おくだけセンサーソリューション

取扱説明書

第1.17版 2023年7月14日発行

更新履歴

更新履歴
更新内容

更新日
2018.11.27

初版

2019.08.09

第1.1版 2019年8月アップデート版に合わせて内容を修正
・高湿度環境下における免責事項を追加
・粉じん環境下における免責事項を追加
・ロガーモード使用時はUSB接続が必須である旨を削除
・10章「子機単体でロガーモードを使用する」を追加
・11章「おくだけセンサー設置支援ツール」を追加
・4.2節 p.18 ロガーモードの状態遷移図を修正
・7章 サン電子IoTプラットフォームの画像を実際のものに置き換え

2019.11.12

第1.12版 誤記を修正
・7.1節 p.53 サン電子IoTプラットフォームのURLを修正

2020.01.31

第1.13版 記述を修正
・5.1節 p.23 子機と子機もお互いに見える位置に設置する旨を追記
・7.4節 p.58 RSSIの記述を修正
・9.1節 p.80 アシスタントツール利用までの手順を修正

2020.08.24

第1.14版 弊社サポートセンター移転に伴い電話番号を修正

2020.10.05

第1.15版 親機拡張基板ハードウェア仕様からGPSの記載を削除

2021.03.29

第1.16版 7.8節「アラーム」を追加

2023.06.08

第1.17版 SunDMS-Insightへクラウド移行に伴う修正・2章 P.4 商品構成から「サン電子IoTプラットフォーム」の説明を削除
・7章 P.53 「サン電子IoTプラットフォームでの操作」を削除
・7章 P.53 「SunDMS-Insightでの操作」を追加
付録 用語集を修正
・「サン電子IoTプラットフォーム」を「SunDMS-Insight」に置き換えⅰはじめに/保証と免責/ご注意

はじめに
この度は弊社のおくだけセンサーソリューションをご導入頂き、誠にありがとうございます。
本書は必要なときにすぐ使えるように大切に保管してください。

保証と免責• おくだけセンサーソリューションの親機と子機、および付属品（以下、本製品）は日本国内でのみ
ご使用いただけます。
These products are designed for use in Japan only.
• 本製品は無線、または有線によるデータ通信を行う装置です。本製品の不具合、誤動作、または停電、回線障害、その他の外部要因によって通信障害が発生したために生じた損害等については、弊社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
• 全てのセンサーデータの見える化プラットフォームへの到達を保証しておりません。
• 使用環境・設定内容に依存するため、コイン電池で1年動作することは保証しておりません。
• 本製品は取引・証明に使用する特定計量器ではありません。
• USB接続時は、防塵・防水性能は保証しておりません。
• 照度を測る場合には、光源に対して明り取り窓が垂直になるように、おくだけセンサー子機を設置してください。
• 電池交換や動作モードの切り替えを行うため、子機の筐体の開閉時、ネジを締める際には天面裏側のパッキンが溝から外れていないことを確認し、指定トルク値0.35N・mで締めてください。指定値以外で締めた場合の防塵・防水性能は保証しておりません。また、オーバートルクによる破損が原因となる修理・代替品の交換は保証対象外となります。
• 本取扱説明書に記載されている通信距離は目安であり、電波の到達の確実性は保証しておりません。
取扱説明書について
1. 本取扱説明書（以下、本書）の内容の一部または全部を、無断で転載することを禁止します。
2. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更される場合があります。
3. 本書の内容につきましては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や、ご不明な点、誤り、記載漏れ、乱丁、落丁、その他お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
4. 適用した結果の影響につきましては、2項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
5. 本書で指示されている内容につきましては、必ずしたがってください。本書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害や損害につきましては、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。

ⅱ

はじめに/保証と免責/ご注意

ご注意
本製品の取り扱いについて• 本製品周辺で静電気的障害を発生させないでください。本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。特に親機と子機のコネクタの接点、ポート、その他の部品に素手で触れないでください。部品が静電破壊するおそれがあります。
• 本製品は丁寧に取り扱ってください。
• 本製品に強いショックを与えると破損の原因になります。
• 本製品のお手入れは、電源を切った状態で行ってください。電源を入れたまま行うと誤動作や故障の原因になります。
• 本製品のお手入れには、揮発性の有機溶剤、薬品、化学雑巾などを使用せず、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布に台所中性洗剤をしみこませて固く
絞ってから拭き、最後に乾いた柔らかい布で仕上げてください。
• 揮発性の有機溶剤、薬品、化学雑巾などを使用すると、変質、変色、場合によっては破損の原因になります。
• 本製品は湿度20%～80%の間でのご使用を推奨します。高湿度（80%RH以上）の環境に長時間継続的にさらされた場合、回復時間が遅くなり湿度値がずれる場合があります。
• 粉じんの多い環境では温湿度センサー用通気口が詰まり、温度・湿度を正しく計測することができなくなります。通気口にチリやほこりが詰まらないよう定期的に清掃を行ってください。
• 本製品を揮発性有機溶剤など有機ガスの雰囲気中で使用されると、湿度計測に悪影響を与える
場合があります。
地球環境保全のため、次のことにご協力ください。
•

本製品および付属品は、不燃物として処分してください。

•

廃棄方法は、地方自治体などで決められた分別収集方法にしたがってください。

•

一般ごみとして、家庭で焼却処分しないでください。
ダイオキシンや塩化水素ガスなどが発生し、環境や人体に影響を与えます。

ⅲ

はじめに/保証と免責/ご注意

ご注意
商標について「Rooster」は、サン電子株式会社の登録商標です。
「4G LTE」は、国際電気通信連合(ITU)がLTE を「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。
「docomo」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
「Windows」は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、本取扱説明書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

オープンソースソフトウェアライセンスについて
本製品を構成するソフトウェア（以下、本ソフトウェア）には、弊社が権利を有するソフトウェ
アの他、オープンソースソフトウェアが含まれています。
本ソフトウェアに含まれているオープンソースソフトウェアの名称及びライセンス条項は、以下のとおりです。
・GNU General Public License (GPL)
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
・GNU Lesser General Public License (LGPL)
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.html
・Apache License 2.0 (Apache-2.0)
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
本ソフトウェアの保証条件や責任範囲につきましては、弊社が発行する保証書及び取扱説明書、お客様にご同意を頂きましたエンドユーザーライセンス規約その他の契約書に記載されています。
但し、これらの記載にかかわらず、オープンソースソフトウェア部分につきましては、各オープ
ンソースソフトウェアのライセンス条項に従い、無保証かつ完全免責となりますので、予めご了承ください。
変更済みオープンソース対象モジュール、その配布方法につきましてはサン電子（株）サポート
センターにご連絡ください。なお、配布時発生する費用はお客様のご負担となります。

ⅳ

はじめに/保証と免責/ご注意

ご注意
周波数について本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
・本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
・万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用を停止して電源を切断してください。

電波法による規制
電波法により以下の行為は禁止されています。
・改造および分解・技術基準適合証明表示の消去
本製品は下記の通り、電波法の規定に基づく工事設計認証済通信モジュールを内蔵しております。
特定無線設備の種別

工事設計認証番号

証明規則第２条第１項第８号に掲げる無線設備
証明規則第２条第１項第１９号に掲げる無線設備

007-AG0021

電波障害自主規制
本製品親機はクラスA情報技術装置です。また、子機はクラスB情報技術装置です。本製品は下記の日本電波法工事設計番号取得済通信モジュールを内蔵しております。
法規制等
VCCI

番号
クラスＡ情報技術装置（おくだけセンサー親機）
この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

ＶＣＣＩ－Ａ

クラスＢ情報技術装置（おくだけセンサー子機）
この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

ＶＣＣＩ－Ｂ

親機を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

ⅴ

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために本書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい
ただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに使用者や他の人に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

警告

この表示は、死亡または重症を負う危険性が想定される内容を表示しています。

注意

この表示は、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を表しています。

■ご使用時にお守りいただく内容の種類を、次の記号を使用して説明しています。
この記号は、高温による障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。
この記号は、感電・ショート・漏電による障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。
この記号は、ケガをするおそれがあることを示します。
この記号は、特定しない一般的な注意・警告を示します。
この記号は、発煙または発火のおそれがあることを示します。
この記号は、爆発または破裂のおそれのあることを示します。
この記号は『指示・強制』する行為を示します。
この記号は、電源コネクタを抜くことを『指示・強制』することを示します。
この記号は、アースを接続することを『指示・強制』することを示します。
この記号は『禁止』する行為があることを示します。
この記号は、分解・改造行為を『禁止』することを示します。
この記号は、水に濡れるような行為や状況に置くことを『禁止』することを示します。
この記号は、指定された個所への接触を『禁止』することを示します。
この記号は、濡れた手での接触を『禁止』することを示します。
この記号は、火気のある場所や可燃性の物質のある場所での使用を『禁止』することを示します。

ⅵ

安全上のご注意

警告
本製品を分解したり、改造したりしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。
近くに雷が発生したときにはAC アダプタまたは電源ケーブル、アンテナを本体から外してご使用をお控えください。
落雷が火災、感電、故障の原因となるときがあります。
本製品に水などの液体をかけたり、異物を入れたりしないでください。
感電や火災の原因になります。
万一、本製品に液体がかかったり、異物が入ったりした場合は、AC アダプタまたは電源ケーブルを本体から抜いて、点検修理を依頼してください。
本製品から煙、異臭、異常音が発生した場合は、AC アダプタまたは電源ケーブルを本体から抜き、本製品を接続している機器からケーブルを取り外してください。
また、点検修理を依頼してください。
火災の原因になります。
電源ケーブルを傷つけないでください。
感電、火災の原因になります。
AC アダプタは、AC100V コンセントに接続してください。また、本製品を設置、移動する時は、電源プラグを抜いてください。
故障、火災の原因になります。

梱包のポリ袋などは、小さいお子様の手の届く所には置かないでください。
小さいお子様がかぶったり、飲み込んだりすると、呼吸を妨げる危険があります。
電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。また、電源プラグとコンセントの間のほこりは定期的（半年に一回程度）に取り除いてください。
電源プラグの間にほこりが付着し、電源が短絡して発煙、発火、火災の原因になる恐れがあります。
医療機関(病床数20 床未満の診療所も含む)では次のことを守って使用してください。
また、本製品の使用については、各医療機関の指示にしたがってください。
•

