ガスセンサ
セレク
セレ
クシ
ション
ンガイ
ガ ド

保証/ 是正措置
Honeywell は、製造した製品に材質の欠陥および仕上がり上の欠陥がないことを保証いたします。Honeywell と書面による別段の合意がない限り、Honeywell の標準の製品保証が適用されます。個別の保証の詳細については、お手元の注文承諾書をご確認いただくか、または地域の営業所にお問い合わ
せください。保証期間中に製品をHoneywell に返送された場合、Honeywell
はその裁量において、欠陥が確認された製品については無償で修理または交換いたします。上記は買い手側に対する唯一の是正措置であり、商品性もし
くは適合性に関する保証を含むすべての明示的または黙示的保証にかわるものです。Honeywell は、いかなる場合であっても結果的、特殊、間接的な損害について賠償責任を負わないものとします。

警告
文書の誤用
 このカタログに掲載されている情報は、参考を目的としたものです。製品の取り付けに際し、本書に記載されている情報を使用することはできません。
 取り付け、操作、保守に関する情報は、各製品の指示書にすべて記載されています。
これらの指示書に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

Honeywell は、文献およびHoneywell のWeb サイトを通じて製品の利用に関するサポートを行っていますが、用途に対する製品の適合性の判定につい

安全確保の用途に対応した設計がされていない製品向けてはお客様の責任となります。
仕仕様は、予告なく変更されることがあります。本書の内容につきましては万警告

全を期しておりますが、使用に関しては責任を負いかねますのでご了承くだ

身体の損傷

さい。

これらの製品は、安全装置や緊急停止装置として使用すること、または製品の不具合により身体の損傷をもたらす可能性がある用途に使用することはできません。
これらの指示書に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。
安全確保の用途に対応した設計がされている製品向け

警告
生命または財産に対する危険
生命または財産に対する危険を伴う用途では、システム全体で危険に対応できる設計を保証することができない場合、および全シ
ステム内で目的の用途においてこの製品が正しい定格および取り付け方法で使用されることを保証できない場合は、この製品を絶対に使用しないでください。
これらの指示書に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

日本ハネウェル株式会社
セーフティ & プロダクティビティ ソリューションズ
センシング & IoT〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
電話：03-6730-7208

FAX：03-6730-7224

http://sensing.honeywell.jp

2017 年 6 月
Copyright © 2017 Honeywell International Inc. All rights reserved.

はじめにCity Technologyは、可動式および固定式の安全システムとガス排出モニタリ
ングに使用されているガスセンサの設計・製造に関してグローバル市場をリードしています。City Technologyは、1977年のロンドンのシティ大学キャンパスでの小規模なものから始まり、英国、ドイツおよび中国に400人を超える社員を抱える国際的な企業へと発展を遂げました。

City Technologyは、13万人以上の従業員と年間売上数十億ドルを誇り数々のテクノロジー事業を手掛ける国際企業ハネウェルの傘下にあります。ハネウェ
ル有数のガスセンサのブランドとして、City Technologyは、Sensoricなどガス検知に特化した様々な用途で、28種のガスを検知する300以上の製品を含む幅広い種類のガスセンサを市場に供給しています。
現在5,000万以上の人々の信頼を得ている我が社のセンサがご家庭と職場での皆様の安全を守ります。これは、革新的な技術を通じてガス検知の品質向上を目指す我が社のひたむきな献身の証しです。

目次
製品シリーズのご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3セクション1 - 製品比較表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4セクション2 - 寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

登録商標
AutoNO®およびAutoO2®

IRceL®

自動車用センサは、排出ガス分析機器の一酸化窒素および酸素の計測に使用されるよう設計されています。

IRceL® センサは小型赤外線ガスセンサで、ガス濃度計測に非分散型赤外線（ NDIR ）技術を使用しています。IRceL® には最新の非焦点光学系デザインと技術が活用され、小型の業界標準 4 Series
エンベロープの中で高い性能を誇っています。

CiTiceL®

有毒ガスおよび酸素の計測用電気化学式センサの CiTiceL® 製品は、固定式およびポータブルの用
途に様々な形式で使用されています。

MediceL®

MediceL® のセンサは、医療用の用途での使用に特化して設計されています。センサは、酸素、一酸化窒素および水素の測定に使用されています。

CiTipeL®

可燃性ガス検出用ペリスタの CiTipeL® 製品は、固定式・ポータブル両方の用途に様々な形式で使用されています。

ECOSURE®

ECOSURE 一酸化炭素センサは、家庭用・商業用 CO アラームに広く使用されています。これらのセンサは自動車製造に使用され、家庭用 CO アラームや火災報知器、地下駐車場の CO モニタリン
グなどの用途の長期使用および自動運転用に設計されています。

MICROceL®

画期的な MICROceL® センサによって電気化学式ガスセンサの小型で機能の充実した製品が可能になっています。製品には、酸素、一酸化炭素および硫化水素センサがあります。

IMES®

IMES® は有毒ガス用 MICROceL® 製品の集電装置用に射出成形されたエラストマーシールの登録商標です。

MICROpeL®

MICROpeL® によって認可済み可燃性ガスセンサの小型で機能の充実した製品が可能になっています。

page:2

製品シリーズのご紹介

28種のガスを検出する300以上の製品によって、City Technologyは現在、幅広い種類のガ
スセンサを市場に供給しています。
具体的な用途に合わせた様々な異なる形式のセンサを取り揃えています。主な製品シリーズは以下の通りです。

3 Series

City Technologyの有毒ガスセンサ製品シリーズの数々は本来、工場の安全目的、燃焼排気ガス排出のモニタリング、環境大気モニタリングおよび医療ガス分野で使用されるよう設計されています。幅広い種類のセンサはこの形式で提供されており、多くは4〜20 mAまたはmVの伝送基板付きです。

