ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > アナログ・オシロスコープ

こちらは販売終了製品です。
SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A

アナログ・オシロスコープ SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A（販売終了）

TOP

世界唯一のアナログ広帯域オシロスコープ
なじみ深い操作レスポンス。
波形観測の原点。
無限諧調表示。

SS-7847A

永遠の基準機です。

4チャネル、DC〜470MHz（CH1, CH2）：SS-7847A
DC〜400MHz：SS-7840A
DC〜300MHz：SS-7830A
2mV/divの世界最高クラスの高感度（CH1, CH2）（400MHz時）
400MHzまでの周波数をカウントできる6桁表示カウンタを内蔵
シャープな自社開発CRT搭載
広帯域CRTの自社開発ノウハウを集大成。シャープなトレースを実現しました。
DCオフセット機能（CH1, CH2）

大振幅の信号の上に重畳した微小振幅信号の観測に便利で、最大±500div相当のDCオフセットが可能です。

TV/HDTV同期
NTSC, PAL(SECAM), HDTVに対応。フィールド（EVEN, ODD, BOTH）とラインの選択機能があります。

TVクランプ機能

コンポジット信号のバックポーチレベルを、グランドレベルに固定表示する機能で平均電圧の変動する信号観測に便利です。
イベント・トリガ
キーを押すだけで最適な垂直軸、時間軸、トリガレベルに設定する高速オートセットアップ機能
最大256個のパネル設定のセーブ／リコール機能

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/07̲02.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > アナログ・オシロスコープ

こちらは販売終了製品です。
SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A> 性能

アナログ・オシロスコープ

SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A（販売終了）

CRT
形状
有効面
加速電圧

6型、角型、内面目盛、目盛照明付きメッシュレスCRT
8div!10div（1div=10mm）
約20kV

垂直偏向系（Y軸）
垂直モード
CH1, CH2
感度レンジ
微調器
確度
周波数特性
帯域幅

帯域制限
立ち上がり時間性能

CH1, CH2, CH3, CH4, ADD（CH1+CH2）, ALT/CHOP（555kHz±1%）2mV/div〜5V/div 1-2-5ステップ11段切り替え
2mV/div〜12.5V/div 連続可変±2%
DC〜470MHz −3dB（SS-7847A, 5mV/div〜50mV/div時）
DC〜440MHz −3dB（SS-7847A, 2mV/div, 100mV/div〜5V/div時）
DC〜400MHz −3dB（SS-7840A）
DC〜300MHz −3dB（SS-7830A）
約DC〜20MHzまたは約DC〜100MHz（SS-7847A/SS-7840Aのみ）を選択可能［注］AC結合時の下限周波数は10Hz
約745ps（SS-7847A）、約875ps（SS-7840A）、約1.17ns（SS-7830A）［注］立ち上がり時間Trは次式からの計算値による。

方形波特性
信号遅延時間入力結合
入力RC
最大許容入力電圧
1M"時50"時
VSWR
オフセット電圧10mV/div内部50"にてオーバーシュート5%
サグ（1kHz）1%20ns以上（画面上の遅延時間）
AC, DC, GND
1M"±1.5%//16pF±2pF, 50"±1%±400V MAX
5V rms MAX
1.35以下（50"時DC〜400MHzにて。SS-7830AはDC〜300MHz）
垂直軸レンジオフセット電圧
2mV/div〜50mV/div
0.1V/div〜0.5V/div

位置の移動
極性切り替えADD
和の確度（1kHzにて）
周波数特性

1V/div〜5V/div

画面中央から約10div
CH2のみ可

±1V
±10V
±100V

±3%
DC〜400MHz −3dB（SS-7847A/SS-7840A）
DC〜300MHz −3dB（SS-7830A）

アナログ・オシロスコープCH3, CH4 SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A - 岩崎通信機株式会社

2022/10感度レンジ
100mV/div, 500mV/div
確度±3%
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ss7847a_spec.html
周波数特性DC〜400MHz −3dB（SS-7847A/SS-7840A）
DC〜300MHz −3dB（SS-7830A）［注］AC結合時の下限周波数は10Hz
入力結合AC, DC
入力RC
1M"±1.5%//16pF±3pF
最大許容入力電圧±400V MAX
プローブセンス
10:1, 100:1を検出（全CH）同期
A同期
最小同期レベル

周波数レベルDC〜10MHz

0.4div

10MHz〜100MHz

1.0div

100MHz〜400MHz
2.0div© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社［注］TV:映像信号と同期信号の比が7:3で1.5div以上
HF-REJ:10kHz以上で同期信号を減衰