本製品を医用電気機器に密着して使用しないでください。

•

本製品を病室、診療室で使用する場合には、医用電気機器から1m 程度以上離してください。

•

待合室、ロビー、食堂、廊下、エレベータホール等で医用電気機器を使用している患者がいる
場合、本製品を医用電気機器から1m 程度以上離してください。

•

手術室、集中治療室（ICU）、検査室、治療室には本製品を持ち込まないでください。

本製品を埋め込み型医療機器の装着部位から15cm 程度以上離してください。
15cm 程度の離隔距離が確保できない恐れがある場合には、事前に本製品の電源を切ってください。
自宅療養などにより医療機関の外で、埋込み型医療機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

ⅶ

安全上のご注意

注意
この取扱説明書に記載されている周囲環境条件以外では、使用、保管しないでください。
本製品の故障や破損などによって、発煙、発火、感電の原因になります。
下記の環境には、特にご注意ください。
•

室内または製品周囲の温度や湿度が極端に高い、または低い場所•

結露がある場所•

急激な温度変化が起きる場所•

ほこりが多い場所•

静電気が発生しやすい場所•

腐食性のガスが発生する場所•

水などがかかりやすい場所•

振動や衝撃が加わるような不安定な場所•

油煙が当たる場所•

直射日光が当たる場所•

製品周囲に発熱する器具や燃えやすい物がある場所•

周囲に置いてある物との間に適切な空間がない場所

専用のAC アダプタまたは規格に合った電源以外を使用しないでください。
他の電源を使用すると、故障、火災の原因になります。
親機を30cm以上、子機を50cm以上の高さから落とした場合は、使用を中止し、点検、修理を依頼してください。
そのまま使用すると、重大な事故になる可能性があります。

ⅷ

目次

目次
更新履歴＿＿＿＿＿＿____________________________________________________ ⅰ
はじめに / 保証と免責 /ご注意______________________________________________ ⅱ
安全上のご注意_________________________________________________________ ⅴ
目次_________________________________________________________________ ⅸ

本編
1. 概要_______________________________________________________________ 01
1.1.おくだけセンサーソリューションについて________________________________________

01

1.2.主な特徴________________________________________________________________

02

2. 商品構成___________________________________________________________ 04
3. 操作フロー__________________________________________________________ 06
4. 各部名称とはたらき___________________________________________________ 07
4.1.親機____________________________________________________________________

07

4.2.子機____________________________________________________________________

11

4.3.子機の電池の入れ替え_______________________________________________________

19

4.4.子機のイベント送信機能_____________________________________________________

22

5. 機器の設置__________________________________________________________ 23
5.1.親機と子機を設置する_______________________________________________________

23

5.2.親機にアンテナを接続する____________________________________________________

25

5.3.親機とコンピュータの接続____________________________________________________

29

5.4.コンピュータの設定________________________________________________________

31

5.5.子機の電源を入れる________________________________________________________

34

5.6.子機の電源を切る__________________________________________________________

35

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作___________________________ 37
6.1.ログイン・ログアウト_______________________________________________________

37

6.2.画面構成________________________________________________________________

39

6.3.ログインパスワードの変更____________________________________________________

40

6.4.イベント通知の確認________________________________________________________

41

6.5.親機情報の確認____________________________________________________________

42

6.6.親機拡張基板ファームウェアのアップデート_______________________________________

43

6.7.子機の情報確認____________________________________________________________

44

6.8.センサー値のログ表示_______________________________________________________

45

6.9.子機の設定_______________________________________________________________

48

6.10.エクステンション一覧の確認_________________________________________________

52

ⅸ

目次

目次
7. SunDMS-Insightでの操作_________________________________________ 53
7.1.SunDMS-Insight（おくだけセンサー用）マニュアル_____________________________ 53

8. 動作モードの切り替え_______________________________________________ 54
9. おくだけアシスタントツールでの操作___________________________________ 57
9.1.おくだけアシスタントツールのインストール____________________________________ 57
9.2.画面構成_____________________________________________________________ 60
9.3.計測開始と計測停止_____________________________________________________ 62
9.4.電源切断_____________________________________________________________ 64
9.5.ログのエクスポート_____________________________________________________ 65
9.6.ファームウェアのアップデート_____________________________________________ 69
9.7.設定________________________________________________________________ 70
9.8.設定の書き込み________________________________________________________ 74
9.9.計測ログの削除________________________________________________________ 76

10. 子機単体でロガーモードを使用する____________________________________ 77
11. おくだけセンサー設置支援ツール______________________________________ 79
11.1.設置支援ツールのインストール____________________________________________ 79
11.2.設置支援ツールの起動___________________________________________________ 80
11.3.画面構成____________________________________________________________ 82
11.4.通信状態計測_________________________________________________________ 83

付録（用語集/仕様/外形寸法）__________________________________________ 付-01ⅹ

1. 概要1.1. おくだけセンサーソリューションについておくだけセンサーソリューションとは？
測りたい場所に”おくだけ”で簡単にIoT見える化が実現できます。
コイン電池(CR2450)で駆動し、無線でおくだけセンサーソリューション子機（以下、子機）に内蔵している各種センサー値をおくだけセンサー親機（以下、親機）に送信します。子機は配線を気にせずにどこにでも設置することができます。
無線チャネルなどの必要な設定は出荷時に行いますので、商品を受け取ったお客様はSunDMSInsight、または同梱されているおくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）のアカウントIDとパス
ワードを入力するだけで、すぐにIoT見える化が実現できます。
トータルなソリューションをワンストップで提供
センサーからクラウドまでトータルなソリューションをワンストップで提供します。
子機（無線センサーノード）および親機 (親機拡張基板内蔵 IoT/M2Mルータ）、回線（SIMカード）、
SunDMS-Insight（スターターセット購入時、１年分）をサン電子からワンストップで提供します。
※ 親機内でおくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）がサーバとして動いていますので、子機を親機につないで親機と接続している端末から直接センサーデータを見ることができます。
※ ThingsBoard※1に対応したエージェントもご用意します。
（ご入用の場合は弊社サポートセンターまでご連絡ください。）

オンプレミスでの利用

親機

子機

ユーザ側の端末

クラウドでの利用

子機

親機

SunDMS-Insight

ユーザ側の端末※1 ThingsBoard（公式サイト：https://thingsboard.io/）とは、デバイスから送られるデータの管理や状態の可視化を行うことができるオープンソースソフトウェアのプロダクトです。

01

1.2. 主な特徴
おくだけセンサーソリューションの主な特徴は以下のとおりです。
省電力設計
コイン電池で約1年稼働することが可能です (通信モードで90秒に１回の通信頻度の場合)。

USB給電対応
稼働時間を伸ばしたい場合は、USB給電が可能です。外部電源としてモバイルバッテリー※2 、もしくはUSB-AC
アダプタをご利用いただくことが可能です。

防塵防水
防塵防水性能はIP65です。

セキュリティ
センサー／イベントデータの暗号化通信が行われ、センサーからサーバまでエンドツーエンドでセキュリティが担保されています。

柔軟なデザインアンテナ内蔵のためオフィス環境に設置しても違和感がないデザインとなっております。

ロガーモード機能
子機内部のフラッシュメモリにセンサー値を保存する「ロガーモード」を搭載しています。親機がない環境でも利用可能です。計測したセンサー値はPCツールの使用によりお客様の端末に出力することができます。
また、ロガーモードのご使用により最短で数10msecオーダー間隔のセンサーデータを記録することができます。

その場ですぐに使用可能
おくだけセンサーの親機と子機は出荷時にペアリングされているため、子機の電源を入れるだけで親機への通信を開始します。

IoT見える化プラットフォーム
オンプレミス、クラウド上の両方のIoT見える化プラットフォームに対応します。セキュリティ要件の高い環境でお使いになる場合は、オンプレミスで運用いただくことをお勧めいたします。オンプレミスではプリインストール
済のおくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）、もしくはThingsBoardがご使用いただけます。

本書で使用されている用語については、P.付-1「付録ー用語集」を参照ください。
※2 モバイルバッテリーによっては、負荷が低く給電が止まる場合があります。

02

クラウドを使った統合監視
SunDMS-Insightはクラウド上で動作するため、複数拠点の子機の情報をまとめて監視することが可能です。

柔軟な設定機能
おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の機能により、それぞれのおくだけセンサー子機の設定(定期送信間隔、
イベントしきい値、送信電力等)をお客様にて行うことができます。

子機内蔵センサーとイベント送信機能
子機は、通信モード時にあらかじめ設定した間隔（定期送信間隔）で、親機に検知した値を送ります。また、定期
送信間隔とは別に、あらかじめ設定した条件が成立した時に、親機に即時イベント通知を行います。

03

2. 商品構成
おくだけセンサーソリューションの商品構成は下記のとおりです。

同梱品

④・⑦

①・②

⑨

⑤

③・⑥
⑧

⑪

⑩

① おくだけセンサー親機 （NSX7002）⓺ SIMカード （親機挿入済）（IIJモバイルサービス/タイプ I 利用料１年分付き）

親機インストール済みソフトウェア② おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）⑦ 子機電池（子機内蔵）（子機台数分）③ ThingsBoard 接続ドライバ⑧ 親機用ACアダプタセット⑨ MBアンテナ ADN-0736T-25 1本④ おくだけセンサー子機 （SC-COK001：１台）⑩ LTE YWX-6141SACX-697 2本⑤ USB防水シール（子機貼付１枚×子機台数分）＋（予備２枚×子機台数分）

同梱品

1式

⑪ スタートアップマニュアル

基本セット

スターターセット① おくだけセンサー親機〇〇② おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）〇〇③ ThingsBoard接続ドライバ〇〇④ おくだけセンサー子機〇〇⑤ USB防水シール〇〇⑥ SIMカード×〇⑦ 子機電池〇〇⑧ 親機用ACアダプタセット〇〇⑨ MBアンテナ ADN-0736T-25〇〇⑩ LTE YWX-6141SACX-697

×〇⑪ スタートアップマニュアル

〇

〇

04

お客様にご用意いただくもの⑫ Windows PC（TCP/IPが利用できるOS、
イーサネットポートを搭載）⑬⑭⑬ USBケーブル(タイプB microタイプ)⑭ LANケーブル⑮ アース線⑫⑯ LAN環境⑮

USB防水シール ・ 子機天面シート保護フィルムの注意点
USB防水シール
USB防水シールは一度はがすと防水性が失われます。USB防水
シールをはがした後で防水が必要な場合（コイン電池による給電時など）は、予備のシールを貼ってください。
通信モードのUSB給電、もしくはロガーモードで使う場合はUSB
防水シールをはがして使ってください。
子機天面シート保護フィルム
子機は、天面の子機表面シートの保護フィルムをはがしてお使い
ください。

