ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ> VOAC7523/7522/7520/7521A （販売終了） こちらは販売終了製品です。

デジタル・マルチメータ VOAC7522 / 7521A / 7523/ 7520

（販売終了）TOP

VOAC7523/7520は2チャネルの直流測定入力とデュアル表示

により、2台分の直流電圧測定を1台で行うことができ、省スペースと測定スピードのアップに貢献します。

VOAC7522/7521Aの入力チャネル数は1つですが、デュアル表

示により、電圧と電流を同時に測定したり、電圧と周波数を同時に測定したりすることができます。

VOAC7523/7522は直流電圧測定が0.1!Vの高分解能、交流電圧測定が最大300kHzの広帯域を実現しています。

最大表示５０９９９９
5.5桁機種の中では最大のフルスケール・カウント値です。（2004年11月、弊社調査）
アイソレート2チャネル入力、デュアル表示が可能です。（VOAC7523/7520のみ）
直流測定入力を2チャネル設けました。

2チャネル間は絶縁されているので、異なる回路の電圧比較や、同一回路内の異なる部品の電位差測定が容易に行えます。これにより、2台分の直流電圧測定を１台で行うことができ、省スペースと測定スピードのアップに貢献します。

さらに、本機は異なるファンクションの測定値も表示するデュアル表示機能を備えています。

例えば、従来のシングル表示のマルチメータで異なるファンクションの測定を行う場合には、入力ケーブルの差し替えやファンクションの切り替えが必要でしたが、VOAC7523/7520では1台で同時に測定することが可能です。
デュアル表示が可能です。

従来は、異なる測定を行うには入力ケーブルを外してファンクションを切り替えなければなりませんでした。VOAC752xシリーズは従来、複数台必要であった測定を1台で行うことができ、測定作業をぐっと効率的なものにしました。

例えば、消費電力（皮相電力 VA）を測定したいとき、電圧と電流を同時に測定して演算す
れば、リアルタイムで電力が測定できます。
インタフェースが充実しました。

標準インタフェースはRS-232ですが、オプションでLAN（Ethernet 10BASE-T）または、
GP-IBが選択できます。

特に、Ethernet 10BASE-Tはあらゆる職場で張り巡らされているLANに接続できます。

LANインタフェースはGP-IBと異なり、コントローラからの距離に制限がないため、リモート制御の自由度が飛躍的に高まります。

アプリケーション情報 >>3000時間の長時間インターバル測定
1秒〜3600秒までのインターバル測定と、最大3000個のタイムスタンプ付きのデータ保存機能を併用することにより、最大3000時間までの測定ができます。タイムスタンプの分解能は10ミリ秒です。

真の実効値測定
デジタル・マルチメータ
VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

2022/10/シリーズすべて、真の実効値交流電圧と交流電流の測定ができます。
多彩な演算機能https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_top.html

デシベル演算(dBm, dB!)、スケーリング演算(SCLE)、移動平均(AVG)、差分演算(REL)、
統計演算(MAX, MIN,できます。

、")、比較演算(COMP)、デュアルファンクション間の四則演算が生産ラインに便利なデジタル・インプット・アウトプット（DIO）出力（オプション）

トリガ出力とオープンコレクタ出力を、5段階の合否判定レベルと組み合わせることにより、生産ラインへの応用が容易になりました。

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

1

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ> VOAC7523/7522/7520/7521A （販売終了） こちらは販売終了製品です。
> 特長

デジタル・マルチメータ VOAC7522 / 7521A / 7523 / 7520
DCV最高分解能0.1!V（販売終了）TOP（VOAC7523/VOAC7522）

アイソレート2チャネル入力（VOAC7523/VOAC7520）

VOAC7523/VOAC7520は、独立した2系統の電圧測定が可能です。これにより、回路内の2つの電位差や入力電
圧と出力電圧の測定が1台で行えます。
右図は接続例です。

!表示部の単位（V, A, Hz）は実機では表示されません。表示部の左側のデータの単位は該当する「FUNCTION」キーが点灯表示されます。右側のデータの単位（V, A, "/AC,
dBm）については、表示部右上部分の「SUB DISP UNITS」部にLED点灯表示されます。
デュアル表示・デュアルファンクション

従来、2台で行っていた測定を、同時に1台で行うことができ、測定作業をグッと効率的なものにしました。

下図は接続例です。同時表示・同時測定を行っています。

!表示部の単位（V, A, Hz）は実機では表示されません。表示部の左側のデータの単位は該当する「FUNCTION」キーが点灯表示されます。右側のデータの単位（V, A, "/AC,
dBm）については、表示部右上部分の「SUB
DISP UNITS」部にLED点灯表示されま
デジタル・マルチメータ
VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社す。

