こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ
デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ（販売終了）

TOP"

DS-5500シリーズ

帯域

100, 200, 350, 500MHz
最高2GS/s
4チャネル、2チャネル・モデル
1Mポイント/ch"DS-5500シリーズカタログ12P(3.3MB)

期間限定、お買い得情報

DS-5500シリーズ"5つの新しい機能

ViewGoは!へ。

・「1Mポイントロングメモリ&快速起動!!」・日本製
・優れたコストパフォーマンスを実現!!
オシロスコープにとって波形観測は命です。
ViewGoは、見る（View）を大切にした、【鮮明表示】の7.5インチTFT液晶。

アナログオシロスコープで培ってきた、こだわりを徹底的に活かしました。また、1Mポイン
トのロングメモリ採用で、波形の細部まで見逃しません。
更なる高みへ! 【快速波形】ViewGo!（ビューゴ"ツー）誕生。

"

1Mポイント/chのロングメモリ
ロングメモリを搭載し、長い波形取込時間の確保と高速サンプリングを維持した高品位な波形取込が可能です

"

"

"

"

快速起動
電源投入後、数秒で波形観測が可能です
クラス初のタッチスクリーン採用
7.5型の液晶画面にタッチスクリーンの機能を搭載

メニューに直接タッチして、直感的な操作性を実現

タッチスクリーンは耐環境性に優れるガラスタイプを採用

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社""

2022/10/

高速リモート波形転送約100倍(当社比)の波形転送速度を実現

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_top.html
タクトタイムを短縮させ生産効率を飛躍的に高めます

"

"

"

"

1

チャネル独立操作キー・ノブ採用
独立操作キー・ノブにより、機能切替のわずらわしさを解消し快適な操作性を実現
充実のトリガ機能
複雑化する信号に合わせて適切なトリガが設定できます

信号の立ち上がり／立ち下がりエッジを交互にトリガできる、「エッジオルタネート
トリガ」

複数チャネルの信号のエッジをトリガできる、「エッジORトリガ」
論理信号の複雑なパターンでトリガできる、「パターントリガ」

信号の欠落などでトリガできる、「欠落（ドロップアウト）トリガ」""
プローブ設定を一括して呼び出す© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

""

チャネル独立操作キー・ノブ採用
独立操作キー・ノブにより、機能切替のわずらわしさを解消し快適な操作性を実現"

こちらは販売終了製品です。

"

充実のトリガ機能
複雑化する信号に合わせて適切なトリガが設定できます

信号の立ち上がり／立ち下がりエッジを交互にトリガできる、「エッジオルタネート
トリガ」

複数チャネルの信号のエッジをトリガできる、「エッジORトリガ」
論理信号の複雑なパターンでトリガできる、「パターントリガ」

信号の欠落などでトリガできる、「欠落（ドロップアウト）トリガ」"""

モデルによって異なる減衰比をプローブ名称から選択して簡単に設定できます。
"
デジタルフィルタ機能、Pass／Fail機能、波形パラメータロギング機能搭載

プローブ設定を一括して呼び出す

デジタルフィルタを各チャネルに独立して使えます。ローパスフィルタまたは、ハイパスフ
ィルタの設定ができます。
パラメータのパスフェイル（合否判定）機能を搭載しており、生産ラインの電子部品検査に最適です。
パラメータロギングデータは26種類のパラメータより最大4つまで表示できます。
"

"
便利な機能

リモートコントロール
ViewGo!では、PCと接続しリモートコントロールを行うことができます。インタフェース
は、USB（標準）、LAN（標準）、GP-IB（工場オプション）に対応し、下記のVisual

BasicやExcel VBA、LabViewソフトウェアを使用することで、さらに解析の幅を広げる
ことができます。

■Labview基本制御用VIとサンプルソフトウェア：" "■Scope Viewer

2!29

ダウンロードはこちら

無償ソフトウェア：ダウンロードはこちら#「Scope Viewer」ソフトウェアは「Iwatsu Test Instruments Tools」に含まれています。

簡単にViewGo!本体からデータの取得や簡易リモートが可能な無償ソフトウェアです。
USBおよびLANインタフェースに対応しています。

ージ

また、デジタル・オシロスコープ(DS-5500シリーズ、DS-5300シリーズ)を制御するアプ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ
リケーションをMicrosoft Excel、Visual- 岩崎通信機株式会社
C#、Visual Basic等で作成する場合に、コンピュ

2022/10/ータとデジタル・オシロスコープ間の通信を容易にするためのツールScope Controllerも同時にインストールされます。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_top.html

2

"

"

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

同時にインストールされます。
"
"

2!29

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_top.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ> 仕様
デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ"

DS-5514

DS-5512

DS-5524

DS-5522仕様（販売終了）

DS-5534

DS-5532

DS-5554

DS-5552

周波数帯域（-3dB）

100MHz200MHz350MHz500MHz立ち上がり時間（代
表値）"

