日本フリーザー製品 勝木太郎助商店
オリジナルキャンペーン！！
～2024年6月1日～8月末ご注文分まで～
表示価格の25％引きに加えてさらに運送費用を15,000円負担いたします。
この機会をお見逃しなく！
*オプション品はキャンペーン除外となります。
*表示金額は消費税は含まれておりません。

搬入設置費用内訳
重量

通常価格

キャンペーン価格

50㎏未満

25,000円

10,000円

100㎏未満30,000円

15,000円

200㎏未満35,000円

20,000円

300㎏未満40,000円

25,000円

300㎏以上

都度お見積もり

都度お見積もり＊表示価格は消費税別となります。

フリーズ超低温槽

ノンフロン製品

ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

リニューアル！
【HFC冷媒⇒HC冷媒（ノンフロン）】
ダブル冷却システムで貴重なサンプルを安全・安心保存。

−85℃/−90℃（周囲温度30℃時）

ダブル冷却
システム

フロン排出抑制法
対象外

CLN-35CWHC

CLN-32UWHC

CLN-52UWHC
CLN-50CWHC

CLN-72UWHC《特CLN-70CWHC

長》①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用。

③煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。

フロン排出抑制法の対象外製品であり、冷媒回収や簡易点検等の④温度上昇・停電警報・外部警報出力端子・鍵を標準装備。

管理義務が発生しません。

⑤扉周りの霜付き軽減及び扉の開閉を容易にするために、縦型モデル②当社独自の新技術、ダブル冷却システムを採用。仮に１システムにの扉構造に各種工夫。

異常が生じても庫内を超低温に維持可能。

⑥GMP/GLPに対応するためのバリデーションサービスが実施可能（−80 ℃設定で庫内を約−65℃以下に維持可能）（オプション対応）。

※オプションはP7参照。

●仕様
モ デ ル
CLN-32UWHC
CLN-52UWHC
CLN-72UWHC
CLN-35CWHC
CLN-50CWHC
CLN-70CWHC
製 品 形 状アップライトタイプ（縦型）
チェストタイプ（横型）
冷 却 性 能−85℃／常用−70℃〜−80℃−90℃／常用−75℃〜−85℃−90℃／常用−75℃〜−85℃
内 容 積
約710ℓ
約548ℓ
約324ℓ
約781ℓ
約354ℓ
約507ℓ
外 寸 法（ ㎜ ） W（715+68）×D（765+102）×H1985 W（870+68）×D（905+102）×H1985 W（1110+68）×D（925+102）×H1975 W1630×D（715+150）×H1030 W2080×D（715+150）×H1030 W2080×D（865+150）×H1075
内 寸 法（ ㎜ ） W475×D520×H1340 W630×D660×H1340 W870×D680×H1340 W1040×D490×H695 W1490×D490×H695 W1490×D640×H745
約250kg約290kg約320kg
約250kg
約300kg
約340kg
重量750W×2
750W×2圧縮機定格出力
混合冷媒（HCノンフロン）
冷媒
混合冷媒（HCノンフロン）
3φ200V 50／60Hz 15A
電源
3φ200V 50／60Hz 15A
定格消費電力1100／1250W
1150／1260W
1180／1270W
1020／1120W
930／1030W
1030／1150W
価
格¥1,820,000¥2,260,000¥2,700,000¥1,810,000¥2,180,000¥2,600,000

フリーズ超低温槽−85℃（周囲温度30℃時）ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

独自の技術搭載！シンプルなワンコンプレッサーシステムで安価、低故障率を実現。

ワンコンプレッサー
システム

CLN-52U
CLN-52UD1
CLN-52UD2

CLN-32U
CLN-32UD2

CLN-42U

CLN-35C
CLN-35CD2《特CLN-50C
CLN-50CD1/CLN-50CD2

長》

CLN-70C④ 本体から離れた場所で機器の異常を知らせる遠隔警報（温度警報・① 当社独自に開発した、冷凍機1台によるワンコンプレッサーシステムを採用。従来の冷凍機2台による二元冷却システムと比較し、システム構造が大幅に単純化され、故障発生率が著しく低減。

停電警報）に必要な接点を標準で装備。
⑤ 扉周りの霜付き軽減及び扉の開閉を容易にするために、縦型モデ
ルの扉構造に各種工夫。

② 煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。

⑥ GMP/GLPに対応するためのバリデーションサービスが実施可能③ 温度警報・停電警報等を標準で装備。

（オプション対応）。

※オプションはP7参照。

●仕様（縦型モデル）
モ デ ル
冷 却 性 能内 容 積
外寸法（㎜）
内寸法（㎜）
重量
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力温度警報・停電警報付 属 品 等価
格CLN-32U