2022/10/

クラス最高の最大表示509999
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_feature.html
VOAC752Xシリーズは

1Vを測ると1.00000V
2Vを測ると2.00000V
3Vを測ると3.00000V
4Vを測ると4.00000V

ケタ数は変わりません。

5Vを測ると5.00000V
LANに接続できます。

標準：
RS-232
オプション：LANインタフェース（10BASE-T）、GP-IB（LANインタフェースとGP-IBインタフェースの同時装着はできません。）
最大3,000時間の長時間インターバル測定

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

10m秒〜3,600秒まで設定可能なインターバル測定と、

最大3,000個のタイムスタンプ付きのデータ保存機能を

1

標準：
RS-232
オプション：LANインタフェース（10BASE-T）、GP-IB（LANインタフェースとGP-IBインタフェースの同時装着はできません。）

こちらは販売終了製品です。

最大3,000時間の長時間インターバル測定
10m秒〜3,600秒まで設定可能なインターバル測定と、

最大3,000個のタイムスタンプ付きのデータ保存機能を併用することにより、30秒から3,000時間までの測定ができます。
#
リモートサンプルプログラム はこちら

真の実効値測定

真の実効値AC電圧、AC電流測定ができます。

直流分を含めた実効値も測定可能です。（DC＋AC）V（DC＋AC）A

多彩な演算機能デシベル演算（dBm, dB$）、スケーリング演算、移動平均演算、差分演算、統計演算（MAX, MIN,、%）、比較演算（DIOオプションで出力可能）、デュアルファンクション

間四則演算ができます。

DC, AC, （DC＋AC）10Aレンジ
全機種に標準装備。

良否判定に便利なSC-352（Digital Input Outputインタフェース）■ DIOインタフェース（オプション）を搭載した状態でコンパレート演算を行うと、比較演算結果をDIO
出力端子の/HI, /GO, /LOにオープンコレクタで出力します。
右図はこの出力を利用して良否判定を行う接続例です。
比較演算結果がGOのときの場合を示しています。

■ コンパレート動作タイミング。

コンパレートメニューでYellow-HI/LO・Red-HI/LOを設定します。

5!09
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_feature.html

ージ

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2こちらは販売終了製品です。
■ コンパレート動作タイミング。

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

コンパレートメニューでYellow-HI/LO・Red-HI/LOを設定します。

2022/10/

トリガが入力してから測定終了を示すSTRB信号が"L"になり、DIO出力（Yellowまたは
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_feature.html
Redの選択）で選択されたしきい値により、出力の/HI, /GO, /LOのいずれかが更新され

2

GNDに短絡されます。

オープンコレクタ出力によりDC40V, 100mAのドライブができます。ランプ、ブザー、リレー等でGO/NOGO判定が可能になるので生産ラインの効率的な構築に大きく貢献します。

インタフェースを使って便利な測定例

インタフェースでPCに接続すると、エクセル等でデー
タを読み込むことにより、トレンドグラフなどの作成が簡単に行えます。

ージ

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_feature.html

3

> VOAC7523/7522/7520/7521A （販売終了） こちらは販売終了製品です。
> 魅力

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ VOAC7522 / 7521A / 7523 / 7520

（販売終了）

TOP

いろんな現場を知っている

岩通デジタル・マルチメータVOAC752Xシリーズの魅力ご紹介
生産ラインで必要なのはインタフェースだけではありません。測定出力も重要なポイント
なのです。

VOAC752Xシリーズは充実した機能でお客様のニーズに応えます。

測定値を直流電圧で出力できる

DA出力

SC-354

クラス唯一です。
測定値出力がアナログでなければ困るユーザ
が、まだまだ、たくさんいることを知っている岩通計測が作りました。

ラインにそのまま組み込めるデジタルI/Oインタフェース

SC-352

GO/NOGO判定用のコンパレータ出力に加え、外部トリガ入力も備えています。

さらに、出力はオープンコレクタなので、ランプ、リレー、ブザーにも直接接続が可能です。ライン構築の手間が大きく省けます。出力端子は広く普及している端子台です。

VOAC7521ADを使ったシーケンス制御の例
クラス最高の充実したインタフェース
LANインタフェース
GP-IBインタフェース
RS-232インタフェース（標準装備）
リモートサンプルプログラム はこちら

本格的温度測定抜群の充実度です。
シース形熱電対

SC-0107：-200!〜+800!

静止表面用熱電対

SC-0116：0!〜+500!