3.5ns

1.75ns

1ns

750ps

入力ch数
最高サンプリング速
度

4

2

4

1GS/s

2

4

2

100GS/s

ピーク検出分解能

1ns

アベレージング機能

2〜256回

メモリ長

1Mポイント/ch（全チャネル）

垂直分解能

8 ビット
2mV/div 〜 10V/div（1M#）、
2mV/div 〜 2V/div（50#）

2mV/div 〜 10V/div（1M#）

オフセット電圧

2mV/div 〜 50mV/div : ±1V、50.2mV/div 〜 500mV/div : ±10V、502mV/div 〜 10V/div : ±100V

DCゲイン精度±(1.5% + 0.5%フルスケール)

最大入力電圧22GS/s（チャネル結合時）、1GS/s（全チャネル使用時）

等価サンプリング速度

入力電圧レンジ

4±400 Vpk CATI（1M#）±400 Vpk CAT I(1M#),
5 Vrms(50#)

帯域制限フィルタ

20MHz

20MHz, 100MHz

入力カップリング

GND、DC 1M#、AC1M#

GND, DC 1M#, AC1M#, DC50#

入力インピーダンス

１M#±1% //20pF

１M#±1% //16pF、 50#±1%

プローブセンス

使用プローブ
時間軸レンジ

1：1、10：1、100：1、1000：1（自動検出）／
1：1、5：1、10：1、20：1、50：1、100：1、200：1、500：1、1000：1、2000：1（手動設定）
SS-0130R（CH数分標準添付）
5ns/div 〜 50s/div

SS-101R（CH数分標準添付）

2ns/div 〜 50s/div

1ns/div 〜 50s/div

ロールモード50ms/div 〜 50s/div (100kS/s max)

クロック確度

10 ppm500ps/div 〜 50s/div

トリガ機能
トリガ機能

エッジ、エッジオルタネート、エッジOR、パルス数、パルス幅、周期、欠落、TV、パターン（OR、NOR、AND、NAND）
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社
TVトリガ（規格）2022/10/

NTSC、PAL、Custom

ライン設定範囲 3000まで
フィールド 1、2、4、8
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_spec.html
パルス数トリガ設定
範囲

1〜9999イベント

パルス幅トリガ時間
設定範囲

15ns〜50s

周期トリガ時間設定
範囲

40ns〜50s

欠落（ドロップアウ
ト）
トリガ時間設定範囲

50ns〜50s

パターントリガ

パターントリガ種類$OR、NOR、AND、NAND
トリガソース$全ch
ステート$HIGH、LOW、Don’t$Care© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
スレッショルドレベル$全チャネル独立設定可能

トリガ・ソース

全ch、Ext（±0.5V）、Ext10（±5.0V）、ライン1

欠落（ドロップアウ
ト）トリガ時間設定範囲

50ns〜50s

パターントリガ

パターントリガ種類$OR、NOR、AND、NAND
トリガソース$全ch
ステート$HIGH、LOW、Don’t$Care
スレッショルドレベル$全チャネル独立設定可能

トリガ・ソース

全ch、Ext（±0.5V）、Ext10（±5.0V）、ライン

トリガ・スロープ／
カップリング

こちらは販売終了製品です。

正、負 ／ AC、 DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去

ディスプレイ/解像度
ディスプレイ/解像度7.5型 カラー TFT液晶（タッチスクリーン）／ VGA：640 % 480 pixels

表示形式

YT、XY、XYトリガ

ベクタ接続

サンプル点間補間表示、ドット表示

アナログ・パーシス
タンスあり（単色階調表示、スペクトラム表示）

パーシスタンス表示
時間

100 ms、200 ms、500 ms、1 s、2 s、5 s、10 s、無限大

内部波形保存（REFメモリ）
フロントパネル設定
保存

5 波形
内部メモリ（5 設定）、USBメモリ

パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能
パラメータ測定

最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ−ベース、立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、
立ち上がり時間20−80%、立ち下がり時間20−80%、立ち上がり時間10−90%、立ち下がり時間10−90%、
周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、スキュー（正／負）、スキュー＠レベル

カーソル

時間、振幅、時間&振幅、カーソルでの値

ズーム

フロントパネルのZoomボタンを押し別グリットに拡大波形を表示

演算機能

加算・減算・乗算・FFT（最大8kポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数）

リスケール／単位変換
リプレイ

a＊x+b (x:入力電圧、a、b:ユーザ定義) ／volt、ampere、watt、&、無表示
自動的に波形を記録、最大2048波形を保存、リプレイ可能

周波数カウンタ

6桁

インタフェース

USB 2.0HS対応（デバイス、ホスト）、LAN（100Base-TX）、GP-IB（工場オプショ
ンDS-576）

AUXインタフェース

外部オプション用コネクタ

AUX IOオプション

DS-577:CH1/CH2出力、DS-578：CH1/TRIG出力（工場オプション）

2!29

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社ージ

またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_spec.html

波形データ保存

USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算（ASCII）、演算（Mathcad）で保存

ハードコピー出力

USBメモリに、TIFF、BMP、PNG形式で保存

校正信号出力方形波3V、1kHz

電源／消費電力

AC90V 〜 132V(380Hz 〜 420Hz), AC90V 〜 264V(47 〜 63Hz)/95VA max(60W max)

