デジタル指示調節計

信頼のスタンダード調節計シリーズ

91106.2

964891106.2

設置スペースに応じて選べる豊富なサイズ
マルチ入力，防塵防滴構造 (IP66) であらゆる環境に対応

11.598.5

□96

11.5

２種類の設定値を外部から切替可能
CEマーキング，UL安全規格取得

98.5(本社のみ)

デジタル指示調節計

JC シリーズ

■形

名ＪＣ□ -33Ａ-□ /□ □，□□□
Ｓ
シリーズ名 Ｒ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
制御出力 (OUT1)
Ａ
Ｍ
入力

W48 x H48 x D95mm
W48 x H96 x D98.5mm
W96 x H96 x D98.5mm
リレー接点
無接点電圧（SSR駆動用）
直流電流
マルチ入力
無100〜240V AC (標準)１24V AC/DC (*1)
Ａ２
警報２ (A2)
Ｗ（ 5A） 定格電流： 5A
Ｗ（10A） 定格電流：10A ヒータ断熱
Ｗ（20A） 定格電流：20A 警報 (*2)
Ｗ（50A） 定格電流：50A
ＤＲ(*3)
ＤＳ(*3) 制御出力 (OUT2)
ＤＡ(*3) （加熱冷却制御出力）
ＤＴ(*4)
Ｃ５
シリアル通信（EIA RS-485準拠）(*5)
ＳＭ
SV1/SV2外部切替 (*4)
ＬＡ
ループ異常警報
Ｐ２４ 絶縁電源出力 (*3)
ＴＣ
端子カバー
ＢＫ
外観色 黒

電源電圧

オプション

■定格レンジ

入力の種類

入力レンジ
-200 〜 1370 ℃-320 〜 2500 °F-199.9 〜 400.0 ℃-199.9 〜 750.0 °F-200 〜 1000 ℃-320 〜 1800 °F
ＪＲ
0 〜 1760 ℃
0 〜 3200 °F
0 〜 3200 °F
Ｓ
0 〜 1760 ℃
0 〜 3300 °F
Ｂ
0 〜 1820 ℃-200 〜 800 ℃-320 〜 1500 °F
Ｅ-199.9 〜 400.0 ℃-199.9 〜 750.0 °F
Ｔ-200 〜 1300 ℃-320 〜 2300 °F
Ｎ
PL-Ⅱ
0 〜 1390 ℃
0 〜 2500 °F
C（W/Re5-26）
0 〜 2315 ℃
0 〜 4200 °F
Ｋ

熱電対

■標準仕様

(*1): 電源電圧は100〜240V ACが標準です。
24V AC/DCをご注文の場合のみ，入力記号の次に[1]を記入します。
(*2): 直流電流出力形には[オプション: W]を付加できません。
(*3): JCR-33A, JCD-33Aのみ付加できます。
(*4): JCS-33Aのみ付加できます。
(*5): JCR-33A, JCD-33Aで[オプション: C5]を付加した場合, SV1/SV2外部切替は使用できません。

［JCS-33Aのオプション組合せ表］
Ａ２
○×○×

組合せ１
組合せ２
組合せ３
組合せ４

Ｗ○×○×ＤＴ×○×○Ｃ５○○××ＳＭ××
○
○

ＬＡ
○
×○
×ＴＣ
○
○
○
○

ＢＫ
○
○
○
○

P24×××
○

ＴＣ
○○
○
○

ＢＫ
○
○
○
○

［JCR-33A，JCD-33Aのオプション組合せ表］
Ａ２
○
○×
○

組合せ１
組合せ２
組合せ３
組合せ４

入力の種類
測温抵抗体

Pt100
JPt100

Ｗ
○
×○×Ｄ□
×
○
○
×Ｃ５
○
○
○
○

ＬＡ
○
○×
○

入力レンジ
-200 〜 850 ℃-300 〜 1500 °F-199.9 〜 850.0 ℃-199.9 〜 999.9 °F-200 〜 500 ℃-300 〜 900 °F-199.9 〜 500.0 ℃-199.9 〜 900.0 °F

