平成18年度後期国際研究集会派遣会員報告書（武村・他）

877

RSNA2006参加報告
派遣員

片山礼司

久留米大学病院

派遣国際研究集会：The 92nd Scientific Assembly and Annual Meetingof the Radiological Society of North America
開催場所：McCormick Place, Chicago, Illinois, U.S.A.

開催期間：Nov. 26-Dec. 1, 2006

Investigation of the Accurate Measurement of the Basic Imaging Properties for the Digital
Radiographic System Based on Flat Panel Detector
R. Katayama, S. Sakai, T. Sakaguchi, T. Maeda, K. Takada, N. Hayabuchi,1） and J. Morishita2）
Center for Diagnostic Imaging, Kurume University Hospital
1）
Department of Radiology, Kurume University School of Medicine
2）
Department of Health Sciences, School of Medicine, Kyushu University
PURPOSE/AIM OF THE EXHIBIT:
The purpose of this exhibit is:
1. To explain resampling , an image data processing, performed by the digital radiographic system based on flat panel detector（FPD）.
2. To show the influence of resampling on the basic imaging properties.
3. To present accurate measurement methods of the basic imaging properties of the FPD system.
CONTENT ORGANIZATION:
1. The relationship between the matrix sizes of the output image and the image data acquired on FPD that automatically changes
depending on a selected image size（FOV）.
2. The explanation of the image data processing of resampling .
3. The evaluation results of the basic imaging properties of the FPD system using two types of DICOM image to which resampling
was performed and not performed.
・Characteristic curves
・Presampled MTFs
・Noise power spectra・Detective quantum efficiencies
CONCLUSION/SUMMARY:
The major points of the exhibit are as follows:
1. The influence of resampling should not be disregarded in the evaluation of the basic imaging properties of the flat paneldetector system.
2. It is necessary for the basic imaging properties to be measured by using DICOM image to which no resampling is performed.

はじめに研究発表の内容

2006年11月26日から12月 1 日まで米国シカゴで開

私は，X線平面検出器（flat panel detector：FPD）の催された第92回北米放射線学会（RSNA2006）に，平成基本的な画質特性の測定方法に関する発表を行った．

18年度後期国際研究集会派遣会員として本学会からの以下に発表の概要を記す．

支援を受けて参加し，Education Exhibitにおいてポスター発表を行ったので報告する．

撮像視野可変型のimage intensifier（I.I.）
を搭載した
X線透視撮影装置では，I.I.内の電子レンズの作用によ

私はRSNAでの発表はもとより，演題登録も初めてり診断対象となる部位の大きさを変化させて観察するの経験であり，すべての過程において辞書を片手にことができる．一方，電子レンズが存在しないFPDで持ってのたいへんな作業となった．なかでも演題登録

は，補間技術などを利用して，収集した画像データのでは，事前調査を十分に行っていなかったため，登録マトリクスサイズを変化させることにより，I.I.と同直前に抄録を全く別の形式に書き換えなければならな様の効果を得ている．すなわち，像を拡大する場合いという失態をおかしてしまい，手に汗を握りながらは，出力画像のマトリクスサイズをデータ収集時より締め切り時間ぎりぎりの登録完了となってしまった．

増やす処理が行われ，像を縮小する場合は，出力画像そのような状況だったこともあり，演題をアクセプトのマトリクスサイズをデータ収集時より減らす処理がしたという通知を受け取ったときには，にわかに信じ行われる（本研究ではこの処理を リサンプリング と難く，間違いないことを同僚にも確認してもらった次表現した）．したがって，選択する視野の大きさに第である．それからの 5カ月間は，RSNAのオフィス

