CAT.No.CAA023-19

オーバルは CO2 排出量の削減に貢献します。

省エネ管理用流量計ラインアップ

圧縮空気

飽和蒸気

都市ガス

工業用水・冷却水

燃料油

無線
ネットワークシステム

オーバルはユーティリティー全体の省エネセンサをご提供いたします！
企業が省エネを推進する場合絶対必要なこと「現在の使用量を知る」＋「削減量を確認する」
エネルギー流体を現在どれくらい使用しているか？
無駄があるのかないのか？

省エネに取り組んだ事による効果がどの程度あるか？
省エネ法の規定
エネルギー原単位を年平均1％低減するように努力する

流量計設置が必要
省エネ活動を継続するためには温度、圧力、流量の計測を通して、エネルギー流体の使用量を管理（計測）することが不可欠です。
その理由は、省エネ活動による削減量を省エネ活動者にデジタルに示すこと「見える化」、そして省エネ活動に携わった活動者を評価することが省エネ活動を継続する上で非常に重要なポイントになるからです。
オーバルは主管から枝管までの全てのエネルギー流体の流量計測に適応したセンサを取り揃え、廉価にご提供します。
エネルギー流体の「見える化」を、省エネ目標の設定や、エネルギー原単位の管理にぜひお役立てください。

圧縮空気 オーバルは主管から枝管までのエアー使用量・
エアー流量計 ラインアップ

小口径（15〜50mm）

中口径（25〜150mm）

特長

大口径（65〜500mm）

アプリケーション（設置例）● 流量範囲が広いため、リークから最大流量までを1台で計測可能。

マスフローモニタ：1：50以上
ハイブリッドマルチデルタ：最大1：900
挿入形マスフローメータ：1：1000以上● 圧力損失の小さい構造。
● ミスト（油、水）、ダストに強いセンサを採用。
● 主管（最大口径500mm）から枝管（最小口径15mm）まで廉価にご提供。
● 円換算表示（CO2換算も可能）による削減意識の向上（マスフローモニタ）● 熱式流量計は直接質量流量を計測できるので温圧補正不要

︵枝管︶

工場内部

ハイブリッドマルチデルタ（主管）マスフローモニタ

挿入形
マスフローメータ

︵枝管︶

工場内部

ハイブリッドマルチデルタ

マスフローモニタ■ 標準仕様マスフローモニタ

形式 TF1015-P11G-11□A TF1020-P11G-11□A TF1025-A12G-11□A TF1040-A12G-11□A TF1050-A12G-11□A

呼 び 径15mm

20mm

25mm

40mm

50mm

接続規格

Rc 1/2（めねじ）Rc 3/4（めねじ）Rc 1（めねじ）

Rc 1・1/2（めねじ）Rc 2（めねじ）流 体 温 度 0〜50℃
周 囲 温 度 0〜50℃（結露なきこと）
圧 力 範 囲 0〜0.7MPa
再現
直線
圧 力 特
温 度 特性性性性

計測流量がフルスケール流量の40％未満の時
フルスケールの±0.8％ 以内
フルスケールの±2％ 以内
フルスケールの±0.12％ / 0.1MPa 以内
フルスケールの±0.2％ / ℃ 以内

精度表示

出力 流量アナログ 4〜20mA

計測流量がフルスケール流量の40％以上の時表わす量の±2％ 以内
表わす量の±5％ 以内
表わす量の±0.3％ / 0.1MPa 以内
表わす量の±0.2％ / ℃ 以内

7セグメント8桁LCD（バックライト付き、単位表示あり） 表示器は90°ステップで回転可能
・瞬時流量 m3/h（normal）、L/min（normal）
3
・リセット可能積算、累積積算 m（normal）
・円換算（累積積算、瞬時流量、リセット可能積算）
流量パルス（オープンコレクタ出力）（パルス幅 1〜240ｍｓ 任意設定可能） 工場出荷時の補正パルス単位 L/P(normal)● 10L/min(normal)のリーク量から計測可能● 圧力損失が少ない

15mm 20mm 25mm 40mm 50mm（※1） アラーム（2点、オープンコレクタ出力）0.1

圧 力 損 失 10ｋPa以内（0.3MPa以上で最大流量を流した場合）■ 堅牢なセンサ構造

電源 24VDC±10％ 100ｍA

ケーブ ル

5心シールドケーブル 3ｍ付き、コネクタ付4心シールドケーブル 3ｍ付き、ケーブルなし※1：出力は任意の2点を選択できます。
（組合せは製品記号をご参照ください）