4 〜 20mA DC
直流電流(*1)
0 〜 20mA DC 1999 〜 9999，-199.9 〜 999.9
0 〜 1V DC-19.99 〜 99.99，-1.999 〜 9.999
0〜10VDC直流電圧(*2)
1 〜 5V DC
0 〜 5V DC(*1) 直流電流入力は，受信抵抗器50Ω（別売品）の外付けが必要です。
(*2) 小数点位置移動及びスケーリング可能。

JCS-33A：PV［赤色 4 桁，文字寸法：10.2×4.9mm ( 高さ×巾 )］, SV［緑色 4 桁，文字寸法： 8.8×4.9mm ( 高さ×巾）］JCR-33A：PV［赤色 4 桁，文字寸法：11.2×5.4mm ( 高さ×巾 )］, SV［緑色 4 桁，文字寸法：11.2×5.4mm ( 高さ×巾）］JCD-33A：PV［赤色 4 桁，文字寸法：18×8mm( 高さ×巾 )］, SV［緑色 4 桁，文字寸法：12.6×6mm ( 高さ×巾）］
熱電対: K，J，R，S，B，E，T，N，PL-Ⅱ，C（W/Re5-26）外部抵抗：100Ω以下但し，B 入力の場合，外部抵抗は 40Ω以下
測温抵抗体 : Pt100，JPt100 3 導線式（1 線当たりの許容入力導線抵抗：10Ω以下）
直流電流 : 0〜20mA DC，4〜20mA DC 入力インピーダンス：50Ω（受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続）
入力
許容入力電流：50mA 以下（受信抵抗器 50Ωを使用した場合）
直流電圧 : 0〜1V DC 入力インピーダンス：1MΩ以上
許容入力電圧：5V 以下
許容信号源抵抗：2kΩ以下
0〜5V DC，1〜5V DC，0〜10V DC 入力インピーダンス：100kΩ以上
許容入力電圧：15V 以下
許容信号源抵抗：100Ω以下F）
以内のどちらか大きい値
熱電対: 各入力スパンの ±0.2％±1 デジット以内，または ±2℃（4°F）の範囲は，±6℃（12°F）以内
但し，R または S 入力で 0〜200℃（0〜400°F）の範囲は精度保証範囲外
B 入力で 0〜300℃（0〜600°
精 度（設定・指示）F）
未満は入力スパンの ±0.4％±1 デジット以内
K，J，E，T，N 入力で 0℃（32°F）以内のどちらか大きい値
測温抵抗体: 各入力スパンの ±0.1％±1 デジット以内または ±1℃（2°直流電流，直流電圧 : 各入力スパンの ±0.2％±1 デジット以内
入力サンプリング周期 250ms
リレー接点 : 1a1b（JCS-33A:1a）, 制御容量：3A 250V AC（抵抗負荷），1A 250V AC（誘導負荷 cosφ=0.4），電気的寿命：10 万回制御出力（OUT１） 無接点電圧 : 12+2+0 V DC
最大 40mA（短絡保護回路付）
直流電流 : 4〜20mA DC 負荷抵抗：最大 550Ω
下記の動作をキー操作で選択［工場出荷時：PID］
PID（オートチューニング機能付），PI，PD（オートリセット機能付），P（オートリセット機能付），ON/OFFF）（0 のとき ON/OFF 動作）
OUT1比例帯（Ｐ） : 熱電対の場合，0〜1000℃（0〜2000°F）（0.0 のとき ON/OFF 動作）
測温抵抗体の場合，0.0〜999.9℃（0.0〜999.9°直流電流，直流電圧の場合，0.0〜100.0％（0.0 のとき ON/OFF 動作）
積分時間（Ｉ）: 0〜1000 秒（0 のとき積分動作なし）
制御動作
微分時間（Ｄ）: 0〜300 秒（0 のとき微分動作なし）
OUT1比例周期: 1〜120 秒（直流電流出力形はなし）
OUT1ARW: 0〜100％
F）
動作すきま: 熱電対，測温抵抗体の場合，0.1〜100.0℃（°
直流電流，直流電圧の場合，1〜1000（小数点の位置は小数点位置選択に従う）
OUT1出力リミット : −5〜105％
警報動作の選択，励磁 / 非励磁の選択は，キー操作で選択可能です。
［工場出荷時：動作なし］
・動作なし
・上限動作
（偏差設定）設定範囲： −（入力スパン）〜入力スパン・下限動作（偏差設定）設定範囲： −（入力スパン）〜入力スパン・上下限動作（偏差設定）設定範囲： 0〜入力スパン・上下限範囲動作（偏差設定）設定範囲： 0〜入力スパン・絶対値上限動作
設定範囲： 入力レンジ下限値〜入力レンジ上限値
警報１(A1)
・絶対値下限動作
設定範囲： 入力レンジ下限値〜入力レンジ上限値
・待機機能付上限動作 （偏差設定）設定範囲： −（入力スパン）〜入力スパン・待機機能付下限動作 （偏差設定）設定範囲： −（入力スパン）〜入力スパン・待機機能付上下限動作 ( 偏差設定）設定範囲： 0〜入力スパン
入力が小数点付の場合，マイナス側設定の下限値は，−199.9，プラス側設定の上限値は 999.9 です。
入力が直流電流，または直流電圧の場合，入力スパンは，スケーリング巾となります。
入力が直流電流，または直流電圧の場合，入力レンジ下限値，入力レンジ上限値はスケーリング下限値，スケーリング上限値となります。
表 示 器

