JC□-33A → BC□2 置換資料

2019.10.17

本資料は，主に製品置き換え時の相違について記載しています。正しく安全にお使いいただくため，ご使用上の注意事項等は必ず取扱説明書をお読みください。

●デジタル指示調節計 JC□-33A シリーズの推奨代替機種について
生産終了機種デジタル指示調節計JC□-33A シリーズ

推奨代替機種デジタル指示調節計BC□2 シリーズ●BC□2 シリーズをご利用いただいた場合の注意点
・取付方式が異なります。
BCR2，BCD2 はねじ式取り付け具，BCS2 は取り付け枠となります。
・本体奥行きが短くなります。
BC□2 シリーズは首下 60.0 mm となります。
・端子配列が，BCS2 は 6 段，BCR2/BCD2 は 12 段になり，端子結線部の幅が狭くなります。
ねじは M3，リード線圧着端子は幅 5.8 mm 以下のものを使用してください。
・外観色が黒のみになります。
・通信コマンドが異なります。ただし，通信プロトコル選択で JC コマンド割付を選択すると，JC□-33A シリー
ズの通信コマンドが使用可能です。
・各設定モードの設定項目の内容が異なります。
・PID パラメータの範囲が異なります。
・ヒータ断線警報出力が，20 A と 100 A のみになります。
・ヒータ断線警報出力付加時，CT は別売品となります。
・入力レンジの定格範囲が異なります。
・加熱冷却制御の比例帯設定内容が異なります。
・加熱冷却制御の出力仕様は，リレー接点出力，無接点電圧出力，直流電流出力のいずれかになります。
無接点リレー出力(JCS-33A)はありません。
・SV 上限設定，SV 下限設定がありません。
・通信速度 2400 bps，4800 bps がありません。
・入力サンプリング周期が異なります。
・BCR2，BCD2 の制御出力(OUT1)リレー接点 1a が異なります。(JCR-33A，JCD-33A は 1a1b)・ヒータ断線警報のみを付加した場合，イベント出力 EV2 または加熱冷却制御の自動付加がされません。
・オプションの組み合わせが異なります。
・SV1, SV2 外部選択機能がオプションとなります。(JCR-33A，JCD-33A は標準)●JC□-33A シリーズと BC□2 シリーズとの相違点
本体色
外形寸法
取付寸法
配線接続
○
○
◎
×
(◎: 互換性がある ○: 相似性の高い変更 ×: 大きな変更)

1

定格性能
○

動作特性
○

操作方法
×

●JCS-33A - BCS2 形名対応表※JCS-33A は外観色がライトグレーになります。
JCS-33A

BCS2

JCS-33A-R/M

BCS2R00-00

JCS-33A-S/M

BCS2S00-00

JCS-33A-A/M

BCS2A00-00

JCS-33A-□/M 1

BCS2□10-00

JCS-33A-□/M A2

BCS2□00-10 [Op. EV2]

JCS-33A-□/M C5(9600)

BCS2□00-06 [Op. C5]

JCS-33A-□/M DT

BCS2□00-10 [Op. EV2](*1)

JCS-33A-□/M LA

BCS2□00-10 [Op. EV2](*2)

JCS-33A-□/M SM

BCS2□00-09 [Op. EI](*3)

JCS-33A-□/M W(5A)

BCS2□00-17 [Op. EV2, W(20A)]

JCS-33A-□/M W(10A)

BCS2□00-17 [Op. EV2, W(20A)]

JCS-33A-□/M W(20A)

BCS2□00-17 [Op. EV2, W(20A)]

JCS-33A-□/M W(50A)

BCS2□00-18 [Op. EV2, W(100A)]

JCS-33A-□/M A2, C5(9600)

BCS2□00-16 [Op. EV2, C5]

JCS-33A-□/M A2, SM

BCS2□00-19 [Op. EV2, EI](*3)

JCS-33A-□/M C5(9600), DT

BCS2□00-16 [Op. EV2, C5](*1)

JCS-33A-□/M C5(9600), LA

BCS2□00-16 [Op. EV2, C5](*2)

JCS-33A-□/M C5(9600), W(5A)

BCS2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCS-33A-□/M C5(9600), W(10A)

BCS2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCS-33A-□/M C5(9600), W(20A)

BCS2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCS-33A-□/M C5(9600), W(50A)

BCS2□00-12 [Op. EV2, C5W(100A)]

JCS-33A-□/M DT, SM

BCS2□00-19 [Op. EV2, EI](*1)(*3)

JCS-33A-□/M LA, SM

BCS2□00-19 [Op. EV2, EI](*2)(*3)

JCS-33A-□/M SM, W(5A)

BCS2□00-13 [Op. EV2, EIW(20A)](*3)

JCS-33A-□/M SM, W(10A)

BCS2□00-13 [Op. EV2, EIW(20A)](*3)

JCS-33A-□/M SM, W(20A)

BCS2□00-13 [Op. EV2, EIW(20A)](*3)

JCS-33A-□/M SM, W(50A)

BCS2□00-14 [Op. EV2, EIW(100A)](*3)

JCS-33A-□/M TC

端子カバー別売品(TC-ACS)(*1): イベント出力 EV2 割付選択で加熱冷却制御リレー接点出力を選択し，外部に SSR を設置してください。
(*2): イベント出力 EV2 割付選択でループ異常警報出力を選択してください。
(*3): イベント入力 DI1(DI2)割付選択で設定値メモリ機能を選択してください。

BCS2 のみの形名
JCS-33A

BCS2
BCS2□00-2□ [Op. DS]
BCS2□00-3□ [Op. DA]
BCS2□00-4□ [Op. P24]
BCS2□00-□5 [Op. EIT]

2

●JCR-33A - BCR2 形名対応表※JCR-33A は外観色がライトグレーになります。
JCR-33A

BCR2

JCR-33A-R/M

BCR2R00-00(*1)

JCR-33A-S/M

BCR2S00-00(*1)

JCR-33A-A/M

BCR2A00-00(*1)

JCR-33A-□/M 1

BCR2□10-00(*1)

JCR-33A-□/M A2

BCR2□00-10 [Op. EV2](*1)

JCR-33A-□/M C5(9600)

BCR2□00-06 [Op. C5]

