空調システムや半導体製造装置の差圧監視・制御に

KS3200

新製品

視認性 ◎ハイコントラスト

一台で様々な微差圧測定や制御が可能

LCD採用

デジタル微差圧計 KS3200 は、前機種である KS2900 に搭載されていた機能・精度を（文字色：白）そのままに、電流出力断線機能や絶縁型リレー制御機能を新しく搭載いたしました。
表示部はハイコントラスト LCD を引続き採用し、省エネ仕様になっています。
デザイン性を重視したブラックを基調とした前面パネルで、取りつけは前面からのワンタッチで簡単に行うことが可能です。
圧力レンジは、0-100Pa 〜 5000Pa（差圧）、±100Pa 〜 ±5000Pa（連成 圧）の合※ 実寸大

計 16 レンジの中から、ご使用用途に最適な圧力レンジを選択していただけます。また、アナログ出力は 4-20mA 又は 1-5V の２種類から選択が可能です。各種設定はパネル前面のキーで簡単に行なうことができ、この一台で様々な微差圧測定や制御が可能です。

新機能

その他機能
● ハイコントラスト LCD 採用● LCD 表示採用による省エネ● アナログ信号出力付き● ヒステリシスや比較遅延設定可能● 表示レート時間設定可能● Hi・Go・Lo 比較設定出力が可能● UL 規格、EU 指令適合

アプリケーション● フィルター差圧監視

電流出力断線検出機能

絶縁型リレー（アイソレーション）

電流出力時、KS3200 と対向機器（アナログ本体に与える電源を別系統の制御信号とし● 地下鉄や地下道の空調システム出力接続先）が接続されているかどうかを検て扱うことができる機能です。そのため、機● 風洞実験知する機能で、万が一断線が検知された場器の故障耐性が高くなり、ノイズ環境下にお● 流体・流速試験

合には液晶に i.Err エラーが表示されます。

いても誤動作が少なくなる特徴があります。

● ダクト内の排気圧監視 等● クリーンルームや病室等の室間差圧

KS3200[発注コード] ご発注の際はコード番をご記入下さい
タイプ① 測定レンジ② 出力③ コネクター④ 比較出力⑤ コネクターケーブル□□□□□□□□□□□

I ：4-20mA
V：1-5VDC

N：B8B-XH-A（日圧社）

N ：NPNP ：PNPR ：絶縁型リレー

N：無し
C ：有り

N ：無し
G ：ポートガード付

２３４５６4-20mA

B8B-XH-A
（日圧）

NPN有り

無し

[差圧] 100Pa / 200Pa / 300Pa / 500Pa /1000Pa / 2000Pa / 2500Pa / 5000Pa

KS3200[連成圧] ±100Pa / ±200Pa / ±300Pa / ±500Pa /±1000Pa / ±2000Pa / ±2500Pa / ±5000Pa⑥ オプション

【注】連成圧レンジの出力信号は-F.S.=4mA(1V)、+F.S=20mA(5V)となります。

１KS3200※その他のレンジに関してはご相談下さい。

±500PaKS3200‑±500Pa‑I‑N‑N‑C‑N
1. 比較出力
Hi と Lo の値を設定します。
また Hi と Lo の方向、ヒステリシス、出力論理、比較値遅延、比較出力の ON/OFF 等の設定ができます。
2. ヒステリシス
設定された Hi または Lo 値に実圧が近づくあるいは離れるとき、チャタリングを引き起こすことがあります。
この値を設定することによりこの現象を防止できます。
3. 比較値遅延設定された Hi または Lo 値に実圧が瞬間的に到達した場合、すぐに動作すると困る場合があります。
この値を設定することにより動作を遅らせることができます。
（右記出力モード例参照）
4. 強制ゼロ
パネル面の Up/Zero キーを押すことにより、強制的にゼロ点が補正されます。
5. サンプリングレートと表示レート
このレートの組み合わせの設定により、平均値の表示などが可能になります。サンプリングレートが 0.1sec なので例えば、表示レートを 0.5sec に設定した場合、結果として 5 回の計測の平均値を表示することになります。いろいろな応用が可能です。
6. 移動平均
この設定回数だけの移動平均値が表示されます。特に脈動の激しい圧力計測や制御に応用できます。
（1 から 255 回まで設定可能）
7. その他
Low カット率、ゼロサプレス、最小桁固定等の設定機能があります。
詳しくはお尋ね下さい。

KS3200圧力レンジ (Pa) 差 圧
精度0-50000-25000-1000

0-500

0-300

0-100

±1.0 % F.S.

±1.0 % F.S.

±1.0 % F.S.

±1.0 % F.S.

±1.5 % F.S.

±3.0 % F.S.

連成圧

0-±5000

0-±2500

0-±1000

0-±5000-±3000-±100

精度±1.0 % F.S.

±1.0 % F.S.

±1.0 % F.S.

±1.0 % F.S.

±1.0 % F.S.

±2.0 % F.S.

半導体差圧方式

測定媒体

空気及び非腐食性気体（粉塵無きこと）

表示精度

上記精度 ±1digit

耐±0.1 %FS/℃以下
80 kPa圧

50 kPa

50 kPa最大Φ3.0mm の円錐型

4 桁 LCD（単位：Pa）
Hi・Lo・GoLo カット

5%F.S. 以下の値で任意設定

強制ゼロ

プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと（推奨）

3 点 LCD 表示

4-20mA / 1-5V（オプション）

比較設定出力
設定方式

Hi・Lo・Go

3 点出力

設定範囲

0 - 100% F.S.

出力形式

NPN オープンコレクタ、Hi・Lo・Go 3 点独立出力 / PNP（オプション）/ リレー
100mA（vol=1.35V）※抵抗負荷

最大印加電圧24V ±10%

入力電源電圧消費電流

DC24V（±10%）● 推奨チューブ
PVC チューブ Φ2 〜 2.5×4
シリコンチューブ Φ2 〜 2.5×4
ウレタンチューブ U2 Φ2.5×4 ※● 使用コネクタ：日本圧着端子 B8B-XH-A● 嵌合コネクタ：日本圧着端子 XHP-8※硬質チューブ使用時は下記ポートガード使用を推奨

53 mA（出力 20mA、バックライト点灯時） ※比較出力は含まず

電気接続部

8 pin コネクタ

使用温度範囲

0℃〜 50℃（氷結無きこと）

使用湿度範囲35％〜 85％（結露しないこと）

保存温度範囲-20℃〜 70℃

ウォーミングアップ

Φ3.0

プッシュ式 デジタル設定

最大負荷電流1pin Hi 出力（茶） 5pin アナログ出力−（緑）2pin Go 出力（赤） 6pin アナログ出力＋（青）3pin Lo 出力（橙） 7pin 電源 GND（紫）8pin 電源入力（DC24V）（灰）4pin com（黄）

5分

保護等級

IP40（ 屋内仕様）

取付姿勢

パネル取付け（カット寸法：45.0W×22.2H）

規格・認証※切換えスイッチは操作しないでください。
P 側で動作すると壊れる場合があります。

50 kPa比較表示

アナログ出力量（メンテナンス用）

フル４桁 LCD 表示示圧力表示

質G±0.15%FS/℃以下

50 kPa外径：入口Φ2.2mm

圧力ポート
表80 kPa

切換えスイッチ
P

測定方式

温度特性

KS3200

ポートガード（オプション）

約 48g
CE 、UL 、RoHS※その他のレンジ及び出力に関してはお問い合わせください。
● KS 専用スタンド● 接続ケーブル（1m）CG40154-0014-02

2024/4