微差圧スイッチ
KU604
取扱

説明書微差圧スイッチ

KU604

＜目次＞

１．設置・チューブ接続..............................

P.3

２．設定方法..................................................

P.4 〜 P.5

３．電気接続..................................................

P.6

４．仕様

.......................................................

P.7

５．保証

.......................................................

P.8

P.2

微差圧スイッチ

KU604

１．設置・チューブ接続■ 設置条件・ 長時間直射日光が当たる所、振動･衝撃の激しい所、塵埃･湿気の多い所は避けてご使用下さい。
・ 周囲温度および周囲湿度は仕様の範囲内でご使用下さい。
・ 本スイッチは耐水構造ではありません。直接雨水等のかかる場所でのご使用は避けて下さい。

■ 取付姿勢･ 取付姿勢は図 1（内部ダイアフラム垂直方向、ポート下向き）を推奨します。
※ 取付姿勢が図 2 の場合、スイッチングポイントは設定目盛より11Pa 程度高くなります。
※ 取付姿勢が図 3 の場合、スイッチングポイントは設定目盛より11Pa 程度低くなります。
図１

図２

図３上部

壁側下部

■ 圧力ポートへの接続･ チューブ接続は高圧側 <P1> へ、低圧側は <P2> へチューブを接続して下さい。
･ 負圧 ( バキューム圧）でご使用の場合は、<P2> へチューブを接続して下さい。
･ 接続するチューブ径は、圧力ポートφ6.2mm に対応する内径φ6mm 程度の、リークのない材質チューブを使用して下さい。

P2 ( 低圧側 −ポート )P1 ( 高圧側 ＋ポート )P.3

微差圧スイッチ

KU604

２．設定方法■ スイッチングポイントの設定方法

Ａ・ 上部カバーを開けます。カバーはワンタッチ式になっており、右図のようにマイナスドライバー（ドライバーサイズ3 番）等で矢印の方向へ軽く動かし開けて下さい。
※設置後、横から開けるスペースが無い場合は（A）のようにドライバー（最大ドライバーサイズ 2 番）等を挿し開けて下さい。

Ｂ

200

溝（D）にマイナスドライバー等を挿入し行います。

300

ダイヤルに印字されている圧力値を、矢印（E）部に重な100・スイッチングポイントの設定は、ダイヤル（B）にあるPaるようゆっくり回して下さい。
※ 右図はスイッチングポイントを 100Pa に設定した例です。詳細は次頁を参照して下さい。

20ＤＣ Ｅ※＜ご注意ください＞
・（C）部はメーカの内部調整用ネジです。樹脂モールドしていますので回さないで下さい。
・スイッチングポイントの設定は、圧力値の目盛がある範囲内で設定して下さい。それ以外の部分に回転させないでください。故障の原因となります。

20010010020Pa

Pa

200

300

20300

・圧力値の目盛がある範囲内

・圧力値の目盛がある範囲外

P.4

微差圧スイッチ

KU604■ スイッチングポイント(動作点/復帰点)の概要
図 1.

・上限 ( 圧力上昇での警報 （図)1 参照）
圧力が上昇し①のダイアル設定値に達すると20 〜 300 Pa モデル（ヒステリシス 15Pa）
ダイアル設定 100Pa の場合< 上限 100Pa の設定 >圧力
動作点接点動作します。その後圧力が降下し、②まで下がると復帰動作します。

復帰点

100Pa

動作点
（上限値）①

ヒステリシス
（固定）85Pa

復帰点 ②・下限 ( 圧力下降での警報 （図)2 参照）
圧力が上昇し①のダイアル設定値に達すると時間圧力状態達すると復帰動作します。復帰点を使用し、下N.C.

配線接続接点動作します。その後圧力が下降し、②にN.O.

限警報とします。

図 2.

