P51 デジタルマニホールドマスタング
取 扱 説 明書

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

安全上のご注意
安全上のご注意

安全にご使用いただくためにこのたびは、P51デジタルマニホールド マスタングをお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● 本機を用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
• ご注文の商品の仕様と違いはないか。
• 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
• 付属品等に不足はないか。
万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
）

警告表示の分類本書および本機に使用している警告表示は、次の 2 つのレベルに分類されます。

目

警告

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

注意

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場
合、軽症または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。

次

安全上のご注意............................................ 1
安全にご使用いただくために.................................1
警告表示の分類......................................................1
安全上のご注意......................................................2

準備と確認.................................................... 4
各部の名称.............................................................4
付属品の確認..........................................................5

仕様.............................................................. 6
ご使用前に.................................................... 7
充電........................................................................7
タッチパネル画面補正...........................................7使い方........................................................... 8マニホールドの接続例...........................................8
電源の ON/OFF.....................................................9圧力・温度測定（PRESSURE/TEMPERATURE）...10真空度測定（EVACUATION）............................ 11
加圧気密試験（PRESSURE HOLD）................. 13

1設定......................................................... 14
冷媒の設定.......................................................... 14
測定単位の変更................................................... 15
デバイス設定（DEVICE SETTING）.................. 160 点調整（ZERO TRANSDUCER）................... 17画面補正（CALIBRATE DISPLAY）. ................ 18
ログデータの取り出し........................................ 18

アプリ......................................................... 19
YJAC VIEW アプリ............................................ 19
アプリのダウンロード........................................ 19
ペアリング（Andorid 端末のみ）....................... 20
アプリを設定する ...............................................21
圧力・温度測定................................................... 23
真空度測定.......................................................... 25

保守・点検.................................................. 28
保守・点検.......................................................... 28
修理・サービスを依頼される前に....................... 28

● ここでは、本機を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。

安全上のご注意

安全上のご注意警告◆ 可燃性ガスが充満しているしている場所や爆発の危険のある場所では使用しないでください。
◆ 使用可能圧力以上の圧力を掛けないでください。
◆ 作業中は火気・たばこは厳禁です。

発火・有害ガスが発生する恐れがあります。

◆ 換気のよい場所で作業してください。

ガス漏れがあった時に、酸欠・窒息する恐れがあります。

◆ 作業中は、必ず保護メガネ・ゴム（皮）手袋を着用してください。

冷媒が目に入ったり、皮膚に触れたりすると、失明や凍傷の恐れがあります。

◆ 装置が濡れたり、湿った状態で使用しないでください。
◆ 使用前にクランプ温度センサー、真空センサーのコードに欠損が無いか確認してください。
欠損した状態で使用すると、発火等する恐れがあります。

◆ 本機メニュー掲載の冷媒以外は使用しないでください。
◆ 本機の対応冷媒に可燃性ガスも含まれています。可燃性ガスで使用する場合は、各取扱いガスの規制事項を厳守して作業してください。
本機は防爆対応ではありません。

◆ チャージングホースやマニホールド内に液状冷媒を満杯にした状態で両端のバルブを閉めないでください。

微小の温度上昇で圧力が急激に上がり、チャージングホース、マニホールドの耐圧力以上になり、爆発・破損する恐れがあります。

◆ 古いチャージングホースは使用しないでください。

古いチャージングホースを使用すると、経年劣化により漏れ・破裂する恐れがあります。

◆ 本書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外使用しないでください。
事故や故障の原因になります。

◆ 結果の予測ができない、または確信のもてない取扱いはしないでください。
◆ 本機に負担のかかる無理な使用はしないでください。
◆ 本機を使用目的以外の用途で使用しないでください。

本機は冷凍空調システムの圧力、温度測定、真空引き時の真空度の測定、冷媒の充填に使用される工具です。

2

安全上のご注意
安全上のご注意

注意◆ 日本国以外では使用しないでください。

本製品は電波を発しています。日本国以外で使用するとその国の電波に関する法令・規制に抵触する恐れがあります。

◆ 異なる種類の冷凍機油の混合・使用は避けてください。
◆ 多量の冷凍機油など冷媒以外の液体をマニホールド内に入れないようにしてください。
故障の原因になります。