寸法／本体質量約330Wx190Hx124L mm ／ 約3.7kg

2022/10/

環境条件
性能保証温度

10 〜 35&

動作温度／
湿度／
高度

温度0〜40&／湿度5〜80％RH 30&（結露なきこと）、
55％RH以下 40&（結露なきこと）／
高度2000m以下

保存温度-20& 〜 +60&

標準付属品

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2電源／消費電力

AC90V 〜 132V(380Hz 〜 420Hz), AC90V 〜 264V(47 〜 63Hz)/95VA max(60W max)

寸法／本体質量約330Wx190Hx124L mm ／ 約3.7kg

こちらは販売終了製品です。

環境条件
性能保証温度

10 〜 35&

動作温度／
湿度／
高度

温度0〜40&／湿度5〜80％RH 30&（結露なきこと）、
55％RH以下 40&（結露なきこと）／
高度2000m以下

保存温度-20& 〜 +60&

標準付属品
プローブ（チャネル数分）、電源コード（1）、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書（CD-ROM）（1）、ユーザーズ・ガイド（1）"立ち上がり時間は代表値であり、保証値ではありません。

2!29

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_spec.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ> 機能
デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ
高速リモート波形転送
1Mポイント/CHのロングメモリ搭載

タッチスクリーンブ（販売終了）

機能

独立操作キー・ノ

充実のトリガ機能

1Mポイント/CHのロングメモリ搭載
ViewGo!は、各チャネル１Mポイントのメモリを搭載。高速サンプリング速度を維持しながら波形を取込めます。
サンプリング速度が同じ条件では、波形取込時間が500kポイント→1Mポイントで2倍に広がります。

"

ショートメモリの場合
メモリ長：1Mポイント、
サンプリング速度：10MS/s時
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社（波形の特徴の一部しか捉えられません。）
"
"
"

"

2022/10/"

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc.html""

ショートメモリ例①の場合
メモリ長：100kポイント、
サンプリング速度：1MS/s時（波形が乱れ、一部しか捉えられません。）"

1"© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!30

ージ

ショートメモリ例①の場合
メモリ長：100kポイント、
サンプリング速度：1MS/s時（波形が乱れ、一部しか捉えられません。）
"

"
"

"

こちらは販売終了製品です。

"

ショートメモリ例②の場合
メモリ長：10kポイント、
サンプリング速度：100kS/s時（波形のほとんどが捉えられません。）""

ロングメモリの特長
波形取込時間が同じ場合
サンプリング速度を高速にできるため、後からズームなどで波形の一部分を時間軸方向で拡大してする場合、波形再現性に優れます。
サンプリング速度が同じ場合
波形取込時間（時間レンジ[s/div]#10div）を長くとることができます。
高速リモート波形転送
ViewGo!では、リモート波形転送の処理を最適化し、従来比約100倍*1の速さを実現しました。

リモートで測定検査データを収集する場合、タクトタイムを短縮し、生産効率を高めることができま
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社す。

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc.html

2*1：本体を波形表示OFFモードにして、SINGLEトリガ取込みで行った、4CH,1kポイントのデータをLAN（TCP/IP）接続でPCに取り込むまでの時間を比較
特定条件での測定結果であり、値は参考です。

実際の転送時間はご使用になるPCのスペックにより異なる値となります。
高速リモート波形転送中は波形表示の更新は行われません。

設定変更のない連続取込の場合は約100倍*1（当社比）となります。

リモート波形転送の処理は、LAN接続以外に、USBやGP-IB接続においても改善されています。

タッチスクリーン

独立操作キー・ノブ

ViewGo!では、7.5型の液晶ディスプレイにタッチスクリーン機能を加え、直感的な操作を実現しました。
メニューのファンクションキーを省略し、変更箇所に直接タッチする、すばやい操作が可能です。
また、CH/MATH独立操作キーとノブの採用により、1アクションの快適操作が可能です。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

設定変更のない連続取込の場合は約100倍*1（当社比）となります。

リモート波形転送の処理は、LAN接続以外に、USBやGP-IB接続においても改善されていこちらは販売終了製品です。
ます。

タッチスクリーン

独立操作キー・ノブ

ViewGo!では、7.5型の液晶ディスプレイにタッチスクリーン機能を加え、直感的な操作を実現しました。
メニューのファンクションキーを省略し、変更箇所に直接タッチする、すばやい操作が可能です。
また、CH/MATH独立操作キーとノブの採用により、1アクションの快適操作が可能です。

タッチスクリーン操作エリア①ファンクション・メニュー操作（メニューにタッチすることで設定を変更できます。）②CHならびにMATHのメニュー呼出（ラベルにタッチすることでCHもしくはMATHのファンクション・メニューを呼び出せます。）
充実のトリガ機能（エッジオルタネート、エッジOR、欠落＜ドロップアウト＞、パターントリガ機能を標準装備）
ViewGo!は、トリガ機能を強化し、複雑化するロジック信号においても、最適な条件で波形をトリガできます。
パターントリガで行う高機能な設定項目も、タッチスクリーンの操作性で設定をスムーズに行えます。

"

2!30

ージ

エッジオルタネートトリガ
欠落（ドロップアウト）トリガ
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社（例：SDRAMのデータラインのアイパターン）"（例：シリアルデータのフレーム終了部分の検出）