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_attract.html

1

このほか、R, K(KA), T(CC), J(IC), E(CRC)など、あらゆる汎用熱電対が使用可能です。

周波数測定

最高1.00000MHzの高周波数測定。クラス最高です。
クラス唯一の4端子抵抗測定（VOAC7522/VOAC7521A）

テストリードやリードの接触抵抗を、まったく気にすることなく低抵抗の測定ができます。

使って分かる良心的な機能です。

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

テストリードも用途に応じて2種類用意しています。
端子測定抵抗ケーブル

SC-005（ 販売完了）

周波数測定こちらは販売終了製品です。

最高1.00000MHzの高周波数測定。クラス最高です。
クラス唯一の4端子抵抗測定（VOAC7522/VOAC7521A）

テストリードやリードの接触抵抗を、まったく気にすることなく低抵抗の測定ができます。

使って分かる良心的な機能です。

テストリードも用途に応じて2種類用意しています。
端子測定抵抗ケーブル

SC-005（ 販売完了）

4端子抵抗測定超小型クリップ

クラス最高の5 1/2桁
直流入力電圧
100mV
200mV
500mV

VOAC7521Aの表示
最大表示509999
100,000
200,000
500,000

分解能
1"V
1"V
1"V

当社従来機種の表示
最大表示409999
100,000
200,000
0,50000

分解能
1"V
1"V
10"V

アイソレートされた2チャネル入力（VOAC7523/VOAC7520）
CH-AとCH-B入力が絶縁されている
VOAC7523/VOAC7520なら、異なる回路の電位の同時測定が可能です。

5!09

ージ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_attract.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ> VOAC7523/7522/7520/7521A （販売終了） こちらは販売終了製品です。
> 性能

デジタル・マルチメータ VOAC7522 / 7521A / 7523 / 7520
!

す。

TOP

（販売終了）

確度：±（X % of reading + Y digits)をX+Yで記します。すべて校正後1年間の確度で1. 代表的なサンプルレートと分解能
サンプルレート

分解能
5.5桁

MID
2. 直流電圧測定（DCV）○○!

50mVレンジはVOAC7523/7522のみ

分解能

レンジ

約20回/秒

約100回/秒

4.5桁

FAST

ハムリジェクション

約4回/秒

5.5桁

SLOW

測定回数

5.5桁

入力抵抗

4.5桁

100M#以上
50mV
0.1"V
1"V
500mV
1"V
10"V
1000M#以上
5V
10"V
100"V
50V
100"V
1mV
約10M#
500V
1mV
10mV
1000V
10mV
100mV
50mVと500mVレンジはREL演算によるゼロ補正後の確度

確度 !

SLOW/MID

FAST

0.025+10
0.012+50.012+20.016+50.025+15
0.012+10
0.012+70.016+100.016+20.016+7

50mVレンジのサンプルレートはSLOW/MID：約0.5回/秒、FAST：約50回/秒
最大許容電圧 ：50mV〜5Vレンジ ±800V連続：50V〜1000Vレンジ ±1100V連続
分解能とノイズ除去
分解能

サンプルレート

5.5桁

NMRR

5.5桁
4.5桁
3. CH-B 直流電圧測定(DCV)
レンジ

分解能

5V
50V

4.5桁
100"V
1mV

300V

10mV

CMRR

55dB以上120dB以上MID

55dB以上120dB以上

FAST

0dB

55dB以上SLOWVOAC7523/7520のみ

確度 !

入力抵抗
CH-B:H〜CH-B:L

CH-B:H〜CH-A:L

10M#±3%
5M#±3%

CH-B:L〜CH-A:L
5M#±3%
最大許容電圧 ：±300V、CH-A L〜CH-B間 ±300V

SLOW/MID
0.025+2FAST
0.025+30
0.025+80.025+5

分解能とノイズ除去
分解能

サンプルレート

NMRR

CMRR

SLOW/MID

55dB以上120dB以上

FAST

0dB

55dB以上4. 交流電圧測定(ACV, DC+ACV)

真の実効値検波

4.5桁
4.5桁

レンジ

5.5桁
SLOW
MID/FAST
500mV
1"V
15Hz〜300kHz
200Hz〜300kHz
5V
10"V
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_spec.html
50V
100"V
45Hz〜100kHz
200Hz〜100kHz
500V
1mV
1mV

45Hz〜20kHz

確度：SLOWサンプル

周波数

15Hz〜45Hz
45Hz〜100Hz
100Hz〜30kHz
30kHz〜100kHz
100kHz〜300kHzの影響

56dB以上VOAC7521A/7520は100kHzまで

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A- 岩崎通信機株式会社
分解能
測定範囲

750V

CH-Aの L間電圧

入力抵抗2022/10/

約1M# //

100pF以下

200Hz〜20kHz

確度 !
0.5+150
0.25+150
0.2+150
0.5+300
2.5+1000

レンジの5%〜100%における正弦波に対してCopyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
正弦波以外の入力に対する係数

1

5!09

ージ

50V
500V

100"V
1mV

750V

1mV

45Hz〜100kHz

200Hz〜100kHz

45Hz〜20kHz

200Hz〜20kHz

確度：SLOWサンプル

周波数

こちらは販売終了製品です。

確度 !