CLN-32UD2

CLN-42U

CLN-52U

CLN-52UD1

CLN-52UD2−85℃／常用−70℃〜−80℃
約430ℓ
約324ℓ
約548ℓ
W
（870＋68）×D（905+102）
×H1975W（715＋68）×D（765＋102）
×H1975W（870＋68）×D（765＋102）×H1975
W475×D520×H1340
W630×D520×H1340
W630×D660×H1340
約190kg
約210kg約170kg
750W
750W
750W
750W
1100W
750W
混合冷媒
（HFC）
AC100V 50／60Hz 15A 1φ200V 50／60Hz 15A 3φ200V 50／60Hz 15A 3φ200V 50／60Hz 15A AC100V 50／60Hz 15A 1φ200V 50／60Hz 15A
650W

640W
780W
690W
660W
設定値から15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知、
バッテリー充電式2.5V（48時間作動可能）
仕切棚3枚、鍵2種（各2本）、
キャスター4個、アジャスター2個、
アクセスポート背面１カ所（φ20mm）¥1,740,000¥1,240,000¥1,820,000

680W●仕様（横型モデル）
モ デ ル
CLN-35CD2
CLN-50CD1
CLN-50CD2
CLN-35C
CLN-50C
CLN-70C
冷 却 性 能−85℃／常用−70℃〜−80℃
内 容 積
約507ℓ
約354ℓ
約710ℓ
外寸法（㎜）
W1630×D（715＋150）
×H1030W2080×D（865＋150）
×H1075
W2080×D（715＋150）
×H1030内寸法（㎜）
W1040×D490×H695
W1490×D640×H745
W1490×D490×H695
重量約180kg
約200kg約220kg
圧縮機定格出力
750W
750W
750W
750W
1100W
750W
冷
媒
混合冷媒
（HFC）
電
源
AC100V 50／60Hz 15A 1φ200V 50／60Hz 15A 3φ200V 50／60Hz 15A AC100V 50／60Hz 15A 1φ200V 50／60Hz 15A 3φ200V 50／60Hz 15A
定格消費電力
610W
520W
640W
600W
820W
570W
温度警報・停電警報
設定値から15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知、
バッテリー充電式2.5V（48時間作動可能）付 属 品 等
鍵2種（各2本）、
キャスター4個、アジャスター2個、
アクセスポート背面１カ所（φ20mm）
価
格¥1,180,000¥1,710,000¥2,310,000

8

マイ バイオ

ノンフロン製品−80℃ 常用−60℃〜−80℃（周囲温度30℃時）

MY BIO「一人に一台、超低温槽を…」、自分専用の超低温槽。
コンパクトで、低価格を実現。
《オプション》

TN-208S

ワンコンプレッサー
システム●フリーズボックス用トレー●標準トレー

TN-78

フロン排出抑制法
対象外

TN-208

TF-78

TF-208A〜F〈VT-78HC用〉〈VT-208HC用〉〈VT-208HC用〉 〈VT-78HC用〉 〈VT-208HC用〉￥16,000/本 ￥14,000/本 ￥18,000/本￥15,000/本（フルセット4本） （フルセットTN-208S:2本,TN-208:6本） （フルセット4本）￥14,000/本〜￥18,000/本

注：フルセット本数は単品カタログ参照。

《特 長》①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
②独自の新技術ワンコンプレッサーシステムの採用により、低価格、低消費電力、静音化を実現。
③省スペースにて設置が可能。
④煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。
⑤温度上昇警報・停電警報・外部警報出力端子・アクセスポート・
鍵を標準装備。
《オプション》●温度計（サーモレコーダー）P23参照

VT-78HC

VT-208HC

RoHS対応●仕様
モ デル
VT-78HC
VT-208HC
冷 却 性 能−60℃〜−80℃
内 容 積
約70ℓ
約191ℓ
外 寸 法
（㎜）
W557×D（557＋88）×H887
W925×D（605＋88）
×H845
内 寸 法
（㎜） W387×D387×H470（有効H425） W755×D435×H650（有効H605）
重
量
約45kg
約64kg
圧縮機定格出力
375W
560W
冷
媒
混合冷媒
（HCノンフロン）
電
源
AC100V 50／60Hz 15A
定格消費電力250／260W
330／340W
価
格¥540,000¥690,000

納期未定商品です9フリーズ超低温槽−150℃ 常用−140℃〜−150℃（周囲温度30℃時）ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