2022/10/"
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc.html

3"

パターントリガ（例：カウンタのロジック出力信号）

パターントリガの設定項目© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ > 新機能 追こちらは販売終了製品です。
加

デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ（販売終了）

新機能 追加

最新ファームウェアにバージョンアップすることで新機能をお使いいただくことが可能です。詳しくは こちら「ViewGo!」DS-5500シリーズ

新機能カタログはこちら

デジタルフィルタ機能"・Low Pass FilterまたはHigh Pass Filterを選択でき、カットオフ周波数をバリアブルに設定*できます。

・各チャネルに独立した機能のため、波形演算（Math）の機能も併用できます。
・フィルタ使用時もパフォーマンスに影響せず快適に波形観測が可能です。
*カットオフ周波数の設定範囲はサンプリング速度によって変化します。

"
"

"
"
"

"
用途
"

1kHzの正弦波にランダムノイズが重畳
デジタルフィルタ Off"

1kHzの正弦波にランダムノイズが重畳
デジタルフィルタ LPF 100kHz
"
"

"
"

アナログ帯域制限フィルタでは取りきれないノイズ除去
アベレージが使用できない単発の波形のフィルタリング
信号のベースラインの揺らぎ除去

PassFail(パスフェイル）＆パラメータ・ロギング機能
生産ラインをはじめとする様々な分野での用途が広がります。
"
お手持ちのViewGoII DS-5500シリーズファームウェアを アップデートすることにより、

新機能がご使用いただけます。
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社"""

2022/10/""

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc2.html

"

"

1

"

アプリケーション別ご紹介機能
アプリケーション"「Pass Fail（パスフェイル）試験を行いたい」

生産ラインの仕分け機能を制御したい

おすすめする機能
・Pass Fail 機能（合否判定）

波形マスク判定機能
パラメータ判定機能

・Page Search（ページ検索）機能
・Pass Fail 機能（合否判定）

波形マスク判定機能© 2009 IWATSU
ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
パラメータ判定機能

""

こちらは販売終了製品です。

"

アプリケーション別ご紹介機能
アプリケーション

おすすめする機能
・Pass Fail 機能（合否判定）

波形マスク判定機能
パラメータ判定機能"「Pass Fail（パスフェイル）試験を行いたい」

・Page Search（ページ検索）機能
・Pass Fail 機能（合否判定）

波形マスク判定機能
パラメータ判定機能

生産ラインの仕分け機能を制御したい

長時間の測定パラメータ監視をしたい

・波形パラメータロギング機能
・Page Search（ページ検索）機能

パラメータの統計解析をしたい

・波形パラメータロギング機能
・ロギングデータをCSV出力可能

パラメータの時間的な変動傾向をつかみたい

・波形パラメータロギング機能
・ロギングデータをCSV出力可能

Pass Fail 機能（合否判定）「マスク機能」または「波形パラメータ判定機能」により合否判定を自動で行うことが可能です。
判定結果は「画面保存」、「波形保存（バイナリファイル）」、「ピープ音」および「パルス出力（オプション）」の出力が可能です。
機能詳細

Pass/Fail判定後の処理

2!30

ージ

波形マスク判定#同時に測定データをロギングすることが可能（最大ロギング項目
数:4）

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

画面保
存

波形保存

（バイナリファイ
ル）

ビープ
音

パルス出力

2022/10/（DS-578が必要です）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc2.html

2

パラメータ判定#同時に測定データをロギングすることが可能（最大ロギング項目
数:4）

Pass
Fail
機能

【パラメータ判定について】パラメータ判定として設定できるパラメータは4種類あり、このうち1つの設定を有効にし、パラメータ判
定に使用することができます。
・波形パラメータ各種© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、
トップーベース、立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20−パラメータ判定

こちらは販売終了製品です。

#同時に測定データをロギングすることが可能（最大ロギング項目
数:4）

Pass
Fail
機能

【パラメータ判定について】パラメータ判定として設定できるパラメータは4種類あり、このうち1つの設定を有効にし、パラメータ判
定に使用することができます。
・波形パラメータ各種

最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、
トップーベース、立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20−" 80%、立ち下がり時間20−80%、立ち上がり時間10−90%、立ち下がり時間10−90%、周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、スキュー（正／負）、スキュー＠レベル""
・条件項目
ｍ、Value ｍ、 m Value n、Value m、n Value" Value#n、m ：数値設定、Value：測定値

""
・画面説明

"

"
"
波形パラメータロギング機能
波形パラメータロギングデータは以下26種類のパラメータより最大4つのパラメータを選ぶことができます。
・波形パラメータ各種
最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップーベース、立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20−80%、立" ち下がり時間20−80%、立ち上がり時間10−90%、立ち下がり時間10−90%、周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、スキュー（正／負）、
スキュー＠レベル" "・画面説明

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

"

2!30

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc2.html

3Page Search（ページ検索）機能
・波形パラメータの判定結果からPASSまたはFAILを検索します。
・検索したデータの波形も同時に表示できます。
・リプレイ機能[REPLAY]で表示可能な波形の範囲で検索できます(波形取込終了後)。
"・Page Search例© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!30

