................... 37

4.1
4.2

仕様 ............................................................................................................................. 37
メンテナンス .............................................................................................................. 38
4.2.1 一般的なメンテナンス手順 ............................................................................ 38
4.2.2 Droplet Reader オイルの交換と廃棄物の除去 .............................................. 38
4.2.3 点検および予防的メンテナンス ..................................................................... 38

Appendix A Ordering Information ......................................................................................... 42
Appendix B: 修理依頼書 ........................................................................................................... 43
Appendix C: デコンタミネーション確認のお願い ................................................................... 44

1. ™ Droplet Digital™ PCR システム

1

QX200™ Droplet Digital™
PCR システム

1.1 はじめにQX200 Droplet Digital PCR（ddPCR™）システムは、非常に高感度かつ高精度なデジタル PCR を行います。
このシステムは、QX200 Droplet Generator と QX200 Droplet Reader という 2 つの装置とその関連消耗品で構成されています（セクション 1.2 を参照）
。QX200 Droplet Generator は、サンプルを 20,000 個のナノリット
ルサイズのドロップレットに分割します。サーマルサイクラーで PCR を実施した後、各サンプルのドロップレットを QX200 Droplet Reader で個別に解析します。PCR ポジティブと PCR ネガティブのドロップレッ
トをカウントし、デジタル形式でターゲット DNA の絶対定量を行います。
ddPCR システムでは、以下のことを行うことができます。
・・・

ターゲット DNA を極めて高い感度で検出することができます。
コピー数多型（CNV）を比類のない精度で決定することができます。
遺伝子発現レベルを最高の精度で測定することができます。

用途と用法：・・・・・・

コピー数多型（CNV）
レアシーケンス検出
Mutation 検出
遺伝子発現解析
miRNA 解析
次世代シーケンシングサンプル定量

本書では、QX200 Droplet Reader と QuantaSoft™ソフトウェアの使用方法について説明します。QX200
Droplet Generator の使用方法については、『QX200 Droplet Generator 取扱説明書（Bulletin 10031907）』を参照してください。

1

1.2 システム構成品
このシステムは、以下のような 2 つの装置と関連ソフトウェア、消耗品、試薬で構成されています（表 1.1）。
・

QX200 Droplet Generator 専用試薬と微細流路を用いて、サンプルを 20,000 個のナノリットルサイズのドロップレットに分割します。

・

QX200 Droplet Reader ドロップレットの核酸ターゲットを PCR 増幅した後、2 色検出システム（FAMと VIC または HEX、もしくは EvaGreen を検出するように設定）を使用して、この装置で各ドロップ
レットを個別に解析します。PCR ポジティブと PCR ネガティブのドロップレットをカウントし、QuantaSoft ソフトウェアを使用して、デジタル形式でターゲット DNA の絶対定量を行います。

ddPCR を実施するのに必要なその他の材料については、表 1.2 に示しています。

QX200 Droplet Digital PCR システム。左側が QX200 Droplet Reader。右側が QX200 Droplet Generator。

1.3 Droplet Digital PCR ワークフロー
Droplet Digital PCR では、
以下の手順を行います（ワークフローを完了させるには 4.5～5.5 時間かかります）。
・

PCR-ready サンプルの調製－核酸サンプル（DNA または RNA）、プライマー、プローブ（FAM、VIC
または HEX）もしくはインターカレーション色素 (EvaGreen)を Bio-Rad ddPCR Supermix と混合します（表 1.2 を参照）。

・

ドロップレットの作製－ddPCR 反応液 20 μl を DG8™ Droplet Generator カートリッジにロードします。
次に、カートリッジを QX200 Droplet Generator にロードし、サンプルをドロップレットに分割します。
QX200 Droplet Generator は、微細流路を用いてオイルと水性サンプルを混合し、ddPCR 解析に必要なナノリットルサイズのドロップレットを作製します。2 分以内に、最大 8 サンプルを同時に処理します。

・PCR の実施－ピペットでドロップレットをカートリッジから 96 ウェル PCR プレートに移し、プレー
トをホイルで密閉します。サーマルサイクラーを使用して、エンドポイント（～40 サイクル）まで
PCR を実施します。

・

ドロップレットの読み取り－プレートを QX200 Droplet Reader にロードし、ランを開始します。Droplet
Reader が、各サンプルを少しずつ吸い取ってドロップレットに分割し、これらのドロップレットを 1
列に並べて 2 色検出器を通過させます。検出器がドロップレットを読み取り、どのドロップレットがターゲットを含んでいて（+）、どのドロップレットがターゲットを含んでいない（-）かを判断します。

・

結果の解析－Droplet Reader をラップトップコンピューターに接続し、QuantaSoft ソフトウェアを実行します。このソフトウェアは、サンプルのセットアップと名前付け、装置の起動と制御、結果解析を行うためのツール一式を提供します。また、このソフトウェアは、各サンプルのポジティブドロップ
レットとネガティブドロップレットを読み取ります。サンプルのポジティブドロップレットの割合か
らターゲットの濃度（コピー/μl）が決定されます。

2

表 1.1：QX200 Droplet Digital システム構成品 QX200 ddPCR システムの付属品（カタログ#186-3001JA）。
カタログ#は再注文時のカタログ番号です（数量は異なることがあります）
。
構成品

説明

カタログ#

QX200 Droplet Generator

ドロップレットを作製するために使用する装置。

186-4002JA

DG8 カートリッジ（24）

微細流路カートリッジは、サンプルとオイルを混合し、ドロップレットを生成するために使用します。

186-4008

DG8 ガスケット（24）カートリッジをシールして蒸発を防ぎ、ドロップレットの形成に必要な圧力をかけます。

186-3009

DG8 カートリッジ&ガスケットセット(120)

