CAT.No.CBD103-4【 渦流量計 】

シリーズ

電池 式 EXデルタⅡ

スマートタイプ EXデルタⅡ（非防爆）

挿 入 形 EXデルタⅡ（防爆）
無線 通 信 仕 様

豊富なラインアップで、計測システムを自在に構成。

EXデルタⅡシリーズ
高性能で様々な用途に対応
三角形断面の渦発生体と圧電素子センサの組合せで、液体、気体、蒸気の流量を高精度に計測使いやすく低コスト
耐久性の高いシンプルな構造で、使いやすく保守性に優れ、イニシャルコスト、ランニングコスト、合わせてトータルコストも大幅セーブ

高い安全性
流体が詰まりにくく、シール部が少ない構造。特にリプレーサブルセンサは、流れを止めずに配管に付けたままセンサの保守、点検が可能

配管状態

省エネ・省スペース

当社製

小さな圧力損失で省エネ効果、専用の整流管

LL

L=8D

Flow

当社製整流装置で設置スペースを抑えること

Flow

整流管

ハニーベーンL

L=12D

フローストレートナ（L：直管部長さ、D：呼び径）が可能

使用温度範囲：−30〜＋460℃（高温タイプ）更に最低温度は、特殊対応で−196℃まで対応可能。また、防爆も−196℃〜＋420℃まで対応可能

渦 検 出原 理
渦流量計はカルマン渦を発生させる渦発生体と渦を検出するセンサ及びセンサで検出した信号を処理する変換器で構成されています。流れにより渦発生体の左右交互にカルマン渦が発生すると、交番応力がセンサ内に誘起されます。
これを圧電素子（Piezo-electric Sensor）で検出し、変換器で増幅、整形して流速に比例したパルスを得ます。

受信器側
変換器
センサ応力センサ
カルマン渦

渦発生時の差圧変化
センサ応力変化

渦発生体センサ

圧電素子の電荷量変化
圧電素子

電圧誘起

電 池 式 EX デルタⅡ
● 電池駆動（交換可）のため、電源工事が不要● 分離形変換器も可能（防爆タイプを含む）● 電池寿命は 24 時間連続運転で7 年（変換器一体形）● 累積積算､リセット可能積算、瞬時流量、アラーム表示などを大きく見やすいデジタル表示● 水平配管や垂直配管が可能なため、取付姿勢の制限を受ける面積流量計の代替に最適● 専用の無線通信ユニット（Link920またはミスター省エネ）と組み合わせることで流量情報の無線送信も可能（外部電源不要。防爆対応も可能）

デジタル表示

●センサ
出力波形
プリアンプ
出力波形
センサの応力方向と出力電圧の関係

ラインを止めず保守・点検が可能
リプレーサブルセンサ【呼び径】15〜300mm● 配管から流量計を外さず、流体の流れを止めずに渦検出センサの保守点検が可能● バイパス配管が不要になる● 長期間連続運転するプロセスに最適● バイパス配管不要

バイパス配管（バイパス配管不要で保守点検が可能）

挿入形は工事費・保守費用を削減
挿入形 EX デルタⅡ
【呼び径】固定式：200〜2000mm
ホットタップ式：400〜2000mm● 大口径配管の流体計測に関する工事費・保守費用を大幅に削減● 新設や既設の配管にプローブを挿入するだけで流量計測が可能● ホットタップ式は流体の流れを止めずに渦検出センサの保守点検が可能
能固定式
固定● バイパス配管が用意（確保）出来ない場合は、ホットタップ式が最適

ホットタップ式

EX デルタⅡダイヤ分離形変換器● 優れた特性を持つ菱形断面渦発生体を採用● センサを渦発生体から分離したセンサ分離構造● 流体成分が堆積しやすい流量計測に最適● 配管が密集している場所やや高所危険区域等に最適● 変換器は、流量計本体からら最 大 200m（電 池 式 は 最 大●渦発生体50m）離して設置可能● 分散している複数の流量計計

