ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

こちらは販売終了製品です。
TS-80000シリーズ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-80000シリーズ （販売終了）

TOP

高性能アナログ・オシロスコープ

TS-81000：DC〜1GHz（50 ） 販売終了
標準価格¥2,480,000（税別）

DC〜500MHz（1M 時, パッシブプローブはオプション），4chTS-80600：DC〜600MHz

標準価格¥1,480,000（税別） 販売終了

DC〜500MHz（1M 時, パッシブプローブはオプション），4ch

超高輝度、可変残光機能

波形更新速度、最高100万回/秒

シャープな輝線
高精細カラーディスプレイ 800x480ドット
超高速ライティングスピード 10div/ns
豊富で便利な機能満載。充実のドキュメント
機能。

プリンタ内蔵、LANインタフェース装備、ATAカード使

用可能

NTSC/VGA映像出力付

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16̲01.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

こちらは販売終了製品です。
TS-80000シリーズ> 特長

TS-80000シリーズ （販売終了）

特長

世界唯一！1GHz/600MHzの広帯域アナログ・オシロスコープ

アナログ・オシロスコープでは、世界最高の1GHz(TS-81000)/600MHz(TS-80600)です。
超高輝度、可変残光機能付き＆最高目視ライティング・スピード１０div/ns

一層グレードアップした新開発スキャンコンバータ管の搭載で、輝線のシャープ化を実現しました。また、繰り返し信号に隠れたランダムノイズの捕捉が可能で最高掃引時のシングル掃引の観測にも充分対応します。

繰り返しの遅い波形も楽々観測できます。しかも遅延拡大比率を大きくしても輝度に影響がありません。

[画像をクリックすると拡大表示します。]

本機は、アナログ波形観測の領域を一段と広げました。

[従来当社比1000倍以上。
対比アナログ・オシロスコープ]
超高速ストレージ

ストレージ機能により、高[画像をクリックすると拡大表示します。]

速単発現象を容易にストレージすることができます。

最高掃引の200ps /div時でも（TS-80600は、500ps/div）
余裕を持って高速波形をストレージします。

小振幅の高周波ノイズも確
実にストレージしているのが解ります。
高精細カラー低温ポリシリコン液晶ディスプレイ（800!480ドット）

超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10ワイド画面でカーソル情報や設定情報を波形エリア外に表示し、波形観測の邪魔になりません。
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_02.html

残光時間の調整ができるパーシスタンス機能

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

信号波形の比較や、単発現象のこちらは販売終了製品です。
残光時間の調整ができるパーシスタンス機能

信号波形の比較や、単発現象の観測に便利です。また、低速の

X-Yモード観測にも大きな威力を発揮します。

繰り返し信号の中に、まれに現われるノイズやジッタを捉える
のに大きな威力を発揮します。

毎秒100万回の波形取り込みにより、最高のリアルタイム表示を[画像をクリックすると拡大表示します。]

実現します。

高確度６桁の周波数カウンタ搭載

内蔵プリンタ等、豊富で便利な外部出力機能

プリンタ内蔵（感熱紙、階調印刷対応）、LANインタフェース付き(10Base-T )で外部からのリモート・コントロール、画像の転送やネットワーク・プリンタへの出力が可能です。また、PCカードスロット装備で波形画像やセットアップ情報をATAカードに保存ができます。 さらに、NTSC (S端子付き）/RGB 映像出力機能も標準で装備。パソコンへの動画取り込み、ビデオテープや外部モニタ等にも出力できます。
高輝度アナログ・オシロスコープでも「焼け」の心配が不要

高速のアナログ信号の観測を行うには、色々な方法が存在しましたが、どれもが観測用CRT等「焼け」の心配をはらんでいました。その理由
は、波形を捉える「蓄積管」は高価で、修理期間も長いからです。本機に搭載した新スキャン

コンバータ管は、波形蓄積部にCCDを使用していますので「焼け」に強く、振動にも強い構造になっています。

6!41
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_02.html

2ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ
表示部
形状
CRT
形状
蓄積特性
最高筆記速度
残光時間
波形記録
SINGLEストレージ
垂直軸

垂直モード
CH1,2
感度レンジ
50"
1M"
バリアブル
感度確度

周波数帯域（-3dB）
50"