DG8 カートリッジと DG8 ガスケットのセットです。

186-4007

DG8 カートリッジホルダー（2）ドロップレットを作製するために、Droplet Generator カート
リッジを装置に配置および固定します。

186-3051

電源コード

QX200 Droplet Generator を電源に接続します。

－

QX200 Droplet Reader

ドロップレットの読み取りとデータの収集を行うために使用する装置。

186-4003JA

ラップトップ PC と QuantaSoft ソフト
ウェア

QX200 Droplet Reader に接続して、データ収集と解析を行います。

186-3007JA

Droplet Reader プレートホルダー（2）96 ウェル PCR プレートを Droplet Reader に配置します。

－

USB 2.0 ケーブル

QX200 Droplet Reader を PC に接続します。

－

電源コード

QX200 Droplet Reader を電源に接続します。

－

QX200 Droplet Generator 関連

QX200 Droplet Reader 関連

表 1.2：必要なその他の材料
構成品

推奨

カタログ#とサプライヤー

ddPCR Supermix for Probes

One-Step RT-ddPCR Supermix for Probes
ddPCR Buffer Control Kit for Probes

186-3010, 186-3026,
186-3027, 186-3028
186-3023, 186-3024,
186-3025
186-3021,186-3022
186-3052

Droplet Generation オイル for Probes（10 x 7 ml）

186-3005, 186-3030

QX200 Droplet Generator 関連
PCR Supermix（プローブ）

Droplet PCR Supermix

カートリッジダミーウェル用(プローブ)
Droplet Generator オイル(プローブ)

TM

PCR Supermix (EvaGreen)

ddPCR

Droplet generator oil (EvaGreen)

Droplet Generator オイル for EvaGreen

186-4033, 186-4034,
186-4035, 186-4036
186-4005, 186-4006

カートリッジダミーウェル用(EvaGreen)

ddPCR Buffer Control Kit for EvaGreen

186-4052

Droplet Generator オイル (EvaGreen)

Droplet Generation オイル for EvaGreen（10 x 7 ml）

186-4005, 186-4006

プレートシーラー

PX1 PCR Plate Sealer

181-4000

プレートシーラーホイルヒートシール

ddPCR 用 ホイルヒートシール (100 枚)

181-4040

ピペット*

サンプルロード用 20 μl ピペット
ドロップレット移動用 50 μl ピペット
オイル用 8 チャンネル、200 μl ピペット

ピペットチップ*

200 μl ピペットフィルター付き

Rainin L-20XLS
Rainin L-50XLS,
L8-50XLS+
Rainin L8-200XLS+
Rainin GP-L10F, GP-L200F

96 ウェル PCR プレート*

twin.tec 96 ウェルセミスカートプレート

Eppendorf 95579

試薬リザーバー*

Droplet Generator オイル用

Thermo 95128095

8 キャップストリップ

任意

EvaGreen® Supermix

QX200 Droplet Reader 関連
Droplet Reader オイル

Droplet Reader オイル（2 x 1 L）

186-3004, 186-3031

Droplet Reader 廃棄用ボトル

空の廃棄ボトル

N/A*: 他社より入手が必要です。

3

QX200 ddPCR システムは、加水分解プローブ（TaqMan）ケミストリーに対応しているため、ソフトウェアの色素デコンボリューションマトリックスを使用して最大 2 種類のプローブ（FAM と VIC、または FAMと HEX）を同時に検出し、ターゲットの特異性を確定することができます。このシステムは、EvaGreen ケ
ミストリーには対応していますが、SYBR®Green には対応していません。したがって、これらの化合物や他の承認されていない試薬を使用すると、装置が損傷し、保証が無効になることがあります。

1.4 システムのセットアップと一般的な操作方法
・

付属の電源コードを使用して、QX200 Droplet Generator と QX200 Droplet Reader を電源に接続します。
適切な通気が行われるように、Droplet Generator の後ろに 5 cm、左右に 3cm のスペース、Droplet Readerの後ろに 15 cm、左右に 15 cm のスペースを空けておいてください。

・付属の USB 2.0 コードを使用して、QX200 Droplet Reader をラップトップ PC に接続します。QuantaSoft
ソフトウェアは、ラップトップ PC にプレインストールされています。

・背面にあるスイッチを使用して、QX200 Droplet Reader の電源を入れます。ステータスインジケーターが緑色に点灯し、電源がオンであることを知らせます。QX200 Droplet Generator は、電源に接続すると電源がオンになります。

・

緑色のふたの上にあるボタンを押して、装置を開閉します。

・Droplet Reader には、 Droplet Reader オイル（カタログ#186-3004 もしくは 186-3031）が必要です。
Droplet Reader オイルの交換手順については、セクション 4.2.2 を参照してください。

4

Droplet Reader の使用方法

2.

2

QX200™ Droplet Reader の
使用方法

1.

背面にあるスイッチを使用して、QX200 Droplet Reader の電源を入れます。Droplet Reader を 30 分間
ウォームアップしてから、PC の電源を入れ、QuantaSoft™ソフトウェアを起動します。

2.

Droplet Reader の正面にあるインジケーターランプが点灯していることを確認します（表 2.1）
。左側から 2 つ目までのランプが緑色に点灯します。これらのランプは、電源がオンになっていることと、指定されたオイルリザーバーに十分なオイルがあり、廃棄物ボトルの中身が 700 ml 未満であることを示しています。ランプが黄色に点滅している場合は、ランを開始することはできません。廃棄物ボトルを空にするか、オイルを交換してください（セクション 4.2.2 を参照）。

表 2.1：QX200 Droplet Reader のステータスインジケーターランプ

緑色に点灯

電源オン

ボトル内容量 OK*

プレートがセットされて
いる

ランの完了

緑色に点滅

---

オイル＜30%または廃棄物＞70%**---

ランの実行中黄色に点滅---

オイル＜10%または廃棄物＞90%***---

ラン中のエラー

電源オフ---

プレートがセットされていないアイドル状態

消灯

*
**

***

96 ウェルを実行するだけの十分なオイルと廃棄物ボトルの空き容量があります。
96 未満のウェルを実行する場合であれば、ランを開始することも可能です（例えば、24 ウェルであれば、必要なオイルはわずか 19%です。）ランを実行できるだけのオイルがない場合は、ソフトウェアがランの開始を許可しません。
ソフトウェアがランの開始を許可しません。

5

3.

96 ウェル PCR プレートを以下のようにプレートホルダーに置きます。
a.

増幅したドロップレットを収容している 96 ウェル PCR プレートをプレートホルダーのベースに置きます。必ず、PCR プレートのウェル A1 が左上の位置にくるようにしてください。

b.

プレートホルダーの上蓋にあるリリースタブを「持ち上がった」位置に移動させ、上蓋を PCR
プレートの上に置きます。両方のリリースタブをしっかりと押し下げて、PCR プレートをホルダーに固定します。

プレートホルダーの上蓋

96 ウェル PCR プレート

押し下げる

押し下げる

プレートホルダーのベース

96 ウェル PCR プレートをプレートホルダーに置きます。

4.