JCR-33A-□/M DR

BCR2□00-10 [Op. EV2](*1)(*4)

JCR-33A-□/M DS

BCR2□00-20 [Op. DS](*1)

JCR-33A-□/M DA

BCR2□00-30 [Op. DA](*1)

JCR-33A-□/M LA

BCR2□00-10 [Op. EV2](*1)(*5)

JCR-33A-□/M P24

BCR2□00-40 [Op. P24](*1)

JCR-33A-□/M W(5A)

BCR2□00-17 [Op. EV2, W(20A)](*2)

JCR-33A-□/M W(10A)

BCR2□00-17 [Op. EV2, W(20A)](*2)

JCR-33A-□/M W(20A)

BCR2□00-17 [Op. EV2, W(20A)](*2)

JCR-33A-□/M W(50A)

BCR2□00-18 [Op. EV2, W(100A)](*3)

JCR-33A-□/M A2, C5(9600)

BCR2□00-16 [Op. EV2, C5]

JCR-33A-□/M A2, DR

BCR2□00-50 [Op. EV2+DR](*4)

JCR-33A-□/M A2, DS

BCR2□00-60 [Op. EV2+DS]

JCR-33A-□/M A2, DA

BCR2□00-70 [Op. EV2+DA]

JCR-33A-□/M C5(9600), DR

BCR2□00-16 [Op. DR, C5](*4)

JCR-33A-□/M C5(9600), DS

BCR2□00-26 [Op. DS, C5]

JCR-33A-□/M C5(9600), DA

BCR2□00-36 [Op. DA, C5]

JCR-33A-□/M C5(9600), LA

BCR2□00-16 [Op. EV2, C5](*5)

JCR-33A-□/M C5(9600), P24

BCR2□00-46 [Op. P24, C5]

JCR-33A-□/M C5(9600), W(5A)

BCR2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), W(10A)

BCR2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), W(20A)

BCR2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), W(50A)

BCR2□00-12 [Op. EV2, C5W(100A)]

JCR-33A-□/M DR, LA

BCR2□00-50 [Op. EV2+DR](*4)(*5)

JCR-33A-□/M DS, LA

BCR2□00-60 [Op. EV2+DS](*5)

JCR-33A-□/M DA, LA

BCR2□00-70 [Op. EV2+DA](*5)

JCR-33A-□/M DR, W(5A)

BCR2□00-57 [Op. EV2+DR, W(20A)](*4)

JCR-33A-□/M DR, W(10A)

BCR2□00-57 [Op. EV2+DR, W(20A)](*4)

JCR-33A-□/M DR, W(20A)

BCR2□00-57 [Op. EV2+DR, W(20A)](*4)

JCR-33A-□/M DR, W(50A)

BCR2□00-58 [Op. EV2+DR, W(100A)](*4)

JCR-33A-□/M DS, W(5A)

BCR2□00-67 [Op. EV2+DS, W(20A)]

JCR-33A-□/M DS, W(10A)

BCR2□00-67 [Op. EV2+DS, W(20A)]

JCR-33A-□/M DS, W(20A)

BCR2□00-67 [Op. EV2+DS, W(20A)]

JCR-33A-□/M DS, W(50A)

BCR2□00-68 [Op. EV2+DS, W(100A)]

JCR-33A-□/M DA, W(5A)

BCR2□00-77 [Op. EV2+DA, W(20A)]

JCR-33A-□/M DA, W(10A)

BCR2□00-77 [Op. EV2+DA, W(20A)]

JCR-33A-□/M DA, W(20A)

BCR2□00-77 [Op. EV2+DA, W(20A)]

JCR-33A-□/M DA, W(50A)

BCR2□00-78 [Op. EV2+DA, W(100A)]

JCR-33A-□/M A2, C5(9600), DR

BCR2□00-56 [Op. EV2+DR, C5](*4)

3JCR-33A

BCR2

JCR-33A-□/M A2, C5(9600), DS

BCR2□00-66 [Op. EV2+DS, C5]

JCR-33A-□/M A2, C5(9600), DA

BCR2□00-76 [Op. EV2+DA, C5]

JCR-33A-□/M C5(9600), DR, LA

BCR2□00-56 [Op. EV2+DR, C5](*4)(*5)

JCR-33A-□/M C5(9600), DS, LA

BCR2□00-66 [Op. EV2+DS, C5](*5)

JCR-33A-□/M C5(9600), DA, LA

BCR2□00-76 [Op. EV2+DA, C5](*5)

JCR-33A-□/M C5(9600), DR, W(5A)

BCR2□00-51 [Op. EV2+DR, C5W(20A)](*4)

JCR-33A-□/M C5(9600), DR, W(10A)

BCR2□00-51 [Op. EV2+DR, C5W(20A)](*4)

JCR-33A-□/M C5(9600), DR, W(20A)

BCR2□00-51 [Op. EV2+DR, C5W(20A)](*4)

JCR-33A-□/M C5(9600), DR, W(50A)

BCR2□00-52 [Op. EV2+DR, C5W(100A)](*4)

JCR-33A-□/M C5(9600), DS, W(5A)

BCR2□00-61 [Op. EV2+DS, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), DS, W(10A)

BCR2□00-61 [Op. EV2+DS, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), DS, W(20A)

BCR2□00-61 [Op. EV2+DS, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), DS, W(50A)

BCR2□00-62 [Op. EV2+DS, C5W(100A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), DA, W(5A)

BCR2□00-71 [Op. EV2+DA, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), DA, W(10A)

BCR2□00-71 [Op. EV2+DA, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), DA, W(20A)

BCR2□00-71 [Op. EV2+DA, C5W(20A)]

JCR-33A-□/M C5(9600), DA, W(50A)

BCR2□00-72 [Op. EV2+DA, C5W(100A)]

JCR-33A-□/M TC
端子カバー別売品(TC-BCR2)(*1): 設定値メモリ機能を使用する場合は，BCR2□□0-□9 (Op. EI)を使用してください。
(*2): 設定値メモリ機能を使用する場合は，BCR2□□0-03 (Op. EIW(20A))を使用してください。
(*3): 設定値メモリ機能を使用する場合は，BCR2□□0-04 (Op. EIW(100A))を使用してください。
(*4): イベント出力 EV2 割付選択で加熱冷却制御リレー接点出力を選択してください。
(*5): イベント出力 EV2 割付選択でループ異常警報出力を選択してください。