堆積しやすい流体め
変換器のみを一箇所に集めることが可能

菱形だから堆積しにくい！

EX DELTAⅡ S e r i e s

Vortex Flowmeter■ 標準仕様
項

呼び径

適用流体目

標準形

挿入形

ダイヤ形

ウエハ形
（固定センサ）10〜150mm

̶

15〜80mm

フランジ形（固定センサまたはリプレーサブルセンサ）

15〜300mm

̶

15〜80mm

適用配管径

̶200〜2000mm（取付は100mmフランジ）

̶液体○

○

○

気体○（電池式は15mm以上）○×

蒸気○（呼び径15mm以上）○×

フルスケールの±2％以内

表す量の±1%以内 またはフルスケールの±1%以内（1）標準・呼び径：10mm
フルスケールの±2%以内
・呼び径：15〜300mm①表す量の±1%以内②フルスケールの±1%以内
精度（2）最大流速：80m/s対応
・呼び径：80mm以上の気体・蒸気計測に限る①表す量の±1.5%以内②フルスケールの±1.5%以内（3）液体専用 高精度対応（オプション）・呼び径：15〜300mm①表す量の±0.75%以内②フルスケールの±0.75%以内

流量範囲
※2

液体
（水）

0.2〜2510m3/h

72〜67800m3/h

気体（0.2MPa空気）

2〜15000m3/h

923〜565000m3/h

蒸気（0.5MPa飽和蒸気）

0.02〜47.6 t/h

3.06〜1790 t/h̶−10〜＋300℃

常温タイプ：−30〜＋120℃（固定センサのみ）
標準タイプ：−30〜＋300℃
高温タイプ：−30〜＋460℃（リプレーサブルセンサのみ）

1.37MPa

5.00MPa

常温タイプ：−30〜＋120℃（固定センサのみ）
標準タイプ：−30〜＋300℃
高温タイプ：−30〜＋460℃（リプレーサブルセンサのみ）
極低温タイプ：−196〜＋300℃

使用温度範囲最高使用圧力（接続規格により異なる）

5.00MPa

表示器なし、積算／瞬時

表 示 器
スマート形

出

電流パルス（補正、未補正）、オープンコレクタパルス（補正、未補正）、アナログ出力

力

演算機能（質量流量固定演算、ノルマル流量固定演算）

そ の 他
変換器
（一体形または分離形）

HARTプロトコル通信（専用通信キットによるパラメータ変更が可能）
瞬時/積算/アラーム/操作ロック/瞬時流量用バーグラフ

表 示 器
出電池式
構

0.82〜172m3/h
̶

なし

力

そ の 他

演算機能（質量流量固定演算、ノルマル流量固定演算）造

非防爆または防爆

スマート形変換器

12〜45VDC

電池式変換器

3.6V リチウム金属電池（TL-5930/F）寿命：7年（一体形変換器）、 4年（分離形変換器）

電源

・詳細仕様については、各機種の一般仕様書をご参照ください。

用途に合わせて開発された関連製品です●

DELTAFLOW Type F●

Hybrid Multi DELTA●

DELTA FLOWPET-DX

日本機械工業連合会会長賞
平成27年度 日本機械工業連合会

流速変化にともなう渦の発生を、サーミスタセンサの温渦式と熱式の異なる原理の2つのセンサを組合せたハイ圧力補正機能付タイプは、圧電素子式渦流量計に圧力セ度変化→抵抗変化→流速比例パルスとして取り出し、流ブリッド技術により、流量範囲最大1：900という超ワンサを内蔵させた流量計です。

量を計測します。

イドレンジを1台で計測できる流量計です。圧縮空気の飽和蒸気、気体の流量を圧力補正された質量流量で計測実流量を計測しているため、流体の温度、圧力および物使用量管理をお考えのお客様に最適です。

できます。

性の変化による影響を受けません。

圧力補正機能なしタイプは、体積流量として液体・気体・蒸気を計測することも可能です。

※1：モデルによって構造が異なる場合がございます。
※2：表示の流量範囲は全口径の合算です。
● 当カタログの仕様は平成29年12月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

安全にお使いいただくために製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（0123）49-3360■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）456-2690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）75-4490■ 北関東営業所 TEL.（049）249-1611■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（0123）22-4420
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）456-2695
FAX.（0299）75-4489
FAX.（049）248-0166
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

1306 1712 (2302) 1801S (1000)