エリウェル ＩＤ９６１Ｅ 取 扱 説 明 書
ご使用前に必ずお読みください

３．使用上のご注意
注意・ フロントパネルのボタンは先のとがったもの（ボールペン、ドライバー等）で押さないで下さい。
・ 汚れた時は、柔らかい布又はティッシュペーパーで拭いて下さい。シンナー、ベンジン等の有機溶剤及び強酸、強アルカリ性のものは表面を傷めますので絶対に使用しないで下さい。
・ 水は絶対にかけないで下さい。

取扱い上の注意事項

フロントパネルと機能１接点出力の冷凍ユニット用電子サーモスタットエコー（表示リピーター、別売)が接続できます

１． 安全上のご注意
警告・ 必ず電源を切ってから配線して下さい。感電する恐れがあります。
・ 湿気の多い場所、水や油及び薬液などのかかる場所への取付けはしないでください。
故障や過熱、発火の原因となります。
・ 腐食性、可燃性の雰囲気中、揮発性のガス、蒸気等の雰囲気中で使用しないで下さい。
故障、破損の恐れがあります。
・ 絶対に分解や修理、改造をしないで下さい。内部に触れると感電や故障の原因となります。
・ ケースや端子ブロックの隙間から金属片やドライバーを差し込まないで下さい。感電、破損の恐れがあります。
・ 放熱を妨げないよう、本機器の周辺及び通風孔を塞がないで下さい。発熱する恐れがあります。
２． 取付け上のご注意
注意・ 以下の周囲温度・周囲湿度の範囲内で使用・保管して下さい。
許容周囲温度： −５〜５５℃ 許容周囲湿度： １０〜９０％ＲＨ（結露無き事）・ 次のような場所には、取付けないで下さい。
−振動の多い場所−塵埃の多い場所−強い高周波ノイズを発生する機器（高周波ウェルダー等）に近い場所−直射日光が当たる場所−直接水のかかる場所
・ センサー、外部設定器の配線は誘導ノイズの影響を避けるため、電源ライン、負荷ラインとは出来るだけ離して下さい。
・ 取付け時に、センサーの先端部に機械的な力を加えないよう注意してください。センサーは丁寧に取り扱って下さい。落としたり、振り回したりするとセンサー不良の原因となります。
・ 配線は棒端子、又ははんだ付けで固めて取付けて下さい。
・ センサーが切断、短絡した場合は交換して下さい。
・ トランスを取付ける場合は、一次側と二次側を確認の上、正しく配線して下さい。

1

ＩＤ９６１Ｅはフロントパネルの液晶表示部と４つのボタンで、用途に応じて多様な設定が可能です。
各ボタンとその働き①

ＵＰボタン：パラメーターのスクロール、値の増加②

ＤＯＷＮボタン：パラメーターのスクロール、値の減少③

ｆｎｃボタン： エスケープ（１つ前の表示に戻る）④

ｓｅｔボタン： 温度設定モードの呼び出し、値の確定

液晶ランプ
ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙﾛｺﾞ

機

能ユニットの状態

コンプレッサー

コンプレッサー運転時点灯、ディレー時点滅

デフロスト

デフロスト時点灯、手動デフロスト時点滅

アラーム

アラームＯＮ時点灯

ＩＤ９６１Ｅには“温度設定”モードと“パラメーター”モードがあります。

温度設定モード ＝ 温度設定の方法 （例：測定温度６℃にて−５℃に温度設定する場合）
６ 電源を入れると、測定温度が表示されます。 ④ｓｅｔ ボタンを押して下さい。
↓ＳＥｔ ＳＥｔと表示されます。設定値を呼び出すには ④ｓｅｔ ボタンを再び押して下さい。
↓
０ 初期設定値が表示されますので②ＤＯＷＮ ボタンを押します。
↓− ５ 設定温度にあわせます。この値がメモリに記憶されます。
↓６ フロントパネルのボタンに１５秒以上触れないでおくと、１つ前の表示に戻ります。 １５秒毎に自動的に１つずつ前の表示に戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。
③ｆｎｃ ボタンを押すことによっても、１つずつ前の表示に戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。
2

液晶表示部に最後に表示された値がメモリに記憶されます。
注意： パラメーターを変更した時は、機器の設定又は時間（タイミング）に起因する誤作動を防止するために機器の電源を一度