4 Series

4 Series製品は業界標準で、ポータブルのガス検知器での使用を目的としています。これらの製品には、二酸化炭素と炭化水素用の赤外線を使用したセンサおよび可燃性ガス検知用の認可済みペリスタのほか、酸素と膨大な有毒ガスを検知するセンサがあります。

5 Series

City Technologyの質の高いガスセンサ製品は、燃焼排気ガス分析および燃焼効率モニターの過酷な環境で最適な性能を保証するよう設計されています。センサは、水素補正済み一酸化炭素センサのほか、酸素、一酸化炭素、一酸化窒素、二酸化窒素および二酸化硫黄に使用できます。

7 Series

7 Series製品は、酸素および数々の有毒ガスなどの一般的なガスの検知に適しています。
センサは、ポータブルまたは固定式のガス検知器としての使用および医療用ガス分野での使用に適しています。

MICRO

MICROceL®およびMICROpeL®は、City Technologyの小型で機能の充実したセンサです。製品には酸素、一酸化炭素、硫化水素および認可済み可燃性ガスセンサなどがあります。

ECOSUREECOSURE®製品は、家庭用や商業施設用の高機能CO検知器として設計されています。

Sensoric

City Technologyがお届けする電気化学式有毒ガスセンサのSensoric製品は、特にきわめて毒性の強いガスの検知に関して、その優れた機能によって世界的に認められています。

20種以上のガス検出能力を備えたSensoricは、数々の有毒ガスセンサを市場に提供しています。一般的な用途には、世界の半導体業界、食品製造・冷蔵および鉱業・冶金業界でのウエハー製造があります。Sensoricセンサには、業界標準の4 Seriesおよび7 Series形
式だけでなく、Sensoric製品に固有のminiおよびclassicシリーズがあります。すべてのSensoricセンサには、4〜20 mA伝送基板を用意しております。

www.citytech.com

page:3

製品比較表
ガス種類

技術

対象

機器種類

製品シリーズ

フィルタ

アンモニア
（NH3）

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル／固定

Sensoricなし

アルシン（AsH3）

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル／固定

Sensoric

二酸化炭素（CO2）
一酸化炭素

赤外線

工場の安全目的

ポータブル

4 Series

および硫化水素

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル

4 Series

COチャネルでのH2S除去のためポータブル

4 Series
7 Seriesなし
なし

Sensoricなし

固定

3 Series

なし

ポータブル／固定

Sensoric

なし（CO / H2S）

ポータブル／固定

塩素（Cl2）

二酸化塩素（ClO2）

電気化学式

電気化学式

なし
H2Sフィルタなし

工場の安全目的

工場の安全目的

page:4

製品名

出力

測定範囲

最大過負荷

予測耐用年数

電極数

NH3 3E 100
NH3 3E 100 SE
NH3 3E 500 SE
NH3 3E 1000
NH3 3E 1000 SE
NH3 3E 5000 SE
ASH3 3E 1 LT
ASH3 3E 1 F LT
IRceL CO2

90 ± 40 nA/ppm
130 ± 30 nA/ppm
35 ± 15 nA/ppm
6 ± 3 nA/ppm
8 ± 4 nA/ppm
4 ± 2 nA/ppm
1.4 ± 0.45 μA/ppm
1.4 ± 0.45 μA/ppm

0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜500 ppm
0〜1000 ppm
0〜1000 ppm
0〜5000 ppm
0〜1 ppm
0〜1 ppm
0〜5%vol

20 ppm20 ppm-

空気中で18ヵ月超
空気中で2年超空気中で2年超空気中で18ヵ月超
空気中で2年超空気中で2年超空気中で2年
空気中で2年
5年超

3
3
3
3
3
3
3
3
-

空気中で3年

4

4COSH
4CL
7CLH
CL2 3E 10
CL2 3E 50
3CLH
3MCLH

技術文献参照80 ± 30 nA/ppm（CO）
775 ± 275 nA/ppm（H2S）
0.6 ± 0.15 μA/ppm
1 ± 0.25 μA/ppm
0.45 ± 0.2 μA/ppm
0.45 ± 0.2 μA/ppm
1 ± 0.25 μA/ppm
1 mV/ppm
10 mV/ppm

T3CLH

4〜20 mA

CLO2 3E 1 O

0.65 ± 0.15 μA/ppm

www.citytech.com

0〜500 ppm（CO） 1500 ppm（CO）
0〜200 ppm（H2S） 500 ppm（H2S）
0〜10 ppm
0〜20 ppm
0〜10 ppm
0〜50 ppm
0〜20 ppm

100 ppm
250 ppm
250 ppm

空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年超空気中で2年超空気中で2年3
3
3
3
3

0〜100 ppm-

空気中で2年-

0〜5 ppm
0〜10 ppm
0〜20 ppm
空気中で2年0〜30 ppm
0〜50 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
空気中で1年超0〜1 ppm3
Senroric製品はリクエストにより4〜20 mAPCBにて提供可能です。