1M"（パッシブプローブ
SS-101Rはオプション）
立ち上がり時間

オフセットレンジ
オフセット確度

入力インピーダンス

入力結合

最大入力電圧
CH3,4
感度レンジ

性能

TS-80000シリーズ （販売終了）

5.8型 低温ポリシリコン液晶 （800x480ドット）
10div!8div（60dot/div、GRID選択時）
2型径 CCDエリアセンサ方式スキャンコンバータ管
38万画素）（約

10 div/ns
ゼロから無限時間まで可変
KEY操作で管面波形の記録/消去が可能
TIME/div 連動自動 INTEN 調整機能
CH1, CH2, CH3, CH4, ADD(CH1±CH2）, ALT/CHOP（555kHz±1%）5mV/div〜1V/div 1-2-5ステップ8段切り替え
5mV/div〜5V/div 1-2-5ステップ10段切り替え
1/2.5以下に調整可能±2%
TS-81000：DC〜1GHz(10mV〜1V/div)
TS-80600：DC〜600MHz(10mV〜1V/div)
DC〜500MHz (5mV〜9.9mV/div)
DC〜500MHz(10mV〜5V/div) SS-101R先端にてDC〜350MHz (5mV〜9.9mV/div) SS-101R先端にてTS-81000
350ps(50" 10mV〜1V/div)

TS-80600
583ps

注意：立ち上がり時間はTr=0.35/BWからの計算値
5mV〜50mV/div : ±1V
100mV〜500mV/div : ±10V
1V〜5V/div : ±100V± (1.5% + 0.5% of full scale + 1mV)
50": ±2%
1M": ±1% // 16pF
(DC1M" 5mV〜5V/div, AC1M" 100mV〜5V/div)
1.2M" ±1.0% // 16pF (AC1M" 5mV〜50mV/div)
DC50", DC1M", AC1M", GND
50" : 5Vrms
1M" : 250Vmax (DC+peakAC, <= 5kHz)
100mV/div、500mV/div

感度確度

±2%

オフセットレンジ

100mV/div : +/-1V
500mV/div : +/-5V

DC〜500MHz
周波数帯域（-3dB） TS-80000シリーズ
超高輝度アナログ・ストレージスコープ- 岩崎通信機株式会社

入力インピーダンス

こちらは販売終了製品です。
TS-80000シリーズ> 性能

2022/10

1M": +/-1.0% // 16pF

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_07.html
DC1M", AC1M"

入力結合

1

最大入力電圧ADD
周波数帯域（-3dB）

1M" : 250Vmax (DC+peakAC, <= 5kHz)

AC結合下限周波数
バンドリミッタ

10Hz (-3dB)
20MHz
200MHz
10:1,100:1自働検出
スキュー調整機能あり
20ns
4div以上プローブセンス
チャネル間時間差
信号遅延時間トレースセパレーション
同期
A TRIG

TS-81000
DC〜1GHz(10mV〜

1V/div)50"入力時TS-80600
DC〜600MHz(10mV〜
1V/div)50"入力時© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

6!41

ージ

プローブセンス
チャネル間時間差
信号遅延時間トレースセパレーション

10:1,100:1自働検出
スキュー調整機能あり
20ns
4div以上同期
A TRIG
同期周波数
信号源
カップリングスロープ
最小同期感度TS-81000
DC〜1GHzCH1, CH2, CH3, CH4, LINE〜fmax

50" 5mV/div〜9.9mV/div

TRIG
同期周波数
信号源
カップリングスロープ
最小同期感度

イベントトリガ
カウントモード
バーストモード
トリガレベル可変範囲
水平軸
表示方式
A掃引
掃引方式
最高掃引

2.0div

fmax：500MHz

DC〜500MHｚ
CH1, CH2, CH3, CH4
DC：DC〜500MHz
AC：100Hz〜500MHz
HF-REJ：10kHz以上減衰
LF-REJ：10kHz以下減衰+,DC〜10MHz
0.4div〜500MHz

極性
同期感度1.0div

50" 10mV/div〜1V/div fmax：1GHz(TS81000)/600MHz(TS-80600)〜100MHzTV同期

TS-80600
DC〜600MHz

DC：DC〜fmax
AC：100Hz〜fmax
HF-REJ：10kHz以上減衰
LF-REJ：10kHz以下減衰+,DC〜10MHz
0.4div〜100MHzB