05

3. 操作フロー
以下は、おくだけセンサーソリューションを設置して画面操作を行うまでの一連の操作フローになります。
フローにしたがって操作を行ってください。
※ オンプレミスで使う場合とクラウドで使う場合では画面操作が異なります。

必要なものを確認する
2.商品構成_________________________ 04頁

各機器を接続する
4.各部名称とはたらき__________________07頁
5.機器の設置 ________________________23頁

コンピュータの準備と各機器の電源投入
5.機器の設置 ________________________23頁

通信モードでの使用
6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）での設定___37頁

オンプレミスでの使用

クラウドでの使用（スターターセット）（基本セット）6.10. エクステンション一覧の確認___________52頁

7. SunDMS-Insightでの操作__53頁

ロガーモードでの使用
8. 動作モードの切り替え_______________54頁
9. おくだけアシスタントツールでの操作____79頁

終了する
システム終了する※ システム終了する場合は、NSX取扱説明書「3-3-2終了に関する注意」を参照してください。
※ 必要に応じて端末や機器の電源を切ってください。

06

4. 各部名称とはたらき
4.1. 親機
親機の各部名称
以下は、親機の各部名称になります。
※ 詳細は次頁以降で説明します。

①

②

⑬
⑭

㉑

⑮
⑯

㉒

⑬

⑰ ⑱

⑲

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

サイドカバーを外す⑳

07

各部の機能各部の機能を説明します。
※ LEDランプについては、次項「LEDランプの状態と機能」を参照してください。
No. 名称機能① RS-485ポート

RS-485インターフェースを持つ機器に接続します。

② USBポートUSBメモリを接続します。

③ POWER LED

親機の通電状態を表示します。

④ SYSTEM LED

システムの状態を表示します。

⑤ FAULT LED

エラーなどの異常状態を表示します。

⑥ ETH0 LINKACT LED

ETH0ポート（⑲）へのLAN接続機器の接続状態を表示します。

⑦ ETH1 LINKACT LED

ETH1ポート（⑲）へのLAN接続機器の接続状態を表示します。

⑧ MOBILE LED

モバイル通信端末の動作状態を表示します。

⑨ USER LED

Trigger機能などにより自由に使えるLEDです。

⑩ ANT1LED⑪ ANT2LED

通信モジュールのアンテナ状態を表示します。

⑫ ANT3LED⑬ SIMカード挿入口ネジ⑭ マルチバンドアンテナコネクタ
MOBILE2 (SMA)⑮ RESETスイッチ

SIMカード挿入時にカバーを開閉するネジになります。
LTEアンテナ（YWX-6141SACX-697）を接続します。
工場出荷時の設定に戻す場合に使用します。先の細いピンなどを使ってRESETス
イッチを押した状態で電源を入れた場合、工場出荷時の設定に戻ります。起動後に３秒以上押し続けると、工場出荷時の設定に戻り、再起動します。

⑯ マルチバンドアンテナコネクタ
MOBILE1 (SMA)

LTEアンテナ（YWX-6141SACX-697）を接続します。

⑰ FG端子アース線を接続します。

⑱ 電源コネクタ

電源を接続します。

⑲ ETH0・1ポート

LANケーブルでLAN接続機器やハブなどに接続します。

⑳ SIMカード挿入口

SIMカード（標準（25 x 15mm））を挿入します。

㉑ マルチバンドアンテナコネクタ
920MHz (SMA)㉒ 2.4Gアンテナコネクタ
2.4GHz (SMA)

920MHz帯のアンテナ（ADN-0736T-25）を接続します。
2.4GHz帯のアンテナを接続します。
※ 本コネクタは使用しません。

親機で通信を行うには付属のアンテナの接続が必要です。

08LEDランプの状態と機能
記号の見方
点灯
点滅

点灯消灯

状態

消灯

点灯と消灯を繰り返す。

LED点灯・点滅パターン
POWER

SYSTEM

点滅より速く点灯と消灯を繰り返す。

点灯・点滅パターンについては、P.10「通信モジュールアンテナ状態」を参照。
FAULT

ETH0

ETH1

MOBILE

USER

ANT1

ANT2

補足

ANT3

通信状態

通電時にはPOWERが点灯
おやすみモード中は約

スリープ
状態
異常発生

４秒に１回点滅。
異常発生時には点灯、

or

もしくは点滅。

ETH0
Link状態

LANがLink状態時に点灯

ETH0
送受信時

データ送受信時に点滅

ETH1
Link状態

LANがLink状態時に点灯

ETH1
送受信

データ送受信時に点滅
SYSTEMが点滅し、
MOBILE→USER → ANT1

カーネル
起動中
1→

2→

3→

4→

5

→ ANT2→ANT3の順番で点灯
SYSTEM が点滅から点灯に変わる。それ以外

カーネル
起動完了

のLED は消灯し、それぞれのLED の動作に切り替わる。
カーネル停止処理の状況を表す。開始時に対

カーネル
停止処理中

象のLED が全点灯し、
5

←4

←3

←2

←1

ANT3 → ANT2 →ANT1 →USER →MOBILE の順番で消灯。
POWERのみ点灯

カーネル
停止時

その他はすべて消灯
回線移動時に点灯し、

モバイル
通信接続時

回線接続時に消灯。

09

通信モジュールアンテナ状態
消灯

点灯

状態

ANT1

ANT3

ANT2

補足

圏外等通信不可時

弱い
（１本）

やや弱い
（２本）

普通
（３本）

サン電子IoTプラットフォーム利用時、通信モジュールアンテナLEDは常時消灯になります。

10

4.2. 子機
子機の各部名称
以下は、おくだけセンサー子機の各部名称になります。
※ 詳細は次頁で説明します。

①

③

④

⑫

②
⑤

⑥

①

⑦
⑨

※ 子機ネジカバー（②）を上げる※ 子機内部⑩⑪⑧

ディップスイッチの使用方法は、P.79「8. 動作モードの切り替え」を参照してください。

11

各部の機能各部の機能を説明します。
※状態LEDランプについては、次項「状態LEDランプの状態と機能」を参照してください。
No. 名称機能① 子機開閉ネジ x4

子機の本体と天面カバーを開閉するネジになります。

② 子機ネジカバー

子機固定ネジ穴（⑧）を使用する場合に開閉します。

③ 状態LEDランプ

子機の通電や親機との接続状態を表示します。

④ 照度センサー明かり窓

照度を測定するため採光します。

⑤ 電源スイッチ

電源の入り・切りを行います。通電中は現在の状態表示を行います。

⑥ 温湿度センサー用通気口

温度や湿度を測定するための通気口になります。

⑦ USBコネクタ挿入口

USBケーブルコネクタを接続します。

⑧ 子機固定ネジ穴（穴径3.3mm） 子機を壁などにネジで固定する場合に使用します。
⑨ 電池保護カバー

電池を保護します。

⑩ 電池ホルダ

コイン電池を固定します。

⑪ ディップスイッチ

子機の動作モードを切り替えます。

⑫ 磁気センサーエリア

内部基板に磁気センサーがあります。

子機を壁などに固定する場合は、穴径に合うネジを使用してください。

動作モード
子機には２つの動作モードがあります。動作モードは子機内部のディップスイッチで切り替えます。
※ 出荷時は通信モードが設定されています。

通信モード子機が内蔵しているセンサーを一定の周期で読み取って無線で親機に送ります。定期送信時以外でも、しきい値を超える変化をイベントとして即時送信することも可能です。イベントしきい値はユーザ設定が可能です。
ロガーモード子機が内蔵しているセンサーを一定の周期で読み取って、子機に内蔵しているフラッシュメモリに保存します。約３万ポイントの保存が可能で、おくだけアシスタントツールによりロガーデータをお客様のコンピュータに出力します。
※ ロガーモードでは、無線は使わずに子機単体で動作します。
※ データの保存量が3万ポイントを超えた場合、おくだけアシスタントツールの設定により、データが上書きされるか、または計測が停止します。

動作モードの切り替え操作については、P.79「8. 動作モードの切り替え」を参照してください。

12

状態LEDランプの状態と機能状態LEDランプは、点灯・点滅し、動作モードの切り替え状態や電源の投入や切断、親機との接続状態を表示します。
点灯・点滅カラー
状態LEDランプは、緑、オレンジ、赤のいずれかの色で点灯・点滅します。
緑状態LEDランプ

オレンジ
赤

点灯

点灯と消灯の繰り返し⇔
点灯と消灯の速い繰り返し

点滅

通信モード

消灯

①電源ボタン短押し時

状態LEDランプの消灯時に、電源ボタンを短く押すと状態LEDランプは子機の現在の状態

電源ボタン 短押しを表示します。

状態LEDランプ赤 １秒点灯
緑

緑

１秒点灯

5秒点灯

説明
給電手段

電池
電池

USB

子機

親機との接続

オフライン
オフライン

オフライン

備考

電池残量が少ないため電源切断に移行

電池電圧2.4V以下※5

電源切断から電源が入った状態
CLIモード移行

点灯中に電源ボタンを待機状態

押すとCLIが有効になる。

親機に接続してデータ

緑

3秒点灯

電池 / USB

オンライン

を計測中、またはデー
タ送信中※5 動作中の電圧であり、電圧テスターで測る電圧（無負荷時電圧）とは異なります。

13

通信モード②電源ボタン長押し時（４秒以上）電源が入った状態で、電源ボタンを４秒以上長く押すと、状態LEDランプが赤く点滅し、電源ボタン 長押し子機の電源が切れます。

（４秒以上）

状態LEDランプ赤 ５回点滅

通信モード

備考

説明

電源切断

③親機との接続処理中

子機が親機との接続処理を行っている間、状態LEDランプは接続の状態を表示します。

子機が親機と接続中状態LEDランプ説明

オレンジ点滅１秒間隔で短く点灯

親機への接続試行中⇔

緑点灯⇔消灯 １秒間隔２回

親機への接続完了（成功）⇔赤点灯⇔消灯 １秒間隔２回

親機への接続失敗

通信モード

備考

④CLIモード起動中

子機が通信モードからCLIモードに切り替

通信モード

わると、状態LEDランプはCLIモード状態

CLIモードを表示します。

状態LEDランプ⇔

緑点灯⇔オレンジ点灯

説明

CLIモード中14

備考

■ 通信モード時の子機の状態遷移とLED点灯について
通信モード時、子機の状態はボタン操作や給電の方法により、以下の図のように遷移し、状態LEDランプが点灯・点滅します。