◆『漏れ防止剤』が入った冷媒で本機を使用しないでください。
漏れ防止剤が硬化し、故障の原因となります。

◆ 本機を担当者以外に操作させないよう管理してください。
◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所に保管してください。
◆ 作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、本機を使用、操作しないでください。
◆ 各部に変形・腐食等がないか常に日常点検を行ってください。
◆ 本機を落としたり、ぶつけたりした場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか点検してください。
そのまま使用すると、けがや事故の原因となります。

◆ 本機の異常に気づいたときは、ただちに作業を止めてください。むやみに分解せずに点検、修理を依頼してください。
点検、修理はお買い上げ販売店、または当社営業所にお申し付けください。

3

準備と確認
準備と確認

各部の名称
外観

①③

⑤
⑩

⑦⑥⑧

⑨②
④

①タッチパネル 画面
表示および各種操作を行います。
②電源ボタン
電源の入 / 切を行います。
③ステータス LED
電源 ON、充電中、ローバッテリ、データ収集中などのステータスを表示します。
④クランプ温度センサー用マウント
クランプ温度センサーを使用しないときクランプして保管できます。
⑤ T1 コネクタ（低圧側温度）
低圧側のクランプ温度センサーを接続します。
⑥ T2 コネクタ（高圧側温度）
高圧側のクランプ温度センサーを接続します。
⑦ A1 コネクタ（真空センサー用）
真空センサーを接続します。
⑧ A2 コネクタ
使用しません。
⑨ USB コネクタ
コンピュータとの通信、充電に使用します。
⑩製造番号 /Bluetooth ID
アプリと接続時に表示される ID です。

4

準備と確認
準備と確認

ステータス LED
色状態

青点滅

電源入時にデータログする度に点滅します。
ログ間隔が長くなると、点滅の間隔が長くなります。

赤点滅

バッテリー残量が 10％以下になると点滅します。

紫点滅

本機が Bluetooth 経由でアプリに接続時に点滅します。

赤/青点灯

電源ボタンを押すと点灯します。電源を入れるときは青が点灯、切るときは赤が点灯します。

緑点灯

充電中に緑に点灯します。
USB ケーブルが接続された状態で満充電になると、消灯します。

紫点灯

ソフトウェアのアップデート中に点灯します。

付属品の確認
標準付属品
品

名

本体数量-

1

クランプ温度センサー

Y670102真空センサー

Y6703011/4”チャージングホース 152cm 3 本セット

Y21985

1 セット

3/8" チャージングホース 152cm 黄色

Y14536

1収納バッグ-

1

USB ケーブル（A-microB）-

1

IM0482

1

取扱説明書

真空センサー

クランプ温度センサー

別販売品
品

5コード No.

名

コード No.

異径アダプタ（1/4”メスｘ 5/16”オス）

Y06114K

異径アダプタ（5/16”メスｘ 1/4”オス）

Y06110K

仕様

対応冷媒

マニホールド ポート
耐圧
圧力計 測定範囲
分解能
精度
温度計 測定範囲
温度計耐熱
分解能
精度
真空計 測定範囲
分解能
精度
Bluetooth
大きさ／質量
保護等級
使用周囲温度電源

P51 デジタルマニホールド マスタング
Y40870
R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R41、R113、
R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、
R141b、R142b、R143a、R152a、R218、R227ea、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R401A、
R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407F、R407H、R408A、R409A、
R409B、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417B、
R417C、R418A、R419A、R419B、R420A、R421A、
R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R422E、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、
R434A、R437A、R438A、R439A、R440A、R441A、
R442A、R443A、R444B、R445A、R446A、R447A、
R447B、R448A、R449A、R449B、R450A、R452A、
R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、
R457A、R458A、R459A、R500、R501、R502、R503、
R504、R507、R507A、R508、R508A、R508B、R509、
R509A、R511A、R513A、R514A、R600、R600a、
R601、R601a、R1233zd、R1234yf、R1234ze、R1270
1/4" ｘ 3 真空ポート 3/8"
4.38MPa-0.1 ～ 4.83MPa
0.001MPa± 2％ fc-40 ～ 130℃
80℃
0.1℃
± 0.2℃
1.3 ～ 1332.2Pa abs
0.1Pa± 20%rd仕様

品 名コード No.

