CAT.No.CIA030-7

オーバルシステム製品案内
OVAL System products

オーバルは、流量計専門メーカーとして培った計測技術を生かし、各種バッチシステム、ブレンドシステム、充填システム、流量計試験装置等をお客様のご要望に応じた最適なシステムとして提供いたします。
環境
民生

鉄鋼

半導体
電力
食品
造船
・重機

ガス

石油化学

化学

システム
ソリューション

自動車
電機
紙パルプ

洗剤
・
化粧品

石油
医療品

官公庁

油脂
・
塗料

設計・設置・工事・保守

小さなものから大きなものまでワンストップでご提供
オーバルは流体機器専門メーカーとしての計測技術のみならず、多種多様な現場でお客様のご要望に応じたシステム構築を実現化してまいりました。

どんな些細なことでもご相談ください！

調査
打ち合わせ

ONE-STOP
ONE-STOP
ONE-STOP

豊富な経験をフル活用し、どんなニーズにもお応えします！

どんなざっくりとした御要望でもご相談ください。

設計

多くの現場のシステム構築を実現化してきたオーバルが最善の設計・ご提案をさせていただきます。

設計

制作

安全・安心・高品質のシステム構築を実現化する製品を丁寧に仕上げてまいります。

製作

施工・設置
試運転

施工・設置、試運転確認を実施し、お客様が安心・安全に御使用いただける準備をいたします。

保守
メンテナンス

納入した製品を長くご愛用いただけるよう万全のサポート体制を整えております。

更新

サポートさせていただいた間の知識なども生かして、長くご使用いただいたシステムをより良い形で、その時代にあったシステム構築のご提案をさせていただきます。

調査

保守

SYSTEM
SOLUTION
システムソリューション

試運転

施工

ALLALL OVALOVAL

We add value to the flow.
流れに価値を加えます2

バッチシステム
移動式の小さな設備から多液を総合的にコントロールできる大規模設備まで多種多様なご要望に対応いたします。

バッチシステムの基本構成

バッチシステムの特長「高精度な流量計」「定量機構」「バルブ」の3つからなる
シンプルな構成
定量機構

設定②流量計の積算値が設定値に達すると定量機構から信号が出る①定量機構で希望量を設定

ポンプ

流量計

1. 流体の受入・出荷管理、仕込工程管理、移送管理などの合理化に最適
2. 簡易形から複雑なプロセス制御まであらゆるニーズに対応
3. 流量計専門メーカーとして蓄積してきた技術力と、最新のエレクトロニクス技術を結合し、各プロセスに最適なシステムの構築を実現
4. 石油、化学、食品、塗料、薬品などの生産出荷工程で多くの実績③バルブを自動閉止し定量制御

定量バルブ

こんなにシンプルな構成を基本に、あらゆるニーズにマッチしたシステム構築を実現化してきたんだね。

新たなニーズにも百戦錬磨の経験値と技術力でご提案いたします。

バッチシステムの動作パターン
ON{

制限流量信号
バルブ（一段開信号）
操作信号
上限流量信号（全開信号）

OFF

動作説明ON。
スタートボタンを押すと同時に、バルブは、所定の開度に開きます（初期流量）

OFF一定量（初期設定値＝A 点から B 点まで）流れると全開し、C 点まで計量すると上限流量開自動的にバルブは絞られ、所定の開度に維持されます（終期流量）。

制限流量開上限流量
流量

C
ストップ信号

スタート信号
制限流量（初期流量）

DB

制限流量（終期流量）
バッチ終了

AE

時間

行き過ぎ予測量

D 点に達すると閉止信号が発信されますが、バルブの動作遅れがあるため、実際にバルブが閉じられるのは E 点となります。行き過ぎ予測量により設定量で閉止します。
この様にして、安全、かつ正確な計量が可能となります。
尚、A→B 間、C→D 間のバルブ開度調整は、あらかじめ設定しておきます。