こちらは販売終了製品です。
Page Search（ページ検索）機能
・波形パラメータの判定結果からPASSまたはFAILを検索します。
・検索したデータの波形も同時に表示できます。

・リプレイ機能[REPLAY]で表示可能な波形の範囲で検索できます(波形取込終了後)。
"・Page Search例

Passとなった89/151番目の波形か検索されました"""

Failとなった90/151番目の波形
はスキップされました"

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社" "https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc2.html

"

ージ

"

2022/10/

Passとなった91/151番目の波形か検索されました"
ロギングデータをCSV出力可能© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ロギングデータをCSV形式でUSBメモリに簡単保存ができます。
Excel等に取り込むことで、波形パラメータのヒストグラム表示（バラツキ分布）やトレンド表示（経時的変4"

こちらは販売終了製品です。

"
ロギングデータをCSV出力可能

ロギングデータをCSV形式でUSBメモリに簡単保存ができます。
Excel等に取り込むことで、波形パラメータのヒストグラム表示（バラツキ分布）やトレンド表示（経時的変化）などを簡単に解析することができます。

"

プローブ設定を一括して呼び出すことができます(ファ−ムウェアV6.07から対応)
モデルによって異なる減衰比を数値入力することなく、プローブ名称を選択することにより設定できます。
設定後、型番、垂直レンジの、帯域幅、入力結合が表示されます。
対応プローブは、以下の通りです。
電流プローブ（SS-282、SS-283、SS-284、SS-240A、SS-250、SS-260、SS-270）
電圧プローブ（SS-320、SFP-5A、SFP4A、HV-P30、HV-P60
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社 など）

2022/10/

2!30

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_vfunc2.html

5ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ> 波形表
示・解析機能デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ
アナログパーシスタンス表示機能

ピーク検出機能

リファレンス(波形・設定)機能

XYトリガ表示機能

波形パラメータ自動測定機能
リスケール機能（販売終了）

波形表示・解析機能

波形演算機能リプレイ機能アナログパーシスタンス表示機能
スイープ毎にトレースの軌跡を残して表示する機能です。アナログオシロスコープのような深い階調で信号の頻度情報が簡単に観測できます。時間と共にタイミングや振幅が変化するジッタなどの振れ幅を測定する場合に有効な表示機能です。
①残光時間（オフ, 100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, "）②カラー表示（単色／スペクトラム）
用途
デジタル信号のジッタ観測（信号の状態が遷移するエッジ部分の変化をダイナミックに捉えます。）
発生頻度の低い信号の観測（パーシスタンス時間設定を "にして永久に残して捉えます。）
光ピックアップなどのRF信号観測（波形の頻度情報を深い階調で捉えます。）■メモリのデータラインの波形観測

速い動きの変化を目視で捉える場合

パーシスタンス時間100msで確認

頻度情報が単色の濃淡からスペクトラム赤：頻度→高紫：頻度→低で観測することができます。

■パルス幅のジッタの波形観測
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社

2022/10/パルス幅の変化の最大最小範囲を目視で確認する場合
パーシスタンス時間"で確認

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_shapewaves.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

1

こちらは販売終了製品です。

ピーク検出機能
ピーク検出機能は、常に1nsの分解能で信号のmin/maxを表示する機能です。遅い変化の信号を長い時間レンジで測定する場合、その信号に重畳する1nsパルス幅のノイズであっても確実に捉えることができます。下記の例は、機能を利用しない場合とした場合の波形の捉え方の違いを示しています。
用途
モータの回転信号に重畳するノイズ観測
スイッチング電源のノイズ観測#

ノーマルサンプリングで補足した場合（サンプリング速度：5MS/s）#

ピーク検出機能を使用した場合（サンプリング速度：5MS/s）

波形パラメータ自動測定機能
信号の周波数や振幅、タイミングなど、波形のパラメータを自動的に測定して数値として出力する機能です。カーソ
ル機能を併用して測定区間の範囲指定を行って自動測定することも可能です。さらに、測定された結果の最大、最小値を求めることもできます。4項目の波形パラメータを同時に表示可能です。
用途
時間と共に周波数や振幅が変動する
カーソルでの測定が困難な信号■バースト波形（1Vrms）のCycleRMSの測定

バースト波形などは、波形取込区
間のRMSではなく、周期単位で自動測定できるので便利です

2!30

ージ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

名称

表示名称

アイコン

2022/10/測定条件（測定区間内）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_shapewaves.html

最大値

Maximum

最小値

Minimum

ピーク-ピーク

Peak-Peak

実効値

RMS

サイクル実効値

Cycle RMS

平均値

Mean

測定区間内の最大値
測定区間内の最小値
測定区間内の最大値と最小値の差
測定区間内の実効値
測定区間内にある周期単位の実効値© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