流量センサ（ヒーター）■ 流量範囲温度センサ※：ステンレス製シースパイプでセンサ素子が保護されているため、ダスト、ミスト等に強い堅牢な構造です。

■ 構造変換器
センサ
接続ねじ

呼び径 mm15
圧力 MPa0.3
0.4
10〜6000.5
0.6
0.7L/min(normal)

20

本体

2取付金具（オプション）

40

50

15〜80035〜2200 85〜5000 135〜8000

※1

※2

※3

※1：ライン圧力が0.04MPa以上で最大流量が800L/min(normal)となります。
※2：ライン圧力が0.11MPa以上で最大流量が5000L/min(normal)となります。
※3：ライン圧力が0.24MPa以上で最大流量が8000L/min(normal)となります。
（詳細は一般仕様書 GBF300 をご参照ください）

流入方向

25

1リーク量の「見える化」を提案します。
ハイブリッドマルチデルタ■ 標準仕様形
呼日本機械工業連合会会長賞
平成27年度 日本機械工業連合会

び式

TV1025

TV1040TV1050TV1065

TV1080TV1100TV1150

径

25mm

40mm

50mm

65mm

80mm

100mm

150mm

接続規

格 Rc1（めねじ）Rc1・1/2（めねじ）Rc2（めねじ）流体

温度 0〜50℃

周囲

温度 0〜50℃

圧

力

範囲 0〜0.78MPa（オプション 0〜0.98MPa）

JIS 10K RFフランジ、ASME 150

精度（直線性、圧力影響含む） 表わす量の±5％±最大流量の0.05％
再温性 表わす量の±2％±最大流量の0.05％

現度

性 表わす量の±0.2％／℃

特7セグメント 8桁LCD（バックライト付、単位表示あり）表示器は90°ステップで回転可能
33

表（normal）、m /h、L/min 他示 ・瞬時流量 m /h（normal）、L/min
3、m3 ・温度 ℃ ・圧力 kPa abs・リセット可能積算、累積積算 m（normal）
LED×2点（アラーム時点灯）

出力

流量パルス：オープンコレクタ出力、パルス幅：1ms標準（1〜240ms任意設定可能）
流量アナログ：4〜20mADC、流量アラーム：2点、オープンコレクタ出力
出力は2点選択出来ます。
（組み合せは製品記号をご参照ください）

補正パルス単位
圧力損

ーブ

30.01m（normal）/P

30.1m（normal）/P

源 24VDC±10％ Max150mA（アナログ出力に要する4〜20mA除く）

電ケ

30.001m（normal）/P

失 10kPa以内
ル 4心シールドケーブル 3ｍ付き

※1：挿入形150mm用もあります。

■ 流量範囲※125405065800.30.40.50.60.70.6〜2400.6〜3000.6〜360
0.6〜420
0.6〜480

1.2〜570
1.2〜720
1.2〜864
1.2〜1008
1.2〜1150

1.8〜960
1.8〜1200
1.8〜1440
1.8〜1680
1.8〜1920

3〜14403〜18003〜21603〜25203〜28804.2〜1920
4.2〜2400
4.2〜2880
4.2〜3360
4.2〜3840● 最大1：900の超ワイドレンジ● 流量が不明なラインにも取付可能■ センサ部構造

m3/h(normal)

呼び径 mm
圧力 MPa1001507.2〜3360 16〜7680
7.2〜4200 16〜9600
7.2〜5040 16〜11520
7.2〜5880 16〜13440
7.2〜6720 16〜15360■ 器差試験データ
（代表例）
圧力センサ

● 呼び径65mm（圧力 0.6MPa の時）

渦センサ

サーマルセンサ

切り替えポイント

サーマル
流量センサ

％-R.D.