こちらは販売終了製品です。

1.0div
2.0div

NTSC,PAL,CUSTOM
ライン選択（〜3000）、フィールド選択（1,2,4,8）
CUSTOMはHDTVを含む+,1.5〜8.0 div
TVクランプ可能
カウントモード
設定範囲：1〜65535
最高周波数：50MHz
設定範囲：0.15us〜9.99s± 8.0 div
A,ALT,B,X-Y

AUTO、NORMAL、SINGLE
200ps/div(TS-81000)
500ps/div(TS-80600)
レンジ
2ns〜200ms/div 1-2-5ステップ25段切り替え(TS-81000)
5ns〜200ms/div 1-2-5ステップ24段切り替え(TS-80600）
微調器
2ns〜600ms(TS-81000） 5ns〜600ms（TS-80600）
超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社
2022/10確度#(*1)±2% （5ns〜200ms/div）管面中央8divにて±3% （2ns/div）管面中央8divにて （TS-81000のみ）
確度$(*1)±5% （5ns〜200ms/div）管面中央8div内任意の2divにて±6% （2ns/div）管面中央8divにてhttps://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_07.html
2(*1) 掃引開始部：20nsまたは１ｄｉｖ、掃引終了部：20ns
を除く
VARIABLE onの時は1%追加
B掃引
遅延方式
同期遅延（TRIG'D DELAY）、連続遅延（RUNS AFTER
DELAY）
最高掃引
200ps/div（TS-81000）/500ps/div（TS-80600）
レンジ
2ns〜20ms/div 1-2-5ステップ22段切り替え（TS-81000）
5ns〜20ms/div 1-2-5ステップ21段切り替え（TS-80600）
確度#(*2)±2% （5ns〜200ms/div）管面中央8divにて±3% （2ns/div）管面中央8divにて確度$(*2)±5% （5ns〜200ms/div）管面中央8div内任意の2divにて±6% （2ns/div）管面中央8divにて（TS-81000のみ）(*2) 掃引開始部：20nsまたは１ｄｉｖ、掃引終了部：20ns
を除く
デュアルディレイ測定可能
遅延ジッタ
1/50,000以下
掃引拡大
10倍
ホールドオフ時間
連続可変 最大1s© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
X-Y
X軸

入力

CH1

6!41

ージ

確度$(*2)

デュアルディレイ測定
遅延ジッタ
掃引拡大
ホールドオフ時間±5% （5ns〜200ms/div）管面中央8div内任意の2divにて±6% （2ns/div）管面中央8divにて（TS-81000のみ）(*2) 掃引開始部：20nsまたは１ｄｉｖ、掃引終了部：20ns こちらは販売終了製品です。
を除く
可能
1/50,000以下
10倍
連続可変 最大1s

X-Y
X軸
感度
周波数帯域
Y軸
感度
周波数帯域
X-Y位相差入力 CH1
CH1と同じ10MHz（-3dB)
CH1,CH2,CH3,CH4
通常動作の各CHと同じ
通常動作の各CHと同じ3°以内（DC〜5MHz）

CAL信号
波形種類
周波数
出力電圧

方形波
1ｋHz ±0.1%
0.6V ±1%

CH2 OUT
振幅
周波数特性
出力抵抗

20mV/div ±20% 50"負荷時
500MHz（-3dB)50"入力10mV/div〜
300MHz（-3dB)50"入力10mV/div〜
50"±10%（TS-81000）（TS-80600）

Z AXIS IN
最小変調電圧
極性
周波数範囲
入力抵抗
入力耐圧

0.5Vp-p
正で暗く、負で明るくなる
DC〜5MHz5k"±20％±40V MAX

プローブ用電源
端子数
適合プローブ

2個
SFP-4A、SFP-5A、SS-250、SS-240A、SS-240

オートセットアップ
オートセットアップ

カーソル測定△t△V
カウンタ
周波数測定範囲
桁数

入力感度、オフセット、TIME/DIV、トリガレベルを自動設
定
振幅：30mV〜35V
周波数：50Hz〜200MHz
カーソルによる相対時間測定
分解能：1/60div
カーソルによる相対電圧測定
分解能：1/60div
2Hz〜 1GHｚ（TS-81000）
2Hz〜600MHｚ（TS-80600）
6桁、確度±0.01％