BCR2 のみの形名
JCR-33A

BCR2
BCR2□00-□5 [Op. EIT]

4

●JCD-33A - BCD2 形名対応表※JCD-33A は外観色がライトグレーになります。
JCD-33A

BCD2

JCD-33A-R/M

BCD2R00-00(*1)

JCD-33A-S/M

BCD2S00-00(*1)

JCD-33A-A/M

BCD2A00-00(*1)

JCD-33A-□/M 1

BCD2□10-00(*1)

JCD-33A-□/M A2

BCD2□00-10 [Op. EV2](*1)

JCD-33A-□/M C5(9600)

BCD2□00-06 [Op. C5]

JCD-33A-□/M DR

BCD2□00-10 [Op. EV2](*1)(*4)

JCD-33A-□/M DS

BCD2□00-20 [Op. DS](*1)

JCD-33A-□/M DA

BCD2□00-30 [Op. DA](*1)

JCD-33A-□/M LA

BCD2□00-10 [Op. EV2](*1)(*5)

JCD-33A-□/M P24

BCD2□00-40 [Op. P24](*1)

JCD-33A-□/M W(5A)

BCD2□00-17 [Op. EV2, W(20A)](*2)

JCD-33A-□/M W(10A)BCD2□00-17 [Op. EV2, W(20A)](*2)

JCD-33A-□/M W(20A)BCD2□00-17 [Op. EV2, W(20A)](*2)

JCD-33A-□/M W(50A)BCD2□00-18 [Op. EV2, W(100A)](*3)

JCD-33A-□/M A2, C5(9600)

BCD2□00-16 [Op. EV2, C5]

JCD-33A-□/M A2, DR

BCD2□00-50 [Op. EV2+DR](*4)

JCD-33A-□/M A2, DS

BCD2□00-60 [Op. EV2+DS]

JCD-33A-□/M A2, DA

BCD2□00-70 [Op. EV2+DA]

JCD-33A-□/M C5(9600), DR

BCD2□00-16 [Op. DR, C5](*4)

JCD-33A-□/M C5(9600), DS

BCD2□00-26 [Op. DS, C5]

JCD-33A-□/M C5(9600), DA

BCD2□00-36 [Op. DA, C5]

JCD-33A-□/M C5(9600), LA

BCD2□00-16 [Op. EV2, C5](*5)

JCD-33A-□/M C5(9600), P24

BCD2□00-46 [Op. P24, C5]

JCD-33A-□/M C5(9600), W(5A)

BCD2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), W(10A)BCD2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), W(20A)BCD2□00-11 [Op. EV2, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), W(50A)BCD2□00-12 [Op. EV2, C5W(100A)]

JCD-33A-□/M DR, LA

BCD2□00-50 [Op. EV2+DR](*4)(*5)

JCD-33A-□/M DS, LA

BCD2□00-60 [Op. EV2+DS](*5)

JCD-33A-□/M DA, LA

BCD2□00-70 [Op. EV2+DA](*5)

JCD-33A-□/M DR, W(5A)

BCD2□00-57 [Op. EV2+DR, W(20A)](*4)

JCD-33A-□/M DR, W(10A)BCD2□00-57 [Op. EV2+DR, W(20A)](*4)

JCD-33A-□/M DR, W(20A)BCD2□00-57 [Op. EV2+DR, W(20A)](*4)

JCD-33A-□/M DR, W(50A)BCD2□00-58 [Op. EV2+DR, W(100A)](*4)

JCD-33A-□/M DS, W(5A)

BCD2□00-67 [Op. EV2+DS, W(20A)]

JCD-33A-□/M DS, W(10A)BCD2□00-67 [Op. EV2+DS, W(20A)]

JCD-33A-□/M DS, W(20A)BCD2□00-67 [Op. EV2+DS, W(20A)]

JCD-33A-□/M DS, W(50A)BCD2□00-68 [Op. EV2+DS, W(100A)]

JCD-33A-□/M DA, W(5A)

BCD2□00-77 [Op. EV2+DA, W(20A)]

JCD-33A-□/M DA, W(10A)BCD2□00-77 [Op. EV2+DA, W(20A)]

JCD-33A-□/M DA, W(20A)BCD2□00-77 [Op. EV2+DA, W(20A)]

JCD-33A-□/M DA, W(50A)BCD2□00-78 [Op. EV2+DA, W(100A)]

JCD-33A-□/M A2, C5(9600), DR

BCD2□00-56 [Op. EV2+DR, C5](*4)

5JCD-33A

BCD2

JCD-33A-□/M A2, C5(9600), DS

BCD2□00-66 [Op. EV2+DS, C5]

JCD-33A-□/M A2, C5(9600), DA

BCD2□00-76 [Op. EV2+DA, C5]

JCD-33A-□/M C5(9600), DR, LA

BCD2□00-56 [Op. EV2+DR, C5](*4)(*5)

JCD-33A-□/M C5(9600), DS, LA

BCD2□00-66 [Op. EV2+DS, C5](*5)

JCD-33A-□/M C5(9600), DA, LA

BCD2□00-76 [Op. EV2+DA, C5](*5)

JCD-33A-□/M C5(9600), DR, W(5A)

BCD2□00-51 [Op. EV2+DR, C5W(20A)](*4)

JCD-33A-□/M C5(9600), DR, W(10A)BCD2□00-51 [Op. EV2+DR, C5W(20A)](*4)

JCD-33A-□/M C5(9600), DR, W(20A)BCD2□00-51 [Op. EV2+DR, C5W(20A)](*4)

JCD-33A-□/M C5(9600), DR, W(50A)BCD2□00-52 [Op. EV2+DR, C5W(100A)](*4)

JCD-33A-□/M C5(9600), DS, W(5A)

BCD2□00-61 [Op. EV2+DS, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), DS, W(10A)BCD2□00-61 [Op. EV2+DS, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), DS, W(20A)BCD2□00-61 [Op. EV2+DS, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), DS, W(50A)BCD2□00-62 [Op. EV2+DS, C5W(100A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), DA, W(5A)

