Pressure Transmitters

圧力トランスミッター
耐薬液 / 耐酸性テフロン / SUS 仕様
本質安全防爆 仕様

ショートフォーム カタログ

（南森町八千代ビル7F）

e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp

URL: http://www.krone.co.jp
CG40199-0004-01 2024/2

耐薬液 / 耐酸性テフロン

耐薬液 / 耐酸性テフロン

MSP-1000

MSP-2000

Pressure Transmitter

Integral Display withPressure Transmitter

概

要

仕

耐薬液用圧力トランスミッターとして腐食性の強い環境における様

概• 適用可能な媒体：

プロセス圧力の測定制御に適しています。

要

仕耐薬液用圧力トランスミッターとして腐食性の強い環境における• 適用可能な媒体：

超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)

プロセス圧力の測定制御に適しています。

テフロンハウジングに耐薬液センサを搭載しており、半導体にお超アルカリ、超純水

テフロンハウジングに耐薬液センサを搭載しており、半導体にお超アルカリ、超純水

ける耐薬品性・耐溶剤性が要求される液晶産業や化学工場など• 適用可能なフィールド：ける耐薬品性・耐溶剤性が要求される液晶産業や化学工場など• 適用可能なフィールド：用途に適しています。

爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域

超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)

用途に適しています。

爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域• 表示：表示無し• 表示：3桁赤色LED表示• ケーブル：3 m（標準）特特• 圧力継手：長

PT.MF 1/2". PT.MF 3/8', PT.MF 1/4"
【他の継手にも対応可能です】

・高精度• ケーブル：3 m(標準)長• 圧力継手：• 高精度

PT.MF 1/2". PT.MF 3/8', PT.MF 1/4"

• 小型＆軽量なデザイン【他の継手にも対応可能です】

・小型＆軽量なデザイン• 接液部材質：ダイアフラム PTFE

• 優れた耐薬品性• 接液部材質：ダイアフラム PTFE・優れた耐薬品性• 圧力レンジ：0〜0.8 MPa• 3桁赤色LED表示• 圧力レンジ：0〜0.8 MPa

・CE Certiﬁcation• 耐圧：FS×2• CE Certiﬁcation• 耐圧：FS×2.0• 動作温度範囲：0〜120 ℃• TUV Certiﬁcation• 動作温度範囲：0〜120 ℃• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 電源電圧：18-30 VDC

寸 法 (mm)• 電源電圧：18-30 VDC

寸 法 (mm)• 出力：4-20 mA• 出力：4-20mA• 負荷抵抗：500 Ω（DC 24 Vの時）

• 負荷抵抗：500Ω（DC 24Vの時）• 結線：2線式• 結線：2線式• 精度：±0.5 ％FS• 精度：±0.5 ％FS• 精度個別仕様：• 精度個別仕様：

直線性：±0.2 ％ of Span

直線性：±0.2 ％ of Span

再現性：±0.1 ％ of Span

再現性：±0.1 ％ of Span

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)• 構造：室内での使用• 構造：室内での使用

型式選定

2様

型式選定
MSP1000PE

MF 1/4Pressure
Transmitter

Materialof Body

FItting

PE : PTFE
PP : PPMF : Male Flare
RP : PT8K

D24

Size

Range

Power

1/4 : 1/4”
3/8 : 3/8”
1/2 : 1/2”

Pressure : 0-8K

D24 : DC 24V

MSP2000

PERP 1/4

Integral
Display withPressure
Transmitter

Materialof BodyFItting

PE : PTFE
PP : PPMF : male Flare
RP : PT8K

D24

SizeRangePower

1/4 : 1/4”
3/8 : 3/8”
1/2 : 1/2”

Pressure : 0-8K

D24 : DC 24V

3耐薬液 / 耐酸性テフロン

耐薬液 / 耐酸性テフロン

MSP-2000PK

MSP-3000

Acid proof integral display + S/Wwith pressure transmitter

Integral Display+ Switch withPressure Transmitter

概要

耐薬液用圧力トランスミッターとして腐食性の強い環境におけるプロセス圧力の測定制御に適しています。

仕様• 適用可能な媒体：

概要

仕耐薬液用圧力トランスミッターとして腐食性の強い環境における様• 適用可能な媒体：

超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)