R 209-J00192
200 × 110 × 265mm ／ 1.2Kg
IP52－ 20 ～ 60℃
Li － ion バッテリ（最大 80 時間）※ バッテリの使用可能時間は画面の明るさなどによって変わります。

6ご使用前にご使用前に充電初めて使用する場合は、満充電にしてから使用してください。
USB
1 本体裏側の黒いキャップを外してケーブルを接続してください。
USB 端子に接続するか、
2 コンピュータの市販の USB 電源アダプタに接続して充3電してください。
充電中はステータス LED が緑色に点灯します。
充電完了したら LED が消灯します。
約 3 時間で満充電します。

タッチパネル画面補正
次のような場合はタッチパネルの補正を行ってください。
• タッチした位置と反応する位置がずれる• タッチパネル上に反応しない領域がある

1 電源ボタンを押して電源を入れてください。
3
2 電源が入ったら、電源ボタンを素早く回押すと、電源が切れます。

3 再度、電源ボタンを押して電源を入れてください。
4 画面に青い点滅が表れます。円の中心をタップしてください。
一度触ると、場所が移動します。
箇所触れると、通常の起動画面になり5 3ます。

6 補正が上手くいっていない場合は、再度補正を１からやり直してください。
設定からも画面補正が行えます。

7USBケーブルを接続する

使い方
使い方

マニホールドの接続例
以下の様にマニホールドを接続してください。
システム内圧力確認
室内機
閉

閉

開

高圧側
サービスポート

室外機
開充填ポートバルブ： 閉真空ポートバルブ： 閉

低圧側
サービスポート

真空乾燥
室内機
開

開
高圧側 開
サービスポートON

充填ポートバルブ：閉真空ポートバルブ：開フロンガスの充填

室外機
開

低圧側
サービスポート

室内機
チャージファスタ

開

閉
閉

ボンベ
アダプタ

高圧側
サービスポート

室外機
充填ポートバルブ： 開
真空ポートバルブ： 閉

低圧側 開サービスポート※ チャージングホースを外す際は、フロンガスの吐出にご注意ください。
※ 各種作業方法は、使用機器のサービスマニュアルをご確認ください。

8

使い方
使い方

電源の ON/OFF

1 電源ボタンを長押しすると電源が入ります。
電源が入ると、起動画面が表示され、その後メイン画面が表示されます。

2 電源が入った状態で、電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。

9システムの圧力と温度の測定が出来ます。
冷媒を設定することで、飽和温度の表示およびスーパーヒート（SH）とサブクール（SC）を自動計算します。
※ 測定可能圧力以上の圧力を掛けないでください。

使い方

圧力・温度測定（PRESSURE/TEMPERATURE）

電源を入れて、メインメニュー画面の1 『PRESSURE/TEMPERATURE』を選択してください。

15 ページの「設定」にて「測定単位の変更」と「冷媒の設定」を行うことができます。

2 温度を測定する場合は、本体裏側にクランプ温度センサーを T1 および T2 コネクタに接続してください。

3 圧力が０でない場合、画面右上の『＊』を 押 し て 設 定 画 面 を 開 い て『ZEROTRANSDUCERS』を押すと圧力の 0 点調整をします。
T SAT：飽和温度
T1、T2：温度計温度SH：スーパーヒート温度
SC：サブクール温度

ページの「マニホールドの接続例」を
4 8参考にマニホールドを接続し、システムの圧力等を測定しください。

5 低圧側もしくは高圧側の圧力計を押すと、圧力と温度の推移のグラフが表示されます。

再度、グラフを押すと、圧力計に戻ります。
中央上の『Pressure/Temp』をタップすると測定を終了しメインメニューへ戻ります。

10

使い方
使い方

真空度測定（EVACUATION）
真空度の測定および真空気密試験を行うことが出来ます。
※真空気密試験方法は使用機器の施工マニュアルに従ってください。

A1 コネクタ
1 本体裏側に真空センサーをに接続してください。
電源を入れて、メインメニュー画面の2 『EVACUATION』を選択してください。
15 ページの「測定単位の変更」にて測定単位の変更ができます。

真 空 セ ン サ ー を シ ス テ ム に 接 続 し、3 『Target』
を 押 し て、 到 達 真 空 度(26.7pa、40.0pa、53.3pa、66.7pa、100.0pa) を 選 択 し、『Hold』 で 到 達
真 空 度 後 の 真 空 時 間（NONE（ な し ）、1m( 分 間 )、3m、5m、10m、15m、30m）を設定してください。