page:5

製品比較表
ガス種類

技術

対象

機器種類

ポータブル

製品シリーズ

フィルタ

Micro

SO2およびH2S除去のため

4 Series

SO2およびH2S除去のため炭化水素除去のためなし

7 Series
ポータブル／固定

Sensoric

工場の安全目的

SOx/NOxおよびH2S除去のため
なし
なし

一酸化炭素
（CO）

固定

3 Series

SOx/NOxおよびH2S除去のためポータブル／固定

5 Series

酸性ガス除去のため

電気化学式

なし

排出目的
固定

3 Series
酸性ガス除去のため

医療目的

ポータブル／固定

3 Series

屋内の安全目的

ポータブル

ECOSURE

注意 （1）ベースラインシフトを補正する予備電極を使用（2）NO酸化反応物を除去する予備電極を使用

page:6

酸性ガスおよびアルコール除去のため
なし

製品名

出力

測定範囲

最大過負荷

予測耐用年数電極数

MICROceL CF
2CF
4CF+
4CM
4LXH
7E
A7E
7EF
7EFF
A7EF
CO 2E 300
CO 3E 500
CO 3E 500 S
3E
2EF
3EF

45 ± 10 nA/ppm
50 ± 20 nA/ppm
70 ± 15 nA/ppm
70 ± 15 nA/ppm
200 ± 65 nA/ppm
0.10 ± 0.02 μA/ppm
100 ± 20 μA/ppm
0.10 ± 0.02 μA/ppm
0.10 ± 0.02 μA/ppm
100 ± 20 μA/ppm
30 ± 12 nA/ppm
70 ± 20 nA/ppm
70 ± 20 nA/ppm
100 ± 20 μA/ppm
100 ± 20 μA/ppm
100 ± 20 μA/ppm
1 mV/ppm
10 mV/ppm

0〜500 ppm
0〜500 ppm
0〜500 ppm
0〜2000 ppm
0〜200 ppm
0〜1000 ppm
0〜1000 ppm
0〜1000 ppm
0〜1000 ppm
0〜1000 ppm
0〜300 ppm
0〜500 ppm
0〜500 ppm
0〜1000 ppm
0〜200 ppm
0〜1000 ppm

1500 ppm
1000 ppm
1500 ppm
300 ppm2000 ppm
2000 ppm
2000 ppm
2000 ppm
2000 ppm
2000 ppm
500 ppm2000 ppm

空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で3年
空気中で3年
空気中で3年
空気中で3年
空気中で3年
空気中で3年超空気中で4年超空気中で2年超空気中で3年
空気中で2年
空気中で3年32
3
3
2
3
4（注意1）
3
3
4（注意1）
23
3
3
2
3

0〜2000 ppm-

空気中で3年

-

3MEF

T3EF

4〜20 mA

5F
5MF
A5F
A5F+
3M
A3CO
3FD
3FF
3MF
A3ED
A3EF
A3MED
A3MEF
3MFF

30 ± 6 nA/ppm
10 ± 4 nA/ppm
75 ± 25 nA/ppm
60 ± 20 nA/ppm
7 ± 2 nA/ppm
200 ± 20 nA/ppm
30 ± 6 nA/ppm
30 ± 6 nA/ppm
7 ± 2 nA/ppm
75 ± 25 nA/ppm
75 ± 25 nA/ppm
1 mV/ppm
1 mV/ppm
0.1 mV/ppm

T3FF

4〜20 mA

A2EF
A3EF
ECOSUREECOSURE X

150 ± 30 nA/ppm
75 ± 25 nA/ppm
45 ± 15 nA/ppm
50 ± 10 nA/ppm

www.citytech.com

0〜50 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
空気中で3年〜
0 300 ppm
0〜1000 ppm
0〜2000 ppm
空気中で3年0〜4000 ppm
3
空気中で3年0〜40000 ppm
100000 ppm
3
〜
空気中で
年
（注意
0 2000 ppm
4000 ppm
341）
空気中で3年
0〜10000 ppm
20000 ppm4（注意1）
空気中で3年0〜40000 ppm
100000 ppm
3
空気中で3年0〜500 ppm
1000 ppm
4（注意2）
空気中で3年0〜4000 ppm
20000 ppm3
空気中で3年0〜4000 ppm
20000 ppm3
空気中で3年0〜40000 ppm
100000 ppm
3
空気中で2年0〜2000 ppm
4000 ppm4（注意1）
空気中で2年0〜2000 ppm
4000 ppm4（注意1）
空気中で2年（注意
0〜4000 ppm
1）
空気中で2年（注意
0〜4000 ppm
1）
空気中で3年0〜20000 ppm
0〜500 ppm
0〜1000 ppm
0〜2000 ppm
空気中で3年0〜3000 ppm
0〜4000 ppm
0〜10000 ppm
0〜20000 ppm〜
空気中で2年
0 200 ppm
1000 ppm3（注意1）
空気中で3年0〜2000 ppm
4000 ppm4（注意1）
空気中で6年超0〜500 ppm
1000 ppm2
空気中で10年超
0〜500 ppm
1000 ppm
2
Senroric製品はリクエストにより4〜20 mAPCBにて提供可能です。

page:7

製品比較表
ガス種類

技術

対象

測定範囲

機器種類

製品シリーズ

Micro

4 Series
可燃物

触媒反応

工場の安全目的

0〜100% LEL

ポータブル

-

赤外線

工場の安全目的

page:80〜5%vol

固定
ポータブル

4 Series稼働電圧

検知器稼働電流感度

予測耐用年数

3.3 VDC

78 ± 6 mA

31 ± 5 mV/%CH43年

3.0 VDC75 ± 7 mA

24 ± 4 mV/%CH43年

3.3 VDC28 ± 5 mA

28 ± 5 mV/%CH43年4.25 VDC

56 ± 6 mA

37 ± 5 mV/%CH43年

180 mA
280 mA
200 mA
68 mA
70 ± 5 mA
75 mA
300 mA-

14 ± 2 mV/%CH413 ± 2 mV/%CH4> 12 mV/%CH430.5 ± 3.5 mV/%CH4> 25 mV/%CH428 ± 5 mV/%CH414 ± 2 mV/%CH4
-

3年
3年
2年超
3年
2年超
3年
3年
5年超

2.0 VDC
2.7 VDC
3.3 VDC
3.5 VDC
2.0 VDC-www.citytech.com

page:9

製品名

MICROpeL75
MICROpeL75C
MICROpeL75M
4P75
4P75C
4P75C T4
4P75M
4P90
4P90C
4P90M
4P50
4P50C
4P50M
200NE
300PZ
CAT16
CMP200CAT25
P90E
CDH300IRCEL CH4