BCD2□00-71 [Op. EV2+DA, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), DA, W(10A)BCD2□00-71 [Op. EV2+DA, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), DA, W(20A)BCD2□00-71 [Op. EV2+DA, C5W(20A)]

JCD-33A-□/M C5(9600), DA, W(50A)BCD2□00-72 [Op. EV2+DA, C5W(100A)]

JCD-33A-□/M TC
端子カバー別売品(TC-BCD2)(*1): 設定値メモリ機能を使用する場合は，BCD2□□0-□9 (Op. EI)を使用してください。
(*2): 設定値メモリ機能を使用する場合は，BCD2□□0-03 (Op. EIW(20A))を使用してください。
(*3): 設定値メモリ機能を使用する場合は，BCD2□□0-04 (Op. EIW(100A))を使用してください。
(*4): イベント出力 EV2 割付選択で加熱冷却制御リレー接点出力を選択してください。
(*5): イベント出力 EV2 割付選択でループ異常警報出力を選択してください。

BCD2 のみの形名
JCD-33A

BCD2
BCD2□00-□5 [Op. EIT]

6

●取付寸法 (単位: mm)
JCS-33A - BCS2
JCS-33A

BCS2[外形寸法][パネルカット寸法]

JCR-33A - BCR2
JCR-33A

BCR2[外形寸法][パネルカット寸法]7

JCD-33A - BCD2
JCD-33A

BCD2[外形寸法][パネルカット寸法]8●端子配列図
JCS-33A - BCS2
JCS-33A

POWER
SUPPLY
OUT1
A1
TC
RTD
DC

OUT2
EVT

CT
RS-485SV2

BCS2電源電圧 100～240 V AC または 24 V
AC/DC(24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
制御出力 1
警報 1 出力
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電流または直流電圧入力
直流電流入力の場合，入力端子間に別売りの受信抵抗器(50 )を接続してください。
制御出力 2(オプション: DT)
イベント出力(A2 出力，ヒータ断線警報
出力，ループ異常警報出力があります。)(オプション: A2, W, LA))CT 入力(オプション: W)
シリアル通信 RS-485(オプション: C5)
SV1/SV2 外部切り替え入力(オプション: SM)POWER
SUPPLY
O1
EV1
TC
RTD
DC

電源電圧 100～240 V AC または 24 V
AC/DC(24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
制御出力 OUT1
イベント出力 1
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電流または直流電圧入力

O2EV2制御出力 OUT2(オプション: EV2)
イベント出力 2(オプション: EV2)

CT1
CT2
RS-485CT 入力 1(オプション: C5W, EIW, W)
CT 入力 2(オプション: C5W, EIW, W)
シリアル通信 RS-485(オプション: C5W, C5)
イベント入力 DI1(オプション: EIW, EIT, EI)
イベント入力 DI2(オプション: EIW, EI)
外部設定入力(オプション: EIT)
伝送出力(オプション: EIT)

電源電圧
熱電対入力
測温抵抗体入力

EVENT
INPUT
EXT CONT
TRANSMITOUTPUT
端子置き換え番号①(+)－②(-)①(+)－②(-)⑧(+)－⑩(-)⑩(+)－⑫(-)⑧(A)－⑨(B)－⑩(B)⑩(A)－⑪(B)－⑫(B)

直流電流入力直流電圧入力⑧(+)－⑩(-)⑧(+)－⑩(-)

制御出力 1
警報 1 出力
イベント出力制御出力 2CT 入力
SV1/SV2 外部切り替え入力
シリアル通信

⑥(+)－⑦(-)
③－④
③－⑤
③－⑤
⑪－⑫
⑬－⑭
⑬－⑭－⑮

⑩(+)－⑫(-)⑩(+)－⑫(-) (0～1 V DC)⑨(+)－⑫(-) (0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC)⑦(+)－⑧(-)
③－④
⑤－⑥
⑤－⑥
⑬－⑭
⑰－⑱
⑯－⑰－⑱

9

JCR-33A, JCD-33A - BCR2, BCD2
JCR-33A, JCD-33A

POWER
SUPPLY

BCR2, BCD2POWER
SUPPLY

SV2

電源電圧 100～240 V AC または 24 V
AC/DC(24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
制御出力 OUT1
警報 1 出力
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電流または直流電圧入力
直流電流入力の場合，入力端子間に別売りの受信抵抗器(50 )を接続してください。
SV1/SV2 外部切り替え入力

OUT2
A2
LA
HB
P24
CT

制御出力 OUT2(オプション: DR, DS, DA)
警報 2 出力(オプション: A2)
ループ異常警報出力(オプション: LA)
ヒータ断線警報出力(オプション: W)
絶縁電源出力 24 V DC(オプション: P24)
CT 入力(オプション: W)

O2
EV2

RS-485

シリアル通信 RS-485(オプション: C5)

OUT1
A1
TC
RTD
DC

O1
EV1
TC
RTD
DC

EVENT
INPUT

P24
CT1
CT2
RS-485EXT CONT
TRANSMITOUTPUT

10

電源電圧 100～240 V AC または 24 V
AC/DC(24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
制御出力 OUT1
イベント出力 1
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電流または直流電圧入力

イベント入力 DI1(オプション: C5W, EIW, EIT, EI)
イベント入力 DI2(オプション: C5W, EIW, EIT, EI)
制御出力 OUT2(オプション: EV2)
イベント出力 2(オプション: EV2)

絶縁電源出力 24 V DC(オプション: P24)
CT 入力 1(オプション: C5W, EIW, W)
CT 入力 2(オプション: C5W, EIW, W)
シリアル通信 RS-485(オプション: C5W, C5)
外部設定入力(オプション: EIT)
伝送出力(オプション: EIT)

端子置き換え番号
JCR-33A, JCD-33A

BCR2, BCD2

電源電圧②(+)－③(-)⑬(+)－⑭(-)

熱電対入力⑱(+)－⑲(-)

22 (+)－ 24 (-)

測温抵抗体入力⑱(A)－⑲(B)－⑳(B)

22 (A)－ 23 (B)－ 24 (B)直流電流入力⑱(+)－⑲(-)

22 (+)－ 24 (-)

直流電圧入力⑱(+)－⑲(-)

