CAT.No.CBL003-2

ULTRA UF-Ⅱ Type S

UF-Ⅱ流量計は、特殊なスパイラル回転子により、静かな作動音、低振動、無脈動を実現した高精度の容積流量計で、主に石油製品の出荷、受入用として広く知られています。さらに近年のユーザーニーズに対応し、ウルトラオーバル搭載の電子式計数部を装着したULTRA UF-Ⅱを新設、これにより計数部のインテリジェン
ト化、スマート化を図ると同時に、パルス、アナログの同時出力、高速パルスによるキャリブレーションの効率化などを可能とする、新時代のフィールドセンサにふさわしい機能を備えた製品ラインアップが完成しました。

作動音はきわめて静かで、振動もほとんどありません。
特長● 等速回転、等流量、等トルクです。

● CPUを搭載したウルトラ計数部は、モード切換えによ特殊な形状をした回転子の採用により、①回転子は等速回転、②流れは等流量、かつ無脈動、③回転トルクは一定で一対の回転子間にはエネルギーの授受がありません。
● パイロット歯車を必要としませんので、構造が簡単です。
● 耐久性が優れています。

り累積積算、リセット可能積算、瞬時流量、アラーム（電池電圧低下）をLCD表示。
● 外部出力は積算信号（補正または未補正電流パルス

4/20mA）と瞬時流量信号（アナログ、4〜20mADC)の2系統を同時発信。
● 防爆形が完備。

回転子噛合部の滑りがないため、極めて耐久性が優れています。

● 定量機能付ウルトラ計数部（LW74E、LW76E）を組合せ、簡易バッチシステムを構成可能。

● 小形で大流量の計測ができます。

一回転当たりの吐出量が大きく、回転速度も比較的速くとれるので、形状が小形でも大容量の計測ができます。

原理
写真のような一対のスパイラル回転子を回転体として、直接流量を計測する容積流量計です。一対のスパイラル回転子は直接噛合い、噛合部は特殊歯形が用いられ、滑りがありません。
下図に示す様に→方向より流体が流れると、一対の回転子は出入口の差圧を受けて矢印方向に回転します。下図のAを平面で考えると、Aにおいては第1回転子のみに回転力が働き、第2回転子には回転力は生じません。しかし実際は、回転子は写真のようによじれているため、両回転子は常に等しい回転力を持つこととなり、回転子の回転
スパイラル回転子は等速、回転トルクは一定となり、吐出される流れには脈動はありません。

回転子と本体内壁との間に成形される空間部（下図■部）が、“升 の役目をし、1回転で “升 量の8倍の量が送り出されます。
従って、回転子の回転を外部に取り出し、回転数によって流体の総通過量を知り、その回転速度によって瞬時流量を計測することができます。

CB

A

第1回転子
第2回転子

DE

出荷・受入ラインの規模に応じた各形式が体系化。
仕様
内項目

容量

形式

主な用

途 主にタンクローリー出荷

計量

流体

呼び

8180

82

84

85

8687

ガソリン、灯油、軽油、重油、その他石油製品（除ナフサ）

80（3）100（4）

100（4）

100（4）
150（6）

150（6）200（8）

120180300

410200（8）250（10） 300（12） 350（14） 400（16）250（10） 300（12） 350（14） 400（16） 450（18）最大流量（m3/h）