製品比較表
ガス種類

技術

対象

機器種類

製品シリーズフィルタ

ジボラン（B2H6）

電気化学式

工場の安全目的

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル／固定
ポータブル
ポータブル／固定
固定

Sensoric
4 Series
7 Series
3 Series

なし
なし
なし
なし

電気化学式

車への使用

固定

-

エチレンオキシド（C2H4O）

排出ガスなし

SO2除去のためフッ素（F2）

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル／固定

Sensoric

なし

一般的な大気環境

電気化学式

環境配慮目的固定

3 Seriesなし

ヒドラジン（N2H4）

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル／固定
ポータブル

Sensoric
4 Series

COレベル除去のため

7 Series
ポータブル／固定

Sensoric

なし
なし

COレベル除去のため
干渉ガスのTLVレベル除去のためなし

工場の安全目的水素（H2）

電気化学式
固定

3 Series
COレベル除去のため

医療目的
注意 （1）ベースラインシフトを補正する予備電極を使用

page:10ポータブル／固定

3 Series

微量のアルコール
除去のため

製品名

出力

測定範囲

最大過負荷

予測耐用年数

電極数

B2H6 3E 1 LT
4ETO
7ETO
3ETO
AO2（O2用）
AOｖ（O2用）
NX1（NO用）
F2 3E 1
A3CO
（CO用）
A3OZ
（O3用またはNO2用）
A3STF（SO2用）
N2H4 2E 1
4HYT
7HYE
7HYT
H2 3E 1%H2 3E 4%
3HYE
3MHYE

2.2 ± 0.5 μA/ppm
1.9 ± 0.5 μA/ppm
2.25 ± 0.65 μA/ppm
2.75 ± 0.5 μA/ppm
空気中で9〜13 mV
空気中で9〜13 mV
50 ± 10 nA/ppm
1.0 ± 0.3 μA/ppm

0〜1 ppm
0〜20 ppm
0〜20 ppm
0〜20 ppm
0〜100%vol0〜100%vol0〜5000 ppm
0〜1 ppm

10 ppm100 ppm
100 ppm
100 ppm
5000 ppm-

通常使用で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で18ヵ月超

3
3
3
3
3

0.2 ± 0.04 μA/ppm

0〜500 ppm

1000 ppm

空気中で2年4（注意1）

2.2 ± 0.5 μA/ppm

0〜10 ppm

100 ppm

空気中で2年4（注意1）

0.6 ± 0.12 μA/ppm

0〜10 ppm

100 ppm

空気中で2年4（注意1）

1.2 ± 0.3 μA/ppm
15 ± 10 nA/ppm
3 ± 1 nA/ppm
30 ± 10 nA/ppm
10 ± 5 nA/ppm
1.0 ± 0.5 nA/ppm
3 ± 1 nA/ppm
0.1 mV/ppm

2
3
3
3
3
3
3
-

4〜20 mA

空気中で2年

-

3HYT
3MHYT

30 ± 10 nA/ppm
1 mV/ppm

空気中で2年
空気中で2年

3-

T3HYT

4〜20 mA

2000 ppm
20000 ppm
2000 ppm
20000 ppm
2000 ppm-

空気中で1年超空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年超空気中で2年超空気中で2年
空気中で2年

T3HYE

0〜1 ppm
0〜1000 ppm
0〜10000 ppm
0〜1000 ppm
0〜1%vol
0〜4%vol
0〜10000 ppm
0〜20000 ppm
0〜2%vol
0〜5%vol
0〜1000 ppm
0〜2000 ppm
0〜200 ppm
0〜300 ppm
0〜500 ppm
0〜1000 ppm
0〜2000 ppm

空気中で2年-

MHYT1

30 ± 10 nA/ppm

0〜1000 ppm

2000 ppm

空気中で2年

3

Senroric製品はリクエストにより4〜20 mAPCBにて提供可能です。

www.citytech.com

page:11

製品比較表ガス種類

塩化水素／臭化水素（HCl / HBr）

シアン化水素（HCN）

フッ化水素（HF）
セレン化水素（SeH2）

技術

電気化学式

対象

機器種類

製品シリーズフィルタ

ポータブル／固定

7 Series
Sensoric

なし
なし

固定

3 Series

なし

ポータブル

4 Series
7 Series

なし
なし
H2S、SO2および工場の安全目的

工場の安全目的

ポータブル／固定

電気化学式

工場の安全目的

固定
ポータブル／固定

3 Series
Sensoric

なし
なし

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル／固定

Sensoric

なし

Micro

なし

4 Seriesなし

7 Seriesなし

Sensoric

なし

3 Series

なし

電気化学式

ポータブル

Sensoric

HCl除去のためポータブル／固定

硫化水素
（H2S）

電気化学式

工場の安全目的固定

page:12

製品名

出力

測定範囲

最大過負荷

予測耐用年数

電極数

7HL
HCL/HBR 3E 30
3HL0.75 ± 0.25 μA/ppm
140 ± 60 nA/ppm
0.75 ± 0.25 μA/ppm
1 mV/ppm
10 mV/ppm

0〜50 ppm
0〜30 ppm
0〜50 ppm

100 ppm
100 ppm

空気中で2年
空気中で2年超空気中で2年

3
3
3

100 ppm-

空気中で2年-

100 ppm
200 ppm

空気中で2年-

空気中で2年
空気中で1年

3
3

3MHL

T3HL

4〜20 mA

4HN
7HCN

100 ± 20 nA/ppm
100 ± 20 nA/ppm

0〜10 ppm
0〜20 ppm
0〜50 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
0〜50 ppm
0〜100 ppm