電源 オフ

赤５回点滅
電源ボタン長押し

赤１秒点灯

電池電圧不足

電源ボタン短押し

起動中

LED 緑５秒点灯中
電源ボタン短押し

緑５秒点灯
USB給電
なし
赤５回

あり

あり
緑１秒点灯

点滅

電源ボタン長押し繰り返し点灯

⇔CLIモードなし
または短押し失敗
接続失敗

親機との接続処理中
オレンジ点滅⇔
赤点灯⇔消灯 ２回

接続成功
赤５回

点滅

⇔

緑点灯⇔消灯 ２回

電源ボタン長押し状態確認
電源ボタン短押し

オンライン

オンライン
緑３秒点灯

親機との通信が失敗

15

再接続タイマー満了
または電源ボタン短押し

オフラインロガーモード①電源ボタン短押し時

状態LEDランプの消灯時に、電源ボタンを短

電源ボタン

く押すと状態LEDランプはロガーモード設定

短押しの有効判定や記憶領域の空き状況などを表示します。

子機をロガーモードにするには、ディップスイッチを操作し動作モードの切り替えを行います。
詳細はP.77「8. 動作モードの切り替え」を参照してください。

状態LEDランプ

備考

説明

赤 １秒点灯

電池の残量が少ないため自動で電源切断

赤 ３秒点灯動作設定失敗電池電圧2.4V以下※6

循環記録をオフの設定に

赤 ３回点滅（１秒間隔）

記憶領域が一杯になっている

している場合で、記憶領域の空きがない状態。
子機とコンピュータを

赤 ２回点滅（１秒間隔）動作に必要な設定がなく、電池のみで駆動中 USBケーブルで接続して使用することが必要。

オレンジ 点灯

ログ動作設定適用待機状態

オレンジ ３秒点灯

ロガー記録開始待機状態

緑 ３秒点灯ロガー動作中緑 １秒点灯動作に必要な設定が不足している状態。
設定およびログ記録の開始待ち状態。
設定条件でのログ記録中

ロガー動作開始
CLIで「start-rec」実行時も同時に点灯※6 動作中の電圧であり、電圧テスターで測る電圧（無負荷時電圧）とは異なります。

16

ロガーモード②電源ボタン長押し時（４秒以上）
電源ボタン

ロガーモード時に、電源ボタンを４秒以上長長押しく押すと、状態LEDランプが赤く短く点滅し、（４秒以上）

子機の電源が切れます。

状態LEDランプ赤 ５回点滅（短い周期）

ロガーモード

備考

説明

電源切断

③動作中

ロガーモード中に、子機の電池の残量が少なくなってきたり、記憶領域が一杯になった場合に、状態LEDランプが赤く点灯・点滅します。

説明

備考

電池の残量が少ないため自動で電源切断

電池電圧2.4V以下※7

状態LEDランプ赤 １秒点灯

赤 ３秒点滅（１秒間隔）

循環記録をオフの設定に記憶領域が一杯になっている

している場合で、記憶領域の空きがない状態。

※7 動作中の電圧であり、電圧テスターで測る電圧（無負荷時電圧）とは異なります。

17

■ ロガーモード時の子機の状態遷移とLED点灯について
ロガーモード時、子機の状態はボタン操作や給電の状態により、以下の図のように遷移し、状態LEDランプが点灯・点滅します。

電池電圧不足
赤１秒点灯
電源

電源ボタン長押しオフ

全ステータス※8

赤５回点滅

電源ボタン短押し
はい

動作設定
適用済

オレンジ３秒点灯

いいえ

はい

電池駆動

赤２回点滅
いいえ

オレンジ点灯動作設定適用待機中
アシスタントツールから設定適用

消灯

センサー値記録
停止中
電源ボタン短押し

いいえ

オレンジ３秒点灯

3秒以内にもう一度ボタンを押した？
はい

記憶領域が一杯

赤３回点滅

緑１秒点灯

センサー値記録中
緑３秒点灯

電源ボタン短押しはいオレンジ１秒点灯

3秒以内にもう一度ボタンを押した？

いいえ※8 「動作設定適用待機中」「センサー値記録停止中」「センサー値記録中」において電源ボタン長押し18

4.3. 子機の電池の入れ替え
子機はコイン電池とUSB給電の両方に対応しています。
以下は、交換可能な子機の電池一覧と交換時期の目安になります。
コイン電池の交換が難しい場合やセンシング周期を設定により短くしたい場合は、USB給電に切り替
えてご使用ください。

電池対応表
メーカー

型番

動作確認

SONY

CR2450B-ECO

使用可能

FDK

CR2450C

使用可能

Maxell

CR2450

使用可能

MITSUBISHI

CR2450B

使用可能

RENATA

CR2450N

使用可能

SANYO

CR2450-1BP

使用可能※ 2018年７月サン電子調べ

電池交換の目安
電池の交換時期は定期送信間隔と送信電力によって異なります。
以下の表を参考にして電池の交換を行ってください。
定期送信間隔

送信電力

交換時期

90秒

20mW

約１年間

60秒

20mW

約２２０日

上記は、連続使用時の交換時期になります。交換時期は使用環境の温湿度により異なります。
また、電源の入り・切りや回線断があった場合はこれより短くなります。

19

電池の入れ替え手順
子機の電池を入れ替える場合は、以下の手順を行ってください。

1. 子機の天面を下に向け、底面の開閉ネジ（４箇所）を取り外し、子機の底面を外します。
※ プラスのドライバー（１番）を使ってください。

2. 内側（基板）が見えるよう、底面の向きを反対にして平置きします。

3. 電池保護カバーの開閉ネジ（２箇所）を取り外し、電池保電池保護カバー

護カバーを外します。
※ プラスのドライバー（１番）を使ってください。

電池を取り外す際に、ペン先やピンセット、硬貨などの金属を使用しないでください。
金属が基板に干渉してショートなどを起こすおそれがあります。

20

4. 電池ホルダからコイン電池を取り外し、新しい電池を
プラスの面が見えるようにして入れます。

5. 手順３で外した開閉ネジを使って電池保護カバーを元に戻します。

6. 手順１で外した開閉ネジを使って底面を元に戻します。
※ プラスのドライバー（１番）を使ってください。

ネジは指定トルク値0.35N・mで締めてください。

必ず子機に対応する電池をお使いください。
使用する電池についてはP.19「電池対応表」を参照してください。

21

4.4. 子機のイベント送信機能
子機は、親機に対して即時イベント通知を行います。設定できるイベントはセンサー毎に異なります。
子機に内蔵しているセンサーの機能と設定可能なイベントについては以下のとおりです。
機能

センサー種別検知するイベント

温度センサー

設置環境の温度を検知

湿度センサー

設置環境の相対湿度を検知

加速度センサー

設置環境のxyz三軸の加速度を測定

照度センサー

設置環境の明るさを検知

照度設定しきい値超過／復帰

磁気センサー

子機の近くに磁石があるかどうかを検知

磁界変化

おくだけセンサー子機コイン電池の低電圧

低電圧通知（2.4V未満）の検出※通知後自動的に電源を切断します。

電池電圧モニタ

自由落下
シングルタップ

加速度センサー x軸ｙ軸z軸
Z軸（＋）
Y軸（＋）

X軸（－）

X軸（＋）

Y軸（－）
Z軸（－）

22

5. 機器の設置
5.1. 親機と子機を設置する
親機と子機をそれぞれ適切に計測ができる場所に設置します。
屋内で親機⇔子機間が50ｍを超える状況で通信を行う場合、親機と子機がお互いに見える位置に設置
してください。間に障害物などがあると通信が行えない場合があります。また、子機と子機もお互いに見える位置に設置してください。
親機子機間の受信感度は-80dBm以上の環境を推奨します。-80dBm未満では通信が不安定になり、子機の消費電力が増えることで電池寿命が短くなることがあります。
設置場所には、平らな場所をお選びください。また、機器の設置後にケーブルの抜き差しが十分に行えるスペースがあることを確認してからケーブルを接続してください。

使用中の子機の受信感度の確認方法についてはP.44「6.7. 子機の情報確認」を参照してください。
また、「おくだけセンサー設置支援ツール」を使用すると、親機との通信状態を確認しながら子機の設置を行うことが可能です。詳細はP.104「11. おくだけセンサー設置支援ツール」を参照してください。

NG

50ｍ

OK
子機と子機の間は1ｍ以上離すように置いてください。

1ｍ以上

1ｍ以上

23

OK

子機は、天面の子機表面シートの保護フィルムをはがしてお使いください。
保護フィルムを貼ったままの場合、照度センサーが正しい値を取得することができません。

USB防水シールは、通信モードのUSB給電、またはロガーモードで使用する場合に子機からはがします。
通信モードの電池給電で使用している場合は、防水シールをはがす必要はありません。

24

5.2. 親機にアンテナを接続する
親機には、付属の３本のマルチバンドアンテナ（以下、アンテナ）を接続します。

1. 下図を参照しアンテナを接続してください。

スターターセット購入の場合

基本セット購入の場合

基本セット購入＋別途LTE回線で使用する場合

920Mアンテナコネクタにアンテナを

MOBILE1とMOBILE2のアンテナコネクタに接続します。

それぞれアンテナを接続します。

※ 2.4Gアンテナコネクタは使用しません。

MOBILE1アンテナコネクタ

920Mアンテナコネクタ

MOBILE2アンテナコネクタ

アンテナ

アンテナ
スターターセット購入の場合、または基本セットを購入し、お客様ご自身でLTE回線を契約し、通信を行う
場合はMOBILE1とMOBILE2のアンテナコネクタにアンテナを接続してください。

アンテナコネクタは、指定トルク値0.59N・m ～ 0.98N・mで締めてください。

25

■ お客様ご自身でLTE回線契約、通信を行う場合のご注意•

LTEを利用した回線事業者との契約が完了している必要があります。

•

インターネット接続サービスであるプロバイダへの契約が完了している必要があります。
事業者によっては回線事業者とプロバイダが同じ契約の場合があります。この場合は別途プロバイ
ダへの契約は必要ありません。

•

親機の設定には、以下の情報が必要になります。回線事業者、またはプロバイダとの契約時に提供された情報をご用意ください。不明な場合はご契約の回線事業者、またはプロバイダにお問い合わ
せください。
- 接続先名（APN）- ユーザ名- パスワード- ネームサーバ（DNSサーバ）のIPアドレス（※設定が必要な場合）