細胞（iPS/ES）
・組織の長期保存用。ガラス化温度（再結晶点以下）を実現。
《オプション》●標準トレー

●フリーズ
ボックス用
トレー
（100本立て用）

TN-3550C¥19,000/本

TF-3550CB¥19,000/本

ダブル冷却
システム

●自動冷却補助装置（ボンベなし）
・ＬＣＯ2 方式（液化炭酸ガス） 価格 ￥２2０,０００
・ＬＮ2 方式（液体窒素） 価格 ￥２8０,０００

対応モデル

TN-3550C TF-3550CB

CLN-1700CWE 6本（W2×D3） 9本（W3×D3）
CLN-2300CWE 9本（W3×D3）12本（W4×D3）

●仕様

モ デ
ル
CLN-2300CWE
CLN-1700CWE
冷 却 性 能−140℃〜−150℃
内 容 積
約236ℓ
約176ℓ
外 フルセッ
寸 法（㎜）（840＋298）
×H1090（840＋298）
×H1090 W1600×D
ト本数 W1420×D
内 寸 法
（㎜）
W680×D500×H695
W500×D500×H705
重量約340kg
約323kg
1100W×2
圧縮機定格出力
1100W×2
冷
媒
混合冷媒
（HFC）
電
源
3φ200V 50／60Hz 20A
1690／1750W
定格消費電力1480／1550W¥3,520,000
価
格¥3,170,000

CLN-1700CWE

CLN-2300CWE《特 長》①当社独自の新技術、ダブル冷却システムを採用。
仮に１システムに異常が生じても超低温を維持可能。
（−150℃設定で、庫内を約−140℃以下に維持可能）②断熱厚は、一般的な超低温槽（−80℃、120㎜）の約1.5倍（170㎜）。
万が一のトラブル時にもサンプルダメージを軽減します。
③煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。
④温度上昇警報・停電警報・外部警報出力端子・鍵を標準装備。

−55℃/−40℃

スーパーフリーザー（周囲温度30℃時）

SUPER FREEZER

試薬、凍結血漿、各種研究用サンプル等、最適な低温保存環境を創出！
《特 長》①上下の棚や壁面から直接冷却する無風冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
②煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。

③自動霜取り方式ではないので、定期的な温度上昇なし。
④SF-3120HCは、オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用。
⑤SF-3120HCは、保存物の出し入れ・整理に便利な引き出し式を採用。

●仕様
モ デ
ル
SF-3120HC
SF-53U
冷 却 性 能−30℃〜−40℃−40℃〜−55℃
内 容 積
約310ℓ
約530ℓ
外 寸 法
（㎜） W
W660×D（675＋35）
×H1840（830＋68）×D（820＋102）
×H1810重量
約75kg
約185kg
圧縮機定格出力
560W
750W
冷
媒
R-290
（HCノンフロン）
混合冷媒
（HFC）
AC100V 50／60Hz 15A
電源
定 格 消 費 電力
230／220W
680／690W
価
格¥510,000¥970,000

10SF-3120HC
SF-53Uフリーズ−60℃ 常用−45℃〜−60℃

ノンフロン製品（周囲温度30℃時）

FREEZE

コンパクトで冷却能力抜群、省スペースにジャストフィット、多目的な高性能フリーザー。
フロン排出抑制法対象外

NF-140HC《特

NF-400HC

長》

RoHS対応●NFシリーズ専用アルミトレー●専用アルミトレー《オプション》①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さない
ノンフロン冷媒を採用。
②扉開閉に伴なう冷気漏れの少ないチェストタイプ。
③大小6機種をラインアップ。

TN-78④煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。

￥16,000/本

TN-208￥18,000/本

TN-3550C￥19,000/本対応モデル トレー形式
TN-78
NF-75HCNF-140HC TN-208
NF-200HC TN-208
NF-300HC TN-208
NF-400HC TN-208
NF-500HC TN-3550C

フルセット本数
4本（W2×D2）4本（W2×D2）6本（W3×D2）10本（W5×D2）14本（W7×D2）18本（W6×D3）●仕様

モ デ ル
NF-75HCNF-140HC
NF-200HC
NF-300HC
NF-400HC
NF-500HC
冷 却 性 能−45℃〜−60℃
内 容 積
約70ℓ
約134ℓ
約191ℓ
約287ℓ
約372ℓ
約477ℓ
外 寸 法（㎜） W557×D（557+88）
×H887 W725×D（605+88）
×H845 W925×D（605+88）
×H845 W1265×D（605+88）
×H845 W1565×D（605+88）
×H845 W1665×D（665+103）×H890
内 寸 法（㎜） W387×D387×H470 W555×D435×H650 W755×D435×H650 W1095×D435×H650 W1395×D435×H650 W1495×D495×H680
重
量
約43kg
約59kg
約64kg
約76kg
約88kg
約107kg
圧縮機定格出力
190W
375W
375W
560W
560W
560W
混合冷媒
（HCノンフロン）
冷媒
AC100V 50／60Hz 15A
電源
180／180W
定格消費電力300／330W
260／270W
320／330W
350／360W
360／370W¥280,000
価
格¥430,000¥470,000¥500,000¥550,000¥660,000