11!57ージ

入力RC
最大許容入力電圧
プローブセンス

1M"±1.5%//16pF±3pF±400V MAX
10:1, 100:1を検出（全CH）同期
A同期
最小同期レベル

周波数レベルDC〜10MHz

0.4div

10MHz〜100MHz

信号源
結合方式
スロープ
B同期
最小同期レベル

水平偏向系（X軸）表示方式（HORIZDISPLAY）
A掃引
掃引方式（SWEEP
MODE）
掃引時間
最高掃引
レンジ

1.0div

100MHz〜400MHz
2.0div［注］TV:映像信号と同期信号の比が7:3で1.5div以上
HF-REJ:10kHz以上で同期信号を減衰
LF-REJ:10kHz以下で同期信号を減衰
CH1, CH2, CH3, CH4, LINE
AC, DC, HF-REJ, LF-REJ＋, −周波数レベルDC〜10MHz

0.4div

10MHz〜100MHz信号源
結合方式
スロープ
TV同期
同期方式
TV方式
TVライン
NTSC
PAL(SECAM)
HDTV
TVクランプクランプ位置
クランプレベル信号振幅
イベントトリガ
カウントモード
カウント範囲
最高周波数
バーストモード
バースト時間範囲
AUTO SETUP
対象チャネル
周波数範囲

こちらは販売終了製品です。

1.0div(*) 100MHz〜250MHz
2.0div(*) SS-7847A/SS-7840A［注］ HF-REJ:10kHz以上で同期信号を減衰
LF-REJ:10kHz以下で同期信号を減衰
CH1, CH2, CH3, CH4
AC, DC, HF-REJ, LF-REJ＋, −ODD, EVEN, BOTH, TV-H
NTSC, PAL(SECAM), HDTVODD, EVEN, BOTHで選択可能
1H〜525H
1H〜625H
1H〜1,125H
バックポーチレベル±1div以内
1.5div〜8div
1〜65,535
50MHz
0.15#s〜9.99s
CH1, CH2
50Hz〜100MHz
A, ALT, B, X-Y
AUTO, NORMAL, SINGLE

500ps/div（SS-7847A/SS-7840A）, 1ns/div（SS-7830A）
5ns/div〜500ms/div1-2-5ステップ25段切り替え（SS7847A/SS-7840A）
10ns/div〜500ms/div1-2-5ステップ24段切り替え（SSアナログ・オシロスコープ SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A - 岩崎通信機株式会社
2022/107830A）
5ns/div〜1.5s/div（SS-7847A/SS-7840A）
微調器
10ns/div〜1.5s/div（SS-7830A）
確度I±2%(*1) （画面中央8divにて）https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ss7847a_spec.html
2
確度II±5%(*1) （画面中央8div内の任意の2divにて）(*1) VARIABLE ONのときは1%追加
ホールドオフ時間
連続可変
B掃引
遅延方式
同期遅延（TRIG'D DELAY）
連続遅延（RUNS AFTER DELAY）
掃引時間
最高掃引
500ps/div（SS-7847A/SS-7840A）, 1ns/div（SS-7830A）
レンジ
5ns/div〜20ms/div1-2-5ステップ21段切り替え（SS7847A/SS-7840A）
10ns/div〜20ms/div1-2-5ステップ20段切り替え（SS7830A）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
確度I±2%（画面中央8divにて）確度II±5%（画面中央8div内の任意の2divにて）

1!57

ージ

ホールドオフ時間
B掃引
遅延方式
掃引時間
最高掃引
レンジ

確度I
確度II
遅延時間
範囲
確度

連続可変
同期遅延（TRIG'D DELAY）
連続遅延（RUNS AFTER DELAY）こちらは販売終了製品です。

500ps/div（SS-7847A/SS-7840A）, 1ns/div（SS-7830A）
5ns/div〜20ms/div1-2-5ステップ21段切り替え（SS7847A/SS-7840A）
10ns/div〜20ms/div1-2-5ステップ20段切り替え（SS7830A）±2%（画面中央8divにて）±5%（画面中央8div内の任意の2divにて）A掃引の0.2div〜10.2div
1#s/div〜500ms/divにて±[（設定値!0.005）+（掃引時間!0.1）]−55ns
A掃引1ms/div, B掃引500ns/divにて1/20000

遅延ジッタ
掃引拡大
倍率
10倍
確度I(*2)
画面中央8divにて
5ns/div〜50ns/div±5%（SS-7830Aは10ns/div〜50ns/div）
100ns/div〜500ms/div ±3%
確度II(*1, *2)
画面中央8div内の任意の2divにて
5ns/div〜50ns/div±10%（SS-7830Aは10ns/div〜50ns/div）
100ns/div〜500ms/div ±5%(*1) 掃引開始部：20nsまたは1div
掃引終了部：20nsを除く(*2) VARIABLE ONのときは1%追加
XｰY動作
X軸(CH1)
感度レンジ
確度
周波数特性
Y軸
位相差

