Accelerometer•Surface mount• Sing le A x is
• 3 A x is
•Data logger

ショートフォーム カタログ

（南森町八千代ビル7F）

e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp

URL: https://www.krone.co.jp
CG40422-0001-03 2022/7

Silicon Designs 社製

特加速度センサ校 正 証明 書長・加速度レンジ：±2 〜 ±400G まで対応

各製品には下記の個別校正証明書が発行可能です。(オプション )・DC 値（重力加速度）からのダイナミック計測

証明書には、±1G 出力実測値、電流値、加速度レンジ別の精度、周波数特性、位相特性などの・幅広い動作温度範囲：-55℃ 〜 +175℃まで対応

個別情報が記載されております。

・加速度センサ出力形態：[ アナログ出力 ] ±4.0mA[ Q-Module 型 ] 差動出力 ±4VDC 又は SingleEnd 出力 0.5 〜 4.5VDCSILICON DESIGNS INC. w
CALIBRATION CERTIFICATE
2460-050

Lot #:15M265A

Part #:

Serial #:・耐衝撃性：±10,000G 対応

Full Scale:

153-00103-03

AX-Axis
78.4

84.7

83.8

MPC

-1 G DC:

-82.6

-75.9

-76.9

mV DC

Calibration Date:

10/09/15

0 G Bias

-2.1

4.4

3.5

mV DC

Supply Current:

22.81 mA

Scale Factor

80.23

80.00

79.92

mV/G

Calibration Freq.

100 HzSensor ID 530248

53029253025050 G

SILICON DESIGNS INC.

0.3

ACCELEROMETER TEST REPORT

0.20.1

Mfg. Lot #: 15A208A

0.0Model: 1521L-005-20-10

Full Scale:

5g01020dB

1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
10Frequency
(Hz)
-5.0

100

X Axis

アクティブサスペンション
ブレーキシステム
アラームシステム

ロボット動作制御
機械動作制御装置・設備組込

衝撃測定 / 検出

X Axis振動モニタリング

振動解析
機械振動 / 傾斜制御

地震計測
傾斜測定
高衝撃環境での使用
高温度環境での使用

Scale Factor:

799.9 mV/G

0 G Bias:

6 mV

120

AOP Bias:2.40 V50

Y AxisZ Axis

Output**

-20
0.02
-2.0
20
0.00
-2.0
20
0.01
-1.9

50
0.03
-3.5
50
0.01
-3.5
50
0.02
-3.3

100
0.00
-5.7
100
0.00
-6.1
100
0.00
-6.0

1800.00-10.7
180-0.01-11.1
180-0.02-9.9

320560-0.09 -0.19-18.8 -32.7
3320560-0.05 -0.22
2-19.3 -33.3
3205600.02 1 -0.09-17.6 -30.7
0-120-180-240

CALIBRATION CERTIFICATE

0.3
0.1

Mfg Lot #:1185-1.10-70.9
1185-1.11-72.1
1400-1.07-78.2-2.0-1.0

10000
0.0

Full Scale:

1.0

2.0-0.3

Operator:

Calibration Date:

3.0

4.0

Final Status:

159.6 mV/G

Op. Number:

170

Supply Current:

7 mA

Output0.4
0.302.00.2-60

1.00.10.0

0.0-120-1.0-2.0-180-4.0-0.1-240-0.2-0.3-0.4-5.0-0.5-25-20-15-10-5-300

420-1.50-56.7500-2.11-66.5* Reference Frequency is 50 Hz** Peak Acceleration Traceable to SDI Vibration Calibration Standard M-90152

600-2.99-78.1

3X AxisForm: 0-000-00503 Rev 29 November 2000

51010000
Phase

1520

Differential

25% Lin ErrFrequency Response
02-60730
9001080 1300 2000 3000
-4.28 -6.12 -8.12 -10.52 -17.16 -24.24
1-91.9 -107.4 -121.1 -134.5 -162.8 -185.7
0.00-120-180

Final Status:

Pass:

-1.00

website: www.silicondesigns.com

0Applied G Level

-360

1000

300-0.77-41.1

4.7 mV0.5

3.0

Frequency (Hz)170-0.24-23.6-155.6 mV

0 G Bias:
Scale Factor:% Lin Err

-3.0

100

100-0.07-14.0-1 G DC:

100 Hz532446

5.0-3500.00-7.0-

165.1 mV

Sensor ID:

Report Generator Rev. 6.1.1 : September 14, 2015

20
0.02
-2.8

11/24/15

Doc. Rev.
+1 G DC:

4.0e-mail: sales@silicondesigns.com

Freq. (Hz)*dB Out - X
Phase (deg)SM5.0-210153-00095-02

Calibration Freq.:-0.525 g

DifferentialPass:website: www.silicondesigns.com-0.1

Part #:-0.4

Y PhaseApplied
Z PhaseG Level-1

0.0-0.2

1400 1675 2000 2365 2800 4000
-1.59 -2.38 -3.64 -5.14 -7.27 -11.88
Frequency Response*-81.5 -99.1 -113.9 -134.4 -148.7 -186.4
1400 1675 2000 2365 2800 4000
-1.72 -2.47 -3.80 -5.30 -7.34 -12.42-82.7 -101.0 -115.2 -135.7 -150.2 -190.7
1675 2000 2365 2800 3345 4000
-1.72 -2.75 -4.12 -5.93 -7.95 -11.10-96.1 -111.4 -132.9 -148.6 -172.6 -191.3* Reference Frequency is 100 Hz** Peak Acceleration Traceable to SDI Vibration Ca libration Standard M-90157

15M322A

Serial #:-360

X Phase2260-0250.2

Model:-300

Z Axis1000-0.74
-58.3
1000
-0.81
-59.5
1000
-0.44
-55.4

0.4

-60

-4.0 1000 -3.0

Y AxisSILICON DESIGNS
0.5 INC.

0

Form: 0-000-00501 Rev 20 November 2000

モーダル解析
航行レコーダー

遠隔測定 / 慣性誘導装置

Freq. (Hz)**dB Out - X
Phase (deg)Freq. (Hz)**dB Out - Y
Phase (deg)Freq. (Hz)**dB Out - Z
Phase (deg)Gain (dB)

エアバッグ

軍事 / 航空宇宙関連

08/11/15
15Q152Bd

Differential Out (V)2.00

衝突 / 衝撃試験

40

Op. Number:

Frequency
5.0Response*
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0

3.00

自動車関連

SE Lot #:30

4.57 mA

Error(% of span)-30

Supply Current:

-240

-2.00
e-mail: sales@silicondesigns.com-300

Report Generator Rev. 6.0.9 : June 26, 2015

-3.00
10100-360
10000

1000

Frequency (Hz)Freq. (Hz)**dB OutSF mV/gPhase (deg)Phase (deg)Calibration Date:-40

Acceleration (g's)

Reliability

Doc. Rev.

172-00127-06

MPC

Error (% of span)-0.3

Operator:

Phase (deg)Serial #:Differential Out (V)-0.2-50HighPart #:

-0.1

-0.5

Industrial

mV DC

Linearity Error-0.4

Commercial

Z-Axis

+1 G DC:

Operator:

0.4

アプリケーション

Y-Axis700

0.5Error (% of Span)Doc. Rev.

Op. Number:Gain (dB)・加速度分解能：5μG √Hz（RMS 値）〜

Model:

Phase (deg)

・精度：±0.15％〜 ±0.5％

dB OutPhase

20501002004007501100 1285 1500 1775 2100 2465 2900 4000
0.04 0.06
0.00 -0.08 -0.18 -0.58 -1.30 -1.83 -2.54 -3.66 -5.03 -6.69 -8.53 -12.86
160.7 161.0 160.0 158.5 156.6 149.6 137.7 129.6 119.4 105.0 89.60 74.08 59.88 36.38-2.5-4.2-7.4 -14.2 -27.5 -51.1 -74.5 -88.9 -100.0 -118.6 -133.6 -154.4 -170.3 -204.8* Reference Frequency is 100 Hz** Peak Acceleration Traceable to SDI Vibration Calibration Standard M-90152

Final Status:

Pass:website: www.silicondesigns.com
Form: 0-000-00502 Rev 20 November 2000

2e-mail: sales@silicondesigns.com
Report Generator Rev. 6.1.2 : October 13, 20153

Surface mountSurface mount

基板実装型
1521 L、1521 J シリーズ

1527 J シリーズ
【特 長】 標準仕様

【特 長】 Tactical-Grade Inertial Navigation 対応品

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

加速度レンジ ： ±10G、±25G、±50G

精： ±0.15 ％/FS（標準）精

分解能： 7 μG√Hz（±2G 製品）

分解能： 7 μG√Hz（±2G 製品）

電源： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25VDC)