初期流量制限（初期設定値）

終期流量制限（終期設定値）

バッチ量
（設定値）

※コントロールバルブを使用することにより流量制御をしながらの定量バッチも可能です。

バッチシステムの種類
バッチシステムの中枢となる定量機構には、次のような種類があります。
方式

形式

直結計数部方式

設定方式

バルブ制御用定量信号

特長

押ボタン

空気・全て空気圧で作動するため、爆発危険場所などで安全に（1 段または 2 段閉止） 使用できます。

・現場における繰返し操作に適しています。
カウンタ式定量計
LW74E、76E

・LW74E は 1 段閉止、LW76E は 2 段閉止です。

バッチカウンタ方式

バッチカウンタ
EL1812押ボタン

電気（2 段開閉）・遠隔集中管理およびシーケンス制御に最適です。
・多液種のタンクブレンド、仕込み工程の省力化に適します。
・スケーラが内蔵されています。

・防爆構造、各種フェールセーフ機構により、現場において安全な操作が可能です。
防爆形バッチカウンタ LED カウンタ
押ボタン
EL7320電気（2 段開閉）・LPG、化成品などの出荷管理に適します（Modbus 通信機能付き）。
・各種パラメータの設定、読み出し、運転状況の確認、異常警報等充実した機能を持っています。
・温度補正が可能です。

※：バッチシステムには、この他にドラム缶、ローリー車、タンク車による石油製品などの出荷管理を対象とした専用システムがあります。
3

可搬式バッチシステム
流量計制御盤、配管機器を台車に載せた、流量計制御盤、配管機器を台車に載せた、コンパクトで移動が容易なシステムです。
配管機器を台ンパクトで移動が容易なシステムです。
■特長
1. 高精度な定量充填、タンク間移送が可能です。 3. 既設の設備に容易に接続可能です。
2. 移動式なので複数の設備で共用可能です。

4. 充填時に発生する有害なガスを回収する機能も追加可能です。

移動式バッチシステム

移動式充填システム
制御盤

定量弁

ペーパー回収ライン

流量計
流量計
ノズル
受け制御盤
渦巻ポンプ

ストレーナ

容器

ご要望の用途に合わせた仕様でパッケージ化いたします。
こちらの URLから動画もご覧になってください！！

多重定量バッチシステム
原料のバッチ仕込み、ブレンドから製品の充填、出荷までの各プロセスを自動的にトータルコントロールします。
■特長
1. 事前に登録されている製品配合表にしたがって原料のバッチ仕込みを自動的に実行します。
2. ブレンド完了時点で製品の品質チェック（密度、ブリックス等）が自動的に行えます。
3. 必要に応じて生産完了後 CIP 洗浄を自動的に行うことができます。
4. 各種インターロック制御を行えます。
5. 必要に応じ、上位システムとの取合が可能です。

コントロール機構
操作性の高いカラータッチパネル採用

CIP コントローラ
CIP 装置

湯スチーム

温

アルカリ酸
ラインへ
原料タンク

原料粉体

原料液体ロードセル

ローカルコントローラローカルコントローラ

調合タンク

調合タンク

コリオリ流量計

TIC

コリオリ流量計

CIP へ
4

密度計

TIC

CIP へ

密度計

検定システム研究機関・検査設備

この設備があれば正確に計測されていることが証明されて安心だね！！

Flow OUT

MeterRotors
Flow IN

軸流式容積流量計「UF-X」

高精度流量計校正装置について
オーバルは工業用流量計、石油類、石化製品、化学製品、天然ガスなどの取引流量計の製造販売を通して流量計測技術の実績及び蓄積された校正技術に基づいた「流量計校正設備の設計・製作・工事」までを行っています。
【校正設備・装置について】
液体用流量計の校正又は器差試験を行うときに用いられ、基準や標準となる値を発生させます。
校正や器差試験においては、標準流量計・基準体積管（パイププルーバ、スモールボリュームプルーバ）
・ひょう量タンク（ダイバータ）＋はかりシステムなどが用いられます。
設備の概要は、流量発生装置、標準器、被試験流量計取付部、温度計、圧力計、バルブ類及びこれらを接続する配管、必要に応じてストレーナや気体分離器などの補助機器によって構成しメータリングスキッド化やオンライン、オフラインにも対応が可能であり、管理、監視、帳票発行、制御を自動化させることも可能です。

産業技術総合研究所様の検定設備、石油精製会社の出荷設備に関する検定設備、海外校正標準設備など多方面で採用いただいております。

気体校正設備について気体の流量校正設備には基準流量計方式と SV メータ（臨界ノズル）方式があります。基準流量計方式はサーボ気体流量計、超音波流量計、タービン流量計などを基準流量計として使用する校正設備です。SVメータ方式は基準流量計方式と比較し、より高精度の結果が得られます。

SVメータ（臨界ノズル）とは？
今や日本のみならず、世界各国の国家流量標準は SVメータが採用されています。
再現性では他に比類する流量計はありません。
正確には流量計ではなく流量発生器のため、流量制御システムは不要で、校正標準に最適です。
定期的校正が必須な一般流量計に対し、可動部分が無いノズルはランニングコストと信頼性でも有利です。

