CAT.No.CAA024-7

水素計測用流量計ラインアップ

注）OVAL水素計測用流量計マップは当社が考えるイメージです。

脱炭素化に向けた次世代技術とイノベーションの挑戦において、オーバルは流体計測専門メーカーとして水素サプライチェーンの流量計測と校正までをワンストップショッピングで対応します

貯蔵輸送

利 用研究開発／
評価

水素製造

低圧・高圧
水素工場

水素校正

取引

発電所

水素ステーション
発電

石油／化学

輸 送

注）記載された仕様は標準仕様です。ご使用条件により流量範囲、精度等異なる場合もあります。

熱式流量計

■標準仕様

MASFLO-OVAL Ⅱ

形式［MODEL：FHA、FHB］

接続チューブ外径

FHA

精度
流量範囲
L/min (normal) at Air
温度範囲
最高使用圧力構造

FHB

1/8″、1/4″、3/8″、1/8″、1/4″、3/8″、6mm、12mm、1/2″6mm
フルスケールの±1％0.0001〜500（1：50）

0.00015〜70（1：50）−10〜＋70℃

39.2MPa

19.6MPa
非防爆、屋内用※流量範囲は全呼び径の合算値です

熱式流量計

■標準仕様

MASFLO-OVAL Ⅱ 防爆モデル

形式［MODEL：FHC、FHD］

接続チューブ外径FHC

精度
流量範囲
L/min (normal) at Air

FHD

1/8″、1/4″、3/8″、3/4″、1/8″、1/4″、3/8″、6mm、12mm、1/2″6mm、12mm、1/2″
フルスケールの±1％0.0001〜500（1：50）

温度範囲
最高使用圧力構造

0.0001〜100（1：50）−10〜＋50℃
39.2MPa
TIIS、KCs※流量範囲は全呼び径の合算値です

熱式流量計

■標準仕様

気体用マスフローメータ（インライン形）

呼び径
接続

10、15、20、25、40、50、65、80、100mm
JIS10KRF、ASME150、300RF

精度

フルスケールの±2％ または表わす量の±2％（実流校正付）

流量範囲
温度範囲
最高使用圧力0.03〜1,560ｍ3/ｈ（normal）−40〜+125℃（防爆仕様−40〜+110℃）
1MPa未満防爆構造

簡易防爆：CSA、ATEX、IECEｘ
耐圧防爆：TIIS、CSA、ATEX、IECEｘ［MODEL：504FTB］※流量範囲は全呼び径の合算値です

コリオリ流量計■標準仕様（超高圧形）
ALTImassⅡ

接続［MODEL：CA004］

材料

接液部
ケース

9/16 1・1/8UNFオスまたはメスねじ
TPXM-19
SUS304精度

9.6kg/h未満：常用最大流量の±0.125％
9.6kg/h以上：表わす量の±0.5％

流量範囲
温度範囲
最高使用圧力
防爆構造

0〜300kg/h−40〜＋130℃
120MPaTIIS

オーバル水素流量計
ALTImassⅡ 超高圧形

最高使用圧力（MPa）

120

MASFLO-OVAL Ⅱ39.210FLOWSIC600

5EXデルタⅡ
DELTAFLOW Type F

100.000001

気体用マスフローメータ 504FTB
ガスオーバル
0.00001

0.00010.0010.010.1

1101001000

10000

1000001000000

流量（Nm3/h）

容積流量計

ガスオーバル［MODEL：GAL］

■標準仕様
呼び径
接続
材料

本体
回転子

精度
流量範囲
温度範囲
最高使用圧力構造

15、20、25、40mm
JIS10K FF
アルミニウム（アルマイト処理）
特殊樹脂
表わす量の±1％またはフルスケールの±1％0.075〜20m3/h−10〜+60℃（耐圧防爆仕様−10〜+50℃）
0.97MPa
TIIS、ATEX※流量範囲は全呼び径の合算値です

渦流量計

EXデルタⅡ［MODEL：VXW、VXF］

■標準仕様
呼び径
接続
材料
精度

ウエハ形：10〜150mm（8形式）、フランジ形：15〜300mm（10形式）
JIS 10、16、20、30K、ASME/JPI 150、300、600、DIN PN 10、16、25、40
SCS14AまたはSUS316
表わす量の±1％以内またはフルスケールの±1％以内

流量範囲

液体：最大 2510m3/h
飽和蒸気：最大 520t/h

気体：最大 15000m3/h

温度範囲

常温タイプ：−30〜+120℃ 標準タイプ：−30〜+300℃
高温タイプ：−30〜+460℃ 極低温タイプ：−269〜+120℃

最高使用圧力防爆構造

5MPa ※接続規格による
TIIS、ATEX、NEPSI、KOSHA、CSA、TAIWAN※流量範囲は全呼び径の合算値です

渦流量計

■標準仕様

DELTAFLOW Type F

呼び径［MODEL：VFシリーズ］

接続
材料精度
流量範囲
温度範囲
最高使用圧力防爆構造

ウエハ：20、25、32、40、50、80、100、150mm
フランジ：200、250、300、350、400、450、500mm
JIS 10、20、30K、ASME/JPI 150、300、600
SCS13AまたはSUS304
表わす量の±1％以内またはフルスケールの±1％以内
最大19000m3/h−20〜＋130℃（SUS304の場合）
5MPa（400mm〜1.89MPa）※接続規格によるTIIS※流量範囲は全呼び径の合算値です