接続先名（APN）は、料金コースによって異なります。お間違えのないようにご注意ください。

26

2. アンテナ裏面のシートをはがし、周囲の壁にアンテナの接着面を付けます。

シートをはがす■ アンテナを設置する時の注意点
920Mアンテナコネクタに接続したアンテナは、子機が垂直に置かれている場合（壁掛けにして使用する場合）は垂直に立てるように固定し、子機が水平に置かれている場合は水平に置いてください。

MOBILE1・２アンテナコネクタに接続したアンテナは、垂直になるように固定してください。

アンテナを接続する際は、無理な力が加わることがないようにご注意ください。

27

3. 親機のFG端子にアース線を接続します。
FG端子

アース線

FG端子には必ずアース線を接続してください。また、接続抵抗が100オーム以下になるように接続してください。設置環境のコンセントにアース線の挿入口がない場合は工事業者にご相談ください。

ケーブルの引き回しは、コネクタに無理な力がかからないように、余裕を持たせてください。
ケーブルを伝わる水滴が本製品に侵入しないよう、ケーブルがコネクタより下方になるように引き回してください。

親機は雷サージ対策を行っていません。親機のRS-485ポートやETH0・1ポートを介して接続している外部装置や電源装置で対策を行ってください。
また、設置場所の近くで雷が発生した場合は、ACアダプタやケーブル、アンテナを親機から外してください。

28

5.3. 親機とコンピュータの接続
おくだけセンサーソリューションのアプリケーションを使用できるよう、コンピュータ（WindowsPC）の準備を行い、親機と接続します。以下の手順にしたがって操作を行ってください。

1. コンピュータの電源が入っていないのを確認し、コンピュータと親機のLANポートにそれぞれLANケーブルを挿入します。
LANケーブル
LANケーブル

ETH0ポートLANポート

2. コンピュータの電源を入れます。
LANケーブルは通信速度に対応したカテゴリのケーブルを使用してください。
USBメモリを接続する場合は、必ず電源を切った状態で接続してください。電源を入れた状態でUSBメ
モリの抜き差しを行うと、データが破損する場合があります。また、USBメモリの種類によっては動作しないものがあります。

29

3. 親機の電源コネクタにDCプラグを挿入し、電源コードはコンセントに接続します。

電源コネクタDCプラグ

4. 親機のLEDランプのPOWERが点灯します。
※ 電源が入るとPOWERは継続して点灯します。

LEDランプ

POWER

親機の電源を切る場合は、NSX取扱説明書「3-3-2.終了に関する注意」を参照ください。

おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の設定を行う前に、親機の電源コネクタからACアダ
プタを外さないでください。

30

5.4. コンピュータの設定
コンピュータがおくだけセンサーソリューションのソフトウェアにアクセスできるよう、以下のDHCPクライアントの設定を行います。
DHCPを利用しない場合は、手動でIPを設定する必要があります。この場合の設定方法についてはネットワークカード、およびWindowsのマニュアル等をご覧ください。

1. スタートボタンから設定画面を開き、「ネットワークとインターネット」を開きます。

ネットワークとインターネット

2. 「アダプターのオプションを変更する」を開きます。

アダプターのオプションを変更する

31

3. 親機に接続されているアダプタを右クリックし、「プロパティ」を開きます。

プロパティ

4. 「インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）」を選択し、「プロパティ」ボタン
をクリックします。

インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/Pv4）

プロパティ

32

5. 「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

OK

6. プロパティ画面の「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

OK

本書で説明するネットワークとインターネットの設定手順は、Windows10の場合になります。

33

5.5. 子機の電源を入れる
以下は、子機の電源を入れる手順になります。
親機が正常に起動していることを確認してから子機の電源を入れてください。

1. 子機の電源ボタンを短く押します。

2. LED状態ランプが1秒間緑色に点灯します。

緑色１秒点灯3. LED状態ランプがオレンジ色に点滅します。

オレンジ色
点滅

4. LED状態ランプが緑色点灯と消灯を２回繰り返します。
⇔
緑色点灯⇔消灯
２回

親機の「SYSTEM」LEDの点灯後、数分～10分ほど経ってから各ソフトウェアに子機のセンサー値が反映されます。

電源投入時、LED状態ランプが上記以外の点灯・点滅を表示した場合は、以下を参照ください。
P.13「通信モード①電源ボタン短押し時」P.14「通信モード ③親機との接続処理中」34

5.6. 子機の電源を切る
以下は子機の電源を切る手順になります。
設置を行っている場合は、P.37 「6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作」にお進みください。

1. 子機の電源ボタンを４秒以上長押しします。

2. LED状態ランプが５回赤色に点滅します。

赤色５回点滅電源切断時、LED状態ランプが上記以外の点灯・点滅を表示した場合は、P.13「状態LEDランプの状態と機能」を参照ください。

子機を使用しない場合は、必ず電源を切ってください。

35

■ 親機にSIMカードを挿入する手順
親機には、LTE回線を使用して通信を行うため、あらかじめSIMカードが挿入されています。
お客様側で別のSIMカードを使用する場合は、以下の手順にしたがって挿入してください。

1. 親機に電源が入っていないのを確認し、SIMカード
挿入口２箇所のネジを外します。
※ プラスのドライバーを使って外してください。

SIM挿入口ネジ

2. カバーを外します。
※ 外したネジをなくさないように注意してください。

3. SIMカードを挿入します。
SIMカード※ 挿入の向き

4. カバーを取り付けます。

36

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作
おくだけセンサー子機から親機に送られる各センサー値の計測結果をリアルタイムで閲覧するには、おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）を使用します。
SYSTEMの点灯後、しばらくしてから各種アプリケーション（おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）・SunDMS-Insight・ThingsBoard）にセンサー値が反映されます。

6.1. ログイン・ログアウト
ログイン
1. ウェブブラウザを起動し、アドレス欄に以下のアドレスを入力しEnterキーを押してください。
http://192.168.62.1:8080/
2. ログイン画面が表示されます。以下のユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ユーザー名：admin
パスワード ：123456

ユーザー名、パスワードはおくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）にアクセスするためのものです。
プロバイダから提供されるユーザー名、パスワードとは異なります。
設定ツールはJavascriptを使用しています。使用するブラウザのJavascriptを有効にしてください。
ブラウザによって、表示されるメッセージが異なります。
ログイン後、しばらく放置すると、自動でログアウト処理が行われます。
自動ログアウト処理後は再度、ログインを行ってください。

37

3. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）のダッシュボードが表示されます。

ｃ

ログアウト
ログアウトを行う場合は、右上部の「ログアウト」をクリックします。

ｃ38

6.2. 画面構成
以下は、おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面構成になります。

①

②

③

④

⑤

⑥

No. 名称機能① パスワード変更ボタン

パスワード変更画面に進みます。

② ログアウトボタン

ログアウトを行う場合に使用します。

③ イベント通知パネル

子機から発信されるイベントを表示します。

④ 親機情報パネル

親機の情報を表示します。
また、親機拡張基板のファームウェアのアップデートも行います。

⑤ 子機一覧パネル

接続中の子機と接続状態を表示します。

⑥ エクステンション一覧パネル

拡張機能の一覧を表示します。

39

6.3. ログインパスワードの変更
初回ログイン後、パスワードを変更します。パスワードの変更手順は以下のとおりです。

1. ダッシュボード右上の「パスワード変更ボタン」をクリックします。

ｃ

2. パスワード変更画面が表示されます。現在のパスワードを入力した後、新しいパスワー
ドを入力します。

ｃ

パスワードは半角英数字６桁以上を入力してください。
※ 記号やスペース（空白）は入力できません。

3. 保存ボタンをクリックして確定します。
※ 保存ボタンクリック後、確認画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。

……
……
……

40

6.4. イベント通知の確認
イベント情報パネルには、設定により子機から発信されるイベント通知が表示されます。

2018年10月24日 10:46:35 子機No.14(COK*********)

日付

時刻

子機製造番号

加速度 タップされました

イベント通知最新のイベント通知は１００件までパネルに表示されます。

センサー種別イベント通知

対処方法

－

加速度

タップされました

加速度

落下しました照度

明るくなりました－

照度

暗くなりました－

磁気

磁気が近づきました－

磁気

磁気が離れました－－

子機の位置を確認してください。

電池がなくなりました

電池の入れ替えを行ってください。

子機を50cm以上の高さから落とした場合は使用を中止し、点検、修理を依頼してください。
子機内部の部品が破損している可能性があります。そのまま使用すると事故になるおそれがあります。

41

6.5. 親機情報の確認
親機情報パネルには、親機基板と親機の情報が表示されます。また、親機のファームウェアのアップデートを行うことができます。

ｃ

部位

拡張基板

親機

項目

内容

S/N

製造番号

PAN ID

Networkを識別する番号

Channel Group No

無線チャネルグループの番号

Firmware Version

ファームウェアのバージョン

S/N

製造番号

42

6.6. 親機拡張基板ファームウェアのアップデート
おくだけセンサーソリューションをより安全で確実に使用するため、親機拡張基板のファームウェアを
最新のバージョンにアップデートしておく必要があります。
以下はファームウェアのアップデート手順になります。

1. 親機右下の「ファームウェアのアップデート」をクリックします。

2. ファームウェアのアップデート画面が表示されます。「ファイルを選択」ボタンをクリックしてファームウェアのファイルを読み込みます。

最新のバージョンのファームウェアのファイルは、弊社の製品サイト専用ページからダウンロードしてください。

http://www.sun-denshi.co.jp/sc/okudake/
3. 「アップデート」ボタンをクリックします。
sgbl

ファームウェアアップデートを行う前に設定のバックアップを取ってください。
親機拡張基板のファームウェアのファイル形式は「sgbl」になります。
ファームウェアのアップデートは完了するまでに数分程度かかります。
アップデート中は電源を切ることがないようにしてください。アップデート中に電源が切れると動作不能となるおそれがあります。

43

6.7. 子機の情報確認
子機情報パネルには、子機のラベル名や製造番号、ファームウェアのバージョンなどが表示されます。
また、リアルタイムのセンサー値の表示や子機の設定の変更も行うことができます。

子機ラベル名
子機番号

エリアB

製造番号

ログ表示

子機設定

子機番号：２ S/N : COK***********
Firmware version 1.0

RSSI: -62dBm

ファームウェアのバージョン

信号の強度値

ログ表示 子機設定
ボタン
ボタン

通信ステイタス※ 通信ステイタスのアイコンが非表示の場合は、子機の電源が切れているか、親機⇔子機間で通信が取れていません。

44

6.8. センサー値のログ表示
子機情報パネル上で子機から送信されるセンサー値のログを閲覧することができます。
以下はセンサー値の閲覧手順になります。

1. 子機一覧から参照する子機の項目「ログ表示」ボタンをクリックします。

2. 手順１で選択した子機のセンサー値が表示されます。

ｃ45

最新データ子機の現在のステイタス情報を表示します。
測定日付・時刻

照度（lx）
気温（℃）
湿度（％）
Z軸（＋）

加速度xyz軸

Y軸（＋）

2（m/s ）
X軸（－）

X軸（－）

Y軸（－）
Z軸（－）

加速度グラフグラフの座標にマウスを当てると計測時刻と値が表示されます。

13:55:43
Z軸：-0.0846

照度グラフグラフの座標にマウスを当てると計測時刻と値が表示されます。

13:56:23
照度：54.03

気温グラフ
グラフの座標にマウスを当てると計測時刻と値が表示されます。

13:56:23
気温：26.36

湿度グラフ
グラフの座標にマウスを当てると計測時刻と値が表示されます。

13:56:23
気温：39.44

47

6.9. 子機の設定
子機情報パネル上で、子機のラベル名の編集や定期送信間隔、イベント機能の設定を行うことができます。以下は、子機の設定手順になります。

1. 子機一覧から参照する子機の項目「子機設定」ボタンをクリックします。

2. 手順１で選択した子機の設定画面が表示されます。項目ごとに設定を行ってください。

ｃ

48

一般設定

①
②
③
項目ごとの設定手順は以下の表を参照ください。
No.