緑色のふたの上にあるボタンを押して、Droplet Reader を開けます。プレートホルダーを Droplet Readerにロードします。緑色のふたの上にあるボタンをもう一度押して、カバーを閉めます。最初の 3 つのインジケーターランプが緑色に点灯していることを確認します（表 2.1）。
このボタンを押して開閉する

プレートホルダーを Droplet Reader の中に入れます。

6

正しい置き方

正しくない置き方

プレートホルダーの正しい置き方と正しくない置き方。右側の正しくない置き方では、リリースタブが「持ち上がった」
位置にあることに注意してください。

5.

QuantaSoft ソフトウェアで、左側のナビゲーションバーにある[Setup]をクリックして実験を定義してから（第 3 章を参照）、[Run]をクリックします。ランインジケーターランプ（一番右）が緑色に点滅
し、ドロップレットの読み取りが進行していることを知らせます。

6.

ドロップレットの読み取りが完了すると、4 つのインジケーターランプがすべて緑色に点灯します。
ドアを開けて、装置からプレートホルダーを取り外します。96 ウェル PCR プレートをホルダーから取り外して廃棄します。

7

3. QuantaSoft™ソフトウェアの使用方法

3

QuantaSoft™ソフトウェアの使用方法

QuantaSoft ソフトウェアでは、左側のナビゲーションバーから以下のような 3 つの主要なドロップレット
解析ステップにワンクリックでアクセスし、ワークフロー全体を移動することができます。
・[Setup]－サンプル、アッセイ、実験についての情報を入力します（セクション 3.1 を参照）。
・[Run]－ランを開始し、必要に応じて装置を制御します（セクション 3.1 を参照）。
・[Analyze]－核酸濃度を解析します（セクション 3.2 を参照）。

QuantaSoft ソフトウェアでは、以下のようなファイルタイプを使用します。
・テンプレート（*.qlt）－ddPCR プレートを読み取るためのユーザー定義のプレートレイアウト設定（データなし）。
・生データ（*.qlb）－ddPCR プレートの各ウェルの未処理データ。
・結果（*.qlp）－ddPCR プレート用のユーザー定義のプレートレイアウト設定と処理済みデータ。
・カンマ区切り値（*.csv）－Microsoft Excel などの他のプログラムを使用して、評価可能な形式で解析されたデータ。

8

3.1 QuantaSoft 操作方法
1)

ソフトウェア起動前の確認 （ドロップレットリーダーオイル残量・廃液）

リーダー上のランプの点灯を確認し、必要であればドロップレットリーダーオイルの交換、使用済みオイ
ルの廃棄を行います（36 ページを参照）。
2)

QuantaSoft ソフトウェアの起動

デスクトップ上の QuantaSoft アイコンをダブルクリックし、ソフトウェアを起動させると、ソフトウェアのウインドウが開きます。ウインドウ左側 Setup のボタンが選択されていることを確認します。

3)

Prime

画面上の Prime をクリックします。リーダーオイルがボトルから吸引されます（3分程度）。測定日の最初の測定前には、必ず一度 Prime を行ってください。また、オイルの補充や交換を行った際にも Prime を行う必要があります。
4)

Flush System

画面上の Flush System をクリックし、流路の洗浄を行います（30 秒程度）。
測定を行う直前には、必ず Flush System を行ってください。

95)

Experiments 設定

はじめてソフトウェアを起動した場合のみ、ウェルの設定の際に必要となる、実験設定(experiment)を作成する必要があります。
以下の手順で experiment の設定を行います。
Experiments 内の①New をクリックし、Experiments 設定ウインドウを開きます。
②Experiment Name、③Type (次項参照)、④Background Color （サンプルタイプアイコンの色）、Foreground
Color (サンプルタイプアイコンのフォントの色)の設定を行います。

①

②

③

④

10

＜Experiment Type＞
実験の種類に応じて下記のタイプを選択します。
ABS (Absolute Quantitation)：
測定対象の遺伝子数について絶対定量を行います。
CNV (Copy Number Variation)：
CNV の測定を行う場合に使用します。リファレンスとなる遺伝子のコピー数を設定する必要があります。
RED (Rare Event Detection)：
Rare Mutation の検出など、50 コピー/ul 以下の低濃度サンプルでの絶対定量を行う場合に選択します。

NOTE: Experiment タイプで CNV を選択した場合は、⑤Reference Copy Number に使用する遺伝子のコ
ピー数の入力を行います。（CNV の解析については 30 ページ参照）⑤⑥ ⑦
入力後は⑥Apply ボタンをクリックし、設定を保存します。
複数個の Experiment の設定を行う場合は、以上の作業を繰り返します。
Experiment の設定が終了したら、⑦OK ボタンをクリックし、終了します。

11

6)

Template ファイルの設定

ウェルの情報を入力し、template ファイルを作成します。
（保存済み Template ファイルを使用する場合は⑦を参照。）① ウェルを選択してダブルクリックすると、ウェル情報入力のウインドウが開きます。

①

ウェル情報入力ウインドウ② サンプル名を入力し、□Apply にチェックをします（通常は入力と同時にチェックが入ります）。

③ 実験目的に合わせて Experiment から目的の実験設定を選択します。5）で設定保存した実験設定がプ
ルダウンメニューに表示されます。

②③

選択されたウェル

新しく Experiment を追加することも可能です。その場合は、add experiment ...をプルダ
ウンメニューから選択し、experiment 設定ウインドウで設定を行います。

12

④ 使用するマスターミックスに応じて、Supermix プルダウンメニューよりマスターミックス
を選択します。
＜注意！＞正確にマスターミックスを選択するようご注意ください。

④⑤ 検出する蛍光色素に従って Target1 Name (FAM もしくは EvaGreen)、Target2 Name (VIC もしくは HEX) にターゲット名を入力します。また、Type のプルダウンメニューより、ウェルタイプの選択を行います。（通常は Ch1 unknown, Ch2 Unknown を選択します。
）⑤
NOTE: CNV の実験設定の場合には、FAM、VIC(もしくは HEX)、2 色での検出を行い、ウェルタイプとして Reference を設定する必要があります。(CNV の解析については 30 ページ参照)

