DMM6500 6.5桁グラフィカル・サンプリング・マルチメータ
DAQ6510 データ・ロガー／データ収集システム

NEW! DMM6500型／DAQ6510型

より速く、より詳細に、 ー タッチスクリーンー 超高速デジタイザー トレンド分析ー
データ分析がもっとシンプルに！
DMM6500型

DAQ6510型（2000シリーズ後継機種）（2700/2701型後継機種）

動画でチェック

動画でチェック￥139,000￥213,000

https://youtu.be/
AA_GuQfTYjI

https://youtu.be/3uWE4518jlM

6.5桁DMM／データ・ロガーの新スタンダード
DMM6500

15種類の測定機能、５インチ高感度タッチスクリーン
100nV / 1µΩ / 10pA の最小分解能

超高速 1Ms/sデジタイザ、
7M 大容量メモリ・バッファ

DAQ6510

アイコンベースでスマホ感覚操作 ハンディ・カーソルで詳細に分析 リアルタイムにモニタリング● 2年の校正サイクルにより長期間の使用が可能● DMM6500のみ背面には10A 入力あり
● DMM6500はケースレー2000シリーズ、他社34401A と互換モードあり

測定方法は動画でチェック

https://youtu.be/hd36koT5a38

https://youtu.be/o-Bn-lV1XIs＞ さらに、多チャンネル測定 or 信号切換えが必要なら
DAQ6510

測定データをUSBに自動エクスポート

グラフ機能で最大20チャンネルまで テスト・セットアップにPC 不要
波形を同時表示
測定方法は動画でチェック● 最大80チャンネルまで拡張可能● 12種類の77xx シリーズ・プラグイン・カードが使用可能

https://youtu.be/-BxEbCZN20o

https://youtu.be/
OX27gt9EwI4

NEW! 機器制御ソフトウェア

TSP-Link® システム統合 &TSP® プログラミング

Kick Start Ver2.0

ケースレー独自機能で自動測定システムを簡単構築
TSP 機能、TSP-Link 機能（オプション KTTI-TSP）
実行履歴と比較、異常を素早く発見

PCまたはPLC
測定データ／
判定結果

開始コマンド／トリガ信号

試験用コードを本体へ保存● 多種類の計測器（電源、SMU、DMM など）を同時制御● リアルタイムでデータ確認● テスト作業効率を向上させる機能が充実【 新発売記念】
DMM6500または DAQ6510を購入すると、Kick Start2.0が期間限定で無料（2019年4月まで）

2450型などのソース・メジャー・ユニット（電圧／電流源＋電圧電流測定）

DMM6500

DAQ6510
DMM6500

仕様

A 社 34461A

抵抗測定最小レンジ〇 1Ω

× 100Ω

DC 電流測定最小レンジ〇 10µA

メモリ

〇 7M

デジタイザ

〇 1MS/sec @ 16Bits

フロントパネル〇 タッチスクリーン式

スキャナカード〇

温度測定〇 RTD、サーミスタ、熱電対

2000-SCAN or
2001-TCSCAN 使用可能

DAQ6510× 100µA

最大チャンネル数

〇 80

× 60

× 10K

メモリ

〇 7M

× 50K

× 対応不可USB メモリ接続

〇 あり

× なし

コマンド／コード〇

10V DCV 確度

30 PPM／1年、〇35 PPM／2年× 35 PPM / 1年

抵抗測定最小分解能〇 1µ Ω× 100µ Ω

RTD 測定タイプ〇 2, 3, or 4 Wire× 液晶
× 対応不可× RTD、サーミスタ

抵抗測定範囲1µ Ω - 100M Ω

DCI 測定範囲

DMM6500：10pA - 10A／DAQ6510：10pA - 3A

ACI 測定範囲

DMM6500：100pA - 10A／DAQ6510：100pA - 3A

温度測定

−200℃ - 1820℃

キャパシタンス

0.1pF - 100µF

電圧のデジタイズ

10µV - 1000V

電流のデジタイズ

DMM6500：10nA – 10A／DAQ6510：10nA – 3A

インタフェース

標準：LAN LXI、USB-TMC
オプション：GPIB、RS-232、TSP-Link

最大測定スピード

1,000,000測定 /s

チャンネル拡張10ch まで、2カード最大スイッチングレート 800ch/s（スイッチ・モジュールを使用）
チャンネル拡張

80ch まで、12種類スイッチ・モジュールjp.tek.com

テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
お客様コールセンター ： 技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡
ヨッ！良 い     オ シ ロ

TEL: 0120-441-046

営業時間／9：00～12：00・13：00～18：00（土日祝日および当社休日を除く）

サービス・コールセンター ： 修理・校正の依頼
なんと良 い     オ シ ロ

TEL: 0120-741-046

営業時間／9：00～12：00・13：00～17：30（土日祝日および当社休日を除く）〒108-6106 東京都港区港南2-15-2  品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。記載価格は2018年4月現在（税抜）。
Copyright © 2018, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。
記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2018年4月

1KZ-61383-0

A 社 34970A

USB/LAN-LXI
× GPIB/RS232
Opt：RS232/GPIB/TSP-Link
× 7

DCV & ACV 基本最高確度 100nV - 1000V (750VAC)、0.0025% 1年

DMM6500〇

利用可能なモジュール数 〇 12

DMM6500 & DAQ6510 主要スペック

共通

DAQ6510仕様
PC インタフェース

SCPI, TSP®、
2700 & 2701互換

× SCPI× 4 Wire× なし

フロントパネル DMM 入力 〇 有り

アクセサリ情報
共通

DMM6500
DAQ6510

KTTI-GPIB

GPIB 通信・6 I/O ビット

KTTI-RS232

RS232通信・6 I/O ビット

KTTI-TSP

TSP-Link 通信・6 I/O ビット

2000-SCAN

10ch スキャナ・カード

2001-TCSCAN

9ch 熱電対スキャナ・カード

DAQ6510/7700

DAQ6510、20ch マルチプレクサ・カード付き

7700シリーズ

12種類のプラグイン・カード

注：アクセサリの価格は別途お問合せください。

32

〇

台まで拡張

USB/LAN-LXI
USB/LAN-LXI
×
Opt：RS232/GPIB/TSP-Link
Opt：GPIB

PC インタフェース

ケーブルで＞ 他機種からの置換えも容易で簡単にお使いいただけますLAN