設定精度 ：指示精度と同じ動作 ：ON/OFF 動作F）
動作すきま：熱電対，測温抵抗体の場合，0.1〜100.0℃（°
警報１(A1)直流電流，直流電圧の場合，1〜1000（小数点の位置は小数点位置選択に従う）
出力 ：リレー接点 1a, 制御容量 : 3A 250V AC（抵抗負荷），電気的寿命：10 万回
SV1，SV2 を外部接点により切替ります。
（JCS-33A はオプション仕様）
SV1/SV2外部切替
接点開時（端子⑭−⑰開時）は SV1，接点閉時（端子⑭−⑰閉時）は SV2
100〜240V AC 50/60Hz，24V AC/DC 50/60Hz
許容電圧変動範囲：85〜264V AC，20〜28V AC/DC
電源電圧
消費電力
約 8VA
制御出力（OUT1）が無接点電圧出力，直流電流出力で，［オプション：DS または DA］を付加している場合，制御出力（OUT1）端子−ヒータ断線警報出力端子間，制御出力（OUT1）端子−制御出力（OUT2）端子間，制御出力（OUT1）端子−絶縁電源出力端子間は絶縁抵抗測定不可
制御出力（OUT1）が無接点電圧出力，直流電流出力の場合，制御出力（OUT1）端子−SV1/SV2 外部切替端子間，制御出力（OUT1）
絶縁抵抗
端子−通信端子間は絶縁抵抗測定不可
制御出力（OUT2）が無接点電圧出力，直流電流出力の場合，制御出力（OUT2）端子−SV1/SV2 外部切替端子間，制御出力（OUT2）
端子−通信端子間は絶縁抵抗測定不可
その他の組み合わせは，500V DC 10MΩ以上
入力端子−接地端子間，入力端子−電源端子間 ：1.5kV AC １分間
電源端子−接地端子間：1.5kV AC １分間
耐 電 圧
出力端子−接地端子間，出力端子−電源端子間 ：1.5kV AC １分間
周囲温度：0〜50℃ 周囲湿度：35〜85％RH（結露不可）
環境UL 認証 : 入力定格 100〜240V AC, 24V AC/DC
ファイル No.E159038
安全規格
材質：難燃性樹脂 色：ライトグレー
ケース材質・色
設定方式：シートキー入力
取付方式・設定方式 取付方式：制御盤埋込方式（取付可能なパネルの厚さ：1〜８mm）
JCS-33A：W48×H48×D95mm，JCR-33A：W48×H96×D98.5mm，JCD-33A：W96×H96×D98.5mm
外形寸法
JCS-33A : 約 200g，JCR-33A : 約 250g，JCD-33A : 約 370g
質量センサ補正，設定値ロック，停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償（熱電対のみ），センサ断線警報，入力異常付属機能
ウォームアップ表示，自動 / 手動制御切替，防塵防滴構造 IP66