項目

手順

子機ラベル名を半角全角２０文字以内で入力します。

① 子機ラベル10～3600秒の範囲で１秒単位で入力します。

② 定期送信間隔※定期送信間隔を短くした場合、電池寿命が短くなります。

強・中・弱から選択します。

③ 送信電力加速度センサー設定

①

ｃ

②
③
項目ごとの設定手順は以下の表を参照ください。
No.

項目① イベント機能② イベントの種類③ 閾値（自由落下）

手順

イベント通知を表示する場合は「使用する」を選択します。
シングルタップ / 自由落下のいずれかを選択します。
シングルタップ選択時のしきい値：弱・中・強②で「自由落下」を選択した場合のしきい値を高さ50cm・30cmから選択します。

49

照度センサーｃ

設定手順は以下の表を参照ください。
No.

項目

手順

イベント機能イベント通知を表示する場合は「照明点灯／消灯検知」を選択します。

温湿度センサー設定
お客様側で行っていただく設定はありません。

ｃ

磁気センサー設定ｃ

項目ごとの設定手順は以下の表を参照ください。
No.

項目

イベント機能手順

イベント通知を表示する場合は「使用する」を選択します。
※ 「使用する」を選択した場合、磁気状態が変化するとイベントが通知されます。

50

3. 「保存」ボタンをクリックします。

ｃ

保

存

4. 確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。
192.168.62.1：8080の内容

ｃ

5. 「閉じる」ボタンをクリックして設定画面を閉じます。

ｃ

閉じる

設定の内容により、変更後の設定が反映されるまで時間がかかる場合があります。

51

6.10. エクステンション一覧の確認
エクステンション一覧パネルには、拡張機能が表示されます。
拡張機能を実行するには、項目をクリックし、設定画面にて必要な設定を行ってください。

拡張機能の詳細、設定方法については、サポートセンター（巻末に記載）までお問い合わせください。

52

7. SunDMS-Insightでの操作
クラウド環境で、おくだけセンサー子機から親機に送られる各センサー値の計測結果・集計を閲覧、各種データを出力するには、 SunDMS-Insightを使用します。

本書では、Chrome114以降でブラウザの動作確認を行っております。（Microsoft Edge、
MozillaFirefox、Opera、Safariでは動作保証しておりません）
ご利用のブラウザで閲覧ができない場合はブラウザのバージョンを確認し、最新のバージョンをインストールしてからご利用ください。
SYSTEMの点灯後、しばらくしてから各種アプリケーション（おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）・ SunDMS-Insight ・ThingsBoard）にセンサー値が反映されます。

7.1. SunDMS-Insight（おくだけセンサー用）マニュアル
SunDMS-Insightの操作方法などにつきましては、以下のマニュアルをご参照ください

SunDMS-Insight（おくだけセンサー用）マニュアル
1. ウェブブラウザを起動し、アドレス欄に以下のアドレスを入力しEnterキーを押してください。
https://bluextender-prod.s3.ap-northeast1.amazonaws.com/documents/Okudake-Insight-document.pdf

53

8. 動作モードの切り替え
動作モードを切り替えるには、子機のディップスイッチの切り替えが必要です。
以下は、ディップスイッチの切り替え手順になります。

1. 子機が起動中の場合は、いったん子機の電源を切ります。
2. 子機の天面を下に向け、底面の開閉ネジ（４箇所）を取り外し、子機の底面を外します。
※ プラスのドライバー（1番）を使って外してください。

3. 内側（基板）が見えるよう、底面の向きを反対にして平置きします。この時、下側に電池保護カバーが来るように置いてください。

電池保護カバー

4. 爪楊枝などでディップスイッチを動かし、モードの切り替えを行います。

ディップスイッチ

54

通信モードにする
ディップスイッチ1とディップスイッチ2をOFF側に移動させます。
ディップスイッチ2

OFF

ディップスイッチ1

ON

ロガーモードにする
ディップスイッチ1をON側、ディップスイッチ2をOFF側に移動させます。
ディップスイッチ2

OFF

ディップスイッチ1

ON

5. 手順２で外した開閉ネジを使って底面を元に戻します。
※ プラスのドライバー（1番）を使って締めてください。

ネジは指定トルク値0.35N・mで締めてください。

55

6. 通信モードで使う場合は子機の電源を入れ、ロガーモードで使う場合は子機とコンピュータをUSBケーブルで接続してください。

通信モードで使用する場合
子機と親機とコンピュータを接続します。

接続方法は、P.23「5. 機器の設置」を参照ください。

ロガーモードで使用する場合
子機のUSBコネクタ挿入口とコンピュータのUSBポートにそれぞれUSBケーブルのコネクタを差し込みます。

USBコネクタ挿入口

USBケーブル

USB防水シールの注意点
子機にUSBケーブルを接続する場合は、USB防水シールをはがしてください。
USB防水シールは一度はがすと防水性が失われます。USB防水シールをはがした後で防水が必要な場合（コイン電池による給電時など）は、予備のシールを貼ってください。

56

9. おくだけアシスタントツールでの操作
子機をロガーモードで使用するには、おくだけアシスタントツールを使用します。
以下は、おくだけアシスタントツールの操作手順になります。

9.1. おくだけアシスタントツールのイントール
1. おくだけアシスタントツールのインストーラファイルの最新版を、弊社の製品サイト専用ペー
ジからダウンロードします。

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html
ファイル名

Okd Assistant Tool Setup.msi

2. インストーラを起動し、画面の指示にしたがっておくだけアシスタントツールのインストールを行います。

3. 子機の準備をします。仮想COMポートドライバをコンピュータにインストールすることにより、子機をコンピュータに接続してアシスタントツールを使用できるようにします。
以下のサイトからWindows専用の仮想COMポートドライバファイルをダウンロードし、画面指示にしたがって、ドライバのインストールを行ってください。

●Windows版インストーラのダウンロード先
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm●インストールガイド
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm※上記インストールプログラムは、FTDI社より提供されています。

4. 子機とコンピュータをUSBケーブルで接続します。
5. 子機の電源を入れます。通信モードでご利用の場合、状態LEDランプが緑で5秒間点灯するので、その間にもう一度電源ボタンを押してCLIモードへ移行させます。
（状態LEDランプが緑とオレンジの交互点灯に切り替わります）

57

5. デスクトップの「おくだけアシスタントツールのショートカット」をダブルクリックし、おくだけアシスタントツールを起動します。

おくだけアシスタントツー
ル – ショートカット

6. おくだけアシスタントツールが起動し、メイン画面と子機選択画面が表示されます。

7. 「子機に接続する」ボタンをクリックします。

「子機の接続する」ボタンをクリックする前に、子機の電源が入っていることを確認してください。

58

10.接続中の画面が表示されます。

11.メイン画面が表示されます。

59

9.2. 画面構成
以下は、おくだけアシスタントツールの画面構成になります。

①

②

④
③

各部名称と役割
No. 名称① 操作ボタン役割

ボタン押下で子機選択、設定書き込み、計測開始、計測停止、電源切断、計
測ログ出力、計測ログ削除、動作ログ出力、ファームウェアのアップデート
を実行、または別の操作画面を表示します。

② 一般設定パネル

ループ記録の有効／無効の選択と定期計測間隔の変更を行います。
※ ループ記録を有効にする：メモリの保存上限を超過した場合、データは上書きされます。
ループ記録を無効にする：メモリの保存上限を超過した場合、計測を停止します。

③ センサー種別設定タブ

各センサーごと（加速度センサー、照度センサー、温湿度センサー、磁気センサー）の設定画面になります。タブを切り替えて使用します。
設定画面のヘルプになります。入力中、項目にカーソルを合わせるとヘルプ④ Tipsパネルを表示します。また、マウス操作と連動します。マウス操作は入力時の操作より優先されます。

60

操作ボタン
以下は操作ボタンの名称と役割になります。
イメージ

名称

役割

子機選択ボタン

接続可能な子機を選択します。

設定書き込みボタン

設定の書き込みを行います。

計測開始ボタン計測を開始します。

計測停止ボタン

計測を停止します。

電源OFFボタン

接続している子機の電源を切断します。

センサーログ出力ボタン

計測ログをCSV出力します。

センサーログ削除ボタン

子機が保持している計測ログを削除します。

ログ出力ボタン

動作ログをCSV出力します。

ファームアップデートボタン

ファームウェアのアップデートを行う場合に使用します。

現在可能でない操作のボタンは無効になります。
例：子機選択ボタン選択時

選択中のボタン61

9.3. 計測開始と計測停止
以下は、計測開始と停止の操作手順になります。

計測開始
1. 子機が接続されている状態で、計測開始ボタンをクリックします。
計測開始ボタンをクリック

2. 計測が実行されているかを確認します。子機の電源ボタンを短押し、LED状態ランプが緑色に３秒点灯するのを確認してください。

緑色３秒点灯電源ボタン

短押し

LED状態ランプが他の色で点灯・点滅をした場合は、P.16 「ロガーモード ①電源ボタン短押し時」を参照し対応してください。

計測開始操作では、計測ログの削除と設定の書き込みも同時に行われます。
必要な場合はP.88「9.5. ログのエクスポート」の手順に従って計測ログの保存を行ってください。
設定の書き込みのみ行いたい場合はP.97「9.8. 設定の書き込み」を参照してください。