22 (+)－ 24 (-)(0～1 V DC)
21 (+)－ 24 (-)(0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC)

制御出力 OUT1⑤(+)－⑥(-)⑮(+)－⑯(-)

警報 1 出力警報 2 出力⑦－⑧⑫－⑬

制御出力 OUT2
CT 入力
SV1/SV2 外部切り替え入力
シリアル通信

⑨－⑩
⑮－⑯
⑭－⑰
⑪－⑭－⑰

⑰－⑱
⑲－⑳
⑥－⑦(オプション: EV2+D□)
⑲－⑳
①－②
⑨－⑫
⑩－⑪－⑫

11

●定格性能JCS-33A - BCS2
項 目
埋込部奥行寸法
質 量
電源電圧
商用電圧仕様
低電圧仕様
消費電力

入 力

熱電対
測温抵抗体
直流電圧
直流電流

レンジ
入力フィルタ
入力値補正

表示器

PV 表示器SV 表示器TC
RTD
DC
サンプリング周期
制御方式
指示精度

制御定数

比例帯(P)

積分時間(I)
微分時間(D)
OUT2 比例帯

オーバーラップ/デッドバンド
ARW
出力リミットJCS-33A

BCS2

96 mm
約 200 g100～240 V AC (85～264 V)
24 V AC/DC
約 8 VA

60 mm
約 110 g100～240 V AC (85～264 V)
24 V AC/DC
100～240 V AC: 約 8 VA 以下(オプション最大付加時約 11 VA 以下)
24 V AC: 約 5 VA 以下(オプション最大付加時約 8 VA 以下)
24 V DC: 約 5 W 以下
(オプション最大付加時約 8 W 以下)
K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C
K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C
Pt100, JPt100
Pt100, JPt100
0～1 V DC
0～1 V DC
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 VDC
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
4～20 mA DC, 0～20 mA DC
4～20 mA DC, 0～20 mA DC(受信抵抗器外付け)(受信抵抗器内蔵)
マルチレンジ
マルチレンジ0～10.0 sec
0.0～10.0 sec-100.0～100.0 ( )-1000.0～1000.0 ( )DC 入力の場合: -1000～1000
DC 入力の場合: -10000～10000
入力値補正係数設定 ±10.000
赤 4 桁 10.2×4.9 mm(高さ×巾)
赤 4 1/2 桁 12.4×5.8 mm(高さ×巾)
緑 4 桁 8.8×4.9 mm(高さ×巾)
緑 4 1/2 桁 8.8×3.9 mm(高さ×巾)
キー操作により，出力操作量(MV)を表示 キー操作により，出力操作量(MV)を表示
各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.1 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.1 % ±1digit 以内
各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.2 % ±1digit 以内
250 ms
125 ms
ON/OFF 制御
ON/OFF 制御
PID 制御PID 制御(2 自由度 PID 制御)選択可能
立ち上げ AT 機能
入力が小数点無しの場合:
入力が小数点無しの場合:
0～1000 または 2000
0～入力スパン
入力が小数点付の場合:
入力が小数点付の場合:
0.0～999.9 または 0.0～999.9
0.0～入力スパン
DC 入力の場合: 0.0～100.0 %電流/電圧入力の場合: 0.0～1000.0 %0～1000 sec
0～3600 sec
0～300 sec
0～1800 sec
OUT1 比例帯の 0.0～10.0 倍
入力が小数点無しの場合:0～入力スパン
入力が小数点付の場合:
0.0～入力スパン
電流/電圧入力の場合: 0.0～1000.0 %-100.0～100.0 ( )DC 入力の場合: -1000～1000
0～100 %
0～100 %
電流出力時：-5～105 %

12-200.0～200.0 ( )DC 入力の場合: -2000～2000
0～100 %
0～100 %
電流出力時：-5～105 %

比例周期
制御出力

項 目
リレー出力
無接点電圧出力
リレー接点
無接点電圧
電流
冷却出力
(OUT2)

JCS-33A
1～120 sec
1～120 sec
3 A 250 V AC 1a12+2 V DC 40 mA
4～20 mA DC
無接点リレー(SSR)
0.3 A 250 V AC

警報出力

A1 標準，A2 オプション
リレー接点
3 A 250 V AC 1a

他機能
ループ異常警報およびオプショ
ン
ヒータ断線警報

ループ異常警報時間設定: 0～200 分
ループ異常警報設定:
0～150 ( ) or 0.0～150.0 ( )DC 入力の場合: 0～1500
定格電流 5 A, 10 A, 20 A, 50 A
単相
CT: 付属品
RS-485
神港標準
MODBUS(ASCII)MODBUS (RTU)
MAX 19200 bps(2400, 4800, 9600, 19200 bps)

シリアル通信環境仕様

ローダ通信
設定値メモリ
外部切替機能外部設定入力なし
1 点(オプション SM)

伝送出力

なし

プロコン機能
端子カバー
外観色
周囲温度
周囲湿度
電圧変動

なし
オプション
ライトグレーまたは黒(オプション)
0～50
35～85 %RH(結露不可)
85～264 V

なし

13

BCS2
0.5, 1～120 sec
0.5, 1～120 sec
3 A 250 V AC 1a
12 V DC ±15 % 40 mA
4～20 mA DC
リレー接点
3 A 250 V AC 1a
無接点電圧
12 V DC ±15 % 40 mA
電流4～20 mA DC
イベント出力 2 点(EV1 標準，EV2 オプ
ション)
リレー接点
3 A 250 V AC 1a※加熱冷却付加時，イベント出力 1 点
ループ異常警報時間設定: 0～200 分
ループ異常警報動作巾設定:
0～150 ( ) or 0.0～150.0 ( )DC 入力の場合: 0～1500
定格電流 20 A, 100 A
単相, 三相CT: 別売品
RS-485
神港標準
MODBUS (ASCII)MODBUS (RTU)
神港標準(JC コマンド割付)
MODBUS ASCII(JC コマンド割付)
MODBUS RTU(JC コマンド割付)
MAX 38400 bps(9600, 19200, 38400 bps)
あり(CMD-001)
2 点(オプション，イベント入力 DI1/DI2
割付選択で選択)
設定信号 4～20 mA DC
許容入力 50 mA DC 以下
入力インピーダンス 50 以下
入力サンプリング125 ms
分解能
12000
出 力
4～20 mA DC(負荷抵抗
最大 550 )
出力精度
伝送出力スパンの 0.3 %以内
1 パターン 9 ステップ
別売品(TC-ACS)
黒-10～5535～85 %RH(結露不可)
85～264 V