5.0サーマル
温度センサ

0.0−5.0
渦流量センサ（渦発生体）

0200

400

600

800

1000

1200

1400

3000

Nm 3/h（詳細は一般仕様書 GBD621 をご参照ください）

挿入形マスフローメータ■ 標準仕様
形式 挿入形（454FTB）
固定

方式 ねじ込み式、フランジ式（JIS10K、ASME150RF、ASME300RF）

一般︑検出部仕様

適 用 配 管 呼 び 径 65mm以上
センササポート径 3/4″(標準)、1/2″、1″
流体

温度

標準：−40〜＋260℃
高温：−40〜＋500℃

最 高 使 用 圧 力 1MPa

変換部仕様

材

料 センサ：ハステロイC276相当 センササポート：SUS316LまたはハステロイC276相当

精度 ±2%FS（実流校正付の場合は±2%RD）

電源 24VDCまたは85〜265VAC 50/60Hz

表示 バックライト付2行16桁LCD

出力 アナログ出力2点（流量、温度）、パルス出力、アラーム出力

瞬時流量(または流速)、積算流量を表示■ 流量範囲● 超音波流量計の代替として主管を廉価に計測● 取付工事費が超廉価、トータルコスト削減

呼び径 mm
圧力 MPam3/h(normal)

65

80

100

125

150

200

0.3
0.4

11.8
13200

250

300

350

400

450

500

18.2

26.2

32.7

43.0

55.1

68.5

20400

29300

36500

48300

61600

76600

〜

6.8
7620

〜

4.75410〜3.03510

〜

1.9
2050

〜

0.6

1.3
1450

〜

0.50.7
呼び径 mm
圧力 MPa0.30.4〜〜〜〜

既設の配管にボスを追加工するだけで取り付けできる。
⇒工事費廉価、口径による価格変動なし。

〜

0.6〜

0.50.7（詳細は一般仕様書 GBF109 をご参照ください）3圧力センサ内蔵！圧力補正だから高精度！
飽和蒸気 圧力変動のある飽和蒸気計測に最適です。
特長

アプリケーション（設置例）
デルタフローペット-DX● 口径15A〜150Aの7口径のバリエーション。

フローペット-5G

燃料油● シンプル！廉価、防水タイプ。

飽和蒸気● 精度は読み値の±2％。

or● 演算器不要※温度からの蒸気密度演算はナンセンス！

都市ガス

高精度形
マスフローモニタ

デルタフローペット-DX

給ボイラー

水

フローペット-5G■ 標準仕様
● 本体部

● 変換器

ウエハ形、JIS10、16、20、30K接続、フランジ
ASME/JPI 150、300 ※最高使用温度

200℃

最高使用圧力1.0MPa（圧力補正付）、1.45MPa（固定換算タイプ）

取 付 姿 勢導圧管内に封止水が溜まる姿勢（圧力補正付の場合）

精度

表わす量の±2％（圧力0.06〜0.25MPaの場合は、読み値の±3％となります。）

圧力補正付

固定換算タイプ 表わす量の±1％（容量：30VDC, 20mA）
パルス出力※ オープンコレクタ
アナログ出力※ 4〜20mA at 0〜F.S.
供 給 電 源 24VDC±10％
周 囲 温 度 −20〜＋60℃※：圧力補正付は、JIS10K、ASME/JPI 150のみとなります。