15Hz〜45Hz

0.5+150

45Hz〜100Hz

0.25+150

100Hz〜30kHz

0.2+150

30kHz〜100kHz

0.5+300

100kHz〜300kHz

2.5+1000

レンジの5%〜100%における正弦波に対して正弦波以外の入力に対する係数

クレストファクタ

周波数
15Hz〜30kHz
30kHz〜300kHz
応答時間

100pF以下

サンプルレート

1〜1.5

1.5〜2

2〜3

0.05%

0.15%

0.30%

0.20%

-

-

分解能

測定回数

応答時間

5.5桁

4回/秒

3秒以下

5.5桁

20回/秒

2秒以下

SLOW
MID/FAST

最大許容電圧：780Vrms、±1100VDC（連続）DC+ACVの場合は確度のdigitsの項に500（45Hz以下）、300（45Hz超）を加算します。
サンプルレートFASTはMIDと同じ約20回/秒となります。
5. 直流電流測定(DCA)
レンジ

分解能

確度 !

5.5桁

4.5桁

5mA

10nA

100nA

50mA

100nA

1"A

500mA

1"A

10"A

10A

100"A

1mA

入力抵抗

SLOW/MID

FAST

0.05+70.05+17

15#以下

0.2+7

0.2+170.1#以下

150#以下2#以下

5mA〜500mAレンジと10Aレンジは入力端子が異なるため、この間のオートレンジは行いません。
最大許容電流 ：5mA〜500mAレンジ 500mA（FUSE 0.5A/250V）：10Aレンジ 10A（FUSE 15A/250V）
6. 交流電流測定(ACA, DC+ACA)
レンジ

分解能
5.5桁

5mA

10nA

50mA

100nA

500mA

1"A

10A

100"A

測定範囲
SLOW/MID
15Hz〜5kHz
200Hz〜5kHz
45Hz〜5kHz

確度：SLOWサンプル
周波数

確度 !

15Hz〜45Hz

1+200

45Hz〜1kHz
1kHz〜5kHz

0.4+200

FAST

入力抵抗150#以下15#以下
2#以下
0.1#以下

クレストファクタ
1〜1.5

1.5〜2

2〜3

0.05%

0.15%

0.30%

5.0+200

レンジの5%（10Aレンジは10%）〜100%における正弦波に対して

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_spec.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

応答時間

サンプルレート

分解能

測定回数

5.5桁

4回/秒

3秒以下

5.5桁
20回/秒
MID/FAST
最大許容電流 ：5mA〜500mAレンジ 500mA（FUSE 0.5A）：10Aレンジ 10A（FUSE 15A）
入力電流に重畳するDC成分を含めて、最大許容電流以下です。

2秒以下

SLOW

応答時間

10Aレンジの45Hz〜1kHzは%の項に0.3を加算します。

DC+ACAの場合は確度のdigitsの項に500（45Hz以下）、300（45Hz超）を加算します。
サンプルレートFASTはMIDと同じ約20回/秒となります。
7. 抵抗測定（2Wire"/4Wire"）
レンジ
50#

4Wire#はVOAC7522/7521Aのみ

分解能
SLOW/MID
FAST
0.1m#
1m#

確度 !
SLOW/MID
FAST
0.025+100.025+15

500#

1m#

10m#

5k#

10m#

0.1#

50k#

0.1#

1#

500k#

1#

5M#

10#

50M#
500M#

0.014+3

0.014+810#

0.015+30.015+33

10#

0.033+30

0.033+30

100#

100#

0.25+30

0.25+301k#

1k#

1.5+501.5+50最大許容電圧：±500Vpeak

端子開放電圧：12V以下

測定電流
約10mA

約10mA
約1mA

約100"A
約10"A
約1"A

約100nA
約10nA

50#〜5k#レンジはREL演算のゼロ補正後の確度です。

5M#〜500M#レンジのFASTはMIDと同じ約20回/秒となります。
8. Lo-Power抵抗測定（2Wire"）

500#

分解能
SLOW/MID/FAST
10m#

レンジ
5k#

0.1#

50k#

1#

500k#

10#

5M#

100#

50M#

1k#

最大許容電圧：±500Vpeak

確度 !
SLOW/MID
FAST
0.1+5
0.2+30端子開放電圧：12V以下

約1mA

0.1+15約100"A

0.2+40約1"A

0.2+301.5+30

測定電流

約10"A

約100nA

1.5+30

約10nA

500#〜5k#レンジはREL演算のゼロ補正後の確度です。

5M#〜50M#レンジのFASTはMIDと同じ約20回/秒となります。
SLOW/MID/FASTすべて4.5桁表示となります。
9. ダイオード測定
測定電流

約1mAまたは
10mA
10. 温度測定

熱電対

R

測定範囲

確度 !

