マルチ固相合成器

取扱い説明書国産化学株式会社

マルチ固相合成器 ＫＭＳ－３ 取扱い説明書
Ⅰ：製品構成名称

特徴・仕様（パーツ外観は裏面の写真にてご確認下さい）モーターの下部に金属板（ゴム足付き）を配し、駆動部を安①KMS-3本体定させています。台座にはテフロン製ドレインコックが固定されています。
本体上にネジで設置固定し、セットされた反応カラムを回転②振とうラックにより振とう撹拌するラックです。下部に各カラムからの廃液を集めるガラス製のマニホールドが固定されています。

10mlカラム×5本＋60mlカラム×1本用(振とうラックに取付済)
20mlカラム×5本＋60mlカラム×1本用の計2枚が標準添付③カラム固定ホされています。
ルダー（オプションで60mlカラム×6本用や150mlカラム×6本用の固定ホルダーを販売しております。）④テフロン製二方コック

テフロン製のコック（6個）で、交換用のゴム製Ｏリングが付いています。振とうラックに固定した上で、各カラムを直接差し込みます。各カラム毎の開閉が可能です。
ポリプロピレン製のカラムがそれぞれ10ml×５本（上下フタ⑤PP製カラム付）、20ml×５本（上のみフタ付）、60ml×1本（上のみフタ付）がセットになっています。反応スケールに応じて選択してください。尚、フリットや各フタはポリエチレン製です。

⑥ドレイン
チューブ

⑦六角レンチ

PTFE製のドレインチューブ（1本、外径6mm、内径4㎜）です。
①KMS-3に固定されたテフロン製ドレインコックの片方に接続します。カラムより排出された液の出口となります。
振とうラックの底部に固定されているチューブ類を交換する等、補修用の備品です。

Ⅱ：組み立て方①ＫＭＳ－３本体部分を取り出し、その上面にある４個の蝶ネジを外します。
②振とうラックを取り出し、ラック底板の４個の穴を本体のボルトに差し込んでセットし、外した蝶ネジを用いてしっかりと固定します。（裏面の製品写真を参考にセット方向をご確認下さい）③ラック底部のガラス製マニホールド（集液管）に接続されているドレインチューブの末端をアダプターを用いて本体側面に設置されているテフロン製ドレインコックの一端に接続します（下写真参照）。
④付属のドレインチューブの一端をテフロン製ドレインコックに接続します（下写真参照）。
※もう一端は廃液瓶や吸引用のフラスコに接続して使用し、裏面写真を参考にお手持ちの器具を組み合わせてご利用下さい。構成例のような吸引スプレーの他に吸引方式もダイヤフラムポンプやアスピレーター等をご利用いただ 廃液瓶へ
け ま す。オ プ シ ョ ン で 廃 液 瓶ガラス製マニホールドから（吸引スプレーと穴あきゴム栓のセット）も販売しておりますので併せてご利用下さい。

写真：テフロン製ドレインコックとドレインチューブの接続過程⑥6個のテフロン製二方コックをラックの6個のノズルにセットします。
⑦必要に応じラック上の支柱上端にある4個の蝶ネジを取り外し、カラム固定ホルダーを交換します。
⑧使用するPP製カラムをカラム固定ホルダーに差し込み、カラムの下部ノズルを二方コック上に差し込んでセットします。

Ⅲ：操作方法
①メインスイッチが『OFF』、回転速度コントローラーが『MIN』になっていることを確認して下さい。
②電源AC１００Vのコンセントに電源プラグを差し込みます。
③メインスイッチを『ON』にします。（POWERランプが点灯します）④回転速度コントローラーで回転速度を調節します。コントローラーのツマミにより回転速度は0～800rpmまで調節できますが、本体の側面にある回転速度調節ネジ（SPEED ADJUST)により、最大1000rpmまで回転数を上げることができます。（調節にはマイナスドライバーを使用）