プロセス圧力の測定制御に適しています。

テフロンハウジングに耐薬液センサを搭載しており、半導体にお超アルカリ、超純水

テフロンハウジングに耐薬液センサを搭載しており、半導体にお超アルカリ、超純水ける耐薬品性・耐溶剤性が要求される液晶産業や化学工場など• 適用可能なフィールド

ける耐薬品性・耐溶剤性が要求される液晶産業や化学工場など• 適用可能なフィールド：用途に適しています。

爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域• 表示：4桁赤色LED表示

超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)

用途に適しています。接点はNPNオープンコレクタ方式で動作し爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域ます。

• 表示：3桁赤色LED表示• ケーブル：3 m(標準)特長• 圧力継手：M6 インラインタイプ• 接液部材質：ダイアフラム PTFE

• ケーブル：3 m(標準)特• 圧力継手：長

PT.MF 1/2". PT.MF 3/8', PT.MF 1/4"

• 高精度

• 圧力レンジ：0〜10 MPa【他の継手にも対応可能です】• 高精度• 優れた耐薬品性• 耐圧：FS×1.5• 優れた耐薬品性• 接液部材質：ダイアフラム PTFE

• 各機能を簡単に設定可能• 動作温度範囲：0〜120 ℃• 各機能を簡単に設定可能• 圧力レンジ：0〜0.8 MPa• 3桁LED表示• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 4桁LED表示• 耐圧：FS×2.0• 電源電圧 : 18-30 VDC• 4〜20mA電流出力＆High/Low接点ポイント• 動作温度範囲：0〜120 ℃• 出力 : 4-20 mA• 圧力レンジとスケーリングを個別に設定可能• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 消費電流：50mA（動作時）• 電源電圧：18-30 VDC• 電気接続：5線式• 精度：±0.5 ％FS• 出力：4-20mA

寸 法 (mm)• 負荷抵抗：500Ω（DC 24Vの時）• 精度個別仕様：• 結線：2線式

直線性：±0.2 ％ of Span

• 精度：±0.5 ％FS

再現性：±0.1 ％ of Span

• 精度個別仕様：

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

直線性：±0.2 ％ of Span

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)

再現性：±0.1 ％ of Span

• 構造：室内使用向け

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span
長期安定性：±0.2 ％ (1年間)• 構造：室内での使用

寸 法 (mm)

型式選定※ケーブルの種類や製品仕様に応じて上記情報が異なる場合があります。添付の試験報告書を必ずご確認ください。

4MSP3000

PE

Integral
Display + S/Wwith Pressure
Transmitter

Materialof Body
PE : PTFE
PP : PPF 1/28K

D24

FItting

Size

Range

PowerF : Flange

1/4 : 1/4”
3/8 : 3/8”
1/2 : 1/2”

Pressure : 0-8KD24 : DC 24V

5耐薬液 / 耐酸性テフロン

耐薬液 / 耐酸性テフロン

MSP-4000

MSP-4000S

Pressure Transmitter

Acid proof slurry pressure transmitter

概

要

仕

耐薬液用圧力トランスミッターとして腐食性の強い環境における様

概• 適用可能な媒体：

プロセス圧力の測定制御に適しています。

要

耐薬液用圧力トランスミッターとして腐食性の強い環境における超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)

プロセス圧力の測定制御に適しています。

テフロンハウジングに耐薬液センサを搭載しており、半導体にお超アルカリ、超純水

テフロンハウジングに耐薬液センサを搭載しており、半導体における耐薬品性・耐溶剤性が要求される液晶産業や化学工場など• 適用可能なフィールド：ける耐薬品性・耐溶剤性が要求される液晶産業や化学工場など用途に適しています。

爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域• 表示：表示無し

用途に適しています。
また高密度スラリーまたはその他の異なる汚染環境での使用にも適しています。

• ケーブル：3 m(標準)特様• 適用可能な媒体：
超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)
超アルカリ、超純水、CMPスラリー• 適用可能なフィールド：爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域• 表示：表示無し• ケーブル：3 m(標準)• 圧力継手：長

仕• 接液部材質：ダイアフラム PTFE

• 高精度

• 圧力レンジ：0〜0.8 MPa• 高精度• 圧力レンジ：0〜1.0 MPa• 優れた耐薬品性• 耐圧：FS×2.0• 優れた耐薬品性• 耐圧：FS×1.5• オールインワン配管システムへ対応可能• 動作温度範囲：0〜120 ℃• オールインワン配管システムへ対応可能• 動作温度範囲：0〜120 ℃

寸 法 (mm)長• 圧力継手：MF 1/2”. MF 3/8”.

特• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 電源電圧：18-30 VDC• 電源電圧：18-30 VDC• 出力：4-20 mA• 出力：4-20 mA、1-5 VDC、0-10 VDC• 負荷抵抗：500Ω（DC 24Vの時）• 負荷抵抗：500Ω（DC 24V）

• 電気接続：2線式• 電気接続：2線式（4-20 mA）、3線式（1-5 VDC/0-10 VDC）

• 精度：±0.5 ％FS• 精度：±0.5 ％FS• 精度個別仕様：• 精度個別仕様：

直線性：±0.2 ％ of Span

直線性：±0.2 ％ of Span

再現性：±0.1 ％ of Span

再現性：±0.1 ％ of Span

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)• 構造：室内使用向け—-• 接液部材質：ダイアフラム PTFE

• 構造：室内使用向け寸 法 (mm)

型式選定
MSP4000

PEPressureTransmitter

Materialof Body
PE : PTFE
PP : PP6MF 3/88K

D24FItting

SizeRangePowerMF : male Flare

1/4 : 1/4”
3/8 : 3/8”
1/2 : 1/2”

Pressure : 0-8K

D24 : DC 24V※ケーブルの種類や製品仕様に応じて上記情報が異なる場合があります。添付の試験報告書を必ずご確認ください。

7本質安全防爆 / SUS316L

本質安全防爆 / 耐薬液 テフロン / SUS316L

MSP-5000

MSP-5000TP

Intrinsic Safety Pressure Transmitter
Intrinsic Safety Explosion Proof Certiﬁcation

Intrinsic Safety Pressure Transmitter
Intrinsic Safety Explosion Proof Certiﬁcation

概概要仕様

要仕様

本質安全防爆仕様の圧力トランスミッターです。

• 防爆構造：本質安全防爆

本質安全防爆仕様の圧力トランスミッターです。爆発の危険性が• 防爆構造：本質安全防爆

爆発の危険性がある環境における処理圧力の測定制御に適して• 防爆仕様：Ex ia IIC T4. IP65

ある環境におけるプロセス圧力の測定制御に適しています。

• 防爆仕様：Ex ia IIC T4. IP65

います。本質安全防爆等級Ex ia IIC T4. IP65を取得品としてプラ• 稼働環境：危険区域

本質安全防爆等級Ex ia IIC T4. IP65を取得品としてプラントの爆• 稼働環境：危険区域

ントの爆発破壊事故防止にご利用いただけます。

• 表示：表示無し

発破壊事故防止にご利用いただけます。テフロンハウジングに耐• 表示：表示無し• ケーブル：2 m(標準)薬液センサを搭載しており、半導体における耐薬品性・耐溶剤性• ケーブル：5 m(標準)• 圧力継手：PT1/2“，PT3/8”，PT1/4“が要求される液晶産業や化学工場など用途に適しています。

• 圧力継手：特長• 接液部材質：シリコンダイアフラム

PT,PF1/2“，PT,PF3/8”，PT,PF1/4“• 圧力レンジ：【他の継手にも対応可能です】• 高精度

0〜0.06 ... 3.5 MPa（ゲージ圧）

特• 安全かつスマートなデザイン

0〜1.00 ... 35 MPa（絶対圧）• 高精度• 圧力レンジ：0〜0.5 MPa、0〜1 MPa• 安全かつスマートなデザイン• 耐圧：FS×1.5• 本質安全防爆認証 Ex ia IIC T4. IP65

• 動作温度範囲：0〜+120 ℃• 絶縁バリヤとの併用使用• 温度影響補償範囲：0〜+80 ℃• 本質安全防爆認証 Ex ia IIC T4. IP65

• 耐圧：FS×2.0• 絶縁バリヤとの併用使用• 動作温度範囲：‑40〜+120 ℃（‑20〜+70℃※）※• 温度影響補償範囲 : ‑20〜85 ℃（0〜+50℃ ）• CE認証長※0.1 MPa以内の圧力レンジに適用

寸 法 (mm)• 接液部材質：ダイアフラム PFA• 電源電圧：18-30 VDC• 電源電圧：18-30 VDC• 出力：4-20 mA• 出力：4-20 mA (Max 22 mA)• 負荷抵抗：500Ω（DC 24Vの時）• 負荷抵抗：500Ω（DC 24Vの時）• 電気接続：2線式• 電気接続：2線式• 精度：±0.5 ％FS• 精度：±0.25 ％FS• 精度個別仕様：• 精度個別仕様：