電源： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25 VDC)

出力： アナログ出力

出力： アナログ出力度度： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

※配線方法により選択可能です。

※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

サイズ： 8.9 mm × 8.9 mm × 2.7 mm

サイズ： 8.9 mm× 8.9 mm × 2.7 mm

1522 L シリーズ

1531 J シリーズ
【特 長】 高い温度影響補償【特 長】 高温対応（〜 +175℃）

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

加速度レンジ ： ±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

精： ±0.15 ％/FS（標準）精

分解能： 7 μG√Hz（±2G 製品）

分解能： 12 μG√Hz（±5G 製品）

電源： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25 VDC)

電源

： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25 VDC)

出力： アナログ出力

出力： アナログ出力度

度： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

※配線方法により選択可能です。

※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +175 ℃

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

耐衝撃： ±2,000G（±5G）、±5,000G（±10G 〜）

サイズ： 8.9 mm × 8.9 mm × 2.7 mm

サイズ： 8.9 mm × 8.9 mm × 4.2 mm

1525 J シリーズ
【特 長】 高性能、高い再現性、低ノイズ
加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G
精度： ±0.15 ％/FS（標準）分解能： 7 μG√Hz（±2G 製品）

電源： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25 VDC)

出力： アナログ出力（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）
※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

4

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

サイズ： 8.9 mm × 8.9 mm × 2.7 mm

5Q-Module, Single Axis

Single Axis

Q-Module 型
2210、2260、2266 シリーズ

2225 シリーズ【特 長】 高性能【特 長】 標準仕様（2210）、小型（2260）、ケーブル分離型（2266）

加速度レンジ ： ±10G、±25G、±50G

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

精： ±0.1 ％/FS（標準）精

分解能： 18 μG√Hz（±10G 製品）

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

電源： ±9 〜 ±16 VDC

電源： 8 〜 32 VDC

出力： 加速度センサ差動出力：±4.0 mA

出力： アナログ出力度度： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

温度センサ出力：1.0 uA/℃

※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑40 ℃ 〜 +85 ℃
耐衝撃： ±5,000G

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

サイズ： 約φ38 mm

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

重： 5.6 g

サイズ： [ 2210 ] 25.4 mm × 25.4 mm × 7.6 mm

量[ 2260、2266 ] 16.0 mm × 25.4 mm × 7.6 mm

2227 シリーズ

2220、2276 シリーズ
【特 長】 Tactical-Grade Inertial Navigation 対応品【特 長】 高性能（2220）、小型・高性能・ケーブル分離型（2276）

加速度レンジ ： ±10G、±25G、±50G

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

精： ±0.1 ％/FS（標準）精

分解能： 12 μG√Hz（±10G 製品）

分解能： 10μG√Hz（±2G 製品）

電源： ±9 〜 ±16 VDC

電源： 8 〜 32 VDC

出力： 加速度センサ差動出力：±4.0 mA

出力： アナログ出力度度

温度センサ出力：1.0 uA/℃

： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

使用温度範囲 ： ‑55℃ 〜 +125℃※配線方法により選択可能です。

耐衝撃： ±5,000G

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

重： 約φ38 mm

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）： 5.6 gサイズ： [ 2220 ] 25.4 mm × 25.4 mm × 7.6 mm

量サイズ[ 2276 ] 16.0 mm × 25.4 mm × 7.6 mm

Module 型（1軸）2012 シリーズ

62240 シリーズ
【特 長】 5VDC 電源対応

【特 長】 高性能＆チタン筐体仕様

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

精： ±0.15 ％/FS（標準）精

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

電源： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25 VDC)

電源

： 8 〜 32 VDC

出力： アナログ出力

出力： アナログ出力度度： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5VDC）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

※配線方法により選択可能です。

※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

サイズ： 25.4 mm × 25.4 mm × 7.6 mm

サイズ： 25.4 mm × 25.4 mm × 7.6 mm

7Single Axis, 3 Axis

3 Axis2460、2466 シリーズ

2290 シリーズ【特 長】 Tactical-Grade Inertial Navigation 対応品【特 長】 標準仕様（2460）、ケーブル分離型（2466）