バイオフリーザー

ノンフロン製品−35℃ 常用−15℃〜−35℃（周囲温度30℃時）

BIO FREEZER

チェストタイプのコンパクト設計で低価格、安定した冷却性能を発揮。
《特フロン排出抑制法対象外

長》①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さない
ノンフロン冷媒を採用。
②扉開閉に伴なう冷気漏れの少ないチェストタイプ。
③煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。
④出し入れに便利な収納バスケット付き。
⑤温度上昇警報、鍵を標準装備。

●仕様

D-201HC

モ デル
D-201HC
D-271HC
D-396HC
冷 却 性 能−15℃〜−35℃
内 容 積
約180ℓ
約365ℓ
約250ℓ
外 寸 法
（㎜） W720×D（605＋85）
×H840 W925×D（605＋85）
×H840 W1265×D（605＋85）
×H840
内 寸 法
（㎜） W620×D500×H680
W820×D500×H680 W1160×D500×H680
重
量
約42kg
約50kg
約62kg
圧縮機定格出力
250W
250W
375W
冷
媒
R-290
（HCノンフロン）
電
源
AC100V 50／60Hz 15A
定格消費電力180／160W
200／200W
180／160W
価
格￥250,000￥320,000￥270,000D-396HCRoHS対応11

バイオフリーザー−28℃/−30℃ 常用−14℃〜−28℃/−30℃

ノンフロン製品

BIO FREEZER（周囲温度30℃時）

ノンフロン製品は消費電力も低く、電気代も断然お得です。
詳しくはP2、3をご覧下さい。

引き出し式冷凍庫だから、保存物の整理や出し入れがとても簡単。

フロン排出抑制法対象外

GS-1376HC《特長》①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
②直接冷却方式（壁面冷却：GS-1376HC、棚冷却：GS-3120HC・
GS-5210HC）
により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
③扉の開閉時に冷気もれを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利な引き出し式を採用。
④自動霜取り方式ではないので、定期的な温度上昇なし。
⑤充実した警報機能を標準で装備。

GS-3120HC

●仕様
モ デ
ル
冷 却 性 能
内 容 積
外 寸 法
（㎜）
収 納ボックス重量
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力価
格GS-1376HC

GS-3120HC

GS-5210HC−14℃〜−28℃
約104ℓ
W550×D（625＋30）
×H850
4個
約42kg
125W

−14℃〜−30℃
約310ℓ
W660×D（675＋35）
×H1840
8個
約75kg
190W
R-600a（HCノンフロン）AC100V 50／60Hz 15A
120／120W¥290,000−14℃〜−28℃
約513ℓ
W750×D（750＋42）
×H1725
14個
約99kg
190W

80／90W¥170,000

バイオマルチクーラー

140／140W¥390,000

ノンフロン製品

BIO MULTIPLE COOLER

保存温度の多様化に対応する幅広い温度域、試料の冷凍・冷蔵保存に最適のクーラー。

《特GS-5210HC

冷凍室
冷蔵室

RoHS対応−28℃ 常用−9℃〜−28℃＋4℃ 常用＋4℃〜＋16℃（周囲温度30℃時）（周囲温度30℃時）

ノンフロン製品は消費電力も低く、電気代も断然お得です。
詳しくはP2、3をご覧下さい。
フロン排出抑制法対象外

長》①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
②冷凍室、冷蔵室それぞれ独立した冷却／制御回路を持ち、冷凍機も2台搭載。各室の影響を受けない設計。
③冷凍室は、扉の開閉時に冷気もれを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利な引き出し式を採用。
④冷凍室は、壁面から直接冷却する無風冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
⑤充実した警報機能、鍵を標準で装備。

●仕様
モ

デ

ル

冷 却 性 能
内 容 積
外 寸 法
（㎜）
収 納ボックス重量
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力価
格12

KGT-4010HC
冷凍室：−9℃〜−28℃／冷蔵室：＋3℃/常用＋4℃〜＋16℃
冷凍室：約107ℓ／冷蔵室：約254ℓ
W600×D（605＋55）
×H2000
3個
（冷凍室）
約87kg
冷凍室：125W, 冷蔵室：90W
R-600a（HCノンフロン）AC100V 50／60Hz 15A
150／150W¥380,000

KGT-4010HC

RoHS対応バイオメディカルクーラー
BIO MEDICAL COOLER

収納スペースを最大限有効利用できる、多目的冷蔵庫。
《特 長》 ①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さ●仕様