CH1と同じ±2%
DC〜2MHz −3dB
CH1, CH2, CH3, CH4, ADD
3°以内（DC〜200kHz）

CAL（校正信号）
波形の種類
周波数
デューティレシオ
出力電圧

方形波
1kHz±0.1%
49%〜51%
0.6V±1%CH2 OUT
出力感度
出力電位
出力結合
周波数帯域
出力抵抗

20mV±30%（50"負荷終端時）±100mV（50"負荷終端時）
直流結合200MHz −3dB（50"負荷終端時）50"±20%Z AXIS IN
輝度変調電圧極性
周波数範囲
入力抵抗
入力耐圧

0.5Vp-p以上
正電圧で暗、負電圧で明DC〜5MHz5k"±20%±40V MAX

カーソル測定測定の種類
時間差（△t）、電圧差（△V）
カーソル移動範囲
X軸
画面中央から±(5±0.2)div
Y軸
画面中央から±(4±0.2)div
確度
電圧差（△V）±[(2% of reading)+(0.3% of full scale)]
アナログ・オシロスコープ SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A - 岩崎通信機株式会社
時間差(△t)MAG OFF±[(2% of reading)+(0.3% of full scale)]
MAG ON(MAG!10)
500ms/div〜100ns/div ±[(3% of reading)+(0.3% of full scale)]
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ss7847a_spec.html
50ns/div〜5ns/div±[(5% of reading)+(0.3% of full scale)](SS-7847A/SS-7840A)
カウンタ
表示桁数
確度
周波数測定範囲

2022/10

6桁±0.0025%
2Hz〜400MHz

データの保存内蔵電池によるバックアップ
保存データの種類
電源OFF(*1) 直前のパネルセットアップ条件、セーブされた© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
パネルセットアップ条件（最大保存データ数は256個）コメ
ント12文字(*1) 電源コードをコンセントから抜いた状態

3

表示桁数
確度
周波数測定範囲

6桁±0.0025%
2Hz〜400MHz

こちらは販売終了製品です。

データの保存内蔵電池によるバックアップ
保存データの種類
電源OFF(*1) 直前のパネルセットアップ条件、セーブされた
パネルセットアップ条件（最大保存データ数は256個）コメ
ント12文字(*1) 電源コードをコンセントから抜いた状態
バックアップ時間
約30,000H（約25$にて）
電源電圧範囲
周波数範囲
消費電力
質量・大きさ
質量
大きさ

AC100V〜240V
50/60Hz
約130VA以下
約8.5kg
約320W!160H!420Lmm［注］付属品および突起部を除く。

付属品
電源コード(1)、SS-101Rプローブ(2)、パネルカバー(1)、ヒューズ(2)、取扱説明書(1)、付属品収納袋(1)
環境条件
性能保証温度
性能保証湿度
動作範囲
温度
湿度
保存範囲
温度
湿度

10$〜35$0$〜40$
0$〜40$
90%以下（0$〜40$）-20$〜70$
80%以下（-20$〜70$）

1!57

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ss7847a_spec.html

4© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > アナログ・オシロスコープ

こちらは販売終了製品です。
SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A> 価格アナログ・オシロスコープ SS-7847A/SS-7840A/SS-7830A（販売終了）
品名
本 アナログ・オシ体 ロスコープ

標 電圧プローブ
準 (10:1)
付 パネルカバー属

品 取扱説明書和文FETプローブ
SFP5A/4A用付
属品一式

カーレント・プ
ローブ

カーレント・プローブ
SS-250/SSオ 240A用電源

品番

標準価格（税別）

備考

SS-7847A¥1,078,000470MHz、4ch

SS-7840A¥858,000400MHz、4ch

SS-7830A¥638,000300MHz、4ch

SS-101R¥25,0001.2m、500MHz

KCM1367-11¥10,000-

価格

TS-8500,SS-7847A/40A/30A/40AP/30AP用¥3,000SFP-5A
SFP-4A¥132,0001GHz,1.9pF,1M ,10:1¥85,000800MHz,2.15pF,1M ,10:1

SS-222¥10,000出力アダプタPD189は含まれません

SS-250¥280,000DC〜100MHz、30A

SS-240A¥200,000DC〜50MHz、30APS-26¥50,000

プ 電圧プローブ
販売終了1.5m、100MHz、15-35pF、1000V
SS-084R
シ (100:1)
高電圧用プローョ
販売終了2.5kV,250MHz,100:1
SS-078R
ブン
ショルダバッグ
別途お問合せください220mm 485mm 360mm
K
FP-7L 2個付き SFP-5A/4A、AP020、プローブTOP変
GR-CF¥5,000 PP006、SS-101R、082R、0012、0001
換ツール
適合
検査成績書

数値付検査成績書

取扱説明書英文-¥5,000追加一部毎¥500（税込み ¥525）-¥10,000追加一部毎¥1,000（税込み ¥1,050）-¥6,000https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/07̲03.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社