JCR-33A - BCR2
項 目
埋込部奥行寸法
質 量
電源電圧
商用電圧仕様
低電圧仕様
消費電力

入 力

熱電対
測温抵抗体
直流電圧
直流電流

レンジ
入力フィルタ
入力値補正

表示器

PV 表示器SV 表示器MEMO/STEP
表示器

JCR-33A
100 mm
約 250 g
100 to 240 V AC (85 to 264 V)
24 V AC/DC
約 8 VA60 mm
約 160 g
100 to 240 V AC (85 to 264 V)
24 V AC/DC
100～240 V AC: 約 8 VA 以下(オプション最大付加時約 11 VA 以下)
24 V AC: 約 5 VA 以下(オプション最大付加時約 8 VA 以下)
24 V DC: 約 5 W 以下
(オプション最大付加時約 8 W 以下)
K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C
K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C
Pt100, JPt100
Pt100, JPt100
0～1 V DC
0～1 V DC
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
4～20 mA DC, 0～20 mA DC
4～20 mA DC, 0～20 mA DC(受信抵抗器外付け)(受信抵抗器内蔵)
マルチレンジ
マルチレンジ0～10.0 sec
0.0～10.0 sec-100.0～100.0 ( )-1000.0～1000.0 ( )DC 入力の場合: -1000～1000
DC 入力の場合: -10000～10000
入力値補正係数設定 ±10.000
赤 4 桁 11.2×5.4 mm(高さ×巾)
赤 4 1/2 桁 14×5.8 mm(高さ×巾)
緑 4 桁 11.2×5.4 mm(高さ×巾)
緑 4 1/2 桁 14×5.8 mm(高さ×巾)
キー操作により，出力操作量(MV)を表示 キー操作により，出力操作量(MV)を表示
なし
緑 1 桁 14×5.8 mm(高さ×巾)

TC
RTD
DC
サンプリング周期
制御方式

各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.1 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
250 ms
ON/OFF 制御
PID 制御制御定数

入力が小数点無しの場合:
0～1000 または 2000
入力が小数点付の場合:
0.0～999.9 または 0.0～999.9
DC 入力の場合: 0.0～100.0 %0～1000 sec
0～300 sec
OUT1 比例帯の 0.0～10.0 倍

指示精度

比例帯(P)

積分時間(I)
微分時間(D)
OUT2 比例帯

オーバーラップ/デッドバンド
ARW
出力リミットBCR2-100.0～100.0 ( )DC 入力の場合: -1000～1000
0～100 %
0～100 %
電流出力時：-5～105 %14

各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.1 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
125 ms
ON/OFF 制御
PID 制御(2 自由度 PID 制御)選択可能
立ち上げ AT 機能
入力が小数点無しの場合:0～入力スパン
入力が小数点付の場合:
0.0～入力スパン
電流/電圧入力の場合: 0.0～1000.0 %0～3600 sec
0～1800 sec
入力が小数点無しの場合:0～入力スパン
入力が小数点付の場合:
0.0～入力スパン
電流/電圧入力の場合: 0.0～1000.0 %-200.0～200.0 ( )DC 入力の場合: -2000～2000
0～100 %
0～100 %
電流出力時：-5～105 %JCR-33A

項 目
比例周期
制御出力

リレー出力
無接点電圧出力
リレー接点
無接点電圧
電流
冷却出力
(OUT2)

警報出力

他機能
ループ異常警報およびオプショ
ン
ヒータ断線警報

シリアル通信環境仕様

BCR2

1～120 sec
1～120 sec
3 A 250 V AC 1a1b
12+2 V DC 40 mA
4～20 mA DC
リレー接点
3 A 250 V AC 1a
無接点電圧12+2 V DC 40 mA
電流4～20 mA DC
A1 標準，A2 オプション
リレー接点
3 A 250 V AC 1a0.5, 1～120 sec
0.5, 1～120 sec
3 A 250 V AC 1a
12 V DC ±15 % 40 mA
4～20 mA DC
リレー接点
3 A 250 V AC 1a
無接点電圧
12 V DC ±15 % 40 mA
電流4～20 mA DC
イベント出力 2 点(EV1 標準，EV2 オプ
ション)
リレー接点
3 A 250 V AC 1a※加熱冷却付加時，イベント出力 1 点

ループ異常警報時間設定: 0～200 分
ループ異常警報設定:
0～150 ( ) or 0.0～150.0 ( )DC 入力の場合: 0～1500
定格電流 5 A, 10 A, 20 A, 50 A
単相
CT: 付属品
RS-485
神港標準
MODBUS(ASCII)MODBUS (RTU)
MAX 19200 bps(2400, 4800, 9600, 19200 bps)

ループ異常警報時間設定: 0～200 分
ループ異常警報動作巾設定:
0～150 ( ) or 0.0～150.0 ( )DC 入力の場合: 0～1500
定格電流 20 A, 100 A
単相, 三相CT: 別売品
RS-485
神港標準
MODBUS (ASCII)MODBUS (RTU)
神港標準(JC コマンド割付)
MODBUS ASCII(JC コマンド割付)
MODBUS RTU(JC コマンド割付)
MAX 38400 bps(9600, 19200, 38400 bps)
あり(CMD-001)
2 点(オプション，イベント入力 DI1/DI2
割付選択で選択)
設定信号 4～20 mA DC
許容入力 50 mA DC 以下
入力インピーダンス 50 以下
入力サンプリング125 ms
分解能
12000
出 力
4～20 mA DC(負荷抵抗
最大 550 )
出力精度
伝送出力スパンの 0.3 %以内
1 パターン 9 ステップ24±3 V DC 30 mA DC
別売品(TC-BCR2)
黒-10～5535～85 %RH(結露不可)
85～264 V