HCN 3E 30 F

60 ± 15 nA/ppm

0〜30 ppm-

空気中で18ヵ月超

3

3HCN
HF 3E 10 SE

100 ± 20 nA/ppm
0.3 ± 0.1 μA/ppm

0〜100 ppm
0〜10 ppm

200 ppm-

空気中で2年
空気中で18ヵ月超

3
3

SEH2 3E 5 LT

1.1 ± 0.5 μA/ppm

0〜5 ppm

10 ppm

通常使用で2年

3

MICROceL HS
4H
4HLM
4HS+
7H
7HLM
7HH
7HHLM
H2S 2E 30
H2S 2E 50 S
H2S 3E 30
H2S 3E 100
H2S 3E 100 S
H2S 3E 2000
3H
3HLM
3HH
3HHLM

125 ± 25 nA/ppm
1.2 ± 0.25 μA/ppm
1.2 ± 0.25 μA/ppm
0.7 ± 0.15 μA/ppm
0.37 ± 0.07 μA/ppm
0.37 ± 0.07 μA/ppm
1.7 ± 0.3 μA/ppm
1.7 ± 0.3 μA/ppm
60 ± 30 nA/ppm
380 ± 80 nA/ppm
100 ± 30 nA/ppm
750 ± 150 nA/ppm
750 ± 150 nA/ppm

0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
0〜200 ppm
0〜50 ppm
0〜50 ppm
0〜30 ppm
0〜50 ppm
0〜30 ppm
0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜2000 ppm
0〜200 ppm
0〜200 ppm
0〜50 ppm
0〜50 ppm

1000 ppm
500 ppm
500 ppm
500 ppm1000 ppm
1000 ppm
500 ppm
500 ppm1000 ppm
1000 ppm
500 ppm
500 ppm

空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で18ヵ月超
空気中で4年超空気中で18ヵ月超
空気中で4年超空気中で4年超データシート参照
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

0〜500 ppm-

空気中で2年

-

3MH

T3H

www.citytech.com

データシート参照

0.37 ± 0.07 μA/ppm
0.37 ± 0.07 μA/ppm
1.7 ± 0.3 μA/ppm
1.7 ± 0.3 μA/ppm
1 mV/ppm
10 mV/ppm

4〜20 mA

0〜5 ppm
0〜10 ppm
0〜20 ppm
空気中で2年0〜30 ppm
0〜50 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
Senroric製品はリクエストにより4〜20 mAPCBにて提供可能です。

page:13

製品比較表
ガス種類

技術

対象

機器種類

製品シリーズフィルタ

メタンチオール

電気化学式

工場の安全目的

ポータブル／固定
ポータブル

Sensoric
4 Series
7 Series
Sensoric

なし
なし
なし
なし

固定

3 Series

なし

ポータブル／固定

5 Series

SO2除去のため固定

3 Series

SO2除去のためポータブル

4 Series
3 Series
7 Series
4 Series
7 Series
Sensoric

酸性ガス除去のためなし
なし
SO2除去のため
なし
なし
なし

固定

3 Series

なし

ポータブル／固定

5 Seriesなし

固定

3 Seriesなし

環境配慮目的

固定

医療目的

ポータブル／固定

3 Series
3 Series
7 Series

なし
なし
なし

ポータブル／固定工場の安全目的

一酸化窒素（NO）

電気化学式

排出目的

医療目的
車への使用

ポータブル／固定
ポータブル／固定
ポータブル
ポータブル／固定工場の安全目的

二酸化窒素
（NO2）

電気化学式

排出目的

注意 （1）ベースラインシフトを補正する予備電極を使用（2）NO酸化反応物を除去する予備電極を使用

page:14

製品名

出力

測定範囲

最大過負荷

予測耐用年数電極数

TBM 2E
4NT
7NT
NO 3E 100
3NT
3MNT

データシート参照

0.4 ± 0.08 μA/ppm
0.55 ± 0.11 μA/ppm
45 ± 15 nA/ppm
0.55 ± 0.11 μA/ppm
1 mV/ppm

データシート参照
0〜250 ppm
0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜1000 ppm
0〜20 ppm

空気中で1年超空気中で2年
空気中で3年
空気中で2年超空気中で3年
空気中で3年

2
3
3
3
3
-

0〜30 ppm
0〜50 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
0〜300 ppm
0〜1000 ppm
0〜5000 ppm
0〜5000 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
0〜300 ppm
0〜500 ppm
0〜1000 ppm
0〜2000 ppm
0〜300 ppb
0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜5000 ppm
0〜20 ppm
0〜20 ppm
0〜50 ppm
0〜20 ppm

1000 ppm
1500 ppm
300 ppm
5000 ppm
10000 ppm
500 ppb
1500 ppm
1500 ppm
5000 ppm
150 ppm
200 ppm
300 ppm

空気中で3年-

空気中で3年
空気中で2年
空気中で2年4（注意2）
3-

空気中で3年-

通常使用で2年超
空気中で1年
空気中で1年
データシート参照
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年超空気中で2年4（注意1）
4（注意1）
4（注意1）
3
3
3
3