超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社
内蔵時計

表示
確度

2022/10

月／日／時／分<= ±50ppm

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_07.html

3

インタフェース
リモートコントロール
PCカードスロット

10Base-T Ethernet
ATAカード使用可能

電源
電源入力範囲
消費電力
待機電力
絶縁抵抗
絶縁耐電圧

100〜240V AC 50/60Hz
200VA max （内蔵プリンタ動作時）
5VA max
DC500V 100Mオーム以上
DC2kV 2秒間 5mA以下

機構
大きさ
質量

約 198H x 332W x 406Lmm（付属品、突起部を除く）
約10kg （付属品、オプションを除く）

PCMCIATypeII 動作確認済みカード

外部モニタ出力
VGA WIDENTSC出力(コンポジット、S 振幅：1Vp-p±0.3V 75"負荷時
出力)
出力抵抗： 約75"(AC結合)
内蔵プリンタラインサーマルプリンタ
最高印字速度：10mm/秒
紙幅：112 mm 長さ：25m© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

消費電力
待機電力
絶縁抵抗
絶縁耐電圧
機構
大きさ
質量
環境条件
動作温度
動作湿度
性能保証温度
予熱時間
保存温度
高度（気圧）

200VA max （内蔵プリンタ動作時）
5VA max
DC500V 100Mオーム以上
DC2kV 2秒間 5mA以下

こちらは販売終了製品です。

約 198H x 332W x 406Lmm（付属品、突起部を除く）
約10kg （付属品、オプションを除く）
0〜40%
5〜40%（内蔵プリンタ動作温度）<= 90% 40%
10〜35%
性能規格は電源投入時から30分以上経過した後の保証値-20〜60% 80% RH
動作時：2000m以下(気圧 約79kPa）
非動作時：15000m以下（気圧 約12kPa）

付属品

取扱説明書（一式），電源コード（１）， プリンタ用紙（１）

6!41
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_07.html

4ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ
ロジー

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

こちらは販売終了製品です。
TS-80000シリーズ> テクノ

TS-80000シリーズ （販売終了）

テクノロジー

新開発のCCDスキャンコンバータ管（IT-7A00）が高輝度でシャープな輝線を可能にしました。

スキャンコンバータ管は、当社のCRT技術の結晶といえる高速の蓄積管で過去に科学技術庁長官賞を受賞した高技術のキーパーツです。

その構造は、通常の観測用CRTとは異なり、高速電子ビームでスクリーン上に描いた波形情報を、OFP (オプティカル・ファイバー・プレート) を介して CCD (チャージ・カップルド・デバイス)で直接読み取るというシ
ンプルなものです。機械的に堅牢でノイズに強い等、優れた特長をもっています。
断面図

TS-80000シリーズに搭載した新開発のスキャンコンバータ管は、電子銃に改良型プリ・フォーカス・レンズを採用してビーム効率を向上させ、OFPとCCDとのカップリングをダイレクト方式にしてS/N比を向上させました。 また、高解像度化をはかる為に蛍光体の粒径を微小化して塗布法にも改良を加え、塗布密度の一層の向上をはかりました。

ブロック・ダイヤグラム

超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_08.html

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ
野

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

TS-80000シリーズ （販売終了）

こちらは販売終了製品です。
TS-80000シリーズ
> 応用分
応用分野

映像信号波形

シャープで明るい新開発CCDスキャンコンバータ管採用のTS-80000シリーズは、映像信号の繊細さを力強く表現します。

繰り返しの遅い映像信号を余裕の超高輝度と可変残光機能で確実に観測できます。また、HD-TVトリガをはじめ大幅に低減したディレイジッタ性能、２種類の映像信号用スケール、デュアルディレイなど映像信号観測に適した機能を装備しています。

[画像をクリックすると拡大表示します。]!グリッド、アクシス、フレーム、TV1、TV2の他に、カスタマイズできるスケール作成機能を搭載しています。

光電子増倍管の出力波形

光電子増倍管は、放射線によってシンチレーションカウンタ内で発光した微弱な光を、電圧の変化として観測することができます。
TS-80000シリーズ

は、超高速更新速度で不規則な単発信号の塊を微妙な明るさの違いで、リアルタイムに表現します。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
青色レーザーの波形