■オプション

オプションは，お客様のニーズに合わせてお選びください。また，ご注文の際は付加するオプションの記号をご指定ください。
JCS-33Aはイベント出力があります。警報2（A2），ヒータ断線警報（W），制御出力（OUT2），ループ異常警報（LA）の出力端子です。

警報 2 (A2) [A2]ヒータ断線警報[W]

制御出力(OUT2)(加熱冷却制御)[DR, DS, DA, DT]

シリアル通信[C5]

SV1／SV2外部切替[SM]
ループ異常警報[LA]

絶縁電源出力
[P24]
端子カバー
[TC]
外観色 黒 [BK]

このオプションを付加すると，警報点数が 1 点増えます。仕様は警報 1（A1）と同じ。
このオプションを付加すると，ヒータ電流をカレントトランス（CT）で監視し，ヒータ断線を検出します。
ヒータ定格電流 5A，10A，20A，50A のいずれか指定
設定精度：ヒータ定格電流の ±5％以内
出力：リレー接点 1a, 制御容量 : 3A 250V AC（抵抗負荷），電気的寿命：10 万回
出力自己保持：なし
付 属 品：CT（単相用：1 個）
このオプションを付加すると，制御出力 2 が追加され，加熱冷却制御が行なえます。
加熱制御動作：制御出力（OUT1）と同じです。
冷却制御動作：比 例 帯（P）
： 制御出力（OUT1）比例帯の 0.0〜10.0 倍（0.0 のとき ON/OFF 動作）
積分時間（ I ）： 制御出力（OUT1）の積分時間設定値と同じです。
微分時間（D）： 制御出力（OUT1）の微分時間設定値と同じです。
比例周期： 1〜120 秒（直流電流出力形はなし）
F）
オーバラップバンド／デッドバンド：熱電対，測温抵抗体の場合，−100.0〜100.0℃（°直流電流，直流電圧の場合，−1000〜1000（小数点の位置は小数点位置選択に従う）F）
動作すきま ：0.1〜100.0℃（°
制御出力・リレー接点 （DR）：1a, 制御容量 : 3A 250V AC（抵抗負荷），1A 250V AC（誘導負荷 cosφ=0.4），電気的寿命：10 万回+2・無接点電圧 （DS）：12+0 V DC 最大 40mA（短絡保護回路付）
・直流電流（DA）：4〜20mA DC 負荷抵抗：最大 550Ω
・無接点リレー（DT）：0.3A 250V AC（抵抗負荷）
冷却動作モード（いずれかをキー操作で選択）
・空冷モード：操作量は比例帯内で直線的に変化
・油冷モード：操作量は空冷モード時の 1.5 乗倍・水冷モード：操作量は空冷モード時の 2 乗倍
外部コンピュータから各種設定状態の変更，値の読取り，値の設定等の操作を行ないます。
また，当社のプログラムコントローラ（オプション：SVTC 付）と JC□-33A（オプション：C5付）を組み合わせて，プログラムコント
ローラの SV を JC□-33A にデジタル伝送することができます。
通信インタフェース : EIA RS-485 準拠
通信方式: 半二重通信同期方式: 調歩同期式
通信速度: 2400/4800/9600/19200bps キー操作で切替可能［工場出荷時：9600bps］
パリティ: 偶数 / 奇数 / パリティなしをキー操作で切替可能
ストップビット: 1，2 をキー操作で切替可能: 神港標準 / Modbus RTU/ Modbus ASCII をキー操作で切替可能［工場出荷時：神港標準］
通信プロトコル接続可能台数: ホストコンピュータ 1 台につき最多 31 台
通信エラー検出方式 : パリティとチェックサムの二重検出方式
SV1，SV2 を外部接点により切替ります。
（JCS-33A のみ付加できます）
接点開時（端子⑬−⑭開時）は SV1，接点閉時（端子⑬−⑭閉時）は SV2
このオプションを付加すると，ヒータ断線，センサ断線，操作端異常等を検出します。
ループ異常警報時間 : 0〜200 分F），0.0〜150.0℃（°F）
ループ異常警報動作巾 : 熱電対，測温抵抗体の場合，0〜150℃（°
直流電流，直流電圧の場合，0〜1500出 力: リレー接点 1a, 制御容量 : 3A 250V AC（抵抗負荷），電気的寿命：10 万回
このオプションを付加すると，JCR-33A，JCD-33A の端子⑨−⑩から 24V DC が出力され，2 線式伝送器の電源となります。
出力電圧：24V±3V DC（負荷電流 30mA の時）
リップル電圧：200mV（負荷電流 30mA の時）
最大負荷電流：30mA
感電防止用端子カバー
通電中，調節計背面に人が接触する可能性のあるときは，必ずこのオプションをご指定のうえ端子カバーを装着してください。
ケース : 黒■パネルカット ( 単位 : mm )