0〜200 ppm-

空気中で2年-

T3NT

4〜20 mA

5NF
3NFF
3MNFF

0.1 ± 0.02 μA/ppm
0.1 ± 0.02 μA/ppm
1 mV/ppm

T3NFF

4〜20 mA

MNOLO
MNO1
MNO2
NX1
4ND
7NDH
NO2 3E 50
3NDH

1.2 ± 0.5 μA/ppb
0.25 ± 0.05 μA/ppm
0.25 ± 0.05 μA/ppm

3MNDH

データシート参照
0.6 ± 0.15 μA/ppm
1.4 ± 0.3 μA/ppm
200 ± 40 nA/ppm
1.4 ± 0.3 μA/ppm

1 mV/ppm
10 mV/ppm

T3NDH

4〜20 mA

5ND
3ND
T3ND
A3OZ
MND1S
MND2

0.36 ± 0.07 μA/ppm
0.37 ± 0.07 μA/ppm
4〜20 mA
2.2 ± 0.5 μA/ppm
0.5 ± 0.1 μA/ppm
0.5 ± 0.1 μA/ppm

www.citytech.com

0〜5 ppm
0〜10 ppm
空気中で2年
0〜20 ppm
0〜50 ppm
空気中で2年0〜200 ppm
500 ppm3〜
空気中で年
0 100 ppm
1000 ppm23
空気中で2年0〜300 ppm
空気中で2年
0〜10 ppm
100 ppm4（注意1）
空気中で1年0〜50 ppm
200 ppm4（注意1）
空気中で1年0〜50 ppm
200 ppm4（注意1）
Senroric製品はリクエストにより4〜20 mAPCBにて提供可能です。

page:15

製品比較表
ガス種類

技術

対象

機器種類

製品シリーズ

フィルタ

ポータブル

4 Seriesなし

7 Series

なし

-

なし

2 Seriesなし

5 Series

なし

-

なし

-

なし

-

なし

-

なし

-

なし

7 Seriesなし

Sensoricなし

固定
固定
ポータブル／固定
ポータブル

3 Series
3 Series
Sensoric
4 Series

ポータブル／固定

Sensoric

ポータブル／固定

Sensoric

なし
なし
H2S除去のためなし
なし
H2Sフィルタなし

工場の安全目的
ポータブル／固定

排出目的

酸素（O2）

ポータブル／固定

電気化学式
麻酔機器で使用

医療目的
呼吸機器および呼気分析で使用
スキューバ機器のチェック用培養器で使用
車への使用

オゾン
（O3）

電気化学式

工場の安全目的

ホスゲン（COCl2）

電気化学式

排出目的
工場の安全目的

ホスフィン
（PH3）

電気化学式

工場の安全目的

シラン（SiH4）

電気化学式

工場の安全目的注意 （1）ベースラインシフトを補正する予備電極を使用

page:16ポータブル／固定

ポータブル／固定

製品名

出力

測定範囲

最大過負荷

予測耐用年数

電極数

4OXV
4OXLL
7OXV
T7OXV
CNLH
CNLL
2FO
2FON
5OXLL
5FO
MOX1
MOX2
MOX3
MOX4

空気中で0.1 ± 0.02 mA
空気中で80〜130 μA
空気中で0.195〜0.25 mA
4〜20 mA
10 Ωで13〜17 mV
10 Ωで50〜70 mV
空気中で0.41 ± 0.07 mA
空気中で0.41 ± 0.07 mA
空気中で80〜130 μA
空気中で0.41 ± 0.05 mA
210 mBar O2で9〜13 mV
210 mBar O2で9〜13 mV
210 mBar O2で9〜13 mV
データシート参照
Cの209 mBar O2で20°

0〜25%vol0〜25%vol0〜25%vol0〜25%vol0〜2 ppm
0〜2 ppm
0〜25%vol0〜25%vol0〜25%vol0〜25%vol100%vol
100%vol
100%vol
100%vol

30%vol
30%vol
30%vol1000 ppm
1000 ppm
30%vol
30%vol
30%vol
30%vol
100%vol
100%vol
100%vol
100%vol

空気中で2年
空気中で5年
空気中で2年
空気中で2年

空気中で2年
空気中で2年
空気中で7年
空気中で2年
1/5 x 106 %O2時間
1/5 x 106 %O2時間
1/5 x 106 %O2時間
データシート参照

2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3

MOX6

11〜15 mV

100%vol

100%vol

940,000 %O2時間

3

MOX9

（300 Ωの外部負荷抵抗あり）
210 mBar O2で9〜13 mV

100%vol

100%vol

900,000 %O2時間

3

MOX20

空気中で0.8〜1.25 V

100%vol

100%vol

空気中で2年

3

DiveceL3
DO2
INQOX
AO2
AO3
7OZ
7O3
O3 3E 1O3 3E 1 F
3OZ
A3OZ
COCL2 3E 1
4PHFastPH3 3E 5 LT
PH3 3E 5 F LT
SiH4 3E 50 LT

210 mBar O2で3.9〜13.5 mV
210 mBar O2で25〜35 mV
210 mBar O2で7〜14 mV
空気中で9〜13 mV
空気中で9〜13 mV
7.2 ± 2.3 μA/ppm
6 ± 2 μA/ppm
1500 ± 500 nA/ppm
450 ± 150 nA/ppm
7.2 μA/ppm ± 20%
2.2 ± 0.5 μA/ppm
650 ± 150 nA/ppm
1.7 ± 0.3 μA/ppm
2.2 ± 0.5 μA/ppm
2 ± 0.5 μA/ppm
130 ± 70 nA/ppm

www.citytech.com-

空気中で2年
100%vol
100%vol3
空気中で2年
100%vol
100%vol3
データシート参照
100%vol
100%vol3
空気中で2年
100%vol
100%vol3
空気中で2年
100%vol
100%vol3
空気中で2年
0〜2 ppm
5 ppm
3
空気中で2年
0〜2 ppm
5 ppm
3
空気中で18ヵ月
0〜1 ppm3
空気中で18ヵ月
0〜1 ppm3
空気中で2年
0〜2 ppm
5 ppm
3
空気中で2年
0〜10 ppm
100 ppm4（注意1）
空気中で1年超0〜1 ppm3
空気中で2年
0〜5 ppm
20 ppm3
空気中で2年
0〜5 ppm
20 ppm3
空気中で2年
0〜5 ppm
20 ppm3
空気中で2年0〜50 ppm
50 ppm3
Senroric製品はリクエストにより4〜20 mAPCBにて提供可能です。