端子開放電圧

最大許容電圧0.1mV〜5.0999V

0.014+13

12V以下±500Vpeak

被測定温度範囲

確度 !

分解能

最大許容電圧-50〜0$

0.2+700.1$±500Vpeak

0〜+100$+100〜+1768$-270〜-100$

K(CA)

ージ

-100〜0$0〜+1372$-270〜-100$

T(CC)-100〜0$0〜+400$0.2+500.2+300.15+50
0.15+35
0.15+20
0.15+50
0.15+35
0.15+20https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_spec.html
Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

3

5!09

ージ

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

J(IC)-210〜-100$

0.15+50-100〜0$0.15+35

0〜+1200$

0.15+20-270〜-100$

0.15+50-100〜0$E(CRC)

0.15+35

0〜+1000$

0.15+20

上記確度には熱電対の確度を含みません。

本機の動作環境温度0$〜18$、28$〜50$において±0.1$/$を加算（全熱電対）します。

被測定測定温度-200$以下は、±0.3$/$を加算（全熱電対）します。
基準熱起電力はJIS C 1602-1995による折れ線近似計算によります。

本機と熱電対とをプラグを介して接続した場合、接点温度補償の誤差が加算されます。

熱電対接続後、1時間以上ヒートランしてください。(本機に風を当てないようにしてください)

11. 周波数測定

サンプルレート

測定回数（ゲート時間）
約0.5回/秒（1s）SLOW

約4回/秒（100ms）

MID

約10回/秒（10ms）

FAST

表示桁数と測定範囲
6桁

15.0000Hz〜1.00000MHz

5桁

15.000Hz〜1.0000MHz

4桁

150.00Hz〜1.000MHz

確度 !
0.02+2AC結合、クレストファクタ：3以下

入力アッテネータはACVのAUTOレンジを使用
最大許容電圧：780Vrms, ±1100Vpeak

12. デュアルファンクションの組み合わせ
DCV
DCV
CH-B
DCV *
ACV
DC+ACV
DCA
ACA
DC+ACA
2Wire#

4Wire#**

Hz
$

○：可能

!

CH-B
ACV
DCV *
○
△

DC+
ACV
△

○
!

○

!

△

○

△

△

△

△

○

○

○

△

○

○

!

○

!

-

△

△

○

○

○

DCA

ACA

△

△

DC+
2Wire# 4Wire#**
ACA
△
!
!

○

○

○

○

○

○

○

△

△

!

○

△

△

○

△

△

△

△

!

!

△

○

△

△

△

-

○

○

!

!

○

!

○

!

!

△

△

!

△

△

△

○
△

!

○

○

△

△

△

!

!

!

!

!

△：制約あり !：不可能

△

△

!

*：CH-B DCVはVOAC7523/7520のみ

△

△

!

△

$

△

!

○

Hz

△

- ：設定なし

△
!

△

○

△

!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

**：4Wire#はVOAC7522/7521Aのみ%サンプリングレートの選択は出来ません。
13. 一般性能

移動平均、スケーリング演算、デシベル演算（dBm,
dB"）、差分演算、演算

統計演算（MAX, MIN,

クション間四則演算
メモリ
インタフェースDATA
SET UP標準, &）、比較演算、デュアルファン

10msec分解能タイムスタンプ（経過時間）付きDATA 3000
個

10個
RS-232(ボーレート 300,600,1200,2400,4800,9600,19200)（フルリモート） オプションLAN, GP-IB
電源

電圧AC100V（標準）110V, 220V, 240V（オプション）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_spec.html
Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

4

5!09

ージ

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

周波数

消費電力

21VA以下（オプション含む）
ただし、結露ないことおよび、40$〜50$は70%RH以下。

-20$〜60$（70%RH以下）

保存温湿度

付属品

50Hz, 60Hz
0$〜50$（80%RH以下）

使用温湿度

大きさ

こちらは販売終了製品です。
2022/10/外形
質量

ただし、結露ないこと。 また動作温度範囲を含む。
210W!99H!353L mm （オプションは本体に内蔵）
3.5kg以下（オプション含む）

電流測定用予備ヒューズ、テストリード、調整用ドライ
バ、取扱説明書、AC電源ケーブル

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_spec.html
Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