最大

使

用

温度

フラン

ジ

規格

FC250：JIS 10K FF、
ASME 125 FF
SCPH2：JIS 10K RF、
ASME 150 RF

JIS 10K RF、JIS 20K RF、ASME 150 RF

度

表わす量の±0.2％以内

表わす量の±0.5％以内または±0.2％以内

精流入材

料

方590

950

1400

2000

2800

120℃

向右→左（標準） 左→右 上→下 下→上本

体部

FC250に表面特殊処理
またはSCPH2に表面特殊処理

回転子

FC250に表面特殊処理

受カーボン

軸88

主に海上出荷受入

ガソリン、灯油、軽油、重油、その他石油製品（除ナフサ、LPG）

径 mm (inch）

容83

右→左（標準） 左→右

SCPH2またはSCPH2に表面特殊処理
FC250またはFC250に表面特殊処理

性能特性■ 器差・圧力損失特性■ 騒音特性UF-Ⅱ流量計 容量形式85形

UF-Ⅱ流量計 容量形式85形△：重油22〜23 mPa・s○：灯油
1.5 mPa・s●：ガソリン 0.44 mPa・s

灯油の場合

50

差

030

−0.2（％）＋0.4

2010（kPa）

0

騒音レベル︵ホン︶

40

圧力損失

器＋0.4＋0.2

0100

200

400

600

807060800

200400流 量 Q m /h

■ 振動特性

800900■ 周波数特性

UF-Ⅱ流量計 容量形式85形

UF-Ⅱ流量計 容量形式85形

灯油の場合

灯油の場合

振600

流 量 Q m3/h

3幅：

振動加速度：
80300μm5100左右上下左右200Gal

騒音レベル幅︵全振幅︶15振動加速度400

振2030m3dB0m7010060200400
流 量 Q m3/h

600

800

900/h

90703050/h

100300 500

1000

帯域中心周波数 Hz

30005000 10000

受信器との結合ULTRA UF-Ⅱには、外部電源不要のバッテリー駆動タイプ（出力なし）および外部電源供給タイプ（パルス出力、アナログ出力）をラインアップしています。
ULTRA UF-Ⅱ
受信器

外部電源
パルスアナログ（4〜20mA）

記録計

積算計（EL0122、EL0123）

バッチカウンタ（EL1812）

パルス分割器（SU1508）

その他計器

パルス入力仕様
無線子機ユニット

用途に合わせて開発された関連製品です
スマートタイプ計数部●『通信』でより高度なプロセス運用を実現 !

現場では積算または瞬時流量（0〜100％または実流量）を表示。

スマートタイプ計数部では計測情報の読み取りに加え、スマートコミュニケーションユニット（EL2310）
により、瞬時流量・スパン・メータ係数などの各種パラメータの呼出し／設定・自己診断などが、メンテナンスを容易にすると同時に、フィールドから離れた計器室内でおこなえます。また、オプションのマルチドロップ機能を使用して、2線ケーブルを使い最大15EL2310台のトランスミッタをホストコンピュータに結合、ワイヤリングの簡素化を実現します。

スマートコミュニケーション
ユニット

ノートパソコン

定量機能付ウルトラ計数部
LW74E● 容積流量計ULTRA UF-Ⅱに定量機能をドッキング。

自動ON/OFFバルブと組合せて、高性能の現場形バッチシバルブ制御方式ステムを簡易に構築。

設

定方

空気1段開1段閉

積 算 値（累積） LCDカウンタ8桁● 目的により、バルブ1段開閉（LW74E）と、より精密なバッチ

アー（設定により、1段開に変更可能）

式 押しボタン式（LCDカウンタ6桁）● 全空気式（定量計は内蔵電池で作動します）。

ラLW76E
空気2段開2段閉

ム 電池能力低下、定量オーバー、パルス未到来（LCD表示）

バ ッ ク ア ッ プ 積算値、設定量など（EEPROMに保持）機能を実現する2段開閉（LW76E）が選択可能。

造 本質安全防爆（Exia ⅡB T3）防噴流構造（IP65）

構周

囲

温電度 −10〜＋60℃
源

専用リチウム電池（寿命約4年 但し、使用条件により異なります）

自動温度補正機能付ウルトラ計数部● 基準温度の容積流量に自動換算！

温 度 入 力 白金抵抗体（Pt 100Ω）

石油類の取引など、定められた基準温度下における流補 正 温 度 範 囲 −10〜＋150℃
表示 8桁LCD

出力 各種パルス信号／アナログ信号から2出力選択

ロセス温度における流量を、基準温度での流量に換算

演算 JIS K 2249基準、 JIS K 2240基準、 3α補正する機能を持ち、全てのULTRA UF-Ⅱに搭載できます。

換 算 精 度 ±0.1％以内

量計量が必要な用途に対応するウルトラ計数部で、プ● 当カタログの仕様は令和5年4月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。
■ 本社・東京営業
TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601

代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（011）555-3713■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）456-2690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）75-4490■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（011）555-3714FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）456-2695
FAX.（0299）75-4489
FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

2007 2304 2008S(400)