page:17

製品比較表
ガス種類

技術

対象

機器種類

製品シリーズ

フィルタ

ポータブル

4 Series

H2S除去のためポータブル／固定

7 Series

なし
H2S除去のためなし

工場の安全目的
固定

二酸化硫黄（SO2）

3 Series

電気化学式

H2S除去のためポータブル／固定

5 Series

固定

3 Series

ポータブル／固定

Sensoric

なし

H2SおよびHCl除去のため
H2SおよびHCl除去のため

排出目的

テトラヒドロチオフェン（C4H8S）

電気化学式

工場の安全目的注意 （1）ベースラインシフトを補正する予備電極を使用

page:18

なし

なし

製品名

出力

測定範囲

最大過負荷

予測耐用年数

電極数

4SRev2
7SH
7STF
3SH

0.5 ± 0.1 μA/ppm
1.25 ± 0.25 μA/ppm
0.37 ± 0.07 μA/ppm
1.25 ± 0.25 μA/ppm

3
3
3
3

4〜20 mA

空気中で2年-

3STF

0.37 ± 0.07 μA/ppm
1 mV/ppm
10 mV/ppm

150 ppm
100 ppm
500 ppm
100 ppm
500 ppm

空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年

T3SH

0〜20 ppm
0〜20 ppm
0〜100 ppm
0〜20 ppm
0〜5 ppm
0〜10 ppm
0〜20 ppm
0〜30 ppm
0〜50 ppm
0〜100 ppm
0〜100 ppm
0〜500 ppm（低）0〜200 ppm（高）0〜10 ppm
0〜20 ppm
0〜30 ppm
0〜50 ppm
0〜100 ppm
0〜200 ppm
0〜2000 ppm
0〜2000 ppm
0〜2000 ppm
0〜2000 ppm
0〜10 ppm
0〜5000 ppm
0〜100 ppm
0〜500 ppm
0〜1000 ppm

空気中で2年3-

空気中で2年-5000 ppm
5000 ppm
5000 ppm
5000 ppm
100 ppm-

空気中で2年-

空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年
空気中で2年33
3
3
4（注意1）-

空気中で2年-0〜50 mg/m3-

空気中で18ヵ月超

3

3MSTF

T3STF

4〜20 mA

5SF
5SFF
3SFF
3SF
A3STF
3MSF

0.1 ± 0.02 μA/ppm
0.1 ± 0.02 μA/ppm
0.1 ± 0.02 μA/ppm
0.1 ± 0.02 μA/ppm
0.6 ± 0.12 μA/ppm
1 mV/ppm

T3SF

4〜20 mA

THT 3E 50

140 ± 50 nA/mg/m3

Senroric製品はリクエストにより4〜20 mAPCBにて提供可能です。

www.citytech.com

page:19

アクセサリー
3 Seriesアクセサリー
取付けノーズ
拡散用取付け部品の「ノーズ」アダプターは、様々な耐候性家屋に簡単に取り付けられるように設計されています。弾性ポリエステルで成形されたノーズアダプター取付けのため、家屋外壁に直径 25 ㎜の穴が必要です。取
付けノーズは、簡単な0 設定用および校正ガス暴露用の校正プラグも備えています。CiTiceL® への汚れやチリ粒子の侵入を防ぐために接着された膜とメッシュが採用されています。
「O」
リングおよび PTFEディスクはご希
望に応じて別途ご利用できます。

取付けカラー「カラー」
として知られる拡散用取付け部品は、機器ケース内にガスを通すための適切な穴が壁に空いている
3 SeriesのCiTiceL® 取付け用に設計されています。これによって、CiTiceL®に保護フィルタ膜を取り付けることが可能になります。押込み式ゼロ／校正「プラグ」も組み込んでいます。コネクタパイプシールをセットする
ことによって、ゼロバックグラウンドでのガス測定が可能です。コネクタパイプシールを外すことによって、適切な校正ガスをシリンダーからセンサへ流すことができます。
「O」
リングおよび PTFEディスクはご希望に応じて別途ご利用できます。

校正プラグ
校正プラグによって、0 設定およびの校正用ガスへの暴露が容易になります。

吸引金具
吸引システムにポンプ（特にダイアフラムポンプ）が使用されている場合、ガス流に圧力変動が伝達され、その圧力変動によりセンサ出力が擬似的に大きく変動する可能性がございます。吸引金具はポンプの影響を最低限に抑えます。部品は、センサへのガス流を減少させる小さな空気穴付きの拡張チャンバーから構成されています。最大 1リットル／分の流速によって、センサ出力を変化させずにCiTiceL®を通過させることができます。
フード上部の空気穴によってガスが機器の外へ排気されます。

PCB部品（mV出力）
センサをraw 出力から使いやすいmV 出力へ変換するための CiTiceL®に接続可能なPCB。

PCB伝送部品（4〜20 mA出力）センサをraw 出力から業界標準 4 〜 20 mV 出力へ変換するためのCiTiceL®に接続可能なPCB。

page:20

アクセサリー
その他のアクセサリー
IRceL®検査キット
キットは、ガス計測に必要なすべての機器と共に IRceL® 検査に役立ちます。キットには、RS232 出力、ガス
フードおよび筺体を備えた検査サーキットが含まれ、機器の筺体およびデータロギング機能を備えた使いやすいホストソフトウエアをシミュレートします。

MICROceL®／MICROpeL®コネクタ
コネクタによってMICROceL®および MICROpeL® は、容易に回路基板に取り付けできます。

バヨネット金具
バヨネットブロック取付けアクセサリーは、2FO CiTiceL®および 5 Seriesセンサに使用でき、サンプル抜取り
機器の固定取付けおよびガス気密インターフェースを可能にしています。