5

> VOAC7523/7522/7520/7521A （販売終了） こちらは販売終了製品です。
> パネル

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ VOAC7522 / 7521A / 7523 / 7520

（販売終了）

TOP

前面パネル

見やすい蛍光表示管

シングル表示のときは測定値とその属性情報（タイムスタンプ、ファンクション、レンジ）の表示をします。
デュアル表示のときは、左右異なる機能の測定値を表示します。上の写真は左右ともDCVの場合です。シン
グル表示の場合は右図のように表示することも可能で
す。

信号入力部
VOAC7523/VOAC7520は電圧、抵抗、温度、周波数の共通入力部と0.5A, 10Aの電流入力部、CH-B測定入力部となります。

VOAC7522/VOAC7521Aでは、CH-B測定入力部が4端子抵抗測定入力部となります。
FUNCTIONエリア

測定項目の選択ができます。
現在測定中のファンクションが点灯します。

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_panel.html

RANGEエリア

測定レンジの選択ができます。
AUTOレンジの場合、入力信号に応じた最適レンジで測定します。
SAMPLEエリア

測定サンプルレートの選択、測定値の保持およびシングル測定ができます。
SUB DISP UNITSエリア

デュアル表示時のサブ側（右側）の単位を、LEDの点灯で表示します。
DISPエリア

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

シングル表示測定とデュアル表示測定の切り替えを行います。

1

SAMPLEエリア

測定サンプルレートの選択、測定値の保持およびシングル測定ができます。

こちらは販売終了製品です。

SUB DISP UNITSエリア

デュアル表示時のサブ側（右側）の単位を、LEDの点灯で表示します。
DISPエリアシングル表示測定とデュアル表示測定の切り替えを行います。
SELキーで表示の切り替えと、メイン/サブファンクションの切り替えを行います。
UTILITYエリア

演算項目の選択、測定データやパネル設定の保存や読み出し、システム設定ができます。

背面パネル

5!09

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_panel.html

ージ

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ> VOAC7523/7522/7520/7521A （販売終了） こちらは販売終了製品です。
> オプション

デジタル・マルチメータ VOAC7522 / 7521A / 7523 / 7520
本体オプション

（販売終了）

TOP

温度測定

高電圧・大電流・高抵抗測定

VOAC752X用テストリード

低抵抗測定

本体オプション

SC-351（LANインタフェース）

・・・写真上段

本製品は、TCP/IPネットワーク・インタフェースを使用してイーサネット経由でPC（パソコン）に接続することができます。クロス・ネットワーク・ケーブルを使用した接続によって、本製品とPCを一対一で直接接続することもできます。

外部のコントローラ（通常はPCを使用します）で本体のボタン操作を手で操作したときと同等の操作を行うことができます。単なる操作だけでなく、測定結果データ収集や自動計測システムの構築などが可能となります。
インタフェース仕様：10Base-T!GP-IBインタフェースSC-353は同時装着できません。
SC-354（D/A出力）・・・写真下段

測定値の任意の3桁をD/A変換しアナログ値で出力します。

出力電圧を±99.9mV/±999mV/±9.99Vの3通り選択可能です。

オーバーロードしたときには上限または下限の値を出力します。
下図はD/A出力の出力例です。

D/A出力の出力レンジは±9.99Vの場合です。

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

2022/10フローティング測定された結果をD/A出力し、シーケンサ等に外部アンプを使用することなく接続することができます。
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_opt.html!1. DIOインタフェースSC-352は同時装着できません。
!2. D/A出力SC-354につきましては、出荷済みのVOAC752Xに対して、ソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合がございます（Ver.1.22以下が対象：起動時に表示されます）。この場合、バージョンアップ費用を申し受けます。

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

1!2. D/A出力SC-354につきましては、出荷済みのVOAC752Xに対して、ソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合がございます（Ver.1.22以下が対象：起動時に表示されます）。この場合、バージョンアップ費用を申し受けます。
こちらは販売終了製品です。

SC-353（GP-IBインタフェース）

・・・写真上段

本製品は、GP-IBインタフェースを使用して本体を制御することが可能になります。

外部のコントローラ（通常はPCを使用します）で本体のボタン操作を手で操作したときと同等の操作を行うことができます。単なる操作だけでなく、測定結果データ収集や自動計測システムの構築などが可能となります。