4 真空作業を開始してください。

到達真空度に達すると『HOLD』の時間のカウントダウンが始まります。

間 が ０ に な る と、
『BEGIN
5時
PRESSURE HOLD TEST?』の表示が画面中央下に現れるので、押してください。

11

使い方

6 気密試験設定画面が開きます。

『ALLOWABLE CHANGE』で気密圧力変動許容範囲を設定してください。

DURATION』 で 試 験 時 間
7 『TEST（5m（分間）、10m、30m、１h（時間）、2h、6h、12h、24h）を設定してください。

最後に『CONTINUE』を押して、真空8 気密試験を開始します。

9 『HOLD』時間のカウントダウンが始まります。
真空度の時間内保持が出来たら『PASS』が表示されます。
不合格の場合『FAIL』が表示されます。漏れがある可能性があります。漏れ箇所を特定し補修してから、再度気密試験を行ってください。

10 中央上の『Evacuation』をタップすると測定を終了しメインメニューへ戻ります。

※ 真空センサー内に冷凍機油や真空ポンプ油が入ると正しく計測できなくなります。
油が入らないように使用してください。

※ 真空センサーに正圧を掛けないでください。
正圧が掛かると、故障の原因になります。

12使い方加圧気密試験（PRESSURE HOLD）
施工後、加圧気密試験を行い、配管内に漏れが無いことを確認できます。
※加圧気密試験方法は使用機器の施工マニュアルに従ってください。

電源を入れて、メインメニュー画面の1 『PRESSUREHOLD』を選択してくだ
さい。

CHANGE』で加圧後の2 『ALLOWABLE
圧力変動許容範囲（0.1％～ 10.0％）を設定してください。

DURATION』 で 試 験 時 間（5m
3 『TEST（分間）、10m、30m、１h（時間）、2h、6h、12h、24h）を設定してください。

4 最後に『CONTINUE』を押して、加圧試験を開始します。
5 マニホールドの低圧側に接続し、試験圧力まで加圧してください。
『SET Pi』を押
6 試験圧力まで達したら、してください。加圧保持時間のカウント

ダウンが始まり、保持をしたら『PASS』が表示されます。

『FAIL』が表示された場合、漏れが考えられます。
マニホールドにホースがしっかり接続されているか確認し、漏れ箇所を特定・補修してから再度テストを行ってください。

央 上 の『Pressure Hold』 を タ ッ プ
7中すると測定を終了しメインメニューへ戻ります。

13

設

定
定

飽和温度、サブクール、スーパーヒートを正しく表示するために、使用する冷媒を設定してください。

設

冷媒の設定

1 画面右上『＊』を押して設定画面を開いてください。

REFRIGERANT』を押すと、
2 『CHANGE収録された冷媒の一覧がでます。

3 使用する冷媒を押して選択してください。
変更しない場合は右上の『BACK』を押して戻ってください。

4 画面左下の『EXIT』を押して、戻ります。

5 測定中、画面右下の冷媒を押すと、冷媒の一覧が出て、冷媒を変更することが出来ます。

14

設

定

設

測定単位の変更

定

1 画面右上『＊』を押して設定画面を開いてください。

UNITS』を押すと、表示単2 『CHANGE位の変更ができます。
Pressure：圧力
Vacuum：真空
Tempture：温度 C 摂氏（℃）、F 華氏（°F）

右上の『BACK』を押して、3 設定完了後、設定画面に戻ります。

4 画面左下の『EXIT』を押して、メインメニューもしくは測定画面に戻ります。

15

定

1 画面右上『＊』を押して設定画面を開いてください。

設

デバイス設定（DEVICE SETTING）

SETTING』 を 押 す と、 表 示
2 『DEVICE
単位の変更ができます。
BRIGHTNESS：画面の明るさ
BACKLIGHT TIMER：画面の消灯時間
AUTO OFF：電源自動オフ時間
LOGING RATE：ログ間隔時間

右上の『BACK』を押して、3 設定完了後、設定画面に戻ります。

4 画面左下の『EXIT』を押して、メインメニューもしくは測定画面に戻ります。

16

設

定

設

0 点調整（ZERO TRANSDUCER）

定

1 画面右上『＊』を押して設定画面を開いてください。

TRANSDUCER』を押すと、ア
2 『ZEROイコンが緑色に 1 回点滅し、圧力計の 0点調整が行われます。

圧の掛かった状態などで０点調整を押すと、赤く点滅し、0 点調整が行えていません。
マニホールドからホースを外して、大気圧状態で再度 0 点調整を行ってください。
0 点調整を行っても、最終桁が多少動きますが、異常ではありません。