光記録媒体の高密度化に伴い、レーザーの読み書き信号は高速化の一途です。
TS-80000シリーズは、アナログ・ストレージスコープでシングルショット1GHz（TS-81000)、600MHz(TS80600)帯域という世界最高性能で技術者の要求 にお応えします。

[画像をクリックすると拡大表示します。]

超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10

EMC静電気放電イミュニティ試験波形
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_09.html

IEC61000-4-2規格の放電波形は、1GHz帯域のオシロスコープでの確認が勧告されています。 TS-80000シリーズは、デジタル・オシロスコープでは困難な高速シングル・ショットを写真のようにストレージします。
また、シングル・ショット波形画像を自動的に出力する機能も装備しています。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
デジタル伝送波形© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

TS-80000シリーズ は、アナログ・オシロスコープで1GHz/600MHzの帯域性能を有しており、これまでデジ

1

[画像をクリックすると拡大表示します。]

こちらは販売終了製品です。

デジタル伝送波形

TS-80000シリーズ は、アナログ・オシロスコープで1GHz/600MHzの帯域性能を有しており、これまでデジ
タル・オシロスコープの等価サンプリングで観測していた伝送波形を、毎秒100万回の超高速更新速度で観測できます。

このリアルタイム性は、アナログ・オシロスコープならではの情報です。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
大出力レーザーのモニタ

繰り返しが遅く、細かいパルスが長時間続く波形は、高輝度タイプのアナログ・オシロスコープが必須です。さらに遠隔モニタを可能とするTS-80000シリーズなら、余裕の明るさと可変残光機能、映像出力やLAN
インタフェースを備 えて、安全かつ確実な実験スタイルをご提供できます。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
電源の力率改善回路の検証

アナログ・オシロスコープならではです。波形の濃淡がリアルタイムに表示されます。

[画像をクリックすると拡大表示します。]

6!41https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_09.html

2ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

こちらは販売終了製品です。
TS-80000シリーズ> Ｉ／Ｏ

TS-80000シリーズ （販売終了）

Ｉ／Ｏ

LANインタフェース付きで外部からのリモート・コントロールが可能です。また、ネットワーク・プリンタも使用できます。

ビデオキャプチャ（NTSC出力）を接続してパソコンに動画データを取り込んで観測したり、動画のプレゼンテーション等が行えます。

長時間VTRに録画して、後で早送りで何度でも再生して見ることができます

PCカードスロットを標準装備しています。波形画像やセットアップ情報

をATAカード（スマートメディア、コンパクト・フラッシュカード等も可能）に保存することができます。
!動作確認済みATAカードは、別途お問い合わせ下さい。

大型ディスプレイ等でモニタに、画面を共有して見ることができます。
注：全画面を観測するには、アンダー・スキャン機能が必要です。

LAN経由でリモート・コントロールができます。

LAN経由でリモート・コントロール。波形は、映像信号（NTSC、VGA）で配信できま

超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社
す。ネットワークに負荷をかけることなく、リアルタイムで観測が行えます。（リモー

2022/10

ト・コントロール・ソフトウェアが必要です。）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_21.html

1

リモート・コントロール・ソフトウェアは、当社ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
ネットワーク・プリンタが使用できます。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ネットワーク・プリンタ・ゲートウェイ・ソフトウェアを使用して、ネットワークに接続こちらは販売終了製品です。

リモート・コントロール・ソフトウェアは、当社ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
ネットワーク・プリンタが使用できます。

ネットワーク・プリンタ・ゲートウェイ・ソフトウェアを使用して、ネットワークに接続されたプリンタにハード・コピーができます。

ネットワーク・プリンタ・ゲートウェイ・ソフトウェアは、当社ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
動画データを取り込めます。

映像出力（NTSC）をビデオキャプチャ装置でファイルに変換すると、波形を動画で保存することができます。効果的なプレゼンテーションが行えます。

!市販品のビデオキャプチャを使用します。当社担当営業員にお問い合わせください。

6!41
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_21.html

2ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ
サリ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

TS-80000シリーズ （販売終了）

こちらは販売終了製品です。
TS-80000シリーズ
> アクセ
アクセサリ

プローブ

■電圧プローブ
SS-090【販売終了】
周波数帯域幅：DC〜6GHz

入力容量：0.25pF (Typical)