オーバルは、世界の国家流量標準器＝SVメータ（臨界ノズル）のスペシャリスト
世界の流量標準・SVメータを最新の ISO 準拠の校正付で安価に供給します。
「SVメータ単体㱺センサ付き ISO 準拠の筐体㱺流量演算装置」を三位一体で製作します。
SVメータ対応設備の製作技術と、JCSS 取得設備による校正保証能力の２つを持ち合わせているのが特長です。

こんなお客様に推奨します
高精度に計測したいのに気体流量の計測結果が流量計毎に異なる！一体どれが本当なの？
「気体流量計＋流量コントロールシステム」を現在使っているが、ふらつきを無くしたい！
製品の合否判定を流量値で行うため、1 点計測でも良いから再現性を重視したい！
社外のお客様に対して、自社の測定結果に計量トレーサビリティ証明を添付したい。

SVメータ
5

無線センサ

現場の「安全見守り」は、オーバルにおまかせください。

920MHz 無線ソリューション
現場の様々な課題 ･ ･ ･
省エネ

省人化

安全・安心

予兆保全

外部電源不要長寿命
室内環境、設備の稼働状態、 現場の定期巡回による電力・水・ガス等の使用状態などを可視化し点検作業を自動化したい

高所など危険場所での故障する前の適切なデータ確認作業を安全に行いたい

タイミングで設備をメンテナンスしたい

よく飛ぶ
920MHz 無線●

電池駆動型 電力・温度・湿度センサ等→1 分間隔の通信で10 年寿命！

●

電池駆動型 無線流量計→1 分間隔の通信で 7 年寿命！

●

エネルギーハーベスト型 無線センサ→電池も不要で半永久的に動作！

ムダを発見したい●

従来の 2.4GHz 無線（WiFi 等）に比べ、通信距離は、２〜 3 倍！
障害物を回り込む性質も高い！

●

自己探索型中継機の使用により、通信範囲は手軽に拡大可能！

◆ ビニールハウスの温度・湿度管理

例えばビニールハウスで・・・

たくさんのビニールハウスを回って温度・湿度の確認をするのが大変！！
→無線センサの設置により家にいながらパソコンで温度・湿度の確認が出来ます。

◆ ビニールハウス用ボイラタンクの給油・使用量管理
たくさんのタンクの残量を確認しながら給油する無駄な巡回を無くしたい！！
→必要なタンクに必要な量だけ効率的に巡回給油が出来ます。

◆ ビニールハウスの CO2 監視
CO2 濃度を適時調整して効率的に栽培したいが常時監視が難しい！！
→無線センサの設置により常時監視が可能になり、CO2 濃度を適時調整し、効率的な栽培が可能になります。

耐圧防爆形ミスター省エネ

例えば防爆エリアにて・・・

耐圧防爆構造を必要とする危険場所において、早く復旧させたいが、新規にケーブル敷設工事を行う予算も時間もない…

ケーブルが 経年劣化してタンクレベル情報（4〜20mA信号）が上位側に上がってこなくなってしまった…

汎用的な耐圧防爆仕様の現場計測器と組み合わせることにより、無線通信による現場データの収集が可能！
ラインアップ・アナログ入力ノード
・流量パルス入力ノード
・温度入力ノード

無償 PC アプリをインストールした汎用パソコンに USB ベースを挿すだけで現場データを取得！

・Modbus/RTU ノード

ケーブル敷き直し無し！上位システム開発無し！

・ルータ

異常時は E メールが飛んでくる！
（注）
ミスター省エネはセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

ローリー車向け 無線 流量プリンタシステム
Bluetooth® を使用した次世代プリントシステム

あらゆる「安全・安心・効率化・品質向上」のお手伝いをいたします。

ローリー車に搭載される流量計で計測した取引量※をBluetooth 無線を使い、専用端末（スマートフォン）を用いて、印字する次世代プリント（※本システムは、計量法が適用される証明・取引用途には使用できません）システムです。