ないノンフロン冷媒を使用。
②ヒーターでの霜取りによる定期的な温度上昇のない、オフサイクル霜取り方式+4℃ 常用＋4℃〜＋15℃

ノンフロン製品（周囲温度30℃時）

ノンフロン製品は消費電力も低く、電気代も断然お得です。
詳しくはP2、3をご覧下さい。
フロン排出抑制法対象外を採用。
③棚は、約30mmピッチで移動可能、大小の保存物を各棚で区別・整理、無駄なく収納。
④充実した警報機能、鍵を標準で装備。

UKS-5410DHC
モ デル
UKS-3610DHC＋2℃／常用＋4℃〜＋15℃
冷 却 性 能
約544ℓ
内 容 積
約335ℓ
（730＋50）
×H1640外 寸 法（㎜） W600×D（610＋50）
×H1640 W750×D
約79kg
重
量
約64kg
90W
圧縮機定格出力
90W
R-600a（HCノンフロン）
冷媒
AC100V 50／60Hz 15A
電源
130／140W
定格消費電力130／130W¥400,000
価
格¥300,000

バイオショーケース

RoHS対応UKS-3610DHC+4℃ 常用＋4℃〜＋15℃

ノンフロン製品

BIO SHOWCASE

UKS-5410DHC（周囲温度30℃時）

ノンフロン製品は消費電力も低く、電気代も断然お得です。
詳しくはP2、3をご覧下さい。

庫内が一目で確認できる多目的ショーケース。

フロン排出抑制法対象外《特 長》 ≪特長≫

①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用。
②棚は約30mmピッチで上下に移動可能。

保存物の整理に便利。
③充実した警報機能、鍵を標準で装備。
④保安機能付き（庫内凍結防止）。

●仕様
FKVG-4110DHC
モ デル
LKUV-1613HC＋2℃／常用＋4℃〜＋15℃
冷 却 性 能＋3℃／常用＋4℃〜＋16℃
約365ℓ
内 容 積
約152ℓ
（610+50）
×H1800外 寸 法（㎜） W600×D（615+50）
×H820 W600×D
約83kg
重
量
約43kg
90W
圧縮機定格出力
90W
R-600a（HCノンフロン）
冷媒
AC100V 50／60Hz 15A
電源
160／150W
定格消費電力90／90W¥320,000
価
格¥300,000

LKUV-1613HC

FKVG4110DHC

RoHS対応

注：高温多湿の季節には、正面ガラスに結露が出ることがあります。

ミニキューブ

ノンフロン製品MINI CUBE

利用頻度の高いサンプルを、直ぐお手元で冷蔵・冷凍保管。
《特 長》 ①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
②高さ約630mmのコンパクト設計。
スペースを有効活用できます。
注：実験台等の下に設置する場合は、上方に40mmの隙間を確保して下さい。

③扉の開閉時に冷気もれを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利な引き出し式を採用。
（KX-1021HCは一部引出し式）④無風冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。

冷凍庫
冷蔵庫−28℃ 常用−14℃〜−28℃＋4℃ 常用＋2℃〜＋10℃（周囲温度30℃時）（周囲温度30℃時）

ノンフロン製品は消費電力も低く、電気代も断然お得です。
詳しくはP2、3をご覧下さい。
フロン排出抑制法対象外

注：高温多湿の季節には、扉周りに結露が出ることがあります。

●仕様
モ デル
冷 却 性 能
内 容 積
外 寸 法
（㎜）
重
量
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力価
格KX-1021HC

GX-823HC＋2℃〜＋10℃
約92ℓ
W550×D620×H630
約32kg
125W

−14℃〜−28℃
約69ℓ
W550×D620×H630
約33kg
125W

R-600a（HCノンフロン）AC100V 50／60Hz 15A
80／80W
70／70W¥150,000¥140,000

KX-1021HC

GX-823HC RoHS対応
13

保 冷 庫（ガラス扉）+4℃ 常用＋0℃〜＋10℃（周囲温度30℃時）

REFRIGERATOR

インバータ制御による省エネタイプ。庫内が視認しやすいワイドなガラス扉

NDRG-490EC《特NDRG-1080EC

NDRG-1690EC●仕様（冷蔵タイプ、ガラス扉）
モ デ ル
NDRG-490EC

長》①トリプルインバータ制御方式（圧縮機、庫内ファン、凝縮ファン）
による
省エネタイプ。
②扉は庫内が確認しやすいワイドガラスを採用。
③外装は腐食に強いステンレス製。
④自動霜取り方式を採用。冷却器への霜付きを定期的に除去。
注1：高温多湿の季節には、
正面ガラス扉に結露が出ることがあります。
注2：NDRGシリーズには、鍵がありません。