超音波流量計■標準仕様

FLOWSIC600

呼び径150、200、250、300、400、500、600mm
計測ライン数（測線数） 2パス
接続
ASME B16.5
材料
ステンレス ASTM A 182 Gr.F316/316L
精度
表わす量の±2％85〜24,700m3/h
流量範囲−40〜+100℃
温度範囲
10MPa
最高使用圧力CSA、ATEX、IECEx（日本国内防爆申請準備中）
防爆構造［MODEL：FL600］※流量範囲は全呼び径の合算値です「気体用流量計」、「石油用流量計」、「水用流量計」の3種類のJCSS校正
オーバルは気体流量、石油流量、水流量の3種類の登録を有す、唯一のJCSS登録事業者です。
石油用流量計の校正範囲において従来の「灯油」、「ガソリン」に加え、新たに「重油」の液種を3〜1800m3/hの校正範囲で登録に追加。
（1800m3/hは国内最大）
校正測定能力当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。

種 類

臨界ノズル

当社は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0180は当社の認定番号です。

拡張不確かさ（信頼の水準約95％）

校正範囲

気体用流量計30kPa(abs)以上
110kPa(abs)以下

5m3/h以上
200m3/h以下

0.33％

95kPa(abs)以上
110kPa(abs)以下

5m3/h以上
1000m3/h以下

0.29％

湿り空気流量計

3m3/h以上 30m3/h未満
灯油流量計

校正対象機器① トロイダルスロートベンチュリノズル
② 瞬時流量計（デジタル表示又はアナログ出力を有するもの）③ 積算流量計（積算パルス出力を有するもの）（2.4t/h以上 23.8t/h未満） 0.10％（0.10％）30m3/h以上 300m3/h以下 （23.8t/h以上 238t/h以下） 0.09％（0.09％）
300m3/h超 530m3/h以下 （238t/h超 418t/h以下）

0.11％（0.11％）

530m3/h超 1800m3/h 以下（418t/h超 1422t/h以下） 0.12％（0.12％）
石油用流量計ガソリン 流量計

重油

3m3/h以上 30m3/h未満（2.2t/h以上 22.3t/h未満） 0.15％（0.15％）

パルス出力を有す流量計

30m3/h以上 600m3/h以下 （22.3t/h以上 444t/h以下） 0.12％（0.12％）

3m3/h以上 80m3/h以下
流量計 80m3/h超 600m3/h以下（2.7t/h以上 71.6t/h以下） 0.11％（0.11％）（71.6t/h超 537t/h以下）

0.13％（0.13％）600m3/h超 1800m3/h以下 （537t/h超 1611t/h以下） 0.15％（0.15％）
水用流量計

流量計

0.3 m3/h以上 120m3/h以下（0.3t/h以上 120t/h以下） 0.26％（0.26％）

パルス出力を有す流量計※括弧内の数値は代表密度で計算された質量流量の時を示します。

IATF16949（自動車産業品質マネジメントシステム）
1
IATF16949は自動車産業の品質マネジメントシステムです。
IATF16949（2016）
では、以下のようなの7.1.5.3.2「外部試験所」要求事項が規定されております。
7.1.5.3.2 外部試験所
組織が検査・試験又は校正サービスに使用する外部の試験所施設は、（中略）、また、次の事項を満たさなければならない
一、試験所はISO/IEC17025又はこれに相当する国内基準で認定され、該当する検査・ 試験又は校正サービスを認定（証明書）の適用範囲に含めなければならない。
校正又は試験報告書の認定書には国家認定のマークを含んでいなければならない。
二、・・・

2

JCSSの認定基準はISO/IEC17025です。
よって、JCSS校正証明書を以って、ISO/IEC17025準拠の校正が実施されたことを第3者に証明することが出来ます。
当社が発行するJCSS校正証明書には、下記のシンボルマークが記載されます。

このシンボルマークは、要求事項に記載されている国家認定のマークに該当します。

IATF16949（2016）の要求事項を満たすために、JCSSが活用出来ます。

水素でのマスフローメータの実流校正
マスフローメータは空気で校正を実施し、コンバージョンファクタで補正するのが一般的ですが、当社は水素も含め、実際のご使用流体での校正も可能です。
特に水素に関しては、安全装置を具備した専用校正装置を設置しております。
流量信号

流量信号
湿度センサ
温度センサ
圧力センサ

演算PC

FLOW
被校正
マスフローメータ

校正可能流量範囲：7.5 〜 1666 L/min（normal）

マスターメータ

校正の方式は比較法（マスターメータ方式）にて実施しています。

● 水素適用防爆の仕様についてはお問合せください。
● 当カタログの仕様は令和6年6月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8
本社：TEL.（03）3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.
（06）
6190-6960
営業所：北海道・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・名古屋・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分
1804 2406 2404S(1000)