測定区間内の平均値

2

RMS

サイクル実効値

Cycle RMS

平均値

Mean

サイクル平均値

Cycle Mean

トップ

Top

測定区間内にある
振幅確率密度分布の高いトップの値

ベース

Base

測定区間内にある
振幅確率密度分布の高いベースの値

トップ-ベース

Top-Base

測定区間内のトップとベースの差（振幅）＋オーバーシュート+Over shoot

測定区間内の立ち上がりにおけるオーバーシュートの値−オーバーシュート−Over shoot

測定区間内の立ち下がりにおけるオーバーシュートの値

こちらは販売終了製品です。

測定区間内にある周期単位の実効値
測定区間内の平均値
測定区間内にある周期単位の平均値■パルス列の正パルス数の測定

ステッピングモータなどの駆動パルス数カウントなどに応用できます。

カーソル機能を用いると解析区間を指定して測定することが可能で
す。

名称

表示名称

立ち上がり20$80%

Tr 20$80%

トップ- ベース20$80%の立ち上がりの遷移時間

立ち下がり20$80%

Tf 20$80%

トップ- ベース20$80%の立ち下がりの遷移時間

立ち上がり10-90%

Tr 10-90%

トップ- ベース10-90%の立ち上がりの遷移時間

立ち下がり10-90%

Tf 10-90%

トップ- ベース10-90%の立ち下がりの遷移時間

アイコン

測定条件（測定区間内）

立ち上がりから次の立ち上がりまでの

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社
周波数
Frequency
単位時間の繰返し数

2!30

ージ

測定区間内の実効値

実効値

2022/10/立ち上がりから次の立ち上がりまでの時間

周期

Period正のパルス数

No.of+Pulse

立ち上がりから次の立ち下がり
までを単位としたパルスの数

負のパルス数

No.of−Pulse

立ち下がりから次の立ち上がりまでを単位としたパルスの数

正のパルス幅＋Pulse Width

立ち上がりから次の立ち下がりまでの時間

負のパルス幅−Pulse Width

立ち下がりから次の立ち上がりまでの時間

デューティ比Duty Cycle

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_shapewaves.html

1周期に対する＋サイクルの割合© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社■2信号間スキュー（時間差）の測定

3

2!30

負のパルス幅−Pulse Width

デューティ比Duty Cycle

立ち下がりから次の立ち上がりまでの時間

こちらは販売終了製品です。

1周期に対する＋サイクルの割合■2信号間スキュー（時間差）の測定

ロジックデバイスの伝搬遅延を測定している例です。

立ち上がり／立ち下がり、レベルの設定も自在にできます。

名称

表示名称

積分

Integral

スキュー

Skew

スキュー@レベル

Skew@Level

アイコン

測定条件（測定区間内）
GNDを基準とした波形の面積2波形のエッジ間の時間差
絶対電圧を測定ポイントに2波形のエッジ間の時間差波形演算機能2波形の加算、減算、乗算、またチャネル波形の周波数解析(FFT)が行えます。
演算した波形はデータとして保存可能です。波形パラメータ自動測定のソースにも設定が可能です。
用途
加算、減算
シリアルインタフェースの差動信号の評価
乗算
電圧、電流波形から電力波形の評価 （波形パラメータを用いて電力量の算出）
FFT
ノイズや振動などの周波数領域の解析。

#

差動シリアル信号の測定（CH1:D+、CH2：D-の測定と差分を演算）#

電圧波形の周波数スペクトラム（スイッチング電圧波形の測定とFFT演算）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_shapewaves.html

ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

4

ージ

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

リファレンス（波形・設定）機能
リファレンス波形を画面に表示しながら、新たな取得波形と比較評価が行えます。
リファレンス波形は5個の保存が可能です。
測定波形とパネル設定も同時に保存できます。これにより過去に保存した波形とパネル設定が簡単に呼び出せるため、再測定もスムースに行えます。
用途
一過性のトランジェント波形の比較測定（デバイスのステップ応答測定）
周波数スペクトラムの比較測定決められた複数の測定条件の繰り返し測定（REF1〜5の内部メモリに波形と設定を簡単に保存し個別にリコールが可能）#

トランジェント波形の比較測定#

周波数スペクトラムの比較測定

XYトリガ表示機能
通常のXY表示に加え、トリガ検出毎にXY波形を描くXYトリガ表示に対応しています。
長周期で断続的に発生する信号でも正確に表示が可能です。
用途
バースト信号に含まれる2信号の位相変化の測定
ロータリーエンコーダの出力測定（回転角−出力）

リスケール機能
オシロスコープ単体で、・電流プローブ・シャント抵抗・各種センサなどで測定し得られた出力電圧信号を、それぞれの値に単位換算し直読することができます。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_shapewaves.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

5

2!30

ージ

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

リプレイ機能最大1Mポイントのメモリ長を分割して使用することにより、過去に捕捉された最大2048ページ分の波形が自動的に収録され ます。 収録された波形を後から再生できるので、異常波形などの確認に非常に便利です。収録された過去の波形は、古い波形か ら新しく捕捉した波形に上書きされます。
用途
繰り返し信号から異常信号の確認

取込時の波形メモリ長が1Mポイントより短ければ、過去に捕捉された波形のリプレイが可能です。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_shapewaves.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

6こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ> パネル説明
デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ（販売終了）