NDRG-1080EC

NDRG-1390EC

薬用冷蔵ショーケース

+4℃ 常用＋2℃〜＋14℃

ノンフロン製品（周囲温度30℃時）

MEDICAL REFRIGERATOR

NC-ME50RECHCとNC-ME100RECHCは収納性に優れたスライドラック仕様。

安定した温度管理で、薬品の保存に最適な専用保冷庫。
《特長》③ 自動霜取り方式を採用。

向かって右側半分がスライドラック仕様になっています④ 高温・低温警報、外部警報出力端子を標準装備。
① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を⑤ NC-ME50ECHC/50RECHC/100ECHC/100RECHCは、
促さないノンフロン冷媒を使用。
② 冷気循環方式で庫内温度を均一に維持。 インバータ制御方式を採用した省エネタイプ。

NEW

NC-ME18HC

NC-ME15HC

NDRG-1690EC

冷却性能＋0℃〜＋10℃
内 容 積
約491ℓ
約1087ℓ
約1396ℓ約1696ℓ
外寸法（㎜） W600×D800×H1905 W1200×D800×H1905 W1500×D800×H1905 W1800×D800×H1905
内寸法（㎜） W498×D650×H1428 W1098×D650×H1428 W1398×D650×H1428 W1698×D650×H1428
扉
NH-ガラス・4枚
NH-ガラス・6枚
NH-ガラス・2枚
重量
約165kg
約190kg
約235kg
約100kg
圧縮機定格出力
300W
300W
300W
250W
冷
媒
R-134a（HFC）
R-134a（HFC）
R-134a（HFC）
R-134a（HFC）
電源
AC100V 50/60Hz 15A
3φ200V 50/60Hz 15A
定格消費電力245／245W
245／245W
245／245W
205／205W
価
格¥1,170,000¥930,000¥1,070,000¥840,000

NC-ME31HC

NC-ME50ECHC

NEW

NC-ME100ECHC

フロン排出抑制法対象外●仕様
NC-ME50ECHC[NC-ME50RECHC] NC-ME100ECHC[NC-ME100RECHC]
NC-ME18HC
NC-ME15HC
NC-ME31HC
モ デ ル＋2℃〜＋14℃
冷却性能
約570ℓ
約211ℓ
約157ℓ
約350ℓ
約1239ℓ
内 容 積
×H1865 W1800×D（600＋26）（450+35）
×H1360 W400×D（500+35）
×H1900 W800×D（450+35）
×H1900 W900×D（600＋26）
×H1865外寸法（㎜） W800×D
W808×D488×H1447
W708×D339×H875
W320×D360×H1200
W708×D339×H1415
W1708×D488×H1447
内寸法（㎜）
約118kg [132kg]
重
量
約70kg
約68kg
約91kg
約195kg [219kg]
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力
価
格

160W

160W

160W
R-600a（HC ノンフロン）
AC100V 50／60Hz 15A

320W（インバータ）

320W（インバータ）117／124W¥330,000

113／121W¥270,000

124／129W¥380,000

150／150W¥650,000 [¥730,000]

202／202W¥1,040,000 [¥1,170,000]

注：［ ］
書きはスライドラック仕様、詳細は単品カタログ参照。

15

防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫−20℃〜＋10℃（周囲温度30℃時）

EXPLOSION-PROOF FREEZER・REFRIGERATOR

有機溶媒等の可燃性物質を冷凍・冷蔵貯蔵。
〈厚生労働省規格〉日本の（社）産業安全技術協会検定合格品

防爆性能fd2G4
防爆性能Expxed［ia］
ⅡBT4X

EP-180EP-570《特 長》①危険場所のうち、1種場所と2種場所で使用が可能。
②庫内には、電気火花を発生する部分はなく、庫外でも、電気火花を発生する部分はすべて防爆化。
③冷媒回路は内圧防爆構造、制御回路は耐圧防爆構造。
④EP-570は、デジタル温度調節器、ノンフロン冷媒を採用。
⑤温度警報、外部警報用端子を標準で装備。
⑥本体の移動や固定に便利なキャスター・アジャストボルト付き。

EP-400

注：水性ガス・水素・アセチレン・二硫化炭素などのガスを発生するもの、及び自己反応性
物質の貯蔵のためや、前記のガスの状況下では絶対に使用しないでください。

●仕様
モ
デ
ル
検 定 番 号
防 爆 性 能冷 却 性 能内容積
外 寸 法（ ㎜ ）内 寸 法（ ㎜ ）重量
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力温 度 警 報価格EP-180EP-400EP-570

第TC20841号
fd2G4
Expxed［ ia］
ⅡBT4X
0℃〜＋10℃−20℃〜＋10℃
約579ℓ
約185ℓ
約403ℓ
W850×D（900＋120）
×H1890
W610×D（615＋40）
×H1320W750×D（665＋40）
×H1750W710×D680×H1200
W510×D455×H800
W650×D505×H1230
約200kg約110kg
約150kg
280W
175W
175W
R-134a（HFC）
R-600a（HCノンフロン）+R-290（HCノンフロン）AC100V 50／60Hz 15A 電源コード：3PNCT2sq3芯3m丸端子M4（注：プラグ無し）
220／210W
255／280W
275／290W
第T51549号