CNV の場合、Type として Reference の設定が必要⑥ ウインドウ右上の Applied Well Setting 枠内の表示を確認し、Apply を押すと、ウェルへ情報が入力されます。
枠内に well に入力される情報（Apply のチェックボック
ス□にチェックが入っている項目）が表示される

Apply を押すと、選択したウェルに情報が入力される

13⑥⑦

＜複数のウェルの選択について＞
ひとつのウェルを選択した後、Ctrl キーを押し続けながらウェルをクリックしていくことで任意の複数ウェルを選択し、情報を入力することが可能です。
また、左上の*マークのクリックで全ウェルを一度に選択できます。01 から 12、もしくは A から F、の文字をクリックすることで、行、または列を指定して選択することもできます。

＊マーククリックによって全ウェルを一度に選択可能

列番号のクリックによって列のウェルを選択可能

入力したウェル情報を削除したい場合、空ウェルを選択して Ctrl + C を押し、削除したいウェルを選択して Ctrl + V によって、ウェル情報をクリアすることができます。

②のサンプル名入力の際、複数のウェルに同一のサンプル名を入力しておくと、測定後の解析の際に、それらのウェルのデータを統合した解析（マージ）も行えます。（マージについては 26 ページ
参照）⑦ すべてのウェルの入力を完了したら、ウインドウ下側の OK を押します。

14

⑧ ウェル情報入力ウインドウが消えて、Template の設定が完了します。
Template ファイルを保存する場合は、Template の Save as をクリック
して QS template file (QLT ファイル)として保管します(ファイルの種類については 8 ページ参照)。
すでに保管済みの Template ファイルを使用する場合は、Template 中の Load をクリックして目的のファイルを選択し、Template ファイルを開きます。

⑧
7） サンプルプレートのセット
サンプルプレートをホルダーにセットし、Droplet Reader のカバーボタンを押して開き、プレートホルダーをセットします（6 ページ参照）。ボタンを押して、カバーを閉じます。
8) 測定開始
測定を開始する前に、オイル残量の確認、流路のオイル充填・洗浄（Prime、Flash）について確認します（38 ページ参照）。
ウインドウ左側の Run ボタンを押すと、測定が開始され、Run Options ウインドウが開きます。

⑨⑩⑨

Acquire Data by でウェルの測定順序を Rows（横方向）または Columns（縦方向）から選択します。

⑩ Dye set に関して、Probe Supermix を用いた場合、probe dye set が表示され、測定色素の組み合わ
せを FAM/VIC または FAM/HEX から選択します。EvaGreen Supermix を用いた場合、Dye set として Eva が表示されます。プレート上での設定ウェル数も同時に表示されます。
⑪ OK ボタンを押すと測定が開始します。6) ⑧で template の保存を行っていない場合、この時点でファイルの保存を行います。1 ウェルあたりの測定時間は 2 分程度です。

Run を途中で終了させたい場合、ウインドウ左側のボタンを押します。

159) 測定時測定が開始すると、1 分程度でランインディケーターが点滅します。
また、測定中のウェルがプレートマップ上に緑色で示されます。
測定をおえたウェルについて、ウインドウの上部にドロップレットの 1D plot が表示されます。
Switch のクリックによって、メインウインドウでの、ウェル表示 ⇔ 測定ウェルのドロップレット 1D
plot および頻度分布の表示、の切り替えを行えます。
Channel 1 (FAM)1D plot
(ドロップレット蛍光 vs ドロップレット数)

Channel 2 (VIC or HEX)1D plot
(ドロップレット蛍光 vs ドロップレット数)

Channel 1
蛍光強度頻度分布

ウェルデータChannel 2
蛍光強度頻度分布

Switchデータ表示切り替え
(1D plot, 頻度分布を大きく表示)
測定済みのウェル(色付で表示)ランインディケーター
（ラン中に点滅）

サンプル名
experiment type
濃度 copy/uL (channel 1 unknown)
濃度 copy/uL (channel 2 unknown)

測定が終了するとウインドウ上に run complete. が表示されます。OK をクリックし、解析へすすみます。

16

3.2 結果解析方法
測定の終了とともにデータは QuantaSoft file (QLP ファイル)として保管されます。
ウインドウ左側の Analyze のボタンをクリックし、測定データの解析を開始します。

解析画面は、データテーブル、ウェルセレクター、データグラフの３つから構成されます。
データテーブル、グラフには、ウェルセレクターで選択したウェルのデータが反映されます。
（グラフ選択タブにより、さまざまな種類のグラフを表示することが可能です。
）

ファイル名

データテーブル

ウェルセレクター

グラフ選択タブ

データグラフ

解析は、以下の手順で行います。

1) ウェルの選択とデータの表示 (18 ページ)↓
2) データの Threshold line の確認・設定 (19～23 ページ)↓
3) データグラフの確認 (24～35 ページ)↓
4) テーブルデータの抽出・データの保存 (36 ページ)

17

1)

ウェルの選択とデータの表示

ウェルセレクターから解析したいウェルを選び、クリックし、Update を押し、データを表示させます。
NOTE: データテーブルおよびデータグラフに示されるサンプルデータの表示の順番は、クリックした順
序がそのまま反映されますので注意が必要です（複数ウェルの選択については 14 ページを参照）。
例）矢印の順に 10 ウェルを選択する場合① ウェルセレクター上で Ctrl キーを押しながら表示したい順番にウェルをクリックします。

② クリックしたウェルは色がつきます。
（選択の順番を間違えた場合、セレクター左上の ・ をクリッ
クすると、選択した順番をリセットできます）。

③ 選択したデータがテーブル、グラフとして反映されます。

クリックした順（矢印の方向）にサンプルデータが配列されます。（以降の解析グラフ
でもこの順番が適用されます。
）

18

2)

データの Threshold line の設定選択されたウェルについて、ドロップレットの蛍光強度の分布(1D plot)と Threshold line が表示されます。ここでは Threshold line の設定と、グラフの出力を行います。

②y 軸の設定③グラフの出力
Threshold line
ポジティブ
ドロップレット

Threshold line

ネガティブ
ドロップレット①Threshold line の設定

ヒストグラム y 軸の log 表示① Threshold line の設定についてThreshold line は測定終了後、ウェル毎に自動で引かれますが、適宜手動での設定が可能です。