加速度レンジ ： ±5G、±10G、±25G、±50G

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

精： ±0.15 ％/FS（標準）精

分解能： 15 μG√Hz（±5G 製品）

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

電源： 8 〜 32 VDC

電源： 8 〜 32 VDC

出力： アナログ出力

出力： アナログ出力度

度： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

※配線方法により選択可能です。

※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

耐衝撃： ±2,000G（±5G）、±5,000G（±10G 〜）

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

サイズ： 25.4 mm × 25.4 mm × 7.6 mm

サイズ： 25.0 mm × 25.0 mm × 21.0 mm

3軸モジュール型
2422 シリーズ

2470、2476 シリーズ
【特 長】 5VDC 電源対応

【特 長】 高性能（2470）、小型・高性能・ケーブル分離型（2476）

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

精： ±0.15 ％/FS（標準）精

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

電源： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25 VDC)

電源

： 8 〜 32 VDC

出力： アナログ出力

出力： アナログ出力度： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

※配線方法により選択可能です。

※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

サイズ： 25.0 mm × 25.0 mm × 21.0 mm

サイズ： 25.0 mm × 25.0 mm × 21.0mm2422H シリーズ

8度

2480 シリーズ【特 長】 チタン筐体仕様（ケーブル分離型）【特 長】 高性能、チタン筐体仕様

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

加速度レンジ ： ±2G、±5G、±10G、±25G、±50G、±100G、±200G、±400G

精： ±0.15 ％/FS（標準）精

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

分解能： 10 μG√Hz（±2G 製品）

電源： 標準 5 VDC（4.75 〜 5.25 VDC)

電源

： 8 〜 32 VDC

出力： アナログ出力

出力： アナログ出力度度： ±0.15 ％/FS（標準）（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

（差動出力 ±4 VDC 又は Single End 出力：0.5 〜 4.5 VDC）

※配線方法により選択可能です。

※配線方法により選択可能です。

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

使用温度範囲 ： ‑55 ℃ 〜 +125 ℃

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

耐衝撃： ±2,000G（±2G/±5G）、±5,000G（±10G 〜）

サイズ： 25.0 mm × 25.0 mm × 21.0 mm

サイズ： 25.0 mm × 25.0 mm × 21.0 mm

9Data Logger

MOUNTING BLOCKS

専用データーロガー

加速度センサ取付ブロック

G-Logger 3330 シリーズ

2232、2235 シリーズ
【特 長】 USB 対応 G-Logger【特 長】 1 軸加速度センサ用取付ブロック

接続： 25 Pin Female D-Sub

Model.2232：1 軸対応加速度センサ取付ブロック

USB 接続： Micro USB (B)Memory： SD Card、Micro SD w/ Adaptor（MAX：32GB）

アルマイトブロック
・1/4-20x1.5" UNC：1 本

使用温度範囲 ： 0℃ 〜 +55℃
PC 仕様

・#4-40x1/2"：3 本

Windows 11、10、8、7、XP

Model.2235：1 軸対応加速度センサ取付ブロック（マグネット固定式）※±50G まで

接続： USB 2.0 Type A

サイズ： 139.7 mm × 108.0 mm × 38.1 mm

・M3 Metric mounting screw：1 本

重量： 275 g

・M4 Metric mounting screw：1 本

G-Logger 3340 シリーズ

マグネット＆アルマイトブロック

2230 シリーズ【特 長】 Stand-alone 型 G-Logger【特 長】 3 軸対応加速度センサ取付ブロック

接続： 25 Pin Female D-Sub

Model.2230：

USB 接続： Micro USB (B)Memory： SD Card、Micro SD w/ Adaptor（MAX：32GB）

アルマイトブロック
・#10-32 captive screw：1 本

使用温度範囲 ： 0℃ 〜 +55℃

・M6x1x35mm：1 本

PC 仕様

Windows 11、10、8、7、XP・#4-40x1/2"：6 本接続

USB 2.0 Type A

サイズ： 139.7 mm × 108.0 mm × 63.5 mm

重量： 425 g

評価用ボード EB-L & EB-J
【特 長】 Leadless 仕様
基板実装型加速度センサ専用評価用ボードです。
1521＆1522＆1525＆1531 シリーズに対応しております。
L-lead と J-lead どちらにも対応しており、はんだ付けせずにセンサを動作させることが可能です。
G-Logger 3330&3340 に繋げることで、加速度センサ校正を行うことが出来ます。

1011