入力抵抗：500! (50!負荷に接続時)
減衰比：10:1 (50!負荷に接続時)
ケーブル長さ：1m

入力インピーダンス（特性例）
SS-101R
周波数帯域幅：DC〜500MHz
入力容量：12±2pF
入力抵抗：10M!
減衰比：10:1
全長：1.2m

TS-80000シリーズと組み合わせて500MHzを保証します。
■FETプローブ
SFP-5A
周波数帯域幅：DC〜1GHz
入力容量：1.9pF

入力抵抗：約1M!
減衰比：10:1

ケーブル長さ：1.5m
SFP-4A
周波数帯域幅：DC〜800MHz
入力容量：2.15pF

入力抵抗：約1M!
減衰比：10:1

ケーブル長さ：1.5m
周波数帯域はプローブ単体での数値
プローブパワーサプライPS-25（SFP-5A/4A用）

超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10

電源出力：±12V（±5%、120mA MAX） " 2ch
オフセット信号出力：±1.6V（SFP-5A/4Aとの組み合わせで、±20Vのオフセット
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_22.html

1

調整が可能）■電流プローブ
SS-250
DC〜100MHzクランプ式
30A rms Max.
連続最大入力範囲

SS-240A
DC〜50MHzクランプ式
30A rms Max.

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

6!41（SFP-5A/4Aとの組み合わせで、±20Vのオフセット
調整が可能）

こちらは販売終了製品です。

■電流プローブ
SS-250
DC〜100MHzクランプ式
30A rms Max.
連続最大入力範囲

SS-240A
DC〜50MHzクランプ式
30A rms Max.
連続最大入力範囲

PS-26
SS-250/SS-240A用電源#SS-240でも使用可能【販売終了】

CP-502クランプ式プローブMAX 10Ap-p（1kHzにて）【販売終了】

CP-512

ターミネーション
P-502と組合せ15MHz
CP-522【販売終了】

アンプ

CP-502と組合せ 10MHz■高電圧プローブ
HV-P602000:1、60kV（パルス80kV）、50MHzージ

HV-P30
超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社

1000:1、30kV（パルス40kV）、50MHz

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_22.html

SS-078R

2【販売終了】

100:1、DC〜250MHz、2.5kV© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

6!41

こちらは販売終了製品です。
SS-078R【販売終了】

100:1、DC〜250MHz、2.5kV■高圧分圧器D-401【販売終了】

400:1、15MHz、15kV■クリップ
HP-2 (10色セット)
対応ピッチ：0.8mm〜2.54mm
FP-7L (10本セット)
対応ピッチ：0.3mm〜1.25mm
FP-2S (10本セット)

FP-7L

対応ピッチ：0.2mm〜0.5mm
FP-7 (10本セット）
対応ピッチ：0.3mm〜1.25mm

GR-CF

GR-CF (1個）
#SS-101Rに適合します。
同軸部品

ターミネーション

BB-50M1

ＤＣ〜１ＧＨｚ

インピーダンス：50!
平均電力：0.5W

ピーク電力：500W
ターミネーション

BB-50M10

ＤＣ〜300MHz

インピーダンス：50!
平均電力：5W

デバイダ B-50D3【販売終了】
超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-80000シリーズ - 岩崎通信機株式会社
ＤＣ〜３ＧＨｚ

2022/10

平均電力：2W
端子数：3

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_22.html

3

ージ

同軸減衰器

AA-20B【販売終了】

ＤＣ〜２ＧＨｚ
減衰量： 20dB

平均電力： 0.5W

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
同軸減衰器

AA-20B【販売終了】

ＤＣ〜２ＧＨｚ
減衰量： 20dB

平均電力： 0.5W
コアキシャルプローブ

PSPL 5520C【販売終了】〜２０ＧＨｚ減衰比： 10:1
同軸ケーブルBB-120C

長さ：120cm

インピーダンス：50!
コネクタ：BNC typ
同軸ケーブルBB-150C

長さ：150cm

インピーダンス：50!
コネクタ：BNC typ
外部出力機器■BNC-Pinコード（約1.5m）

プリンタ用感熱紙

TF50KS-E2
112mm紙巾、25m長さ 10巻セット#本体に1個標準添付されています。

6!41

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts81000/16_22.html

4© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社