ローリー車向け 次世代 無線流量プリンタシステム

従来システム
サイズが大きいウルトラオーバル

頻繁な充電

EL9000

専用プリンタの老朽化
ウルトラオーバル

ーリー車
食品系ローリー車

流量を確認・記録

無線通信（Bluetooth ）の採用

プリンタを無線で遠隔操作
スマートフォン
食品系ローリー車

流量情報を無線送信

サイズは超コンパクト

スマートフォンによる簡単操作！！
ローリー配送用途にデザインされた専用アプリ

任意設定可能項目（※）
任①顧客名
モバイルプリンタ

シガーソケットから充電可能

パルス伝送ケーブル断線や接触不良ののリスクが大きい”後付け”
Bluetoothユニット

広く使われている汎用製品

ウルトラオーバル
バル T
Type S
従来のシステムは…
①車体振動等によるケーブルの接触不良や断線
ルの接触不良や断線②専用プリンタの老朽化により、り、故障し易く、維持費が高額③専用プリンタのサイズが大きく、きく 助手席を占領④頻繁に電池の充電が必要③納品元情報
会社名
電話番号
車両番号
担当者名
コメント
（自由記述）ULTRA OVAL Type S（無線プリンタシステム仕様）

モバイルプリンタ（注）Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG. Inc.が所有権を有します。

6

②納品物名

※ご注意：未設定の項目は、項目も含め印刷されません。

統合管理システム構築例
はかる・まぜる・つめる・たしかめる・まとめる
原料の受入から製品出荷までの総合システムにオールオーバルで対応します。
統合管理システム

通信制御
システム

受入制御
システム

防災監視システム

タンク在槽管理
システム

出荷制御
システム

流量計検定
システム

メンテナンスシステム

リモートメンテナンス

上位基幹システム［海上受入］

表示器

防炎機器

操作スタンド［タンク車受入］

磁気・非接触ICカードリーダ
リモートスタート中継ボックス

空気分離器

ストレーナ 流量計
タンク元弁
［Vトルク］

密度計［コリオリ流量計］（油種判別用）

液面計温度計バイパス用コントロール弁
油漏洩検知器

密度計

タンク元弁［Vトルク］

マスターメータまたは
SV コンパクトプルーバ

ポンプ
ロケーションスイッチ

流量計

超音波

コリオリ

対応システム

アース装置［その他出荷システム］

統合管理システム
通信制御● 海上受入制御● タンク車受入制御● ローリー受入制御● 防災監視● タンク在槽● ローリー出荷制御● タンク車出荷制御● 海上出荷制御● ドラム詰出荷制御● 流量計検定● メンテナンス

フロー
リミッタ

容積

海上受入から始まり、タンクの在槽管理、出荷制御システム、流量計検定システム迄、上位基幹システムとも連携しトータルで管理いたします。

●

定量弁

リモートスイッチ（ハッチセンサ付）

対応液種
石油類● 液化石油ガス
● 化学
● 食品
●

出荷設備対応内容［タンク車出荷］［ドラム詰］

その他特記事項［海上出荷］

流量計積算値伝送機能● リモートメンテナンス機能● 配管・電気計装工事一式● メータリングスキッド作成● SVP・プルーバー等検定設備●集中制御方式● 分散制御方式●