よっては，データ収集と出力画像のマトリクスサイズから送られてくる通知文書の翻訳と発表用ポスターのが一致しない場合がある．

文章作成に奮闘する日々が続いた．
2008 年 7 月

本研究では，FPDシステムにおけるリサンプリング

878

日本放射線技術学会雑誌

が，入出力変換特性，解像特性，ノイズ特性などの基本的な画質特性にどのような影響を及ぼすのかについて調べた．
実験では直接変換方式のFPDを搭載したX線透視撮影装置を使用し，リサンプリングが行われない視野の大きさである12インチとリサンプリングが行われる視野の大きさである14インチおよび 9 インチにおいて，入出力変換特性，解像特性，ノイズ特性を測定した．
入出力変換特性は，相対X線量に対するピクセル値の関係を示す特性曲線をタイムスケール法で測定し，解像特性はスリット法によりpresampled modulationtransfer function（MTF）を測定した．ノイズ特性は同等のX線量を入射して得た画像データから，二次元フーPhoto 1

発表ポスターの前にて杜下淳次先生（左）と筆者（右）リエ変換法を利用してウィーナースペクトルを測定した．また，これらの結果から検出器の量子検出効率（detective quantum efficiency：DQE）を計算した．
測定の結果，入出力変換特性は，リサンプリングのすることができる．時代背景からも，今後はこの分野の演題がさらに増えるであろうと思った．

影響を認めなかった．しかし，解像特性とノイズ特性は，リサンプリングの影響により，検出器固有の特性

RSNAの期間を快適に過ごすためにとは異なる結果を示した．また，DQEもリサンプリン

RSNAでの発表や参加が初めての場合は，発表を経グの有無により異なる値を示した．これらの結果よ験された方々へ事前の情報収集を十分に行われること

り，検出器固有の画質特性の測定においては，リサンを強くすすめる．私は，過去に 2 度の発表を経験されプリング処理が行われていないデータを用いて評価をている帝京大学ちば総合医療センター放射線部の渡部行う必要があることを明らかにした．

晴之氏に，持参したがよいものや現地での注意点など，詳細な情報を教えていただいた．そのおかげで，RSNA2006の感想

RSNAの期間を何の問題もなく，快適に過ごすことがRSNAは世界最大規模の放射線学会であるため，当できた．また，持参品のなかでは，Wireless LAN機能然ながらそのスケールの大きさに圧倒されるばかりを搭載した小型PCに何度となく助けられた．海外でだった．ポスターの展示会場では，ざっと雰囲気を見はベテランの旅行添乗員に相当する重宝品ともいえてまわるだけでも午後の時間をすべて費やしてしまうる．

ほどである．しかし，多様なポスターが存在するため，デザインやグラフの表現方法の観点から参考にな

謝

辞る点が非常に多かった．また，会期中毎朝受講した

最後に，今回のRSNA2006への参加にあたり，日本

Refresher Courseでは，講演内容はもちろん，シンプ

放射線技術学会の国際研究集会派遣会員として助成をルで理解しやすいスライドの表現方法に感銘を受け，いただきました藤田

今後に役立つことを多く学び取ることができた．

交流委員会，日本放射線技術学会会員の皆様に厚く御RSNAではInformaticsという分野があり，日本放射透学会長（当時）をはじめ，学術礼申し上げます．

線技術学会のInfoRADに相当するものである．この分

また，RSNAへの参加に際して多大なご支援をいた

野の演題数は非常に多く，それが印象に残った．展示

だきました，久留米大学医学部放射線医学教室の早渕

会場のInformaticsのエリアではPCを用いたデモンスト

尚文教授，ならびに久留米大学病院画像診断センター

レーションが行われており，発表者によって開発されの高田公義技師長（当時），あらゆる面で終始ご指導いたCADや画像処理ソフト，RISやPACSのシステム，

ただきました九州大学大学院医学研究院保健学部門の画像のデータベースを利用したレジデント用の教育シ

杜下淳次准教授，9 日間もの海外出張を承諾してくだ

ステムなど，工夫をこらしたプログラムを実際に体験さいました同僚の皆様に心から感謝いたします．

第 64 卷第7号