MOX-2ケーブル
専用ケーブルはMOX-2で使用できます。

インラインSOx／NOxフィルタ
この交換可能なフィルタカートリッジは、ポンプシステム内の一酸化炭素用 CiTiceLで使用できます。フィルタ
は、ガスサンプリングシステムに挿入され、CO 濃度に影響することなく、SO2 、NO および NO2を吸収するよう設計されています。

www.citytech.com

page:21

寸法図 - City Technology
4 Series

7 Series

3 Series

遮らないこと図の通り、34.4 PCDで等間隔にφ3取付け穴3つ
遮らないこと最大φ32.0

34.2 PCDでφ1ピンの突起3（ラベルを含む）

φ55.4
ノミナル

φ18.0×深さ0.6

注意：ピンの位置は変わることがあります

page:22寸法図 - City Technology
5 Series

遮らないこと2FO

NX1

バヨネット取付けラグ

すべての寸法はmmで表記しています

www.citytech.com

page:23寸法図 - City Technology
インラインSOx／
NOxフィルタ

5 Series

2FO

バヨネット金具

バヨネット金具

図の通り、等間隔でφ4.5の穴3つ

図の通り、等間隔でφ3.3の穴3つ

page:24

寸法図 - City Technology
3 Series

3 Series

3 Series

センサ用取付けノーズ

センサ用取付けカラー

センサ用吸引金具

すべての寸法はmmで表記しています

www.citytech.com

page:25

寸法図 - City Technology
MICROceLコネクタ

MICROceL

page:26寸法図 - City Technology
MICROpeLコネクタ

MICROpeL

すべての寸法はmmで表記しています

www.citytech.com

page:27寸法図 - City Technology
AO3, MOX-2

A02, D02, Divecel-3, INQOX,
MOX-1, MOX-20

page:28MOX-3

寸法図 - City Technology
MOX-6

MOX-9

最大φ26.15

リブ直径

すべての寸法はmmで表記しています

www.citytech.com

page:29

寸法図 - City Technology
IRCEL検査キット

IRCEL

page:30

寸法図 - Sensoric
Mini

Classic

遮らないことSmart

遮らないこと遮らないこと（ラベルを含む）（ラベルを含む）

最大1

最大1

最大1

（ラベルを含む）

カウンター
基準
検知部
カウンター
基準
検知部

φ0.5
（ピン4つ）

未使用

φ0.5（ピン4つ）

ねじれ防止用凹部
未使用
GEカウンター

BE基準
ME検知部

すべての寸法はmmで表記しています

www.citytech.com

page:31寸法図 - Sensoric
4 Series適合

7 Series適合
遮らないこと遮らないこと（ラベルを含む）

Oリングシール用凹部

凹部0.5

最大1

（ラベルを含む）

未使用
基準
検知部
カウンター
カウンター
検知部
基準

φ1.5
（ピン3つ）

φ1（ピン4つ）

page:32

寸法図 - Sensoric / ECOSURE®
MINIセンサ付き
4〜20 mA伝送基板

ECOSURE®

オプション：
ソケット切り替え可能
遮らないこと平面部はシール用

4〜20mA
電源電圧10〜30V DC

すべての寸法はmm
特記ない場合、公差は
すべて0.15mm

作動部
φ13.5PCDでφ1.6のピン2つ（ラベルを含む）
最大1

カウンター

六角ネジスペーサーIM2.5/6

すべての寸法はmmで表記しています

www.citytech.com

page:33

セーフティクリティカルアプリケーションでのセンサ使用に関する重要な情報
センサおよび／または使用される機器の適切な使用を保証するために、センサおよび／または機器の使用前の対象ガスへの暴露（バンプチェック）によって機器の機能を確認していることが必要です。このような検査の実施に不具合があると、人々および施設の安全を危うくする恐れがあります。
センサの保管、取扱い、組込みおよび校正については、www.citytech.comをご覧ください

注意事項：
本印刷物の正確性を保証するため最善の努力を払っていますが、誤りや欠落については一切の責任を負いません。
法規と同様にデータを変更することがありますので、最新の発行された法規、規格およびガイドラインのコピーの入手を強くお勧めします。本印刷物は、契約の根拠となることを目的としていません。

© 2015 City Technology

page:34

登録商標

AutoNO®およびAutoO2®
自動車用センサは、排出ガス分析機器の一酸化窒素および酸素の計測に使用されるよう設計されています。

CiTiceL®

有毒ガスおよび酸素の計測用電気化学式センサの CiTiceL® 製品は、固定式およびポータブルの用途に様々な形式で使用されています。

CiTipeL®

可燃性ガス検出用ペリスタの CiTipeL® 製品は、固定式・ポータブル両方の用途に様々な形式で使用されています。

ECOSURE®

ECOSURE 一酸化炭素センサは、家庭用・商業用 CO アラームに広く使用されています。これらのセン
サは自動車製造に使用され、家庭用 CO アラームや火災報知器、地下駐車場の CO モニタリングなどの用途の長期使用および自動運転用に設計されています。

IRceL®

IRceL® センサは小型赤外線ガスセンサで、ガス濃度計測に非分散型赤外線（ NDIR ）技術を使用しています。IRceL® には最新の非焦点光学系デザインと技術が活用され、小型の業界標準 4 Seriesエンベロー
プの中で高い性能を誇っています。

MediceL®

MediceL® のセンサは、医療用の用途での使用に特化して設計されています。センサは、酸素、一酸化窒素および水素の測定に使用されています。

MICROceL®

画期的な MICROceL® センサによって電気化学式ガスセンサの小型で機能の充実した製品が可能になっています。製品には、酸素、一酸化炭素および硫化水素センサがあります。

IMES®

IMES® は有毒ガス用 MICROceL® 製品の集電装置用に射出成形されたエラストマーシールの登録商標です。

MICROpeL®

MICROpeL® によって認可済み可燃性ガスセンサの小型で機能の充実した製品が可能になっています。

www.citytech.com

page:35