注： ｄｉＳフォルダ内のパラメーター、ＬＯＣ ＝ ｙ と設定されていれば、設定値の変更は出来ません。表示のみ可能です。

切り、再び電源を入れて下さい。

パラメーターモード
ＩＤ９６１Ｅのパラメーターは５つの「フォルダ」に分類されています。
フォルダ
各フォルダに属するパラメーター
ＣＰ ＝ ｄｉＦ ＨＳＥ ＬＳＥ Ｏｎｔ ＯＦｔ ｄＯｎ ｄＯＦ ｄｂｉ ＯｄＯ
ｄＥＦ ＝ ｄｉｔ ｄＣｔ ｄＯＨ ｄＥｔ ｄＰＯ
ｄｉＳ ＝ ＬＯＣ ＰＡ１ ＣＡ１ ｄｄＬ ｄｒｏ Ｅｒｏ
ＣｎＦ ＝ Ｈ００ ｒＥＬ ｔＡｂ
ＦＰｒ ＝ ＵＬ ｄＬ
Ｆｒ

パラメーターの設定方法 (例：ＨＳＥを＋５℃に設定する場合)
６↓
ＣＰ↓
ｄｉＦ↓
ＨＳＥ↓
９９↓
５↓
ＨＳＥ

パラメーターモードに入るには、測定温度が表示された状態で、④ｓｅｔボタンを５秒以上押して下さい。

パスワード
ＩＤ９６１Ｅのパスワード機能が有効な場合（パラメーターＰＡ１が０以外の数値で設定されている場合）、あらかじめ設定したパスワードを入力しなければパラメーターを呼び出すことが出来ません。 初期設定ではパスワードは無効（設定値＝０）です。
ＰＡ１
↓０↓
ＣＰ

ボタンを５秒以上押すと“ＰＡ１”と表示されます。

パスワードが有効な場合、測定温度が表示された状態で④ｓｅｔ④ｓｅｔ ボタンを押すと０と表示されます。①ＵＰ ボタンでパスワードの数字を入力し④ｓｅｔ確定します。
数字が合っていると、最初のフォルダ“ＣＰ“が表示され、パラメーターの設定・変更が出来ます。

ボタンで

注： パスワードはメモを取るなどして忘れないようにして下さい。パスワードを忘れてしまった場合、１から順に入力してパスワードを探して下さい。

フロントパネルボタンのロック最初のフォルダ“ＣＰ“が表示されます。 ④ｓｅｔ

ボタンを押します。（※１）

ＩＤ９６１Ｅには“ｄｉＳ”フォルダ内の“ＬＯＣ”パラメーターをｙと設定する（初期設定＝ｎ）ことによりフロントパネルのボタンをロックすることが出来ます（誤操作防止機能）。 ボタンがロックされた状態でも、④ｓｅｔ ボタンで温度設定モードを呼び出し、設定値を表示することが出来ます。(表示のみで変更不可)“ＣＰ”フォルダ内の最初のパラメーターが表示されます。
①ＵＰ

ボタンを押して２番目のパラメーター”ＨＳＥ“を呼び出します。④ｓｅｔ

ボタンを押します。（※２）

初期設定値が表示されます。 ①ＤＯＷＮ ボタンを押して下さい。

手動デフロストの開始
手動デフロストを開始するには、①ＵＰ ボタンを５秒以上押して下さい。

アラーム表示５に合わせ、④ｓｅｔボタンを押して確定します。 この値がメモリに記憶されます。

“ＣＰ”フォルダ内の別のパラメーターを設定する場合： ③ｆｎｃ ボタンを押す、又はボタンに触れないで１５秒放置すると“ＨＳＥ”の表示に戻ります。 ①ＵＰ 又は②ＤＯＷＮ ボタンを押してお望みのパラメーターを呼び出し、上記（※２）の操作を繰り返して下さい。
別のフォルダのパラメーターを設定する場合：“ＨＳＥ”の表示に戻った状態で再度③ｆｎｃ ボタンを押します。“ＣＰ”と表示されますので①ＵＰ 又は②ＤＯＷＮ ボタンを押してお望みのパラメーターが属するフォルダを呼び出し、上記（※１）の操作を繰り返して下さい。

3

ＩＤ９６１Ｅがアラーム状態になると、アラームアイコン 下の液晶ランプが点灯してお知らせします。
センサーの不具合（短絡・断線等）の場合は液晶表示部にＥ１と表示され、コンプレッサーは“Ｏｎｔ”と“ＯＦｔ”で設定された通りに働きます。
ＯＵＴ

Ｏｎｔ

ＯＦｔ

コンプレッサー出力００ＯＦＦ０＞０ＯＦＦ＞００ＯＮ＞０＞０

サイクル運転OnOffOnt

4OFt

Ont

取付け

本 体 仕 様ＩＤ９６１Ｅはフラッシュパネル取付け用として設計されています。パネルに７１ｘ２９ｍｍの開口部をあけ、同梱のブラケットで固定して下さい。
エコーの開口部は４６ｘ２６ｍｍです。パネルの最大厚みは１．５ｍｍです。
高湿・結露を避け、本体が熱を持たないよう適度に通気が可能な場所に取付けて下さい。

