CAT.No.CAA080-10「気体用流量計」、「石油用流量計」、「水用流量計」の3種類のJCSS校正
オーバルは気体流量、石油流量、水流量の3種類の登録を有す、唯一のJCSS登録事業者です。
●

2006年 9月 計量法校正事業者登録制度（JCSS）において気体流量計の区分で登録。

●

2010年 6月 石油用流量計「灯油」の種類にて液体流量計の区分を追加し、同時に国際MRA対応事業者となる。

●

2015年 12月 石油用流量計「灯油」の校正範囲の上限を、これまでの530m3/hから国内最大となる1800m3/hに拡大。
新たに水用流量計を0.3〜120m3/hの校正範囲で登録に追加。

●

2017年 7月 石油用流量計の校正範囲において従来の「灯油」に加え、新たに「ガソリン」の液種を3〜600m3/hの校正範囲で登録に追加。

●

2018年 3月 石油用流量計の校正範囲において従来の「灯油」、「ガソリン」に加え、33」の液種を3〜1800m /hの校正範囲で登録に追加。
hの校正範囲で登録に追加。
（1800m180/hは国内最大）
新たに「重油」

校正測定能力種 類
臨界ノズル
気体用流量計

湿り空気
流量計

30kPa(abs)以上
110kPa(abs)以下

5m3/h以上
200m3/h以下

0.33％

95kPa(abs)以上
110kPa(abs)以下

5m3/h以上
1000m3/h以下

0.29％

3m3/h以上 30m3/h未満
灯油

石油用流量計

水用流量計

拡張不確かさ（信頼の水準約95％）

校正範囲

流量計

ガソリン流量計

重油流量計
流量計（2.4t/h以上 23.8t/h未満）

0.10％（0.10％）

30m3/h以上 300m3/h以下 （23.8t/h以上 238t/h以下）

0.09％（0.09％）

300m3/h超 530m3/h以下（238t/h超 418t/h以下）

0.11％（0.11％）

530m3/h超 1800m3/h 以下 （418t/h超 1422t/h以下）

0.12％（0.12％）

3m3/h以上 30m3/h未満（2.2t/h以上 22.3t/h未満）

0.15％（0.15％）

30m3/h以上 600m3/h以下 （22.3t/h以上 444t/h以下）

0.12％（0.12％）

3m3/h以上 80m3/h以下（2.7t/h以上 71.6t/h以下）

0.11％（0.11％）

80m3/h超 600m3/h以下（71.6t/h超 537t/h以下）

0.13％（0.13％）

600m3/h超 1800m3/h以下 （537t/h超 1611t/h以下）

0.15％（0.15％）

0.3 m3/h以上 120m3/h以下 （0.3t/h以上 120t/h以下）

0.26％（0.26％）※括弧内の数値は代表密度で計算された質量流量の時を示します。

校正対象機器① トロイダルスロートベンチュリノズル
② 瞬時流量計（デジタル表示又はアナログ出力を有するもの）③ 積算流量計（積算パルス出力を有するもの）

パルス出力を有す流量計

パルス出力を有す流量計

オーバルのMRA対応JCSS校正の4つのメリット（相互承認協定）により2 MRA
海外展開を効率的に

1 各種監査対応を容易に
従来は監査時のトレーサビリティ証明資料として、測定器の校正証明書に加え、校正に使用した標準器の校正証明書、トレーサビリ
ティ体系図…など複数の書類の提出が必要でした。

海外で流量計等各種機器を導入するためには各国独自の認定試験を要求される場合があります。

当社の発行するJCSS校正証明書は、MRA（MutualRecognition Arrangement/相互承認協定）に署名している全世界で103の国及び地域、101の機関(※)で有効です。

JCSS校正を実施していれば、つまり海外で流量計等を導入する場合、JCSS校正を1度JCSS校正証明書のみの提示でトレーサビリティは完全に証明されます。

実施すれば、導入先の国での認定試験実施は不要となります。

JCSS校正証明書は、以下の監査で有効とされています。
ISO9001● GMP（医薬品関係）● IATF16949（自動車関係）● HACCP/ISO22000, FSSC 22000（食品関係）…他●

当社はMRA対応のJCSS認定事業者です。
（上記のような海外展開にはMRA非対応の事業者が発行するJCSS校正証明書では対応不可となります。）※ILACのMRA署名認定機関数・参加国/地域数の合計数。
（2020年8月現在）

3 ISO17025への準拠対応
ISO17025とは、試験所及び校正機関の能力に関する国際標準

4 各種国内法規対応を容易に規格です。

JCSSは様々な国内規制法規で利用を認められており、法規対応に有効的に使用できます。

昨今では調達仕様としてISO17025に準拠した校正の実施要求

以下法規は、JCSS校正された流量計の使用を認めています。

も増えています。JCSS校正を実施していれば、国税庁通達「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」● 高圧ガス保安法● 電波法● 気象業務法● 道路運送車両法● 電気通信事業法● 原子力発電所における安全のための品質保証規定…他●

公的に、ISO17025準拠とみなされます。

● 当カタログの仕様は令和6年6月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。
■ 本社・東京営業
TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601

代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（011）555-3713■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）456-2690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）75-4490■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（011）555-3714
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）456-2695
FAX.（0299）75-4489
FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 名古屋営業所 TEL.（052）728-6860■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（052）728-6861
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

1708 2406 1809S(1000)