電気的・機械的・機能的仕様：IEEE Std.488.1-1987 および JIS C 1901-1987に準拠

コマンド・フォーマット・プロトコルなどに関する仕様：IEEE Std.488.2-1987に準拠!1. LANインタフェースSC-351は同時装着できません。
!2. 当社デジタル・マルチメータVOAC7411/7412/7413、VOAC7510/7511/7512/7513シ
リーズのコマンド体系に対する互換性は引き継いでおります。ただし、オプションのGP-IBユニットSC-303Aは装着できません。
SC-352（DIOインタフェース）

・・・写真下段

DIOオプションを接続した状態でコンパレート演算を行うと、比較演算結果をDIO出力端子の/HI, /GO, /LOにオープンコレクタで出力します（DC40V, 100mAのドライブができます）。

下図は、この出力を利用して良否判定を行う接続例です。
比較演算結果がGOのときの場合を示しています。

DIOコンパレート動作タイミング

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

コンパレートメニューでYellow-HI/LO・Red-HI/LOを設定します。

2022/105!10ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_opt.html

トリガが入力してから測定終了を示すSTRB信号が"L"になり、DIO出力（YELLOW またはREDの選択）で選択されたしきい値により、出力の/HI, /GO, /LOのいずれかが更新されGNDに短絡されます。

!D/A出力SC-354は同時装着できません。
SC-525（USB-RSコンバータ）

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2

5!10

こちらは販売終了製品です。
トリガが入力してから測定終了を示すSTRB信号が"L"になり、DIO出力（YELLOW またはREDの選択）で選択されたしきい値により、出力の/HI, /GO, /LOのいずれかが更新されGNDに短絡されます。

!D/A出力SC-354は同時装着できません。
SC-525（USB-RSコンバータ）

クロスケーブルを採用し、RSコネクタを雌コネクタとしたことでUSBポートと測定器を直接接続することが可能になります。

外部のコントローラ（通常はPCを使用します）で本体のボタン操作を手で操作したときと同等の操作を行うことができます。単なる操作だけでなく、測定結

果データ収集が可能となります（インタフェース仕様は標準装備のRS-232と同じです）。

VOAC752Xシリーズだけではなく、信号発生器SG-41XXシリーズやユニバーサ

ル・カウンタSC-720Xシリーズ、デジタル・オシロスコープBRINGO®シリーズ
等にも使用できます。

高電圧・大電流・高抵抗測定

SC-003（高圧プローブ）

販売終了

最大DC30kVまで使用可能な高圧プローブです。
（Zin=10M"レンジでのみ使用可能）
入力抵抗
分圧比

：約1000M"：1000：1

SC-028（電流クランププローブ）

最大DC±180A／AC130A rms（40Hz〜1kHz）まで使用可能な、クランプ式電流プローブです

SC-004（高抵抗用測定リード）

シールドされたケーブルを使用していますので、高抵抗測定時に外部からのノイズの影響を受けにくい構造になっています。
（使用範囲 2M"〜100M"）

低抵抗測定 VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社
デジタル・マルチメータ

TKL 90cm BAN

2022/10【4線ケルビンテストリード（4端子抵抗測定ケーブル）】

測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすること
により、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_opt.html

長さ90cm!PMK社製ージ

4端子抵抗測定超小型クリップ
KELVIN L ：KELVIN M ：KELVIN M

ICリード：0.8〜2.54mmピッチ対応
線径：0.3mm

ICリード0.5〜1.00mmピッチ対応
線径：0.2mm

CopyrightICリード0.2〜0.50mmピッチ対応© 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

KELVIN S ：線径：0.08mm

3

!PMK社製

こちらは販売終了製品です。

4端子抵抗測定超小型クリップ
KELVIN L ：KELVIN M ：KELVIN M

KELVIN S ：ICリード：0.8〜2.54mmピッチ対応
線径：0.3mm

ICリード0.5〜1.00mmピッチ対応
線径：0.2mm

ICリード0.2〜0.50mmピッチ対応
線径：0.08mm!メカノエレクトロニクス社製
小型のクリップを採用しているため、標準のテスト
リードやSC-005では測定できない細かい場所も測定可能です。

温度測定

SC-0107（シース形熱電対 タイプK）

SC-0116（静止表面用熱電対 タイプK）

本熱電対は、金属保護管（シース）と検出素子が一体となったシース形の温度センサです。
シースと検出素子（熱電対素線）の間を酸化マグネ
シウムなどの無機絶縁物でかたく充填し、絶縁を保つと同時に内部を気密状態にして、空気や高温下でのガスによる腐食を防ぐ構造となっています。耐震性に優れ、高温、高圧、腐食性雰囲気などの悪条件下で使用できます。曲げ加工が自由にでき、屈曲の多い場所などへの取り付けもできます。外径が細く、狭い場所や、小さな測定物でも温度検出ができるなど、使用上とても優れた特長があります。液体や気体等の測定にも便利です。
（-200#〜+800#）
制止表面の温度を検出するもっとも一般的なもの