3 画面左下の『EXIT』を押して、メインメニューもしくは測定画面に戻ります。

17

設画面補正（CALIBRATE DISPLAY）

定

1 画面右上『＊』を押して設定画面を開いてください。

DISPLAY』 を 押 し て、2 『CALIBRATE電源を切ってください。

3 再度、電源を入れると画面補正を行います。
4 画面の点滅している点を押してください。
3 箇所押すと、メイン画面が表示され、補正が完了します。

5 画面補正が上手く出来なかった場合は、
7 ペ ー ジ の「 タ ッ チ パ ネ ル 画 面 補 正 」を参照ください。

ログデータの取り出し● 付属の USB ケーブルを本機とコンピュータの USB ポートに接続して、電源を入れると、CSV ファイルのログデータを取り出すことができます。

18

アプリ
アプリ

YJACK VIEW アプリ
iOS 端末もしくは Andorid 端末のスマートフォン・タブレットに YJACKVIEW アプリをダウンロード・インストールすると、スマートフォン・タブレット内で圧力 / 温度等の確認が出来ます。
※ アプリは無料ですが、本アプリのご利用に伴う、通信に要する費用（パケット料金等）は、お客様の負担となります。
※ アプリは英語です。
※ 使用される場所、環境により通信距離は変動します。
※ マニホールドに表示されている圧力などの値とアプリで表示される値が異なることがあります。

アプリのダウンロード
Play（Android 端 末 の 場 合 ）、1 Google
App Store（iOS 端 末 の 場 合 ） よ り『YJACK VIEW』を検索してください。

もしくは以下 QR コードを読み取ってください。

VIEW』アプリを、ダウンロー
2 『YJACKド・インストールしてください。

Google、Android、Android マーケット、Google Play、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。
Apple、Apple のロゴ、Mac OS、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。

19

Andorid 端末で初めて使用するときに行ってください。
※ iOS 端末では不要です。

アプリ

ペアリング（Andorid 端末のみ）

1 スマートフォン・タブレットの設定画面より Bluetooth を選択してください。
が ON になっていることを2 Bluetooth
確認して、マスタングの電源を入れてください。

YJP51-（マ3 『使用可能なデバイス』にスタング本体裏側に記載のシリアル No）で始まる機器が表示されます。

4 タップして、ペアリングを行ってください。

20

アプリ
アプリ

アプリを設定する

1 スマートフォン・タブレットのアプリをタップして起動してください。

2 メインメニューの右上の『＊』をタップすると設定画面が開きます。
User Profile』をタップして、3 『Edit
情報入力画面を開きます。

･ 技術者名等の情報を4 会社名や所在地入力して保存します。
＊これらの情報は『Create Report』で作成されるレポート内へ記載されます。

21

アプリ

Settings』をタップし、圧力5 『General･ 温度 ･ 重量等の表示単位の設定を行ってください。

Refrigerant』 で 測 定 す る
6 『Change
冷媒の種類を設定してください。
★は「FAVORITES」リストの設定です。
●は表示する冷媒の設定です。
＊炎のマークの付いている冷媒は、可燃性もしくは、微燃性冷媒を示します。

Elevation』 で 計 測 位 置 の7 『Chenge
標高を設定してください。

8 その他必要な設定を行ってください。

22

アプリ
アプリ

圧力・温度測定1 『Pressure/Temperature』をタップすると、測定画面が表示されます。
＊クランプ温度センサーを接続していないと温度は表示されません。