第T51548号＋15℃以上が2時間連続した時、赤ランプ点灯¥850,000¥1,100,000

ブザー報知、
ランプ点灯（設定温度に対する偏差方式）¥1,860,000

注：出荷時には、暫定的に起動確認用のプラグが取り付けてありますが、防爆プラグではありません。実際にご利用いただく際には、必ず使用条件に適したプラグに付け替えてください。

16

リーペヘル庫内防爆冷凍庫・冷蔵庫・冷凍冷蔵庫
EXPLOSION-PROOF FREEZER・REFRIGERATOR

実験室・研究室における可燃性ガス・液体の少量保管用、庫内防爆冷蔵庫/冷凍冷蔵庫。

冷 凍 庫 −9℃〜−26℃
冷 蔵 庫 ＋2℃〜＋15℃
冷凍冷蔵庫 −15℃以下/＋2℃〜＋9℃

ノンフロン製品

ノンフロン製品は消費電力も低く、電気代も断然お得です。詳しくはP2、3をご覧下さい。

フロン排出抑制法対象外《特 長》①庫内には、貯蔵物から可燃性ガスが発生しても、電気火花またはアークを発生する部分はありません。
（庫内防爆仕様）②オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン
冷媒を使用。
③棚は貯蔵物を静置できるフラットガラス（LKEXV,CT）。

LKEXV-1800④貯蔵物の管理に便利な鍵付き。
⑤ヨーロッパのATEX指令に基づき、『 防爆機器』
として、公的認定機関より認定された製品。
注1：本製品は庫内防爆仕様のため、非危険場所でご使用ください。
注2：日本国内の防爆検定には合格しておりません。

LGUEX-1500

RoHS対応

●仕様
モ

デ

ル

LGUEX-1500

LKEXV-1800

LKEXV-5400

CT-3316

冷凍室：約−15℃以下＋2℃〜＋15℃−9℃〜−26℃
冷 却 性 能冷蔵室：＋2℃〜＋9℃
約180ℓ
約554ℓ
冷凍室：約76ℓ／冷蔵室：約236ℓ
約139ℓ
内
容
積
×H820 W600×D（595＋43）×H860 W750×D（740＋50）
×H1640 W（600＋25）
×D630×H1750
外 寸 法（ ㎜ ） W600×D（614＋47）
冷凍室：W436×D435×H413
W470×D467×H663
W513×D441×H704
W600×D560×H1452
内 寸 法（ ㎜ ）冷蔵室：W518×D452×H1045
約70kg
約42kg
約40kg
約84kg
重
量
125W
125W
90W
90W
圧縮機定格出力
冷媒
R-600a（HC ノンフロン）
電源
AC100V 50／60Hz 15A
87／90W
80／80W
100／100W
140／140W
定格消費電力¥470,000¥360,000¥260,000¥450,000
価格

ユニット式大型防爆冷蔵庫

CT-3316−20℃〜＋10℃（周囲温度30℃時）

EXPLOSION-PROOF REFRIGERATOR（UNIT TYPE）

有機溶媒等の可燃性物質を冷凍・冷蔵貯蔵。
冷却ユニット方式の大型タイプ（1000ℓ〜3000ℓ）。
日本国内の防爆検定合格品、デジタル式。
《特 長》①危険場所のうち、１種場所と２種場所で使用可能。
②庫内には電気火花を発生する部分はなく、庫外でも電気火花を発生する部分はすべて防爆化。
③冷媒回路は内圧防爆構造、制御回路は耐圧防爆構造・本質安全

EPUT-A1-F1500
EPUT-A1-F1000

防爆構造。
④デジタル設定／デジタル表示。
⑤冷却ユニット方式のため寸法のカスタマイズも可能。
⑥高温・低温警報、機器異常警報（冷媒回路、冷凍機異常）、外部警報用出力端子、伝送出力、漏電遮断器を標準装備。
⑦扉には、閉じ込め防止用として、扉ストッパー、安全押棒を標準装備。

EPUT-B1-R3000

●仕様
モ
デ
ル
冷 却 性 能内容積
外 寸 法（ ㎜ ）内 寸 法（ ㎜ ）重量
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力EPUT-A1-F1000