で、表面温度の検出を2〜3秒の早い応答速度で検出します。熱電対線の変形も少なく、研究室、実験室から現場での測定まで幅広い用途でご使用いただけます。

たとえば、モータの加熱温度測定、トランスの上昇
温度測定および成形金型の温度測定などに適しています。

センサ部分を垂直に接触させることができるものであれば、様々なものの温度を測定することが可能です。
（0#〜+500#）

5!10

ージ

POMONA社1286（バナナプラグ）

VOAC752Xシリーズの測定端子はバナナプラグですが、バナナプラグ端子は機器のパネル面の外側に出ておりません。このため、裸線を直接接続することはできませんので、本オプションを使うことにより、市販の熱電対などの裸線を直接接続することが可能になります。

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_opt.html

VOAC752X用テストリード

SC-020（テストリード）!標準付属品Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

4こちらは販売終了製品です。
VOAC752X用テストリード

SC-020（テストリード）!標準付属品SC-021（矢形クリップ）

SC-020の先端に取り付けて、被測定物を挟み込むことができます。ICのリード線の挟み込みに便利です。
（AC30V/DC60V/DC3A）!在庫完売後販売終了（在庫完売時はご注文をお受けできませんので、ご了承下さい）

SC-022（ワニグチクリップ）

SC-020の先端に取り付けて、被測定物を挟み込むことができます。被覆をはがした裸線の挟み込みに便利です。
（AC30V/DC60V/DC10A）!在庫完売後販売終了（在庫完売時はご注文をお受けできませんので、ご了承下さい）

SC-023（ワニグチクリップH）

高電圧測定用のワニグチクリップです。SC-020の先端に取り付けて使用します。

（600Vrms、CAT II/10A）!CAT II：コンセントに接続する電源コード付き機器（家庭用電気製
品・可搬形工具など）の一次側電路
注．BRINGOは、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

5!10

ージ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_opt.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

5

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ> VOAC7523/7522/7520/7521A （販売終了） こちらは販売終了製品です。
> 価格

デジタル・マルチメータ VOAC7522 / 7521A / 7523 / 7520
品名
本体

デジタル・マルチメータ

品番VOAC7523
VOAC7522
VOAC7520
VOAC7521A

LANインタフェース

SC-351

DIOインタフェース

SC-352

GP-IBインタフェース

SC-353（販売終了）TOP

備考
LANインタフェースSC-351とGP-IBインタフェースSC-353は同時装着できません。

DIOインタフェースSC-352とD/A出力SC-354は同時装着できません。

LANインタフェースSC-351とGP-IBインタフェースSC-353は同時装着できません。

DIOインタフェースSC-352とD/A出力SC-354は同時装着できません。

注）：D/A出力SC-354につきましては、出荷済
D/A出力

SC-354

みのVOAC752Xに対して、ソフトウェアのバー
ジョンアップが必要になる場合がございます（Ver.1.22以下が対象：起動時に表示されます）。バージョンアップ費用として¥10,000（税込み ¥10,500）を申し受けます。

SC-7205/06/07、SG-4105/4115、BRINGO、
USB-RSコンバータ

SC-525

BRINGO II でも使用できます。また、クロスケ
ーブルかつメスコネクタとなっているため、パソコンと計測器を直接接続することができます。

4端子抵抗測定ケーブル

SC-005-最大30kVdc（Zin=10M!
プ レンジでのみ使用可能）

SC-003-SC-011-

SC-0107-

SC-0116-オ

高圧プローブ

シ 電流クランププローブ
ョン

DC±200A MAX

AC150A rms MAX（40Hz〜500Hz）

シース形熱電対（タイプK）-200"〜+800"

静止表面用熱電対（タイプK）0"〜+500"

バナナプラグ（熱電対の接続に使用でき POMONA1286-

高抵抗用テストリード

SC-004-SC-021-ます）

デジタル・マルチメータ VOAC7523/7522/7520/7521A - 岩崎通信機株式会社

矢形クリップSC-020用

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_price.html（AC30V/DC60V/DC3A）

2022/101

ワニグチクリップ
SC-020用（AC30V/DC60V/DC10A）

SC-022-SC-023-

ワニグチクリップH

SC-020用（600Vrms、予

CAT II/10A）

備
用
別
売
付
属

テストリードSC-020

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ワニグチクリップH
SC-020用（600Vrms、予

CAT II/10A）

SC-023-SC-020-

こちらは販売終了製品です。

備
用
別
売

テストリード

付
属
品

5!10

ージ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac752x_price.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2