＜ヒステリシスについて＞
ヒステリシスは固定されており、各モデル（設正常

異常正常クローズ (ON)オープン (OFF)クローズ (ON)オープン (OFF)クローズ (ON)オープン (OFF)20 〜 300 Pa モデル（ヒステリシス 15Pa）
ダイアル設定 115Pa の場合< 下限 100Pa の設定 >圧力動作点

定圧力レンジ）毎に異なります。
詳しくは下記「設定圧力レンジ別 仕様」を参照

復帰点

115Pa

動作点 ①

100Pa

復帰点（下限値）②

して下さい。

ヒステリシス
（固定）

時間
圧力状態
配線接続

N.C.
N.O.

異常

正常

異常

クローズ (ON)オープン (OFF)クローズ (ON)オープン (OFF)クローズ (ON)オープン (OFF)■ 設定圧力レンジ別 仕様
ヒステリシス（固定）設定目盛範囲公差（繰り返し精度） 工場出荷時設定

20 〜 300 Pa±2.5 Pa

100 Pa ±15 Pa

15 Pa ±5 Pa

50 〜 500 Pa±5 Pa

200 Pa ±25 Pa

25 Pa ±8 Pa

100 〜 1000 Pa±5 Pa

400 Pa ±50 Pa

45 Pa ±11 Pa

500 〜 2000 Pa±5 Pa

1000 Pa ±100 Pa

90 Pa ±15 Pa

1000 〜 5000 Pa±15 Pa2000 Pa ±250 Pa

220 Pa ±30 Pa

P.5微差圧スイッチ

KU604３．電気接続方法■ 電気接続上部カバーをはずした状態で、下図のピン配置にしたがい COM 端子及び NC または NO 端子へ接続して下さい。
※ 推奨締付トルクは 0.8Nm です。
※ 電気接続端子（電源）1、2、3、の接触による感電などの危険に充分ご注意下さい。

1：Feeder（COM）
2：NC contact
3：NO contact

100200300Pa

・使用圧着端子寸法20

内径φ4.3mm 以上、外径φ9mm 以下

4.3

φ4.3

接続には丸型または Y 型の圧着端子をお使い下さい。
本機には取付けネジ（4mm 外径）が付いています。

P.6微差圧スイッチ

KU604

４．仕様

■ 基本仕様圧力測定方法

差圧式

受圧エレメント

ダイアフラム（シリコン LSR）

測定媒体

空気及び非腐食性ガス（液体は不可）

圧力設定方法目盛付ダイヤル

標準取付姿勢ダイアフラム垂直方向

使用温度範囲-30℃〜 85℃ （結露なきこと）

保存温度範囲-40℃〜 85℃ （結露なきこと）

受圧エレメント耐圧

5000Pa( 媒体及び周囲温度：-20℃〜 85℃）

7500Pa( 媒体及び周囲温度：-20℃〜 75℃）

外装材質

強化プラスチック

接点材質

金合金

適合配管

軟質塩化ビニール管又はゴム管

圧力ポート極性

配管接続ポート部に高圧側は『<＋> および <P1>』

内径Φ6

低圧側は『 <-> および <P2> 』のマーク表示
重量117ｇ（ブラケット含む）

ケース保護等級

IP54

電気的寿命

100 万回以上

接点定格定格電圧

抵抗負荷

誘導負荷

30VDC

4A

0.7A

250VAC

5A

0.8A

P.7

５．保証

本製品の保証期間はご指定納品場所へ納品後、１年間です。
この間に発生した故障で明らかに原因が弊社にあると判断される場合は、無償で代替いたします。
※不具合品を弊社へ返送頂き、調査後の判断となります。
次に示すような内容の場合は、保証の対象外とさせていただきますので、ご了承ください。

１）不適当な取り扱いや使用による故障または破損。
２）弊社以外での修理や改造による故障。
３）異常電源電圧に起因する故障。
４）火災、地震、水害などの災害による故障または破損。
５）本製品の故障により誘発された損害。

（南森町八千代ビル7F）

e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp

URL: http://www.krone.co.jp
OM40105-0001-05