伝 送 距 離 Max.1km
防塵・防水構造 IP65

（圧力補正付）※：アナログとパルスの同時出力が可能。

■ 流量範囲（飽和蒸気）（固定換算タイプ）kg/h

圧力 MPa
呼び径 mm

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

15

11.4〜64.4

11.7〜79.4

12.4〜94.3

13.6〜109

14.8〜12325

23.5〜216

27.0〜267

30.3〜317

33.4〜367

36.3〜416

40

39.4〜431

45.3〜532

50.8〜631

56.0〜730

60.9〜82950

64.5〜720

74.2〜888

83.2〜1050

91.6〜1210

99.7〜1380● 圧力補正付

内蔵している圧力センサの信号を使用して、体積流量から質量流量へ換算します。
● 固定換算タイプ

変換器に設定した圧力値（固定値）を使用して体積流量から質量流量へ換算します。

80142〜1600

163〜1980

183〜2350

202〜2720

219〜3080100

243〜2770

280〜3420

314〜4060

346〜4700

376〜5330150

530〜6030

609〜7430

683〜8820

752〜10200

818〜11500（詳細は一般仕様書 GBD625 をご参照ください）

炉やボイラー、空調設備などの都市ガス
都市ガス使用量の管理に最適です。
特長

アプリケーション（設置例）

デルタフローペット-DX● ガス流量を標準状態（0℃、1atm）にて正確に測定可能。

飽和蒸気

都市ガス

● センサはシースパイプで保護され、可動部も無く耐久性に優れたシンプルな構造。
高精度形
マスフローモニタ

高精度形マスフローモニタ

給 水ボイラーフローペット-5G■ 標準仕様流体

温度 0 〜 60 ℃

周囲温（結露なきこと）
度 0 〜 60 ℃

圧

力

範

囲 0 〜 0.7 MPa（オプション：0.98MPa）

直 線 性（再現性含む） フルスケールの±1 % 以内
圧

力呼損
び表

■ 流量範囲圧力 MPa
呼び径 mm0.40.50.6

出2540〜600
167〜2500

電80500〜7500

ケ

7セグメント 8桁LCD（バックライト付、単位表示あり）
・瞬時流量［m3/h（normal）］、［L/min（normal）］
3・リセット可能積算、累積積算［m（normal）］
・円換算（累積積算、瞬時流量、リセット可能積算）
LED×2点（アラーム時点灯）

表示器は90°ステップで回転可能

流量パルス（オープンコレクタ出力、容量：30VDC・20mA、パルス幅1〜240ms任意設定可能）
力※ 流量アナログ（4-20mADC、最大負荷抵抗500Ω）、アラーム（2点、オープンコレクタ出力）※：出力は任意の2点を選択できます。

0.740、50（詳細は一般仕様書 GBF301 をご参照ください）

4示

L/min(normal)

0.3

失 1.7kPa以内（都市ガス）、2.1kPa以内（空気、窒素）
径 25mm、40mm、50mm、80mm

源 24VDC±10%
ーブ

MAX100mA

ル コネクタ付４心シールドケーブル 3m付き：製品形式にて「ケーブル付」の場合に付属工業用水／工業用水、循環水、冷却水の計測に最適です。
冷却水
アプリケーション（設置例）

工場
呼び径600mmまで

冷却水

呼び径300mmまで

冷却水

呼び径150mmまで

冷却水

河川水または井水

ポンプ

既設配管の切断不要！クランプオン式で配管外側からの取付が可能、設置費用が削減できます。
■ 標準仕様Psonic-S1● 検出器仕様

適用

流体

超音波が伝搬する均一液体 ( 上水、下水、工業用水、河川水、海水、純水など )濁度：10000mg/L ( 度 ) 以下
注）気泡を含まないこと。注）スラリー液は対応不可。
注）水以外の流体の場合は弊社までお問い合わせください。

流 体 温 度 範 囲 −20〜60℃（検出器周囲温度も同等）
呼び
径 25〜600mm
配管材

鋼管、SUS 管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、銅管など超音波を安定して透過する材質の管質 ※１：配管の材質や状態によっては最大適用口径を満たせない場合があります。
※２：ライニング管の場合は、ライニングが原管に密着していることが必要です。
（ライニング材質は、タールエポキシ、モルタルなど）

流 速 計 測 範 囲 0 〜 ±10m/s
測線数 1 測線
測定
方式 超音波パルス伝搬時間差方式
25 〜40mm
表す量の ±2.5%（ただし流速 1m/s 未満の場合、±0.025m/s）
50 〜90mm
工 場
100〜250mm
校 正
精 度 300〜600mm■ 流量範囲 （管内径＝呼び径とした場合の、各呼び径における最大流量の参考値）
呼び径（mm） 最大流量（m3/h）

呼び径（mm） 最大流量（m3/h）

呼び径（mm） 最大流量（m3/h）

2517.6150636

45057204045.22001130

5007060

5070.6250

1760

5508550

600

10100

801803002540

1002823503460125441

400

4520

表す量の ±2.0%（ただし流速 1m/s 未満の場合、±0.020m/s）
表す量の ±1.5%（ただし流速 1m/s 未満の場合、±0.015m/s）
表す量の ±1.0%（ただし流速 1m/s 未満の場合、±0.010m/s）
注）体積流量計測時の仕様です。
注）液体が満管かつ理想的な流速分布であることが必要です。
注）規定の必要直管長を確保した上、流速が 0.3m/s 以上であることが必要です。

検保

出 器 材
護等

質 樹脂（PBC、PMMA）
級 標準：IP65（オプション：IP67）（詳細は一般仕様書 GBM006 をご参照ください）

河川水に含まれる浮遊物質（SS）、井水に含まれる砂にも強い流量計です。
デルタフローペット-DX■ 標準仕様
● 本体部

● 変換器

ウエハ形、接続、フランジ JIS10、16、20、30K
ASME/JPI 150、300

精流

アナログ出力 4〜20mA at 0〜F.S.