ローダ通信
設定値メモリ
外部切替機能外部設定入力なし
1 点(標準)伝送出力なし

プロコン機能絶縁電源出力
端子カバー
外観色
周囲温度
周囲湿度
電圧変動

なし
24±3 V DC 30 mA DC
オプション
ライトグレーまたは黒(オプション)
0～50
35～85 %RH(結露不可)
85～264 Vなし

15

JCD-33A - BCD2
項 目
埋込部奥行寸法
質 量
電源電圧

商用電圧仕様
低電圧仕様

消費電力

入 力

熱電対
測温抵抗体
直流電圧
直流電流

レンジ
入力フィルタ
入力値補正

表示器

PV 表示器SV 表示器JCD-33A

BCD2

100 mm

60 mm

約 370 g
100 to 240 V AC (85 to 264 V)
24 V AC/DC
約 8 VA

約 220 g
100 to 240 V AC (85 to 264 V)
24 V AC/DC
100～240 V AC: 約 8 VA 以下(オプション最大付加時約 11 VA 以下)
24 V AC: 約 5 VA 以下(オプション最大付加時約 8 VA 以下)
24 V DC: 約 5 W 以下
(オプション最大付加時約 8 W 以下)
K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C
Pt100, JPt100
0～1 V DC
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
4～20 mA DC, 0～20 mA DC(受信抵抗器内蔵)

K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C
Pt100, JPt100
0～1 V DC
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
4～20 mA DC, 0～20 mA DC(受信抵抗器外付け)
マルチレンジ0～10.0 sec-100.0～100.0 ( )DC 入力の場合: -1000～1000

マルチレンジ
0.0～10.0 sec-1000.0～1000.0 ( )DC 入力の場合: -10000～10000
入力値補正係数設定 ±10.000
赤 4 桁 18×8 mm(高さ×巾)
赤 4 1/2 桁 24×11 mm(高さ×巾)
緑 4 桁 12.6×6 mm(高さ×巾)
緑 4 1/2 桁 14×7 mm(高さ×巾)
キー操作により，出力操作量(MV)を表示 キー操作により，出力操作量(MV)を表示
なし

緑 1 桁 14×7 mm(高さ×巾)

TC
RTD
DC
サンプリング周期
制御方式

各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.1 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
250 ms
ON/OFF 制御
PID 制御制御定数

入力が小数点無しの場合:
0～1000 または 2000
入力が小数点付の場合:
0.0～999.9 または 0.0～999.9
DC 入力の場合: 0.0～100.0 %0～1000 sec
0～300 sec
OUT1 比例帯の 0.0～10.0 倍

各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.1 %±1digit 以内
各入力スパンの±0.2 %±1digit 以内
125 ms
ON/OFF 制御
PID 制御能(2 自由度 PID 制御)選択可能
立ち上げ AT 機能
入力が小数点無しの場合:0～入力スパン
入力が小数点付の場合:
0.0～入力スパン
電流/電圧入力の場合: 0.0～1000.0 %0～3600 sec
0～1800 sec
入力が小数点無しの場合:0～入力スパン
入力が小数点付の場合:
0.0～入力スパン
電流/電圧入力の場合: 0.0～1000.0 %MEMO/STEP
表示器

指示精度

比例帯(P)

積分時間(I)
微分時間(D)
OUT2 比例帯

オーバーラップ/デッドバンド
ARW
出力リミット-100.0～100.0 ( )DC 入力の場合: -1000～1000
0～100 %
0～100 %
電流出力時：-5～105 %16-200.0～200.0 ( )DC 入力の場合: -2000～2000
0～100 %
0～100 %
電流出力時：-5～105 %

比例周期
制御出力

項 目
リレー出力
無接点電圧出力
リレー接点
無接点電圧
電流
冷却出力
(OUT2)

警報出力

他機能
ループ異常警報およびオプショ
ン
ヒータ断線警報

シリアル通信環境仕様

JCD-33A

BCD2

1～120 sec
1～120 sec
3 A 250 V AC 1a1b
12+2 V DC 40 mA
4～20 mA DC
リレー接点
3 A 250 V AC 1a
無接点電圧12+2 V DC 40 mA
電流4～20 mA DC
A1 標準，A2 オプション
リレー接点
3 A 250 V AC 1a0.5, 1～120 sec
0.5, 1～120 sec
3 A 250 V AC 1a
12 V DC ±15 % 40 mA
4～20 mA DC
リレー接点
3 A 250 V AC 1a
無接点電圧
12 V DC ±15 % 40 mA
電流4～20 mA DC
イベント出力 2 点(EV1 標準，EV2 オプ
ション)
リレー接点
3 A 250 V AC 1a※加熱冷却付加時，イベント出力 1 点

ループ異常警報時間設定: 0～200 分
ループ異常警報設定:
0～150 ( ) or 0.0～150.0 ( )DC 入力の場合: 0～1500
定格電流 5 A, 10 A, 20 A, 50 A
単相
CT: 付属品
RS-485
神港標準
MODBUS(ASCII)MODBUS (RTU)
MAX 19200 bps(2400, 4800, 9600, 19200 bps)

ループ異常警報時間設定: 0～200 分
ループ異常警報動作巾設定:
0～150 ( ) or 0.0～150.0 ( )DC 入力の場合: 0～1500
定格電流 20 A, 100A
単相, 三相CT: 別売品
RS-485
神港標準
MODBUS (ASCII)MODBUS (RTU)
神港標準(JC コマンド割付)
MODBUS ASCII(JC コマンド割付)
MODBUS RTU(JC コマンド割付)
MAX 38400 bps(9600, 19200, 38400 bps)
あり(CMD-001)
2 点(オプション，イベント入力 DI1/DI2
割付選択で選択)
設定信号 4～20 mA DC
許容入力 50 mA DC 以下
入力インピーダンス 50 以下
入力サンプリング125 ms
分解能
12000
出 力
4～20 mA DC(負荷抵抗
最大 550 )
出力精度
伝送出力スパンの 0.3 %以内
1 パターン 9 ステップ24±3 V DC 30 mA DC
別売品(TC-BCD2)
黒-10～5535～85 %RH(結露不可)
85～264 V