Ⅳ：使用上の注意①ＫＭＳ－３を乗せる実験台が傾いている場合、回転数を上げると機器が移動してしまい、台から落下する事もあります。台が水平であることを確認して下さい。
②カラムの容量に合ったカラム固定ホルダーを使用して下さい。固定ホルダーに合わないカラムを取付ますと振動により撹拌が不安定となり、液の漏出が起こる恐れがあります。
③有機溶媒を用いる際には局所排気設備等の対策を十分行った上でご使用下さい。
④適宜保護具などを用い、回転物による怪我、液飛散等に十分ご注意下さい。シンプルと低価格を追求したマルチ固相合成器 ＫＭＳ－３● 高い撹拌効率（振とう式）
回転数：800rpm（最大 1,000rpmまで調節可能)
回転軌道直径：4mm● 低価格設定● 優れた耐久性● 多様な合成スケール(10ml, 20ml, 60ml)● 新たに大容量150mlスケールに対応(オプション)

カラム固定ホルダー(2種類)①10ml×5本＋60ml×1本用②20ml×5本＋60ml×1本用
計2枚が標準添付されています(写真は①10mlカラム×5・60mlカラム×1)

テフロン製二方コック
各カラムの弁の開閉を行います

振とうラック
単一方向回転振とうによる撹拌

PP製カラム(10ml, 20ml, 60ml, 150ml)

回転速度コントローラー

150mlカラムご利用の際は併せてカラム固定ホルダーをお求め下さい

0～800rpmまで調節可能

廃液瓶・穴あきゴム栓・吸引スプレー（オプション）
吸引により廃液を集めます（写真構成例の他にもダイヤフラムポンプやフラスコなど、お手持ちの機器・器具のご利用が可能です。）テフロン製二方コック
ガラス製マニホールド

回転速度調節ネジ

各反応容器の廃液を集液します(SPEED ADJUST)
テフロン製ドレインコック
800rpm以上の回転数が必要な場合、最大1,000rpmまで回転数を調節できます。調節はマイナスドライバーで行います。

反応終了後、廃液吸引時にこのコックを開きます◆主な仕様
反応本数：６本

反応温度：室温

撹拌方式：振とう撹拌

回転軌道直径：4㎜

回転数：～800rpm（本体側面のSPEED ADJUST設定により、～1000rpmまで調節可能）
装置サイズ：210(W)×185(D)×300(H)mm

重量：8kg

電源：AC-100V, 2A, 50/60Hz◆価格
カタログNo.

品名

容量定価(¥)

カタログNo.

品名

容量定価(¥)

2600030

PP製カラム10ml（PE製フリット・上下フタ付）

1set

4,200 / 5本入

2600048

PP製カラム20ml（PE製フリット・上フタ付）

1set

4,200 / 5本入

2600056

PP製カラム60ml（PE製フリット・上フタ付）

1set

4,200 / 5本入

2600132

PP製カラム150ml（PE製フリット・上フタ付）

1set

10,000 / 5本入

2600064

テフロン製二方コック

1個

4,2002600081

テフロン製ドレインコック

1個

18,0002600102

ガラス製マニホールド

1個

18,0002600099

廃液瓶（穴あきゴム栓・吸引スプレー付）

1set

16,000ＫＭＳ－３
2600131

セット内容：本体,10mlカラム5本（上下フタ付）, 20mlカラム5本（上フタ付）, 60mlカラム1本 (上フタ付), 天板２枚(①10ml×5本＋60ml×1本掛, ②20ml×5本・60ml×1本掛),
テフロン製二方コック（6個）, テフロン製ドレインコック（本体取付済), ガラス製マニホールド（本体取付済）

1set

320,000

2600133

60ml×6本 カラム固定ホルダー

1set

10,0002600134

150ml×6本 カラム固定ホルダー

1set

10,000国産化学株式会社 カスタマーサービス
http://www.kokusan-chem.co.jp〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第3ビル 1階

TEL: 0120-81-5930
FAX: 0120-11-5930
E-mail: cs@kokusan-chem.co.jp

2015年12月改編