体温周 囲 温 度 −20〜＋60℃

度 表わす量の±1％

伝 送 距 離 Max.1km
オープンコレクタ
パルス出力（容量：30VDC, 20mA） 供 給 電 源 24VDC±10％

度 −30〜＋200℃※：アナログとパルスの同時出力が可能。

最 高 使 用 圧 力 5MPa（但しフランジ規格による）■ 流量範囲表（水用）
呼 び 径（ m m ）1525405080

100

150

流量範囲（m 3 /h）

0.3〜60.7〜20

1.3〜48

2.0〜794.6〜172

11〜29633〜6450.001 m3/P（1L/P）

標準パルス単位（詳細は一般仕様書 GBD625 をご参照ください）

冷水だけでなく温水計測（熱管理用）にも対応可能な流量計です。
MEメータ■ 標準仕様
適用流体
冷水用
項目
呼び
径 40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
フ ラ ン ジ 規 格 JIS 10K RF相当またはASME 150 RF相当
最 高 使 用 圧 力 1MPa
使 用 温 度 範 囲
0〜50℃
蓋ポリアセタール樹脂
ケー
ス 鋳鉄（全面粉体塗装）
内 部 機 構
合成樹脂、ステンレス鋼
表
示部 数字車、指針併用式
塗装色
青色
精度 ±２％以内、ただし、計測最小下限では±5％以内
取付姿
勢 表示部、下向きを除き自由

温水用

主要部材料

0〜130℃

耐熱樹脂、ステンレス鋼
赤色■ 流量範囲表● 冷水用

呼 び 径（mm）

40506580100125150200250

300

流量範囲（m3/h）

0.30〜60

0.30〜90

0.40〜120

0.50〜200

0.80〜300

1.8〜350

2.0〜600

4.0〜1200

6.0〜1600

12.0〜2000

250300● 温水用

呼 び 径（mm）

4050

65

80

100

125

150

200

流量範囲（m3/h）

0.60〜20

0.60〜30

1.0〜60

1.4〜902.0〜140

3.5〜200

4.5〜300

8.0〜500

15.0〜1000 25.0〜1200（詳細は一般仕様書 GBT203 をご参照ください）5

汚れに強い！可動部がない！納得の価格！
工作機械、温調機などの流量監視用に最適です。
特長

アプリケーション（設置例）● ユーティリティおよび各種実験でのフローモニターとして最適。

Eggs DELTAⅡ● LCD（オレンジ背景）、バーグラフ表示を採用のほか、大きく見易い単位表示により高い視認性を獲得。

冷却水● 瞬時流量（毎分、毎時）および積算流量（L）をデジタル表示。
● 4-20mA出力またはパルス出力のいずれかを選択のほか、同時出力も可能。
● 電池駆動タイプあり。（電池交換可能）

Eggs DELTA Ⅱ

工作機械・温調機など■ 標準仕様機

種呼び接体

温度

フルスケールの±2％度−10 〜＋80 ℃

液部

材

PPS樹脂料表

金属製Rc めねじ

0.98ＭＰａ最 高 使 用 圧 力
接

金属継手

樹脂製R おねじまたは樹脂製NPT おねじ

続精
流標準形
4、8、15、25mm

径

示

瞬時流量、積算値

電源

電池式または外部電源式

出力 ※1

PPS＋ステンレス

流量パルス、流量アナログ、アラーム※1：パルス＋アラームまたはパルス＋アナログ＋アラームの同時出力も対応可能です。

■ 流量範囲表● 標準タイプ

呼 び 径（mm）

481525流 量 範 囲（L/min）

0.4〜4

1.1〜15

2.8〜458.3〜133（詳細は一般仕様書 GBD626 をご参照ください）

燃料油

燃料油計測の定番です。

特長

アプリケーション（設置例）● 高耐久性。
燃料油● 表示向きを上下150°の間で調整可能。

デルタフローペット-DX

フローペット-5G
飽和蒸気● 電池駆動タイプあり。
（電池交換可能）フローペット-5G

給 水ボイラーフローペット-5G■ 標準仕様● 計数部

L C D 表 示 器 7セグメント8桁 文字高さ14mm および 単位表示と電池電圧低下警報表示付
電表

源示

項

リチウム電池または外部電源●リチウム電池：3.6V専用ユニット電池 寿命：8年（使用条件により異なる）● 外部電源：12〜50VDC±10% (電流容量10mA以上)