フロントパネル保護等級

ＩＰ６５相当周囲温度（使用＆保管時）−５℃〜５５℃

本体材質

プラスチック樹脂本体 ＰＣ＋ＡＢＳ
ＵＬ９４ Ｖ−０

周囲湿度（使用＆保管時）

１０〜９０％ＲＨ以下（結露しないこと）電気配線

電 源 １００V 仕様品
２００V 仕様品

ＡＣ １００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ

表示温度範囲−５５〜１４０℃

アナログ入力ＰＴＣセンサー１点

精 度

全計測範囲の±０．５％＋１℃

デジタル出力入力結線

１点 ＳＰＤＴ ８（３）Ａ ２５０Ｖ〜
ネジ端子ブロック（２．５ｍｍ２）

分解能寸 法

１℃
フロントパネル ３２ｘ７４ｍｍ 奥行６０ｍｍ

注意！ 機器が通電中は絶対に電気系統に触らないで下さい。
ＩＤ９６１Ｅには２．５ｍｍ２径の電源ケーブル接続用のネジ端子ボードがあります。端子の容量は、本体に貼付されているラベルをご覧下さい。 リ
レー出力には電圧がかかっておりません。 負荷が大きい場合には、最大許容電流を超えないようにし、適切な容量のリレーを使用してください。 本
体に表示されている電圧と合っているかご確認下さい。
センサーに取付けの極性は無く、一般的な両極性ケーブルを使用して伸長する事が出来ます。（もしセンサーを伸長した場合、ＥＭＣ（電磁互換性）という点から機器の性能に影響する事をご留意ください − 配線は慎重に行って下さい）。センサー及び入力ケーブルは電源ケーブルから出来るだ
け離してください。
配線図 （ＩＤ９６１Ｅ １００Ｖ又は２００Ｖ）

ＡＣ ２００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ

エコー（別売） 仕 様
寸 法

フロントパネル ４８ｘ２８ｍｍ 奥行１５ｍｍ

電 源本体より供給

ケーブル長さ５ｍ

表 示

ＭＥＭＯ

配 線
１−２ コンプレッサーリレー出力時 開
１−３ コンプレッサーリレー出力時 閉
６−７ 電源
８−９ センサー入力
Ａ エコー（表示リピーター、別売）＆コピーカード（別売）接続用ＴＴＬ入力(兼用)56３桁＆−(マイナス)ＩＤ９６１Ｅ

パラメーター構成表

パラメー
フォルダ ター

ｄｉＦ
HSE
LSE

ッコン
プ
レ

単位

1...302
LSE...302 99℃℃-55...HSE -50℃

範囲

ディファレンシャル。コンプレッサーは設定値に達すると停止し、設定温度＋ディファレンシャル値に達すると再始動します。（０は設定不可）
設定温度上限値
設定温度下限値

Ｏｎｔ

ＯＦｔ

センサー不良の際コンプレッサー停止時間。 Ｏｎｔが"０"の場合このパラメーターを"１"に設定すると、コンプレッサーは常にＯＦＦとなります。 Ｏｎｔ＞０の場合、コンプレッサーは常にＯｎｔとＯＦｔで設定された時間でサイクル運転します。＊注２

ｄＯｎ

コンプレッサー保護のため、ＯＮ／ＯＦＦの間隔をディレー時間で制御。庫内温度が設定温度＋ｄｉFに達した時からのディレーとなり、このパラメーターで設定した時間（秒）コンプレッサーは合計温度を超えて上昇しても停止状態のままです。

サｄｉＳ

0...25000...250

0...250

1ｄｉｔ
デフロdEF ス
ト制
御ｄＣｔ

機器の電源ＯＮからデフロストが開始するディレー時間。このパラメーターで設定した時間はデフロストが開始しません。

ｄＯＨ
ｄＥｔ デフロスト継続時間。
ｄＰＯ
ＬＯＣ

ｄｉＳ

表示

デフロスト間隔時間。 デフロストが終了し、次のデフロストが開始する迄の時間。
デフロストの間隔時間のカウント方法。
０＝コンプレッサーの運転の合計時間が“ｄｉｔ”で設定した時間に達すれば次のデフロストが始まります（ﾃﾞｼﾞﾌﾛｽﾄ方法、特許）本機の電源を切るとカウント時間は０に戻ります。
１＝本機の使用時間が、“ｄｉｔ”で設定した時間に達すれば次のデフロストが開始します。本機の電源を切るとカウント時間は０に戻ります。
２＝設定温度に達するとコンプレッサーが停止し、常にデフロストが始まります。