ローダ通信
設定値メモリ
外部切替機能外部設定入力なし
1 点(標準)伝送出力なし

プロコン機能絶縁電源出力
端子カバー
外観色
周囲温度
周囲湿度
電圧変動

なし
24±3 V DC 30 mA DC
オプション
ライトグレーまたは黒(オプション)
0～50
35～85 %RH(結露不可)
85～264 Vなし

17

●入力レンジ
定格目盛
JC□-33A シリーズ
入 力

目盛範囲
-200～1370-320～2500
K-199.9～400.0-199.9～750.0J-200～1000-320～1800
R
0～17600～3200S
0～17600～3200B
0～18200～3300E-200～800-320～1500
T-199.9～400.0-199.9～750.0N-200～1300-320～2300
PL0～13900～2500C(W/Re5-26)
0～23150～4200-199.9～850.0-199.9～999.9
Pt100-200～850-300～1500-199.9～500.0-199.9～900.0
JPt100-200～500-300～900
4～20mA-1999～9999(*1)(*2)
0～20mA-1999～9999(*1)(*2)
0～1V-1999～9999(*1)
0～5V-1999～9999(*1)
1～5V-1999～9999(*1)
0～10V-1999～9999(*1)(*1): 小数点位置移動およびスケーリング可能(*2): 直流電流 DC(mA)入力は別売りの 50 受信抵抗器を外付けで使用

BC□2 シリーズ
入 力

目盛範囲-328～2498
K-328.0～752.0
J-328～1832
R
32～3200
S
32～3200
B
32～3308E-328～1472
T-328.0～752.0
N-328～2372
PL32～2534
C(W/Re5-26)
32～4199-328.0～1562.0
Pt100-328～1562-328.0～932.0
JPt100-328～932
4～20mA-2000～10000(*1)(*2)
0～20mA-2000～10000(*1)(*2)
0～1V-2000～10000(*1)
0～5V-2000～10000(*1)
1～5V-2000～10000(*1)
0～10V-2000～10000(*1)(*1): 小数点位置移動およびスケーリング可能(*2): 直流電流 DC(mA)入力時，受信抵抗器は内蔵-200～1370-200.0～400.0-200～1000
0～17600～17600～1820-200～800-200.0～400.0-200～1300
0～13900～2315-200.0～850.0-200～850-200.0～500.0-200～500

18

分解能
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1
1
1
1
1
1

分解能
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1
1
1
1
1
1

入力仕様
JC□-33A シリーズ
熱電対
測温抵抗体
直流電流

直流電圧

BC□2 シリーズ
熱電対
測温抵抗体
直流電流

直流電圧

K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C(W/Re5-26)
外部抵抗: 100 以下(ただし B, 40 以下)
Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗 一線当りの抵抗値: 10 以下
0～20 mA DC, 4～20 mA DC
入力インピーダンス: 50 (別売りの受信抵抗器 50 を入力端子間に接続)
許容入力電流: 50 mA 以下(別売りの受信抵抗器を使用の場合)
0～1 V DC
入力インピーダンス: 1 M 以上
許容入力電圧: 5 V DC 以下
許容信号源抵抗: 2 k 以下
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
入力インピーダンス: 100 k 以上
許容入力電圧: 15 V DC 以下
許容信号源抵抗: 100 以下

K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C(W/Re5-26)
外部抵抗: 100 以下(ただし B, 40 以下)
Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗 一線当りの抵抗値: 10 以下
0～20 mA DC, 4～20 mA DC
入力インピーダンス: 50
許容入力電流: 50 mA 以下
0～1V DC
入力インピーダンス: 1 M 以上
許容入力電圧: 5 V DC 以下
許容信号源抵抗: 2 k 以下
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
入力インピーダンス: 100 k 以上
許容入力電圧: 15 V DC 以下
許容信号源抵抗: 100 以下

19

●通信コマンド
項 目
SV1
AT/オートリセット設定
OUT1 比例帯設定
OUT2 比例帯設定
積分時間設定微分時間設定OUT1 比例周期設定
OUT2 比例周期設定
A1 設定
A2 設定
ヒータ断線警報設定
ループ異常警報時間設定
ループ異常警報動作巾設定
設定値ロック選択
SV 上限設定(*2)
SV 下限設定(*2)
センサ補正設定
オーバラップ/デッドバンド設定
スケーリング上限設定
スケーリング下限設定
小数点位置選択PV フィルタ時定数設定
OUT1 上限設定
OUT1 下限設定
OUT1 ON/OFF 動作すきま設定
OUT2 動作モード選択
OUT2 上限設定
OUT2 下限設定
OUT2 ON/OFF 動作すきま設定
A1 動作選択
A2 動作選択A1 動作すきま設定
A2 動作すきま設定
A1 動作遅延タイマ設定
A2 動作遅延タイマ設定
A1 動作励磁/非励磁選択
A2 動作励磁/非励磁選択
入力種類選択正/逆動作選択AT バイアス設定
ARW 設定JC□-33A シリーズ
0001H
0003H
0004H
0005H
0006H
0007H
0008H
0009H
000BH
000CH
000FH
0010H
0011H
0012H
0013H
0014H
0015H
0016H
0018H
0019H
001AH
001BH
001CH
001DH
001EH
001FH
0020H
0021H
0022H
0023H
0024H
0025H
0026H
0029H
002AH
0040H
0041H
0044H
0045H
0047H
0048H

BC□2 シリーズ(*1)
0001H
00E6H
003CH
0047H
003DH
003EH
0041H
0048H
0012H
0014H
001CH
001EH
001FH
004EH
─
─
0050H
004CH
0003H
0004H
0005H
0051H
0043H
0044H
0042H
0046H
004AH
004BH
0049H
0006H
0007H
0025H
0029H
0026H
002AH
0027H
002BH
0002H
004DH
005BH
003FH

現在値(PV)読み取り
0080H
0100H
状態フラグ読み取り
0085H
010DH および 010EH(*1): 通信プロトコル選択で JC コマンド割付を選択した場合，JC□-33A シリーズの通信コマンドを使用可能。
(*2): SV 上限設定(0013H)，SV 下限設定(0014H)は，スケーリング上限設定(0018H)，スケーリング下限設定(0019H)と共通の通信コマンドです。
SV 上限設定(0013H)，SV 下限設定(0014H)を設定すると，スケーリング上限設定(0018H)，スケーリン
グ下限設定(0019H)も同じ値になります。

20