ガンノズル
操作スタンド［ブレンド出荷］

磁気・非接触ICカードリーダ［インラインバッチブレンド］

出荷管理方式
ハッチ管理● 予約管理● 定量管理●流量計 定量弁 フローリミッタ※独立した個別機能単位でのシステム構築も可能です。
7

■流量計ご照会の際は次の仕様をご明示ください。
1. 計 測 流 体 （ ※ 1 ）

名称

2. 流

最大量

範

囲

比重粘度

常用

3. 流体

温度

最高℃

常用℃

最低℃

4. 流体圧

力

最高MPa

常用MPa

最低MPa

5. 周

囲

温度

最高℃

最低℃

6. 配

径

呼び径

7. 所

管
要呼

精び度

表わす量の±

8. 配管

接続□フランジ規格

9. 防爆

構

10. 電
11. 出その%フルスケールの±□サニタリー方式%□ねじこみ方式

造源力mm

電源V

□AC

□DC他※1：高粘度やスラリー等特殊な流体については、その性状についてできるだけ詳しくご説明ください。

■製品に関するご質問、製品の購入、お見積、資料請求など電子メールでも承ります。
セールス＆サービスネットワーク■本社・東日本営業部（東京営業グループ）、
国際営業部
東京都新宿区上落合3-10-8 〒161-8508 TEL.（03）3360-5141, 5031 FAX.（03）3365-8601, 8605
●営業所───■北海道営業所
TEL.（011）555-3713 FAX.（011）555-3714■東北営業所
TEL.（022）263-0773 FAX.（022）262-0469■新潟営業所
TEL.（025）245-6912 FAX.（025）243-5634■北陸営業所
TEL.（076）456-2690 FAX.（076）456-2695■北関東営業所
TEL.（027）333-1144 FAX.（027）333-1145■千葉営業所
TEL.（0436）62-6096 FAX.（0436）62-6079■鹿島営業所
TEL.（0299）75-4490 FAX.（0299）75-4489■神奈川営業所（横浜事業所内）
TEL.（045）785-7392 FAX.（045）785-7393■静岡営業所
TEL.（054）280-6270 FAX.（054）282-2230■名古屋営業所
TEL.（052）728-6860 FAX.（052）728-6861■四日市営業所
TEL.（059）356-8161 FAX.（059）355-3123■大阪営業所
TEL.（06）6190-6960 FAX.（06）6190-6963■加古川営業所
TEL.（079）453-5115 FAX.（079）453-5116■岡山営業所
TEL.（086）456-2818 FAX.（086）456-2029■山口営業所
TEL.（0834）64-6221 FAX.（0834）61-2205■九州営業所
TEL.（092）607-8855 FAX.（092）607-8900■大分営業所
TEL.（097）551-0500 FAX.（097）552-0435■北京事務所中国北京市大興区西紅門興創国際中心四期 S 座 1508-1室 〒100162
TEL.86-13801074695●関連会社───■オーバルアシスタンス株式会社
神奈川県横浜市金沢区福浦 1-9-5 〒236-8645
TEL.（045）781-5001 FAX.（045）782-1091■株式会社山梨オーバル
山梨県甲府市善光寺1-27-25 〒400-0806
TEL.（055）233-9147 FAX.（055）228-4003■株式会社宮崎オーバル
宮崎県都城市高城町穂満坊 518-16 〒885-1202
TEL.（0986）77-3272 FAX.（0986）77-3273■京浜計測株式会社
東京都港区西新橋 1丁目16 番 4 号 ノアックスビル 9 階 〒105-0003
TEL.（03）3580-7180 FAX.（03）3580-7182■山陽機器検定株式会社
岡山県倉敷市潮通 2-1 ENEOS（株）水島製油所内 〒712-8054
TEL.（086）455-4869 FAX.（086）455-0054■OVAL ASIA PACIFIC PTE. LTD.
16 Boon Lay Way #01-49 Tradehub 21 Singapore 609965
TEL. 65-6266-1178 FAX. 65-6266-1163■OVAL TAIWAN CO., LTD.
17F-5, No.738, Chung Cheng Rd., Chung Ho Dist, New Taipei City 235, Taiwan
TEL. 02-8226-2218 FAX. 02-8226-2219■HEFEI OVAL INSTRUMENT CO., LTD.
中華人民共和国安徽省合肥市経済技術開発区天都路 58 号
TEL. 86-0551-63829018 FAX. 86-0551-63829268■HEFEI OVAL AUTOMATION CONTROL SYSTEM CO., LTD.
中華人民共和国安徽省合肥市経済技術開発区天都路 58 号
TEL. 86-0551-62799520 FAX. 86-0551-62799518■OVAL ENGINEERING INC.
211-16, Taean-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
TEL. 82-1522-3037 FAX. 82-31-237-3036■OVAL ENGINEERING SDN BHD
No.25-1, Block D1, Jalan PJU 1/41, Dataran Prima, Taman Mayang Mas,
47301 Petaling Jaya, Malaysia
TEL. 603-7803 5578 FAX. 603-7803 7957
■OVAL Corporation of America
1411 Wunsche Loop #3136, Spring, TX 77373, U.S.A.
TEL. 1-531-209-4296■OVAL VIETNAM JVC. LTD.
No 70, B2 street, An Loi Dong ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL. 84-28-3911-0183 FAX. 84-28-3911-5833■OVAL THAILAND CO., LTD.
818/50 The Master Udomsuk, Udomsuk Rd.,
Bangna-Nua, Bangna, Bangkok, 10260 Thailand
TEL. (662)130-7913-4 FAX. (662)130-5615●サービスセンタ───■システムサービスグループ（本社内）
TEL.（03）3360-5091 FAX.（03）3365-8607■サービスセンタ（横浜事業所内）
TEL.（045）785-7239 FAX.（045）785-7296■サービス技術センタ（横浜事業所内）
TEL.（045）785-7200 FAX.（045）785-7296■千葉サービス技術センタ
TEL.（0436）62-6096 FAX.（0436）62-6079■名古屋サービス技術センタ
TEL.（052）728-6860 FAX.（052）728-6861■大阪サービス技術センタ
TEL.（06）6190-6961 FAX.（06）6190-6963■岡山サービス技術センタ
TEL.（086）456-3855 FAX.（086）456-8410●当カタログの仕様は令和6年6月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

■ 本社・東京営業

安全にお使いいただくために● ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
1502 2406 1910S (1000)