ＰＡ１
ＣＡ１

電源ＯＮ時デフロストに入るかどうかの選択。 ｙ＝入る

ｎ＝入らないフロントパネルボタンのロック。
ｙ＝ロックする ｎ＝ロックしない ＊注３
パスワード。０以外の値に設定するとパスワードが有効となります。 ＊注４
微調整。 センサー計測値＋／−このパラメーターで設定した値の温度が表示されます（例：−２で設定した場合、センサー読み込み値が４の場合表示は２となります）

Ｌｄｄ

ｄｄＬ＝２に設定した場合、デフロスト終了後も“ｄｅＦ”が表示される時間がこのパラメーターで設定できます。 デフロスト終了後、このパラメーターで設定した時間が経過すると、庫内温度表示に戻ります。

0Ｅｒｏ秒

構成

Ｈ００
ｒｅＬ
ｔＡｂ

*
コピ

ＵＬＣｎＦ

カＦｐｒ0分

0...2500分

0...2500分

0...250

6

時間0/1/2

10...59１...250030n/ynn/yn0...250

0-12...120ド

エコー表示の選択。 ０＝本体表示部と同じ。 １＝庫内温度。 ２と３は使用不可。 ４＝設定温度。

0/1/2

10...255

00/100/1/2/3/4

00/10

センサーのタイプ選択。 ０＝ＰＴＣ， １＝ＮＴＣ

分

Ｆｒ

注１＆注２：Ｏｎｔ，ＯＦｔのパラメーターを両方共０に設定した場合、コンプレッサーは停止したままとなります。
注３＆注４：ＬＯＣ＝ｎ、ＰＡ１を０以外の値（ボタンのロック無し、パラメーターロック有り）に設定している場合、温度設定モードにて設定値の変更は出来ますが、パラメーターモードには入れません。
ＬＯＣ＝ｙ、ＰＡ１を０の値（ボタンのロック有り、パラメーターロック無し）に設定している場合、温度設定モードにて設定値の表示のみ可
能で、変更は出来ません。パラメーターモードには入って値を変更する事が出来ます。
＊コピーカードは別売です。

分
分℃

単位ｄＬ

お問い合わせは： 正栄 株 式 会 社

本社 〒553-0003 大阪市福島区福島６−１３−３
機器事業部 TEL: 06-6458-4151 FAX:06-6458-4175
輸入開発ｼｽﾃﾑ課 TEL: 06-6454-4653 FAX:06-6458-4175
東京支店 〒156-0041 東京都世田谷区大原 1-63-9-8F
TEL: 03-3323-1211 FAX:03-3324-3877
URL:http://www.shoei-sec.co.jp
E-mail : info@shoei-sec.co.jp

ＥＸＱ−３−７１８２１６-−１
製品改良のため、予告無しに仕様・構造等の変更を行うことがあります。

7

初期
設定

温度表示の選択。 0＝℃ １＝°ＦーＯｄＯ

ｄｄＬ

分

コンプレッサー保護のため、ＯＮ／ＯＦＦの間隔をディレー時間で制御。コンプレッサーが運転を開始し、庫内温度が設定温度に達してコンプレッサーが停止した後、コンプレッサーが運転を開始した時間から起算して、このパラメーターで設定した時間（分）コンプレッサーが再び設定温度＋ｄｉｆの温度を超えて上昇しても、停止状態のままです。
本機の電源ＯＮ後、または停電時にコンプレッサー出力がＯＮとなるまでのディレー時間。

範囲

ｄｒｏ

0...250ｄｂｉ

表示分

コンプレッサー保護のため、ＯＮ／ＯＦＦの間隔をディレー時間で制御。コンプ
レッサーが停止した時間から起算して、このパラメーターで設定した時間（分）
コンプレッサーは、庫内温度が設定温度＋ｄｉFの温度を超えて上昇しても、停止状態のままです。

ｄＯＦ

説明
デフロスト時の表示選択。
０＝庫内温度を表示します。
１＝デフロスト開始時の庫内温度を継続表示します。デフロスト終了後も、庫内温度が設定値に達するまで表示は変わりません。
２＝“ｄｅＦ”と表示します。 デフロスト終了後も、庫内温度が設定値に達するまでは、次のパラメーターＬｄｄで設定された時間“ｄｅＦ”と表示します。

ー制御＆保護明センサー不良の際のコンプレッサー運転時間。 ＯＦｔが"０"の場合このパラメーターを"１"に設定すると、コンプレッサーは常にＯＮとなります。 ＯFｔ＞０の場合、コンプレッサーは常にＯｎｔとＯＦｔで設定された時間でサイクル運転します。＊注１

ー

CP説

パラメー

フォルダ ター初期
設定8