[1D Amplitude]あるいは[2D Amplitude]をクリックして、選択したウェルの各チャンネルで収集したデー
タを視覚化します。[1D Amplitude]の場合は、ラジオボタンを使用して、表示するチャンネル（Ch1, Ch2あるいは Ch1 のみ,Ch2 のみ）を選択します。Heat Map のチェックボックスをオンにすると、ドロップレッ
トの強度分布の表示が密度ベースに変わります。

19

[1D Amplitude]の場合＜オートでの閾値設定＞[Auto Analyze]をクリックすることで、下記ウインドウが現れ、オートでの閾値設定を行えます。
Individual Wells、Combined Wells、いずれかを選択し、OK をクリックします。

Individual Wells
個々のウェルでのオートでの閾値設定を行います。
測定時に自動で行われるウェル毎の閾値設定に該当し、これを受けての計算結果に戻ります。

Combined Wells
選択したすべてのウェル共通でのオートでの閾値設定を行います。（うまくいかない場合、Unsuccessfulのウインドウが現れます）

Combined Wells でオートで閾値設定した場合の例：
オートでの Threshold line は現れず、ポジティブ、ネガティブが色分けによって表示されます。

20

＜手動での閾値設定＞

個々のウェルで Threhold line を設定する場合
以下のどちらかの方法で閾値を変更します。
・

個別ウェル閾値ツールをクリックし、1D plot 上で、ウェル毎、設定したい閾

値を直接クリックします。個々のウェルで割り当てられた閾値が水平線として表示
されます。
-または・

設定したいウェルの 1D plot をクリックし選択した上で、[Set Threshold]フィー
ルドに直接閾値を入力します。

複数のウェル、選択したすべてのウェルで共通の Threshold line を設定する場合
・ 複数ウェル閾値ツールをクリックして、1D plot 上で設定したい閾値を直接クリックします。すべてのウェルの閾値（プロット内に水平線として表示）を変更します。
-または・ [Set Threshold]フィールドに直接閾値を入力します。

手動での閾値の設定例：（左）個々のウェル毎での閾値設定 （右）複数ウェルでの閾値設定
いずれも plot 上のクリックにより設定可能です
上記の閾値設定の変更は、直ちにほかの解析結果（Concentration、 Events など）に反映されます。

21

[2D Amplitude]の場合

ヒント：
ウェルセレクターの任意のウェル上にマウスを置くと、そのウェルのデータがクラスタリングプロットに一時的に強調表示されます。

＜オートでの閾値設定＞・[Auto Analyze]をクリックし、閾値を自動で割り当てます。

＜手動での閾値設定＞・十字線の分類ツールを選び、カーソルをプロットに合わせると表示される閾値化十字線を使用して、プロット全体に分類領域を割り当てます。
- または ・楕円、長方形、なげなわの分類ツールを選択して、プロットの領域を分類します。
（33 ページを参照）

上記の閾値設定の変更は、直ちにほかの解析結果（Concentration、 Events など）に反映されます。

22

② y 軸の設定（19 ページのデータウインドウをご参照ください）
グラフ左上の Option のクリックにより以下の表示が現れます。
□auto のチェックを外し、フィールドに数値を入力することで、y 軸の最小値・最大値・目盛り幅の設定も行えます。
[1D Amplitude]の場合[2D Amplitude]の場合③ グラフの出力各グラフは左上の能です。

をクリックしてコピーし、リッチテキストファイルなどに添付して出力することが可

23

3)

データグラフの確認

グラフ上部のグラフ選択タブのクリックによって、表示するグラフを切り替えることができます。

＜グラフ選択タブによって表示されるグラフ（詳細は各ページを参照）＞
以下のグラフの表示が可能です。タブは選択すると、青くアクティブになります。

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(A) 1 チャンネル蛍光強度データの表示 (19 ページ)

ドロップレットの蛍光強度分布グラフ(1D plot)が示されます。
(B) クラスタリングプロットデータの表示 （33, 34 ページ）

ドロップレットの蛍光強度 (Channel 1: FAM もしくは EvaGreen、Channel 2: VIC もしく
は HEX) の蛍光強度の二次元プロット(2D plot)が示されます。
(C) 濃度データの表示 (25～27 ページ)

Threshold line をもとに算出されたサンプルの濃度(コピー数/ul)が示されます。
(D)

コピー数データの表示 (31 ページ)

ウェルの実験設定が CNV の場合のみ選択できます。
サンプルの定量結果をもとに算出された、ゲノム上でのコピー数が示されます。
(E)

比率データの表示 (35 ページ)

サンプルの定量結果をもとに算出された、コピー数比率が示されます。

(F) イベント（ドロップレット数）の表示 (28, 29 ページ)

サンプルごと、測定されたドロップレットの個数が棒グラフとして示されます。

適切なグラフを選択し、表示の調節（データの統合、軸の大きさ設定、バーの表示、など）を行っ
たうえで、グラフを出力します。
以下にウェルの実験設定（ABS、CNV、RED）ごとに、グラフ確認の流れを説明します。

24

ABS の場合
通常の絶対定量(ABS)では、(A)または（B）→(C)→(F)の順での解析によって十分なグラフが得られます。
ここでは、(C) 濃度データの表示→(F) イベント（ドロップレット数）の表示、について説明します。

(A)

(B)

(C)

(F)

(C) 濃度データの表示

Threshold line をもとに算出されたサンプルの濃度（コピー数/ul）がグラフ化されます。
（各点で表示されるバーはポアソン分布の信頼区間 95%のエラーバーになります。
）

第 2y 軸の表示設定②バーの表示・非表示④グラフの出力

ポアソンエラーバー

y 軸の log 表示①データのマージ③x 軸ラベルの設定

グラフ左上 Option ボタンからの y 軸の目盛りの設定が可能です(23 ページ参照)。
また、左下 □y log のクリックによって y 軸の対数表示や第 2y 軸(右)の表示も可能です。
[Y2 Axis]のオプション：[None]－Y2 軸なし[Ch2]－Ch2 の濃度を表示します[CNV]－コピー数を表示します（CNV 解析のみ）[Ratio(a/b)]－未知サンプル:リファレンスの比率（a/b）[Fractional Abundance (a/a+b)]－未知サンプル:リファレンスの比率（a/[a+b]）。存在量比。
[Inverse]－比率または存在量比の逆数