2 初めての場合は、左右の圧力表示部をタップし表示する圧力計を選択して、『SAVE』してください。

3 データログの保存が必要な場合は、右上の『＊』から『Create Datalog』を開きます。

23

アプリ

( 秒）と記録するデータを4 記録する間隔選択して『SAVE』をタップします。

＊記録するデータが一つも選択されていないと記録の開始・停止が出来ません。

開始ボタン『●』をタッ
5 右下に表示される、プして記録をします。
ボタンが■になり、記録時間が増加していきます。

6 測定時間に必要な時間が経過した後に、停 止 ボ タ ン『 ■ 』 を タ ッ プ し、『SaveLog』をタップしてログ保存します。

24

アプリ
アプリ

真空度測定

1 『Evacuation』をタップすると、測定画面が表示されます。

＊真空センサーを接続していないと真空度は表示されません。
＊ 13332.3Pa 以上の時は、13332.3Pa もし
くは「----」で表示されます。

2 測定画面で設定をします。

『Target Vacuum』をタップし、到達真空度の目標値を入力します。
＊『Target Time』をタップし、真空引き保持時間（分）を入力します。

25

アプリ

データログの保存が必要な場合は、右上の3 『＊』から『Create Datalog』を 開きます。

( 秒）と記録するデータを選4 記録する間隔択して「SAVE」をタップします。
＊記録するデータが一つも選択されていないと記録の開始・停止が出来ません。

5 真空引きの作業を開始します。
Vacuum に 到 達 す る と Hold
6 TargetTime がカウントダウンされます。

26

アプリ
アプリ

Vacuum」の値を維持したま
7 「Target
ま「Hold Time」のカウントダウンが０になると「HOLD TEST（気密試験）」を行うことができます。

TEST（気密試験）」を行なう
8 「HOLD場 合 は、『HOLD TEST』 タ ッ プ し、「HOLD TEST TIME( 保 持 時 間 )」 と「Max Hold Pressure( 最 大 保 持 圧力 ）」 を 設 定 し、『START』をタップします。

Time」のカウントダウンが始
9 「Holdまります。

Hold Pressure( 最 大 保 持 圧10「Max力）」で設定した「Hold Vacuum」の値を超えないと、「Hold Time」のカウントダウンが進みます。

「Hold Time」が０になると、「HOLDTEST-SUCCESS」 と な り、HOLDTEST( 気密試験 ) は完了となります。

『Save
11 停止ボタン『■』をタップし、Log』をタップしてログ保存します。

27

保守・点検保守・点検

保守・点検● 本体は、よく絞ったウエス等で拭いてください。
※ 有機溶剤等は使用しないでください。
※ 汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して汚れをとってください。
● エアブロアなどでマニホールド、チャージングホース内に残ったオイルを注意して除去してください。
● 校正をご要望の場合、弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。
※ 年 1 回の実施を推奨

修理・サービスを依頼される前に● 修理・サービスを依頼される前に下記の故障診断にしたがって点検してください。
それでも解決されない場合は、弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。
現象
電源が入らない
画面が表示しない

原因

対策

バッテリ残量がない充電する

バッテリ寿命弊社にて修理 / 交換

P4
裏表紙

バックライトが消えている 設定にて変更

P16

画面が壊れている

裏表紙

弊社にて修理 / 交換タッチパネルが反応しない タッチパネルの補正が行わ タッチパネルの補正を行う
れていない

電源ボタンが反応しない参照

P7

画面が壊れている

弊社にて修理 / 交換

裏表紙

PC に接続しているPC から接続を外す-

PC に接続しているPC から接続を外す-

圧 力 の 0 点 調 整 が で き な マニホールドに圧が掛かっ 圧 を 抜 い て か ら 0 点 調 整
いているを行う
圧力センサの破損

弊社にて修理 / 交換

温度が正しく表示されない クランプ温度センサーが正 接続を確認する
しく接続されていない
ク ラ ン プ 温 度 セ ン サ ー / 弊社にて修理 / 交換
ケーブルの破損

裏表紙

P4
裏表紙

低圧側と高圧側の温度が逆 設 置 し た ク ラ ン プ 温 度 セになっている
ンサーの T1 が低圧側に、T2 が高圧側に接続されていることを確認する-

真空度が正しく表示されな 真空センサーが正しく接続 接続を確認する
いされていない
コネクタは A1 へ接続する

P4

真空センサー / ケーブルの 弊社にて修理 / 交換
破損

裏表紙

圧力が正しく表示されない 0 点調整が行われていない 0 点調整を行う

P17

圧力センサの破損

裏表紙

弊社にて修理 / 交換28

保守・点検
保守・点検

現象

原因

対策

P9

USB ケーブルが正しく接 正しく接続する
続されていない-

本機の電源が入っていない 電源を入れる-

マニホールドのバルブが開 バルブを閉める
いている-

PC と接続できない圧力が保持されないホースからの漏れホースをしっかり締める

マニホールド内からの漏れ 弊社にて修理 / 交換

29参照

アプ リ と の 接 続 が 出 来 な 本機の電源が入っていない 電源を入れる
い、切れる
離れて、電波が届かない
本機に近づく-裏表紙

保守・点検30

Ver.02 コード No. IM0482 A