■外形寸法 ( 単位 : mm )・JCS-33A11.5□4845＋0.5059.744.57545＋0.50・JCS-33A
n×48−3＋0.50

横方向密接取付
n: 取付け台数

45＋0.5095・JCR-33A

13092＋0.80・JCR-33A

9691106.2

92＋0.80

n×48−3＋0.50

横方向密接取付
n: 取付け台数

45＋0.50・JCD-33A

98.5130・JCD-33A□92＋0.8011.5

48n×96−3＋0.5091106.2

横方向密接取付
n: 取付け台数□92＋0.80

注 意11.5□96横方向密接取り付けの場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

98.5■端子配列■CT寸法・JCR-33A, JCD-33A

OUT A12２３3A
250V
ACNOYA

１３＋ ＋APOWER
SUPPLY ＋

２24V AC/DC

１２ − ７１４NO

５６−RS-485

POWER
SUPPLY

YB

B

A2/LA
（HB）

100to240V AC

３YB（＋）

１４４９NC＋−SV2

2.80.5NO
250V AC21

１５５OUT1１５ − − B１０SG
RS-485 DC TC RTD

3015

１３ 3A

３８

φ5.8

１２２SV2４

EVT＋

OUT1 NOCTL-12-S36-10L1U（50A用）

1040CTNO

100250V
AC0.3A

１１CT

１１40２１CTL-6S（ 5A, 10A, 20A用）
YA（−）

１GND

7.5−100 to240V AC

3A250VAC

25

１24V AC/DCPOWER
SUPPLY

3POWER
SUPPLY＋10.5・JCS-33A

１６６ 3A

250V AC

７A1NO

８ 3A

SG

１７30

2−φ3.540

φ1230

2−M315＋ A ＋

１８250V AC＋＋P24

OUT2/HB− −24V DC
30mA

●関連製品

安全に関するご注意

９NO

１０ 3A

250V AC● JCL-33A(48 24mm角)− B −１９DCTCB
２０RTD● JCM-33A(72mm角)● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねます
のでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は 2009 年 9月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

本社 〒562-0035 大 阪 府 箕 面 市 船 場 東 2 丁 目 5 番 1 号
TEL (072)727-4 5 7 1 FAX(072)727-2 9 9 3
大 阪 営 業 所 TEL (072)727-3 9 9 1 FAX(072)727-2 9 9 1
東 京 営 業 所 〒332-0006 埼 玉 県 川 口 市 末 広 1 丁 目 1 3 番 1 7 号
TEL (048)223-7 1 2 1 FAX(048)223-7 1 2 0
名古屋営業所 〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津1丁目7番2号
TEL (052)331-1 1 0 6 FAX(052)331-1 1 0 9
神奈川 TEL (045)361-8270 静 岡 TEL (054)282-4088
北 陸 TEL (076)479-2410 京 滋 TEL (077)543-2882
兵 庫 TEL (079)439-1863 広 島 TEL (082)231-7060
徳 島 TEL (0883)24-3570 福 岡 TEL (0942)77-0403
URL http://www.shinko-technos.co.jp
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp

99 107 JC(J)