25① データのマージ (merge)
リプリケートのデータは、マージ（データの統合）によって、1 点にまとめた解析を行うことが可能です。
（ウェル情報設定の際、複数のウェルに同一のサンプル名を入力しておく必要があります。(14 ページ参照)）
グラフ右下の□merge をクリックすると、同一のサンプル名のデータがマージされ、複数ウェルのデータ
が 1 点の情報として解析、表示されます。
（この場合、トータルエラーバーも追加で表示されます。
）
例） トリプリケートのマージ (前項のグラフをマージ)

ポアソンエラーバーとともにトータルエラーバーも表示される

merged にチェック

2 点の測定データがマージされ、1 点のデータとして示されました。この場合、各点にエラーバーが追加で表示されます。(マージのデータポイントは■、シングルのデータポイントは□で表示されます。)

26

② バーの表示・非表示

グラフ左上の Option をクリックすると、y 軸の設定ウインドウと同時に、下記のチェックボックスが現れます。

□total error bar、□poisson error bar、のチェックにより、各バーの表示・非表示の設定が可能です。

③ x 軸ラベルの設定
チェックの on/off によって、軸のラベルにおけるウェル名、サンプル名の表示や、棒グラフ上の数値の表示の設定ができます。

④ グラフの出力
グラフ左上のボタンのクリックによってグラフのコピーを行います。

27↓(F) イベント（ドロップレット数）の表示

ウェル毎のドロップレット数を棒グラフで表示します。

③グラフの出力

y 軸の log 表示①棒グラフの表示設定②棒グラフのマージ

x 軸の表示設定

グラフ左上 Option ボタンからの y 軸の目盛りの設定が可能です。
また、左下 □y log のクリックによって y 軸の対数表示も可能です。
グラフ右下のチェックボックスからは x 軸の表示設定が行えます(27 ページ参照)。

28

① 棒グラフの表示設定
ポジティブドロップレット数(pos)だけでなく、ネガティブのドロップレット数(neg)、検出されたすべてのポジティブドロップレット数(accepted)を表示することも可能です。

例） Ch1 チャンネルで検出された、ポジティブ・ネガティブ・総ドロップレット数それぞれを表示した場合

pos、neg、acceptedにチェックを入れた

pos だけでなく、
neg、acceptedも表示された② データのマージ(merge)
グラフ右下の□merge をクリックすると、同一のサンプル名のウェルはデータがマージされ、1 点の情報として表示されます。
（合計のドロップレット数が示されます。
）

29

CNV の場合(B)→(C)→(D)→(F)の手順で解析します。ここでは(C) 濃度データの表示→(D) コピー数データの表示、について説明します。

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(C) 濃度データの表示

Ch1、Ch2 それぞれの検出チャンネルでの定量結果が示されます。

第 2ｙ軸(右)の表示設定(Ch2 の軸を設定可能)

青色で Ch1、緑色で Ch2の結果が示される

30

↓
(D)

コピー数データの表示

タブをクリックすると、Ch1 及び Ch2 の定量数値をベースに CNV が算出、表示されます。
（リファレンスで補正されたコピー数が表示されます。リファレンスを設定していない場合は、Ch1 濃度/Ch2 濃度が表示されます。）

グラフの出力リプリケートのデータではマージも可能です。
グラフ左上のをクリックし、グラフをコピーします。

31

＜CNV での測定・解析時の注意点のまとめ＞
CNV データの解析を行うためには FAM、VIC(もしくは HEX)、2 色での検出を行う必要があります。
また、下記をあらかじめ設定しておく必要があります。
・ Experiments の設定
リファレンス遺伝子のコピー数に応じた、Experiments 設定を行う(11 ページ参照)。
・ ウェルタイプの設定
リファレンス遺伝子の検出用に、Assay Type として Reference を選ぶ(13 ページ参照)。
例)
ターゲット遺伝子 MRGPRX1 を FAM、
リファレンス遺伝子 RNaseP (コピー数 2)
を VIC で検出する場合

32

RED の場合(B)→(C)→(E)→(F)の手順で解析します。
ここでは(B)クラスタリングプロットデータの表示→(C)濃度データの表示→(E)比率データの表示、について説明します。

(B)

(C)

(E)

(F)

(B) クラスタリングプロットデータの表示 (scatter plot)

タブをクリックすると、選択した全ウェルについて、Ch1、Ch2 で検出されたドロップレットの蛍光強度の二次元プロットが表示されます。

グラフの出力FAM+ VIC-

FAM+ VIC+

FAM- VICプロット分類領域の設定

FAM- VIC+

マニュアルによるプロット分類領域の変更(方法 1)
楕円、長方形、またはなげなわの分類ツールを使用して、プロットの領域を分類します。
分類ツールを選択し、次にクラスターセレクターで領域タイプを選びます。この分類ツールを使用して、散布図内において、選んだ領域タイプに該当するドロップレットのクラスターを選択します。
←分類ツール←クラスターセレクター
4 つの領域タイプ (+ -, + +, - -, - +) を順番に選び、個別にクラスターを選
択します。

33

(方法 2)(A)の 1 チャンネル蛍光強度データの表示タブで各チャンネル毎の Threshold line を引いたうえで、(B) クラスタリングプロットデータを表示して、クラスター分けを手動で微調整します(22 ページ参照)。
左上のをクリックし、グラフのコピーを行います。

↓(C) 濃度データの表示

定量結果を確認します。リプリケートのデータはマージすることも可能です。
グラフのコピーを行います。

Ch1、Ch2 それぞれの検出チャンネルでの定量結果が示されます。

第 2ｙ軸(右)の表示設定(Ch2 の軸を
設定可能)

34

↓
(E) 比率データの表示

選択したウェル／サンプルの比率データを表示します。ラジオボタンを使用して、[Ratio]（未知サンプル :リファレンス）または[Fractional Abundance]（サンプルの存在量比（%））のプロットが選択できます。
[Inverse]を選択して、[Ratio]または[Fractional Abundance]の逆数の表示も可能です。

マウスポインターをデータポイントの上に置くと、ウェル ID、濃度、ポアソン分布の 95%信頼領域が表示されます。[y log]を選択して、Y 軸を対数目盛りしたり、[merge]を選択して、マージされたデータを表示することも可能です。