62

計測停止
1. 子機が計測されている状態で、計測停止ボタンをクリックします。
計測停止ボタンをクリック

2. 計測が停止しているのを確認します。子機の電源ボタンを短押し、LED状態ランプがオレン
ジ色に３秒点灯するのを確認してください。

オレンジ３秒点灯

電源ボタン

短押し

LED状態ランプが他の色で点灯・点滅をした場合は、P.16 「ロガーモード ①電源ボタン短押し時」を参照し対応してください。

63

9.4. 電源切断
以下は、ロガーモード時の子機の電源の切断手順になります。

1. 子機が接続されている状態で、電源OFFボタンをクリックします。
電源OFFボタンをクリック

2. 表示されるダイアログで「OK」をクリックします。

3. 子機の電源が切断されます。このとき、子機のLED状態ランプが5回赤色点滅するのを確認してください。

赤色5回点滅649.5. ログのエクスポート
以下は、ログのエクスポート手順になります。

計測ログのエクスポート
1. 計測を停止し、センサーログ出力ボタンをクリックします。
センサーログ出力ボタンをクリック

2. 表示されるダイアログで「OK」をクリックします。

3. CSVファイルの名前を付けて保存先を指定します。

65

4. ログデータを抽出し、指定した保存先にCSVファイルをエクスポートします。
エクスポートが完了するまで以下の画面が表示されます。

ロガーデータの抽出には、状況によって時間がかかる場合があります。抽出中はコンピュータから子機を外さないでください。

■ 計測ログのCSVファイル

計測年月日と時刻

照度

加速度

66

温度 湿度

磁気検知

動作ログのエクスポート
1. 計測を停止し、ログ出力ボタンをクリックします。
ログ出力ボタンをクリック

2. 表示されるダイアログで「OK」をクリックします。

3. CSVファイルの名前を付けて保存先を指定します。

67

4. 保存先にCSVファイルをエクスポートします。
エクスポートが完了するまで以下の画面が表示されます。

動作ログのCSVファイルは、プログラム上の動作を記録したものです。
日常操作では使用しません。

68

9.6. ファームウェアのアップデート
以下は、ファームウェアのアップデート手順になります。

1. 子機のファームウェアの最新ファイルを、弊社の製品サイト専用ページからダウンロードします。
http://www.sun-denshi.co.jp/sc/okudake/
ファイル形式

sgbl

2. おくだけアシスタントツールのファームアップデートボタンをクリックします。

ファームアップデート
ボタンをクリック

3. 手順1でダウンロードしたファームウェアファイルを読み込みます。

4. 画面の指示にしたがってアップデートを行います。

69

9.7. 設定
以下は、おくだけアシスタントツールの設定手順になります。

一般設定

データ量の保存領域を超えた場合、データを上書きする場合はループ記録にチェックを入れ、計測を一旦停止する場合はチェックを外します。
定期計測間隔の数値を152~3600000内で入力します。
定期記録の周期で最短に設定できる時間は、センサーへの設定により最短で5msから変化します。
152はデフォルト設定での最短時間となります。

加速度センサーの設定
加速度センサータブ

①
②
③
④

⑤

No. 設定項目

設定手順① 定期計測通常はチェックを入れて有効にします。

② イベント機能

イベント検知を行う場合は、チェックを入れて有効にします。

③ イベントサンプル④ 自由落下※ 次頁を参照ください。

⑤ シングルタップ

70

イベント項目

設定手順

自由落下

１．③イベントサンプル項目で、自由落下の高さを30cm / 50cmのいずれかに設定します。
２．④自由落下項目で落下検知しきい値（mg）を62.5～15937.5の範囲内で入力します。推奨しきい値は300～600です。
※ プログラム上、設定できない数値が入力された場合は適切な値に自動補正されます。

３．落下経過時間（ms）を0～1275の範囲内で入力します。推奨しきい値は100～350です。

手順2～3は必須ではありません。サンプルから設定値を調整する場合に操作を行います。

シングルタップ

１．③イベントサンプルで、シングルタップ衝
撃強度を弱 / 中 / 強のいずれかに設定します。

２．⑤シングルタップ項目で衝撃検知しきい値（mg）を62.5～15937.5の範囲内
で入力します。推奨しきい値は300～600です。

３．衝撃持続時間（ms）を0～159の範囲内で入力します。推奨しきい値は6です。

４．有効検知軸は、X,Y,Z軸すべてにチェックを入れてください。

71照度センサーの設定
照度センサータブ①②③④

No. 設定項目

設定手順① 定期計測有効にします。

② 照明の点灯・消灯検出

有効にします。

③ 検出開始照度(lx)検出開始照度(lx)と終了照度(lx)は、0～83865の範囲で入力します。

④ 検出終了照度(lx)③検出開始照度の目安は200、④検出終了照度の目安は25です。

設定A： 検出開始照度の値 ＞ 検出終了照度の値の場合の部分が検出範囲

設定B： 検出開始照度の値 ＜ 検出終了照度の値の場合
設定A

設定B

明

検出範囲

暗
検出開始照度

検出終了照度72

温湿度センサーの設定
温湿度センサータブ

定期計測を有効にします。

磁気センサーの設定
磁気センサータブ

定期計測と磁気変化監視を有効にします。

73

9.8. 設定の書き込み
以下は、設定の書き込みを行う手順になります。

設定の書き込みでは、計測ログの削除も同時に行われます。
必要な場合はP.88「9.5. ログのエクスポート」の手順に従って計測ログの保存を行ってください。

1. 前節の手順で設定を完了させた後、設定書き込みボタンをクリックします。
設定書き込みボタンをクリック

2. 表示されるダイアログで「OK」をクリックします。

74

3. 設定の書き込みが行われます。
書き込みが完了するまで以下の画面が表示されます。

4. 書き込みが完了すると記録可能なセンサデータの件数と時間が表示されます。

本手順で設定の書き込みを行った後、子機単体の操作でセンサデータの計測開始を行うことができます。P.100「10. 子機単体でロガーモードを使用する」を参照してください。

75

9.9. 計測ログの削除
以下は、計測ログの削除を行う手順になります。

1. センサーログ削除ボタンをクリックします。
センサーログ削除ボタンをクリック

2. 表示されるダイアログで「OK」をクリックします。

76

10. 子機単体でロガーモードを使用する
おくだけアシスタントツールにて動作設定を行った子機は、以降おくだけアシスタントツール無しでもセンサデータの計測開始・停止を行うことができます。
以下は子機本体で行う操作手順の説明です。
下記手順は子機ファームウェアv1.3以降でのみ有効です。

現在のステータスを確認する
子機の電源ボタンを短く押すと、現在のステータスに応じてLEDが緑またはオレンジで３秒間点灯します。

オレンジ３秒点灯

緑色３秒点灯センサデータ計測停止中

センサデータ計測中

LED状態ランプが他の色で点灯・点滅をした場合は、P.16 「ロガーモード ①電源ボタン短押し時」を参照し対応してください。

77

計測開始
LEDがオレンジで点灯している間、もう一度電源ボタンを短く押すとセンサデータの計測を開始します。このとき、LEDは緑色で１秒間点灯します。

緑色１秒点灯

電源ボタン

短押し

計測停止
LEDが緑で点灯している間、もう一度電源ボタンを短く押すとセンサデータの計測を停止します。このとき、LEDはオレンジで１秒間点灯します。

オレンジ１秒点灯

電源ボタン

短押し

78

11. おくだけセンサー設置支援ツール
おくだけセンサー設置支援ツール（以下、設置支援ツール）を使用すると、親機との通信状態を確認しながら子機の設置作業を行うことができます。

本章の内容は子機ファームウェアv1.3以上、親機ファームウェアv1.2以上でのみ有効です。

11.1. 設置支援ツールのインストール
設置支援ツールはAndroid用アプリケーションとして提供しております。
ご利用には以下の要件を満たすスマートフォンと、USBホストケーブルが必要になります。
•

Android 5.0以降•

USB On-The-Go (OTG) 機能をサポートしていること

設置支援ツールはGoogle Playからダウンロード可能です。以下のURLまたはQRコードを読み取って表示されるページからインストールしてください。

•

おくだけセンサー設置支援ツール – Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sun_denshi.sc.okdwavemonitor