EPUT-A1-F1500

EPUT-B1-R3000−20℃〜＋10℃
約1028ℓ
W1204×D（1016＋84）
×H1984
W1040×D800×H1320
約380kg750W−20℃〜＋10℃
約1583ℓW1844×D（1016＋84）
×H1894
W1680×D800×H1230
約430kg
750W
R-404A（HFC）
3φ200V 50/60Hz 20A
800／880W＋0℃〜＋10℃
約3008ℓ
W3154×D（1066＋84）
×H1994
W2990×D850×H1230
約720kg
1500W

800／880W

1360／1240W

注：上記以外にもラインナップを取り揃えております。詳細は単品カタログをご参照ください。

17

クロマトチャンバー+4℃ 常用＋3℃〜＋26℃（周囲温度5℃〜30℃時）

CHROMATOGRAPHY CHAMBER

インバータ制御による省エネタイプ。クロマトに必要な設備をチャンバー内に装備。

MC-8EC

MC-20EC

MC-30EC《特 長》●仕様①インバータ制御方式（圧縮機）による省エネ
モ デル
MC-8EC
MC-20EC
MC-30ECタイプ。
冷 却 性 能＋3℃〜＋26℃②扉は庫内の視認性が高いワイドガラスタイプ。 内 容 積
約1702ℓ
約749ℓ
約1090ℓ×D（800+52）
×H1925外 寸 法（ ㎜ ） W（900+40）
×D（800+37）
×H1925 W（1200+40）
×D(800+52）
×H1925 W（1800+40）③ワイドな使用温度範囲（+3℃〜+26℃）。
W1698×D650×H1428
内 寸 法（ ㎜ ）W798×D650×H1428
W1098×D650×H1428
様々な実験及びサンプル保管が可能。
約220kg
重量約125kg約160kg④圧縮機のインバータ制御と加熱ヒーターの圧縮機定格出力300W（インバータ）
併 用 により、均 一 な 庫 内 温 度 分 布 を 実 現
冷媒
R-134a（HFC）（±2℃）。
主 電 源
AC100V 50/60Hz 15A⑤クロマトに必要な電源コンセント、アクセス
AC100V 50/60Hz 15A
補 助 電 源注
ポート、カラム棒等を装備。
2口コンセント×2箇所
庫内コンセント
2口コンセント×1箇所⑥温度警報（高温・低温）、
ドア警報、外部警報
232／232W
定格消費電力187／187W
208／208W
出力端子、漏電遮断器、鍵を標準装備。
価
格¥830,000¥1,050,000¥1,190,000
注：補助電源とは、庫内コンセント及び霜取排水用の自動蒸発ユニットの供給電源です。MC-8ECでは、庫内コンセントの電源は主電源からの供給となり、蒸発ユニットは別電源となります。

メディカルチャンバー+4℃ 常用＋3℃〜＋26℃（周囲温度5℃〜30℃時）

MEDICAL CHAMBER

インバータ制御による省エネタイプ。
ワイドな使用温度範囲と優れた庫内温度分布を実現。

−

《特 長》
①インバータ制御方式（圧縮機）
による省エネタイプ。
②扉は庫内の視認性が高いワイドガラスタイプ。
③ワイドな使用温度範囲（+3℃〜+26℃）。様々なサンプル保管が可能。
④圧縮機のインバータ制御と加熱ヒーターの併用により、均一な庫内温度分布を実現（±2℃）。
⑤温度警報（高温・低温）、
ドア警報、外部警報出力端子、漏電遮断器、鍵を標準装備。

●仕様
モ デ
ル
冷 却 性 能内 容 積
外 寸 法（ ㎜ ）内 寸 法（ ㎜ ）重量
圧縮機定格出力
冷
媒
電
源
定格消費電力価
格18A-750EC＋3℃〜＋26℃
約749ℓ
W（900＋40）×D（800＋37）
×H1925
W798×D650×H1428
約125kg300W（インバータ）
R-134a（HFC）
AC100V 50／60Hz 15A
187／187W￥790,000

A-750ECインキュベーター（冷凍機付き）NRB-14A

注：照明付き「LAタイプ」もございます。詳細は単品カタログをご参照ください。

NRB-32A●仕様
NRB-41A
NRB-32A
モ デ ル
NRB-14A−10℃〜＋50℃（無試料時）
温度調節範囲
約411ℓ
約287ℓ
内 容 積
約130ℓ
（660＋60）
×H1800（510＋60）
×H1800 W700×D
外 寸 法（ ㎜ ） W700×D（510＋60）
×H1090 W700×D
W624×D505×H1327
W624×D355×H1327
内 寸 法（ ㎜ ）W624×D355×H617
約130kg
約115kg
重
量
約75kg
200W
200W
圧縮機定格出力
200W
R-134a（HFC）
冷媒
AC100V 50／60Hz 15A
電源
237／252W
237／252W
定格消費電力220／244W¥790,000¥570,000
価
格¥400,000

NRB-41A

19