35

4)

テーブルデータの抽出・データの保存＜テーブルデータの抽出＞
テーブルデータには、定量された濃度、ドロップレットの個数などの情報が記載されます。

②①①マージデータの表示
Single▼をクリックし、プルダウンメニューより、both もしくは merged を選びます。
マージの解析による結果も表示されます。
②データの抽出
Export CSV によって CSV ファイル形式で出力します。

＜データの保存＞
ウインドウ左側の Setup のボタンを押し、Plate の Save As をクリックします。測定結果が、Threshold な
ど、解析の設定とともに QuantaSoft file (QLP ファイル)として保存されます。
（ファイルの種類については 8 ページ参照）
また、解析後のデータを再度呼び出す場合には Load より QLP ファイルを選択します。

36

4. 仕様とメンテナンス

4仕様とメンテナンス

4.1 仕様重量：
サイズ（W x D x H）
：
電源要件：
温度：
高度：
湿度：
汚染度：
設置カテゴリー：
換気要件：

26 kg
660 x 521 x 292 mm
100-240 V, 50/60 Hz, 1 A、電圧変動が+10%の比率を越えな
いこと
15-28℃
0-2,438 m
最高 85%（結露なし）
2（室内使用）II（標準的な AC コンセントへの外部電源供給プラグ）
装置の左右で 15 cm、背後で 15cm は適切な換気のために閉塞させないこと

37

4.2 メンテナンス
4.2.1

一般的なメンテナンス手順

装置の表面には、一般的なクリーニングが必要になることがあります。脱イオン水／蒸留水を少し含ませた布で、装置全体の表面をきれいに拭いてください。装置のデコンタミネーションには、10%ブリーチを使用した後に 70%エタノールおよび／または脱イオン水／蒸留水を使用することができます。アセトンまたは水道水は使用しないでください。
装置を定期的に点検し、外部部品や配線が損傷していないか確認してください。損傷している場合は、装置を使用しないでください。
バイオ・ラッド社のドロップレット作製および Droplet Reader 用液は、フッ素を含む炭化水素化合物を主成分としているため、所属機関、都道府県、地域の規則に従って処分してください。これらの不燃性液は不活性であるため、環境に与える影響も毒性も低いといえます。廃棄物はポリエチレン容器に収集し、1 カ
月以内に処分してください。
バイオ・ラッド社のマスターミックスで作製したドロップレットには抗菌性がありますが、微生物が増殖する可能性もあります。廃棄物にフッ素を含む炭化水素化合物、水、蛍光染料（プローブから発生）、タン
パク質、および核酸が含まれます。Droplet Generator は、バイオハザード物質を使用することを想定してい
ません。

4.2.2

Droplet Reader オイルの交換と廃棄物の除去

必要に応じて、Droplet Reader オイルを交換し、廃棄物容器を空にしてください。サイドコンパートメントのハンドルを使用して、ボトル搬器を引き出します。
・・

空になったオイル供給ボトルを新しい廃棄用ボトルとして使用します。10%ブリーチ 50 ml を廃棄用ボトルに加え、微生物が繁殖しないようにします。このとき、廃棄用ボトルに Waste ラベルを貼ります。
新しいオイルのボトルを供給オイルの位置に置き、キャップを回してはめます。QuantaSoft™ソフト
ウェアで[Prime]をクリックして、システムをランさせる前にオイルで流路を満たします。

Droplet Reader オイルの交換と廃棄物の除去。 Droplet Reader オイルと廃棄物容器を収容しているボトル搬器を引き出します。ボトルを取り外して、交換します（左側）。オイルを交換したら、[Prime]（右側）をクリックしてオイルで流路を満たします。その他の定期メンテナンスは、専門のフィールド作業員のみが行います。

4.2.3

点検および予防的メンテナンス

本装置にはエアフィルターやポンプチューブなどの消耗品が含まれているため、弊社サービススタッフによる定期的なメンテナンスを推奨いたします。また、外面、ケーブル類、液体の入った容器の破損等が見つかった場合は、使用しないでください。
WARNING: 取扱説明に記載されていない方法で機器や関連パーツを使用すると、汚染される可能性があります。

38

Memo

39

Memo

40

Memo

41

Appendix A Ordering Information
カタログ番号
製品名
QX200TM Droplet DigitalTM PCR システム
186-4001JA
QX200 Droplet Digital PCR システム
＜構成内容＞QX200 Droplet Generator システム, QX200 Droplet Reader システム, ddPCR 専用解析
用ノート PC

186-4001J1

QX200 Droplet Digital PCR システム C1000 Touch 付＜構成内容＞QX200 Droplet Generator システム, QX200 Droplet Reader システム, ddPCR 専用解析
用ノート PC, C1000 Touch サーマルサイクラー, 96Deep well リアクションモジュール

186-4001J2

QX200 Droplet Digital PCR システム PX1 付＜構成内容＞QX200 Droplet Generator システム, QX200 Droplet Reader システム, ddPCR 専用解析
用ノート PC, PX1 PCR Plate Sealer, ddPCR 用ホイルヒートシール

186-4001J3

QX200 Droplet Digital PCR システム C1000 Touch PX1 付＜構成内容＞QX200 Droplet Generator システム, QX200 Droplet Reader システム, ddPCR 専用解析
用ノート PC, C1000 Touch サーマルサイクラー, 96Deep well リアクションモジュール , PX1 PCR Plate
Sealer, ddPCR 用ホイルヒートシール

