CAT.No.CBE001-11

気体計測用 超音波流量計

高精度、ワイドレンジ、省エネ計測を実現

特長
1

圧力損失が極めて小さいエコロジータイプ

4●省エネ計測、低圧力ラインのガス計測に最適です23

シングルリフレクション方式の採用により、旋回流の影響を受けにくく、分解能の高い高精度形です。

流量測定範囲が極めて広い
流速分解能1mm/sと高感度形であるため、特に●流量変動の激しいプロセス●口径に比して流量の少ないプロセスで、威力を発揮します

高精度です

5

スマートタイプです
通信機能（RS-485）により、遠隔から流量レンジや各種パラメータの設定、変更が容易にでき、自己診断機能も有していますので、使いやすく、メンテナンス性に優れています。

正・逆計測が可能です
6

変換器と流量計一体形の省スペース設計となっており、防爆形なので、危険場所での使用も可能です。

高精度でワイドレンジで省エネで選べば概要

Psonic-1は、超音波の送・受信に反射（シングルリフレクション）方式を採用、従来の超音波流量計では困難であった高感度、高精度計測を可能とした最新のインテリジェント形流量計です。
更に当社の卓越したトレーサビリティシステム（空気による実流精度確認）により、確かな品質をお届けする体制が確立しています。
●測定原理
A, B 2つのトランスデューサ間で交互に送・受信する超音波の伝搬時間の差から流量を得ることができます。

AB
φV

●原理式
Tab ：トランスデューサAからBまでの伝搬時間（s）
Tba ：トランスデューサBからAまでの伝搬時間（s）
L ：超音波の伝搬距離（m）
C ：計測気体中の音速（m/s）
V ：計測気体の流速（m/s）
φ：超音波の進路と管路中心軸との角度とすると、気体が流れているときはL
Tab＝̶̶̶̶̶ ………（1）C＋VcosφL
Tba＝̶̶̶̶̶ ………（2）C−Vcosφ
（1）、
（2）より
L
11
V＝̶̶̶（̶̶ − ̶̶）………（3）2cosφ Tab
Tba
ここで流量計の管路断面積をA（m2）とすれば流量Q（m3/h）は
流量：Q＝KVA×3600………（4）（K：係数）
すなわち、超音波伝搬時間の逆数の差から流速が求まり〔式（3）〕、結果として流量が得られることになります〔式（4）〕。

2気体計測用 超音波流量計

1 都市ガスの計測
都市ガスは冬期、夏期、昼、夜によって使用量が大幅に変動します。このようなガス計測には、高精度でワイドレンジな
Psonic-1が最適です。
また都市ガスの原料となる天然ガスの取引メータとしても最適です。

流量信号

都市ガス製造プラント
供給ラインへPsonic-1

2 自動車製造工場における空気消費量の計測

アプリケーション事例

自動車製造工程や各種機械産業における工場内では、大量の圧縮空気が消費されています。これら空気は、各製造工程、ブロックごとに、リークなどの無駄な消費排除、省エネ推進などを目的として、正確な流量管理の必要性が高まっています。このような用途に、Psonic-1が使用されています。

MMC

動力源

コンプレッサPsonic-1

除湿機

Psonic-1
ヘッダ

3 下水処理場におけるばっ気槽への供給エアーの計測
下水処理場ではランニングコストを極力削減するため、様々な工夫がされています。特にエアーを供給するブロアは大型で、その動力費も大きく、ロスを極小にすることが必要とされます。そのため、エアーを計測する流量計も、圧力損失がほとんど無いPsonic-1が使用されています。

Psonic-1
B

M

M

M

ブロア
第1次沈でん池第2次沈でん池へ

ばっ気槽

4 エンジン開発研究所における使用例
エンジンの性能試験をする時、燃焼制御用空気を正確に計測する必要があります。空気量はエンジンの負荷条件により、アイドリング状態から最高出力状態まで大きく変動するため、ワイドレンジなPsonic-1が使用されています。

｝
ブロック
供給
加工工場
成型工場
組立工場
塗装工場

C

汚でい処理場へ

流量信号

制御装置

空気

Psonic-1

エンジン
テストスタンド

3気体計測用 超音波流量計

●標準仕様
項
呼フ
標

目びラ
準ン
接ジ続径格
管

規
配適用

流体

流量

範

囲

プロセス
使用温度範囲
周
最高

使

用

囲力圧

精度

リ ピ ー タ ビ リ テ ィ本体
材料
フランジ出伝
通電
消距

費

電

構

容

蒸気を除く各種気体（空気・天然ガス・窒素など）但し、密度0.8kg/m3 未満の気体、超音波の減衰が大きな気体（炭酸ガス、水素、ヘリウムなど）、多量の水分を含む気体（湿度100 ％の湿りガスなど）、腐食性のある気体（硫化水素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、塩素ガス、NOx 、SOx など）には使用不可
流速−30 〜＋30m/s の範囲で設定可能−30〜＋80 ℃（防爆雰囲気使用時：−10〜＋60 ℃）※呼び径：200〜300mmで主要材質コード「G（炭素鋼）」を選択した場合、フランジ材質（SFVC2A）の温度制限により使用下限温度は0℃からとなります。
−20〜＋60 ℃（防爆雰囲気使用時：−10〜＋55 ℃）
1.96MPa（フランジ規格により異なる）①表わす量の±1％＋フルスケールの±0.03％（レイノルズ数104以上）
または②フルスケールの±1％（レイノルズ数2300 以上）
注1.フルスケールは流量範囲表の最大流量
注2.アナログ出力の場合は上記にフルスケールの±0.1％を加算

離信源
力

表わす量の±0.3 ％（流速3m/s 以上）
フルスケールの±0.03 ％（流速3m/s 未満）
SUS304TP
ステンレス鋼（50〜300mm：SUSF304）、炭素鋼（200〜300mm：SFVC2A）
パルス：オープンコレクタMax. 30V、50mADC
ア ナ ロ グ：4 〜20mADC 最大負荷抵抗750 Ω
正逆流信号：オープンコレクタMax. 30V、50mADC
正方向 OFF （接点OPEN ）逆方向 ON （接点CLOSE）
1km 以内RS‐48585〜264VAC 50/60Hz
Max. 33VA造

防爆形 変換器：耐圧防爆 Exd Ⅱ BT6

力送内50、80、100、150、200、250、300mm （350〜600mm も製作可）
JIS 10、20、30K RF、JPI 150、300 RF、ASME150、300 RF
呼び厚さ Sch.40

検出器：特殊防爆 ExsⅡ T6

防水構造：IP65（防噴流形）相当

●外形寸法
呼び径mm

LdH

A

概算質量（kg）

50（2"）
80（3"）
100（4"）
150（6"）
200（8"）
250（10"）300（12"）

500
500
600
600
600
750
750

52.7
78.1
102.3
151
199.9
248.8
297.9

175
200
215
245
270
295
320

約210
約230
約240
約260
約290
約310
約340

27
31
39
526295112注）1.
2.

概算質量はフランジJIS 10KRFの場合です。
dは本体内径です。
L240

φd

H120360A注）上図の状態で「右→左」が正方向となります。
● 当カタログの仕様は2020年7月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（011）555-3713■ 苫小牧サテライト事務所 TEL.（0144）84-3910■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）95-0577■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392

FAX.（011）555-3714
FAX.（0144）84-3911
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（0299）95-0578
FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（054）282-2230
FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435
9803 2007 - - - -S