7911.2. 設置支援ツールの起動
以下は、設置支援ツールを起動するまでの手順になります。

1. 子機が起動中の場合は、いったん子機の電源を切ります。
2. USBホストケーブル（デバイス側）を子機のUSBコネクタ

USBコネクタ挿入口

挿入口に接続します。

3. USBホストケーブル（ホスト側）とスマートフォンを接続します。
USBホストケーブル

4. スマートフォンの画面上に以下のような「おくだけセンサー設置支援ツール」を起動するか確認する旨のメッセージが表示されます。この場合はOKを選択します。

環境によっては右のようにアプリケーションを選択するよう促される場合があります。
この場合は「おくだけセンサー設置支援ツール」を選択してください。

80

5. 設置支援ツールが起動し、メイン画面が表示されます。

6. 子機の電源ボタンを短く押します。

7. 状態LEDが緑色で５秒間点灯します。その間に電源ボタンをもう一度押し、緑色とオレンジで１秒ごとに交互に点灯する状態にします。

⇔
緑色⇔オレンジ
交互点灯

緑色５秒点灯

81

11.3. 画面構成
以下は、設置支援ツールの画面構成になります。

①

②

③

④

各部名称と役割
No. 名称役割① 接続ステータス

子機と親機の接続状態を以下のいずれかで表示します。
「未接続」「親機探索中」「接続試行中」「接続OK」「圏外」② RSSIグラフ

親機・子機間でのRSSIをグラフで表示します。各線の意味は以下の通りです。
•

赤実線：子機での受信RSSI実測値•

赤点線：子機での受信RSSI平均値•

青実線：親機での受信RSSI実測値•

青点線：親機での受信RSSI平均値

グラフエリアを左へスライドさせると過去のデータを見ることができます。
③ STARTボタン

親機・子機間での通信状態の計測を開始します。

④ HOMEボタン

RSSIグラフに最新データを表示させます。

82

11.4. 通信状態計測
以下は、通信状態計測の操作手順になります。

計測開始
1. 設置支援ツールのSTARTボタンを押します。

STARTボタンを押す

2. 親機・子機間の接続が行われ、RSSIグラフに各受信時のRSSIの描画が開始されます。

83

RSSIグラフの読み方
RSSIグラフは値に応じて３段階に色分けされています。

グラフの色

緑

黄

赤

通信状態

良好です。

通信可能ですが電波が不安定です。
異なる場所へ設置することを推奨します。

電波が非常に不安定、または通信不可能です。
異なる場所へ設置することを強く推奨します。

84

付録

付録
用語集
用語

意味

おくだけセンサー子機

各種センサー内蔵無線ノード

おくだけセンサー親機

おくだけセンサー親機拡張ボードを内蔵したサン電子製IoTルータNSX7002

オンプレミスサーバを自社で保有し、自社の設備において運用すること。

SunDMS-Insight

SunDMSアカウントをお持ちのお客様向けに、弊社製品を介したデータ収集・参照を容易にすることを目的としたIoTプラット
フォーム。

ThingsBoard

デバイスから送られるデータ管理や状態の可視化を行うことができるオープンソースのプロダクト。

エージェントユーザの代理やサーバ、デバイスとの間の仲介として機能するソフトウェア。

おくだけセンサーソリュー
ション設定ツール（ビュー
ワ機能付き）

オンプレミスでのセンサーデータを簡易的に確認でき、おくだけセンサー子機の各種設定を行うWebアプリケーション。

ループ記録

記録領域が一杯になった時に、古いデータから削除し記録動作を続ける方法。

センシング

センサーを利用して物理量や音・光・圧
力・温度などを計測・判別すること。

CLIモードCLIとはユーザに対する情報の表示を文字によって行い、全ての操作はキーボードを用いて行うユーザイーンターフェース。
CLIモードはこのインターフェースで操作を行う状態のこと。

RSSI

電波の強度を示す数値。電波が強いほど値が大きくなる。

付-01

備考

付録

仕様
おくだけセンサー親機－ハードウェア本体
製品名

NSX7002 （エヌエスエックス）

型番

SC-RNSX7002

インターフェース

ＲＦ
インターフェース

DTE部仕様ハードウェア構成

Ethernetポート

10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T×2ポート（MDI/MDI-X自動判別）USB

USB2.0/HOST機能対応×1ポート（High Speed対応）

RS-485ポート

端子台（プラグコネクタ）

アンテナコネクタ

SMA x 2

無線周波数B1 （1920 ～ 1980MHz（UL）、2110 ～ 2170MHz（DL））
B8 （ 880 ～ 915MHz（UL）、 925 ～ 960MHz（DL））
B18（ 815 ～ 830MHz（UL）、 860 ～ 875MHz（DL））
B19（ 830 ～ 845MHz（UL）、 875 ～ 890MHz（DL））

アクセス方式LTE（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク）

データ通信速度※1

上り：最大50 Mbps
下り：最大150 Mbps）

搭載モジュール

AM Telecom「AML570」

シリアル規格RS-485

通信方式

全二重／半二重（ソフト切り替え）

データ転送

最大921600 bps

LED

10個

CPU

メイン：Cortex-A9（1GHz）
サブ： Renesas R5F21192SP（8MHz）

メインメモリ

512MB

フラッシュメモリ

SPI NOR Flash： 4MB（ブート用）
NAND Flash： 512MB

ディップスイッチ

４ビット１個Pushスイッチ

１個

電源
環境条件

入力電圧

DC5～48V（±5%）

コネクタ

JST J11SF-03V-KX（極数3）

動作温度-20℃～60℃

動作湿度

0～85%（結露なきこと）

保存温度-20℃～70℃

耐ノイズ性※2
DCラインノイズ±1000V パルス幅100ns/1000ns

耐静電気性※2
直接放電
気中放電

±10kV
±10kV

※1 理論値です。
※2 表記の数値は、試験装置による試験性能値です。また、ノイズや静電気を印加し続けた際の動作を保証する
ものではありません。

付-02

付録

仕様
おくだけセンサー親機－ハードウェア本体
重量

521g

外形寸法

W132 x D101 x H36 mm (取付金具除く)
W142.55 x D101 x H36 mm(アンテナ含む 取付金具除く)

法規制等

電波法

技術基準適合証明済モジュールを搭載

電気通信事業法

技術基準適合認定済モジュールを搭載

付-03

付録

仕様
おくだけセンサー親機－ハードウェア拡張基板
電源部

使用電源・電圧親機より供給 3.8V

無線部

使用モジュール

SC-MOK001

アンテナ

SMA×２

周波数

920MHz帯：
920.7MHz-927.9MHz（200kHz間隔37波）
2.4GHz帯：
2402MHz-2480MHz （2MHz間隔40波）

送信電力

920MHz帯：20mW(+13dBm)max
2.4GHz帯：10mW(+10dBm)max

通信距離920MHz帯：500m
2.4GHz帯：10m程度

ユーザー

タクトスイッチ x 1

ホスト

PCIEカードエッジコネクタ

使用温湿度範囲

NSXに準ずる

耐震・落下性能

弊社試験規格に準ずる

電波法

技術基準適合証明済モジュールを搭載

EMC

VCCI class-A （NSX組み込みとして）有害物質規制

RoHS準拠インターフェース
環境仕様
法規制等

付-04

付録

仕様
おくだけセンサー親機－ソフトウェア
基本ソフト

OS

Linux

ASC

ハートビートハートビート不通による再起動

定期再起動

通信ボードの再起動（電源OFF／ON相当）※3
サブCPU監視による本体の再起動（電源OFF／ON相当）
ソフトウェア監視による本体の再起動（電源OFF／ON相当）

回線冗長化
ネットワーク機能

運用管理対応

ハートビートによる疎通確認と自動経路変更
フローティングスタティックルーティングによる自動経路変更
基本プロトコル

ARP、IPv4、UDP、TCP

ネットワーク接続
プロトコル

IPCP、IPv4、UDP、TCP

認証方式

PAP、CHAP

動的IPアドレス

DHCPクライアント、DHCPサーバ

ドメイン名解決

DNSクライアント、DNSリレー

Dynamic DNS

suncomm.DDNS

ルーティングスタティックルーティング

アドレス変換／ポート変換NAT、NAPT

時刻同期

NTPクライアント、Webブラウザ、モバイルネットワー
クからの時刻取得

セキュリティ

パケットフィルタ（INPUT、FORWARD、OUTPUT）

VPN

IPsec

設定手段

Web

ファームウェア更新

Web、SunDMS

ログ監視

SYSLOG（本体Flash保存、SunDMSからの取得）

ケース内温度監視SYSLOG出力

入力電源電圧監視

SYSLOG出力

ウォッチドック

ハードウェア（サブCPU）、ソフトウェア

USIMカード

電力モード

標準USIMカード
通常運用モードLinuxが常に起動

省電力モードスケジュールによる制御
タイマーによる制御
SMS受信による省電力モードからの復帰が可能※4※3 version1.0では未対応です。
※4 通信モジュールのソフトウェアバョンが 11 -14以前の場合、タイマーによるスリープは行いません。

付-05

付録

仕様
おくだけセンサー子機－ハードウェア
製品名

おくだけセンサー子機

型番SC-COK001

電源部

無線部

センサー
計測範囲、確度

使用電源・電圧

CR2450 リチウムコイン電池 3V(公称値)
USBバスパワー5Vの、いずれか

動作時間

１年間（電池駆動の場合）使用モジュール

SC-MOK001

アンテナ

メイン基板上に構成したパターンアンテナ

周波数920MHz帯：
920.7MHz-927.9MHz（200kHz間隔37波）
2.4GHz帯：
2402MHz-2480MHz （2MHz間隔40波）

送信電力

920MHz帯：20mW(+13dBm)max
2.4GHz帯：7.642mW(+8.83dBm)max

通信距離920MHz帯：600m
2.4GHz帯：10m程度

温湿度センサー温度：-10～60℃ ±0.4℃
湿度（いずれも30℃の時）：
0～80%
±3%
80～100% ±4.5%（最大）加速度センサー最大±16G ±0.5%(加速度)、±0.1°(姿勢)照度センサー0.01～83klx ±5%磁気センサー

感度：3.0mT

データ蓄積
インターフェース

環境仕様

法規制等

物理部
その他

16Mbitフラッシュメモリ、2kbitEEPROM(ID、MACア
ドレス)
ユーザー

タクトスイッチ x 1（電源）２色LED x 1（動作確認・電池残量）

外部

USB micro-Bコネクタ（外部給電およびデータ通信）

使用温湿度範囲

温度：-20～60℃
湿度：0～80%

防水性

IP65

耐震・落下性能

弊社試験規格に準ずる

電波法

技術基準適合証明済モジュールを搭載

EMC

VCCI class-B

有害物質規制

RoHS準拠

外形寸法

W75 x D75 x H22 mm

重量

約100g
センサー開口部は防水透湿シート（湿度センサー部）、
メンブレンシート（LED・スイッチ・照度センサー部）
を使用

付-06

付録

型番・製造番号
おくだけセンサー親機

型番
製造年月
IMEI番号
二次元コード
製造番号
LAN MAC番号（親機地面）PAN ID
チャネルグループ番号

付-07

付録

型番・製造番号
おくだけセンサー子機
二次元コード

製造番号

Bluetooth®ID※5

Sub-GHz ID

親機製造番号

子機番号（子機地面）※５ Bluetooth ®の使用については、製造バージョンにより異なります。
本バージョンでは使用しません。

付-08

付録

外形寸法
おくだけセンサー親機
単位：mm（142.55※）
132

101

36

※ 公差含む名称

おくだけセンサー親機

外形寸法

W132 x D101 x H36 mm (取付金具除く)
W142.55 x D101 x H36 mm (アンテナ含む 取付金具除く)

重量

521g

付-09

付録

外形寸法
おくだけセンサー子機
単位：mm

22.3

75

75

名称

おくだけセンサー子機

外形寸法

W75 x D75 x H22 mm

重量

約100g

付-10

ご質問・お問い合わせ
おくだけセンサーに関するご質問やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

サポートセンター• 電話

0587-53-7606• FAX

0587-55-0815• メール support-suncomm@sun-denshi.co.jp• 受付時間 月曜~金曜 10:00~16:00 (12:00~13:00を除く）
土日祝日、弊社休日を除く

おくだけセンサーソリューション

取扱説明書
Ver.1.17

サン電子株式会社
2023年07月発行

2023.07.14（‘230714)© 2018 SUNCORPORATION, All rights reserved