パネル説明"写真は4CHモデルDS-5554

タッチスクリーン対応ディスプレイ

7.5型カラー液晶にタッチスクリーン機能を搭載。直感的な操作を実現。

POWERスイッチ

電源投入から数秒で測定できる高速起動に優れています。
USB端子（Hi-Speed対応)

ハードコピーや波形データ、パネルセットアップ情報をUSBメモ リに保存できます。
HS対応で大容量の波形データも快適に保存できます。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

チャネル入力、トリガ入力

プローブ減衰率自動対応。プローブ付け替えによる換算ミスを防ぎます。（リードアウト

ピン付きのプローブを使用時。）
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_intfc.html

1

外部トリガ専用入力も備えた本格仕様です。
タッチスクリーンエリア
オートセットアップボタン
トレース波形輝度／リプレイ機能ノブ

波形の輝度調整のほか、過去に取り込まれた波形のリプレイを行うことができます。モードの切替はノブのワンプッシュで行います。
水平軸操作（ズーム）キー・ノブ

CHやMATH波形の時間軸(周波数軸)の操作に加え、ZOOMキーで簡単に別グリッドで波形を拡大できます。
CH/MATH垂直軸操作キー・ノブ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

各CH(チャネル入力)とMATH(波形演算)の操作キー・ノブが独立しているため、スムーズに操作できます。また光るトレースボタンで表示を確実にON/OFFできます。

水平軸操作（ズーム）キー・ノブ

CHやMATH波形の時間軸(周波数軸)の操作に加え、ZOOMキーで簡単に別グリッドで波形こちらは販売終了製品です。
を拡大できます。
CH/MATH垂直軸操作キー・ノブ

各CH(チャネル入力)とMATH(波形演算)の操作キー・ノブが独立しているため、スムーズに操作できます。また光るトレースボタンで表示を確実にON/OFFできます。
キャリブレーション信号

プローブの位相調整に使用できます。1kHz,3Vp-pの方形波が出力されます。
GP-IBインタフェース（工場オプション）

DS-576（工場オプション）で、IEEE488.2に対応します。
AUXインタフェース

専用オプションを装着するためのインタフェースです。

標準インタフェース（USB, LAN）

PCと接続しリモートコントロールが可能です。USB端子にして、画面のプリントアウトをダイレクトに行えます。

対応プリンタを接続

AUX I/O（工場オプション）

CHアウトやトリガアウトに対応します。
・CH1/CH2出力(DS-577)
・CH1/TRIG出力(DS-578)

2!30
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_intfc.html

2ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ> オプショ
ン
デジタル・オシロスコープ「ViewGo!」DS-5500シリーズ（販売終了）

オプション■専用オプション
DS-576
GP-IBインタフェース

標準価格30,000円（税別）"工場オプション

DS-577
AUX I/Oオプション（CH1/CH2出力）
標準価格30,000円（税別）

出力端子

#

"工場オプション

AUXI/O1: オフセット電圧を加えた
CH1 入力信号を出力
AUXI/O2: オフセット電圧を加えた
CH2 入力信号を出力

各CH出
力仕様

#

出力抵抗:

50$±5 %

オフセット:

±30 mV（50$終端時）

周波数特
性:

最高周波数帯域 / 2（−3 dＢ、50$終端時）

出力電圧感 30 mV/div±10 %度:（50$終端時）DS-578AUX I/Oオプション（CH1/TRIG出力）

標準価格30,000円（税別）

出力
端子

#

"工場オプション

AUXI/O1: オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力AUXI/O2: 各条件を満たした場合にH レベ
ルのパルス信号を出力

出力
仕様

CH1出力
出力抵抗:

50$±5 %

オフセット:±30 mV（50$終端時）

周波数特性:

最高周波数帯域 / 2（−3 dＢ、50$終端時）

出力電圧感
度:

30 mV/div±10 %（50$終端時）

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

TRIG出力出力抵抗:
120$±10 %https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_opt.html
H レベル:

0.9V以上（50$終端時）
3V以上（1M$負荷時）

L レベル:

0.1V以下（50$終端時）
0.2V以下（1M$負荷時）

パルス幅:

1.5 %s±0.5 %s（TRIG 出力選択時）
8 ms〜10 ms（Pass/Fail 出力選択時）

DS-579プローブパワーオプション
標準価格40,000円（税別）

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!30

ージ

（Pass/Fail 出力選択時）

こちらは販売終了製品です。

DS-579プローブパワーオプション
標準価格40,000円（税別）

出力チャン
ネル数：
最大出力電
力：

2
9 VAmax"2CH の消費電流の総和が750 mAを超えないよ
うに、ご使用ください。

オフセット
出力電圧調
整機能
#

ViewGo!(DS-5500)シリーズ本体のUtilitiesメニューより、各チャネル毎に
設定可能

対応プロー
ブ：

電流プローブSS-270 / SS-260 / SS-250 /SS-240A / SS-240
FETプローブ
SFP-5A / SFP-4A"FETプローブのみ有効な機能

高電圧差動プローブ
SS-320

IE-1226

受注生産

VGA Video OUT オプション
波形画面を外部ディスプレイに出力することができます。
#

キャリングバック"市販品、多目的バック
標準価格25,000円（税別）■標準プローブ
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ- 岩崎通信機株式会社
SS-0130R