目 積算流量表示、瞬時流量表示(毎時、毎分)、リセット積算表示
オープンドレイン（オ−プンコレクタ相当）
許容電流：20mA

出 力 信 号
(発信器付の場合)

補正パルス
パルス幅 1ms、50ms、100ms、250ms

最大印加電圧：30V
未補正パルス
パルス幅 2ms（固定）ア ラ ー ム 出 力 オープンドレイン（オープンコレクタ相当） ２点
ア ナ ロ グ 出 力 4〜20mADC
周 囲 温 度 −10〜＋60℃■ 流量範囲形● 油用流量範囲

呼び径式mm

流量範囲 L/h
灯

油LS4976

2010〜800

7〜800

5〜800

3247LS5076

20150〜1600

80〜2000

50〜2000

1440LS5276

25

300〜3000

150〜3800

80〜3800

1356LS5376

40

600〜5000

300〜6400

150〜6400

1330LS5576

40

1200〜11000

600〜14000

400〜14000

2554LS5676

50

2000〜20000 1400〜24000

900〜24000

2755

● 本体部

流

体 温 度 0〜＋120℃
最 高 使 用 圧 力 1.18MPa（フランジ規格：JIS10KRF）
精度 表わす量の±0.5%以内（詳細は一般仕様書 GBB324 をご参照ください）

6最大流量時の圧力損失 kPa油（A重油） 重油（5mPa・s以上200mPa・s未満） 灯油 1.2mPa・s 重油 19mPa・s

軽無線ネットワーク 920MHz無線！
流量信号の無線送信に最適です。
システム

センサ＋無線デバイス＋モニタリングツール

全てオーバルがまとめてご提供！
安 価！ かんたん！
IoT 導入！

無線計測！

巡回不要！

記入ミス防止！

記入漏れ防止！

作業効率向上！

無線親機ユニット
形式：EL9200-EN-NNNA-□

パソコン

スマホ／モバイル

流量情報・バッテリー情報・エラー情報
自動かつ定期的に送信！

容積流量計
FLOWPET-5G（無線通信タイプ）
形式：LS□□7□-50W□

渦流量計
EggsDELTAⅡ（無線通信タイプ）
形式：FLM□□-1W□□□

デモ機をご用意！
お申込みは WEB から！

無線子機ユニット（パルス入力仕様）
形式：EL9210-V□-NNNA-□＋
パルス出力付き流量計
またはパルス出力付き積算計（他社製品も可）（詳細は一般仕様書 FLOWPET-5G：GBB324、Eggs DELTAⅡ：GBD626、Link920：GET001 をご参照ください）

7

工場のDX推進化に最適です。多種多様な現場情報を「低コスト」かつ「簡単」に一元収集！

かんたん・安価に「工場まるごと見える化！」［多様な現場情報を一元収集］［よく飛ぶ 920MHz 無線］［簡単後付け］
温度−30℃対応温度センサノード（詳細はカタログ CET009 をご参照ください）

電 力（ 電 流 ）

温 度・湿 度・照 度

エネルギーハーベスト型
電流（交流）センサノード

温・湿・照度ノード（詳細はカタログ CET010 をご参照ください）

CO₂濃 度流 量（ 液 体・気 体・蒸 気 ）ボイラ周りの油や水圧縮空気や窒素ガス蒸気

ミスター省エネ対応
フローペット -5G

ミスター省エネ対応
Eggs DELTAⅡ

電池式渦流量計（EX DELTA Ⅱ）＋流量パルス入力ノード（詳細は一般仕様書 GET011 をご参照ください）

CO₂ノード（詳細はカタログ CET008 をご参照ください）

人の 動 きリモート I/O

4 〜 20mA
アナログ出力リモート I/O ノード•アナログ入力ノード•流量パルス入力ノード•温度入力ノード•Modbus/RTU ノード•ルーター（詳細は一般仕様書 GET012 をご参照ください）

各種アナログ出力計器

人感ノード

耐圧防爆形ミスター省エネ

デジタル出力（接点・電圧など）

各種デジタル（ON/OFF）
出力計器

リモート I/O ノード（詳細はカタログ CET012 をご参照ください）

デモ機をご用意！
お申込みは WEB から！
（注）ミスター省エネはセイコーインスツル株式会社の登録商標です。
● 当カタログの仕様は令和5年10月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8
本社：TEL.（03）3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.
（06）
6190-6960
営業所：北海道・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・名古屋・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分
0810 2310 2310S (1000)