直線性：±0.2 ％ of Span

直線性：±0.1 ％ of Span

再現性：±0.1 ％ of Span

再現性：±0.015 ％ of Span

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

ヒステリシス：±0.1 ％ of Span長期安定性：±0.2 ％ (1年間)

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)• 構造：室内使用向け

寸 法 (mm)

型式選定

8MSP5000PEPT 3/8PressureTransmitter

Materialof BodyFItting

SS : SUS316L

RP : PT8K

D24

SizeRangePower

1/4 : 1/4”
3/8 : 3/8”
1/2 : 1/2”

Pressure : 0-50K

D24 : DC 24V※ケーブルの種類や製品仕様に応じて上記情報が異なる場合があります。添付の試験報告書を必ずご確認ください。

9

SUS316L

本質安全防爆 / SUS316L

MSP-6000

MSP-7000

Integral Display+ Switch
with Pressure Transmitter

Bar-Graph +Switch
with Pressure Transmitter

概要仕腐食性の強い環境下でのプロセス圧力の測定・制御やスイッチ様概• 適用可能な媒体：機能が必要な一般産業＆半導体製造装置＆液晶製造装置等に適しています。

要仕

耐酸性の圧力電送器です。特に腐食性の強い環境下でのプロセ

超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)

ス圧力の測定・制御に適しております。化学工場やメッキ工場，染超アルカリ、超純水色工程などの環境に優れた耐性を持つ製品です。

• 適用可能な媒体：
超酸 (フッ酸、硝酸、硫酸)
超アルカリ、超純水• 適用可能なフィールド：• 適用可能なフィールド：爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域

特長• 表示：4桁LED表示• 圧力フランジ：• 優れた耐薬品性• 各機能を簡単に設定可能• 4桁LED表示• 圧力レンジとスケーリングを個別に設定可能• CE認証寸 法 (mm)• 防爆仕様：Ex d IIB T4. IP67（オプション）

長• 表示：4桁LED表示• 高精度• ケーブル：無し

フランジ3/4”(標準)• 優れた耐酸性＆耐薬液性• 圧力フランジ：【他のフランジにも対応可能です】• 各機能を簡単に設定可能• 接液部材質：ダイアフラム PTFE

• 4〜20mA電流出力＆High/Low接点ポイント

爆発性ガスや液体が常に存在する非危険区域

特• ケーブル：無し• 高精度様フランジ3/4”(標準)【他のフランジにも対応可能です】• 4桁LED表示＆3桁-FND High/Low 2リレー接点表示• 圧力レンジ：0〜0.8 MPa• 4〜20mA電流出力＆High/Low接点ポイント• 接液部材質：ダイアフラム PTFE

• 耐圧：FS×2.0• 高輝度バーグラフによる視認性の向上• 圧力レンジ：0〜0.8 MPa• 動作温度範囲：0〜120 ℃• 圧力レンジとスケーリングを個別に設定可能• 耐圧：FS×2.0• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 動作温度範囲：0〜120 ℃• 電源電圧：18-30 VDC• 温度影響補償範囲：0〜80 ℃• 出力：4-20 mA• 電源電圧：18-30 VDC

寸 法 (mm)• 電気接続：4線式• 出力：4-20 mA• 精度：±0.5 ％FS• 電気接続：4線式• 精度個別仕様：• 精度：±0.5 ％FS

直線性：±0.2 ％ of Span

• 精度個別仕様：

再現性：±0.1 ％ of Span

直線性：±0.2 ％ of Span

ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

再現性：±0.1 ％ of Span

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)ヒステリシス：±0.2 ％ of Span

• 構造：室内使用向け

長期安定性：±0.2 ％ (1年間)• 構造：室内使用向け（IP67オプションは室外使用可）

型式選定

10

型式選定
MSP6000

PE

Integral
Display+ S/Wwith Pressure
Transmitter

Materialof Body
PE : PTFEPG : PFASS : SUS316L

F 3/48K

D24MSP7000

PEBar-Graph +S/W withPressure Transmitter

Materialof Body

FItting

SizeRange

PowerF : Flange

1/4 : 1/4”
3/8 : 3/8”
1/2 : 1/2”

Pressure : 0-8K

D24 : DC 24V

MSP7000 : Non explosion proof type
PE : PTFE
MSP7000Ex : Explosion proof type SL : SUS316L

F8K

D24FItting

SizeRange

PowerF : Flange

1/2 : 1/2”
3/4 : 3/4”
1/1 : 1/1”

Pressure : 0-8K

D24 : DC 24V

11