微量DNAの検出と定量を高精度に実現

QX200TM AutoDG Droplet DigitalTM PCR IVDシステム
IVDシステム

システム

システム

Automated Droplet Generator IVD

QX200 Droplet Reader IVD

一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号 ： 13B3X00206000029

一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
届出番号 ： 13B3X00206000027

Droplet Digital™PCR (ddPCR™) は、ターゲットDNA/RNAを高精度・高感度に測定することができます。以下の特長を有するddPCRは、遺伝子疾患・がん・感染症等において幅広いアプリケーションが可能です。
【QX200 AutoDG Droplet Digital PCR IVDシステムの特長
システムの特長】
システムの特長】• 1サンプルあたり約20,000個のドロップレットを用いたデジタルPCRプラットフォームを提供• DNA/RNAの絶対定量解析• 45分以内に96ウェルのサンプル調製を終了• FAM, VIC (HEX)色素 の検出が可能• EvaGreen色素での定量アッセイが可能• 1回の実験で96サンプルの定量が可能【ddPCRのワークフローのワークフロー】のワークフロー• HEPAフィルターによるコンタミリスクの軽減

01

サンプル調製

ドロップレット
作製

2PCR

34

ドロップレット
蛍光測定

データ解析

DropletReaderSoftware【 主なアプリケーション】
主なアプリケーション】• Cancer mutation検出• Rare sequence検出• 微量遺伝子定量解析• コピー数多型検出• NGS サンプル定量• ウィルス定量
DropletGenerator

ThermalCycler

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR IVDシステムの主な仕様
IVDシステムの主な仕様

Automated Droplet Generator IVDシステム
IVDシステム （医療機器）

サンプル容量サンプルあたりのドロップレット数
1Runあたりのサンプル処理数
1Runあたりのサンプル処理数
スループット
サイズ (W×(W×D×H)

20μl
20,0001-96ウェル
96サンプル/45分以内
66×66×66 cm（上部ドア開放時 89 cm）

QX200 Droplet Reader IVDシステム
IVDシステム （医療機器）

読取り区画数
励起光源
検出器
検出チャネル1ランあたりの最大サンプル数
スループット
サイズ (W×(W×D×H)

10,000以上/サンプル
2LED
MPPC (Multipixel Photon Counters)
FAM (EvaGreen), VIC (HEX)
96サンプル/ラン
2.5時間/96サンプル
66×52×29cm【システム付属品】
システム付属品】
カタログ番号ごとの構成は、下記Ordering
Ordering informationをご参照ください
カタログ番号ごとの構成は、下記informationをご参照ください

サーマルサイクラー（研究用機器）C1000 TouchPX1 PCR Plate Sealer

システムは、システムを用いて1サンプルを個のドロップレットに分割し、を用いてサンプルのシーリングを行ないます。その後、96Deepwell
リアクションモジュールを搭載したサーマルサイクラー（研究用機器）を用いて 反応を行ない、1サンプル中のそれぞれのドロップ内にて反応した蛍光色素をシステムを用いて検出します。検出された蛍光色素は専用解析ソフトを用いて解析され、結果はとしてレポートされます。
QX200TM AutoDG Droplet DigitalTM PCR IVD
Automated Droplet Generator IVD
20,000PX1 PCR Plate Sealer
C1000 Touch
PCR
QX200 Droplet Reader IVD
Copy/μL

Ordering information

カタログ番号

品名

12001045JA

構成内容：QX200 Droplet Reader IVDシステム（医療機器）、ddPCR専用解析用デスクトップPC、アクセサリー

12001045JB

構成内容：QX200 Droplet Reader IVDシステム（医療機器）、ddPCR専用解析用デスクトップPC、プリンター、アクセサリー

12001630JA
12001630JB

構成内容：Automated Droplet Generator IVDシステム（医療機器）、アクセサリー

価格

QX200 Droplet Reader IVDシステム
IVDシステムA
システムA

お問合せ下さいQX200 Droplet Reader IVDシステム
IVDシステム B プリンターパッケージ

お問合せ下さい

構成内容：Automated Droplet Generator IVDシステム（医療機器）、C1000 Touch サーマルサイクラー、
96Deepwellリアクションモジュール、 PX1 PCR Plate Sealer、アクセサリー

Automated Droplet Generator IVDシステム
IVDシステムA
システムA

お問合せ下さいAutomated Droplet Generator IVDシステム
IVDシステムB
システムB 増設パッケージ

お問合せ下さいEvaGreen is a trademark of Biotium, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. is licensed by Biotium, Inc. FAM and VIC are trademarks of Applera Corporation.
U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367. Bio-Rad’s real-time thermal cyclers
are covered by one or more of the following.
This product and/or its use is covered by claims of U.S. patents, and/or pending U.S. and non-U.S. patent applications owned by or under license to BioRad Laboratories, Inc. No rights are granted for use of the product for commercial applications of any kind, including but not limited to manufacturing,
quality control, or commercial services, such as contract services or fee for services. Information concerning a license for such uses can be obtained
from Bio-Rad Laboratories. It is the responsibility of the purchaser/end user to acquire any additional intellectual property rights that may be required.

バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社

御注文は・・・・〒140-0002

東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー20F
Tel (03)-6361-7000 FAX (03)-5463-8480※価格(税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
※価格は2020年9月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C11475L 2009d