186-4002JA
QX200 Droplet Generator システム
186-4003JA
QX200 Droplet Reader システム
186-3007JA
ddPCR 専用解析用ノート PC
試薬・消耗品・その他関連製品
186-3031
Droplet Reader オイル (1L ボトル×1 本、500 ウェル分)
186-3004
Droplet Reader オイル (1L ボトル×2 本、1,000 ウェル分)
186-3030
Droplet Generator オイル for Probes (7ml ボトル×2 本、200 ウェル分)
186-3005
Droplet Generator オイル for Probes (7ml ボトル×10 本、1,000 ウェル分)
186-4005
Droplet Generator オイル for EvaGreen (7ml ボトル×2 本、200 ウェル分)
186-4006
Droplet Generator オイル for EvaGreen (7ml ボトル×10 本、1,000 ウェル分)
186-4007
DG8 カートリッジ&ガスケットセット (120 カートリッジ＆ガスケット、960 ウェル分)
186-4008
DG8 カートリッジ (24 カートリッジ、192 ウェル分）
186-3009
DG8 ガスケット (24 ガスケット、192 ウェル分)
186-3051
DG8 カートリッジホルダー (1 個)
186-3026
ddPCR Ｓupermix for Ｐrobes (1ml×2 本、200 ウェル分)
186-3010
ddPCR Ｓupermix for Ｐrobes (1ml×5 本、500 ウェル分)
186-3027
ddPCR Ｓupermix for Ｐrobes (5ml×5 本、2,500 ウェル分)
186-3028
ddPCR Ｓupermix for Ｐrobes (5ml×10 本、5,000 ウェル分)
186-3023
Droplet PCR supermix (1ml×2 本、200 ウェル分)
186-3024
Droplet PCR supermix (1ml×5 本、500 ウェル分)
186-3025
Droplet PCR supermix (5ml×5 本、2,500 ウェル分)
186-3021
One-Step RT-ddPCR Kit for Probes (1ml×2 本、200 ウェル分)
186-3022
One-Step RT-ddPCR Kit for Probes (1ml×5 本、500 ウェル分
186-4033
ddPCR EvaGreen Supermix (1ml×2 本、200 ウェル分)
186-4034
ddPCR EvaGreen Supermix (1ml×5 本、500 ウェル分)
186-4035
ddPCR EvaGreen Supermix (5ml×5 本、2,500 ウェル分)
186-4036
ddPCR EvaGreen Supermix (5ml×10 本、5,000 ウェル分)
186-4021
One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes (1ml×2 本、200 ウェル分)
186-4022
One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes (1ml×5 本、500 ウェル分)
186-3052
ddPCR Buffer Control Kit for Probes (4.5ml ボトル×2 本、2×バッファ)186-4052
ddPCR Buffer Control Kit for EvaGreen (4.5ml ボトル×2 本、2×バッファ)181-4000J1PX1 PCR Plate Sealer
181-4040
ddPCR 用 ホイルヒートシール (100 枚)

42Appendix B: 修理依頼書
修理依頼書にご記入（*は必ずご記入ください）の上、修理品に添付してお送りください。
（修理品 1 台につき 1 枚ご記入ください）

*依頼日

年

月

日

【*法人名（エンドユーザー様】【*ご住所】【*ご担当者様名】【ご連絡先】（TEL）【*代理店様名】【*ご住所】【*ご連絡先】（TEL）【*製品名】【*ご担当者】【製造番号（S/N）】【*付属品】【*故障状況】【*修理条件】□保証期間中修理です。（保証期間

年

月

日）

□作業前に見積は必要ありません。修理をお願い致します。
□修理金額（\）以下の場合、見積りは必要ありません。修理をお願いします。

□作業前に見積が必要です。（故障箇所特定後の見積提出は、見積作業料を頂きます）【その他/備考欄】【注意事項】
お客様よりお預かりします機器に対し、細心の注意を払い作業を行いますが、プロトコールやデータは、不可抗力で消失する場
合や作業の都合上で消去せざるを得ない場合があります。お客様で作成されましたプロトコールやデータに関して、修理をご依頼される前に必ずバックアップを行なってください。それらに関しては復旧できない場合がございますので予めご了解ください。
尚、弊社にてプロトコールやデータのバックアップ、リストア作業のご依頼は承っておりません。

【連絡先】
東京サービスセンター
大阪営業所
リペアセンター

電話番号03-6404-0330
06-6308-6568
03-6404-0381

Fax 番号
03-6404-0332
06-6308-3064
03-6404-0332

修理品発送前に、発送先のご確認をお願い致します。

43

Appendix C: デコンタミネーション確認のお願い
バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社に修理機器及び修理代替機、デモ機器を返送される場合、当該機器が生物学的有害物質（感染性物質）及び化学的有害物質の汚染がないことをご確認いただき、下記へご記入・ご署名の上、機器に添付してご送付ください。訪問対応の場合は、作業を行う前に弊社エンジニアへお渡しください。
弊社販売店様及び弊社従業員の安全を確保するためでございますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
尚、安全の確認がとれない場合には、サービスの提供ができない場合がございますので予めご了承く
ださい｡
製品名：

Serial No.（製造番号）：

1．上記装置は、感染性のあるサンプルを使用されましたか？
□ はい （感染性のある物質名：） □いいえ1-1．上記で “はい” とご回答いただいた方へ、そのサンプルが接触した部分を安全が保たれる状態まで洗浄されましたか？
□ はい
□いいえ
１-2．上記 1-1 で “ はい ”とご回答いただいた方へ、具体的にどのような方法で洗浄されましたか？

2．上記装置は、有害な化学物質または放射性物質のサンプルを使用されましたか？
□ はい （危険性のある物質名：） □いいえ2-1．上記で “はい” とご回答いただいた方へ、そのサンプルが接触した部分を安全が保たれる状態まで洗浄、除染されましたか？
□ はい
□いいえ
2-2．上記 2-1 で “ はい ”とご回答いただいた方へ、具体的にどのような方法で洗浄、除染されまし
たか？

デコンタミネーション確認書
上記の装置を人体及び環境の安全を保つため、人体への感染や危険が無い状態であることを確認し、バイオ･ラッド ラボラトリーズ社員または、代理人へ作業を依頼したことを承認します。

ご記入日：
会社(団体)名：

年

月

日

ご署名：
ご職位：

電話番号：
＊ ご署名は、実際に当該装置をご使用し、安全を確保していただいた方にお願いいたします。

44

45

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

ライフサイエンス
本

www.bio-rad.com

社〒140-0002

東京都品川区東品川 2-2-24

天王洲セントラルタワー

大阪営業所〒532-0025

大阪市淀川区新北野 1-14-11

大阪新北野第一ビル

福岡営業所〒812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-5-28

博多偕成ビル
Email: life_ps_jp@bio-rad.com※学術的お問い合わせは

FAX: 03-5463-8480
FAX: 06-6308-3064
FAX: 092-475-4858
FAX: 03-6404-0334

TEL: 03-6361-7000
TEL: 06-6308-6568
TEL: 092-475-4856
TEL: 03-6404-0331

M10575 1310A