2022/10/周波数帯域幅：DC〜200MHz
入力RC：10M$//12.5pF
減衰比：10：1
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_opt.html
長さ：1.5m
対応機種：DS-5512 / DS-5514 / DS-5522 / DS/55242

標準価格13,000円（税別）

SS-101R
周波数帯域幅：DC〜500MHz
入力RC：10M$//12pF
減衰比：10：1
長さ：1.2m

対応機種：DS-5532 / DS-5534 / DS-5552 / DS/5554
標準価格25,000円（税別）■高電圧差動プローブ
SS-320周波数帯域幅：DC〜100MHz
減衰比：50：1、500:1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!30

ージ

長さ：1.2m
対応機種：DS-5532 / DS-5534 / DS-5552 / DS/5554
標準価格25,000円（税別）

こちらは販売終了製品です。

■高電圧差動プローブ
SS-320周波数帯域幅：DC〜100MHz
減衰比：50：1、500:1

最大差動動作電圧：±1400 V（DC＋AC peak、500：1
全長：2m
標準価格99,800円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGo!(DS-5500)シリーズ専用プローブ用電源ユニット対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、SS-320#

標準価格40,000円（税別）

PS-25
SFP-5A / 4A / SS-320用電源
標準価格39,000円（税別）■アクティブ・プローブ
SFP-5A

販売完了

周波数帯域幅：DC〜1GHz#（プローブ単体の場合）
入力容量：1.9pF
入力抵抗：約1M$
減衰比：10:1
標準価格132,000円（税別）

SFP-4A

販売完了

周波数帯域幅：DC〜800MHz#"1
入力容量：2.15pF
入力抵抗：約1M$
減衰比：10:1
標準価格85,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGo!(DS-5500)シリーズ専用プローブ用電源ユニット対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、SS-320#

標準価格40,000円（税別）

PS-25

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500シリーズ - 岩崎通信機株式会社

SFP-5A / 4A / SS-320用電源

2022/10/標準価格39,000円（税別）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_opt.html

3■高電圧プローブPHV 1000-RO
減衰比…100：1、入力RC…50M$ 7.5pF
周波数帯域…400MHz#（プローブ単体の場合）
容量可変範囲…10-50pF、長さ…2m
HV-P30DC〜50MHz、DC-30kV、パルス40kV
標準価格328,000円（税別）

HV-P60DC〜50MHz、DC-60kV、パルス80kV
標準価格498,000円（税別）© 2009 IWATSU
HV-P60ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
■高電圧プローブPHV 1000-RO
減衰比…100：1、入力RC…50M$ 7.5pF
周波数帯域…400MHz#（プローブ単体の場合）
容量可変範囲…10-50pF、長さ…2m
HV-P30DC〜50MHz、DC-30kV、パルス40kV
標準価格328,000円（税別）

HV-P60

HV-P60DC〜50MHz、DC-60kV、パルス80kV
標準価格498,000円（税別）"高電圧プローブは、ディレーティング特性をご確認の上、選定願います。

■電流プローブ
SS-250周波数帯域幅：DC〜100MHz#"1#（最大30Arms）
標準価格280,000円（税別）#

SS-240A
周波数帯域幅：DC〜50MHz#"1#（最大30Arms）
標準価格200,000円（税別）

SS-260周波数帯域幅：DC〜10MHz#"1#（最大150Arms）
標準価格250,000円（税別）#

SS-270周波数帯域幅：DC〜2MHz#"1#（最大500Arms）
標準価格300,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGo!(DS-5500)シリーズ専用プローブ用電源ユニット対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240
標準価格40,000円（税別）

PS-26
電流プローブ用電源

標準価格50,000円（税別）

2!30"1#プローブ単体の場合"校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書は別途有償で申し受けます。

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500_opt.html

4© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo 」DS-5500シリーズ> 価格
デジタル・オシロスコープ「ViewGo 」DS-5500シリーズ（販売終了）

価格

モデル名

周波数帯域

チャネル数

最高サンプリング速度

標準メモリ長(/ch)

標準価格（税別）

DS-5554

500MHz4ch

2GS/s

1Mポイント

販売終了

DS-5552

500MHz2ch

2GS/s

1Mポイント

販売終了

DS-5534

350MHz4ch

2GS/s

1Mポイント

販売終了

DS-5532

350MHz2ch

2GS/s

1Mポイント

販売終了

DS-5524

200MHz4ch

2GS/s

1Mポイント

販売終了

DS-5522

200MHz2ch

2GS/s

1Mポイント

販売終了

DS-5514

100MHz4ch

1GS/s

1Mポイント

販売終了

DS-5512

100MHz2ch

1GS/s

1Mポイント

販売終了

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500̲price.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ「ViewGo 」DS-5500シリーズ> 機能アップ情報
デジタル・オシロスコープ「ViewGo 」DS-5500シリーズ（販売終了）

機能アップ情報アプリケーション名

ページ数

サイズ

デジタルフィルタ機能、他〔無償アップグレード〕

2

1.1Mバイト

Pass Fail & パラメータロギング機能〔無償アップグレード〕

5724kバイト種類

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500/ds5500̲appli.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社