ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ

ハンディタイプ> ハンディタイプ

デジタル・マルチメータ VOAC22

こちらは販売終了製品です。
デジタル・マルチメータ VOAC22（販売終了）

TOP

従来、キャリブレーションの調整は、ケースをはずしてからのボリューム調整が必要でした。
VOAC22 は正面のキー操作により、簡単に確実な調整作業が可能となりました。
また、今までは不可能だった交流電圧および交流電流の周波数特性の調整もワンタッチ校正が可能となりました。
操作ミスによる測定ファンクションと端子の誤設定を防ぐために、電流端子部にターミナルシャッターを設け、ファンクションスイッチと連動してターミナルシャッターが自動的に開閉いたします。

主な特長

・4 1/2桁、フルスケール50000、51セグメントバーグラフLCD表示
・デュアルディスプレイ

・高速で高確度測定（約1秒以下、1μV解能）・多様な測定機能と測定項目
・TRUE RMS測定

・ユーザ・キャリブレーション機能
・安全設計

・USB接続（オプション）PCへのデータ転送が可能。
主な測定項目

交流の実効値電圧、交流+ 直流電圧、電流、交流+ 直流電流、抵抗、ローパワー抵抗測定、導通チェック、ダイオードテスト、周波数測定、温度測定、キャパシタンス測定（コンデンサーチェック）
高水準な測定確度

0.02%rdg+2dgt （DCV 500mV/2400mV にて）
2種類のメモリ機能により、データ管理を強力にサポート
・SAVE メモリ機能：手動でデータを保存する機能

・Logging メモリ機能：任意に設定した間隔で自動記録する機能（Logging 間隔1 秒〜 30 分で設定可能）

メモリ保存可能数

SAVEメモリ数 Loggingメモリ数
10010000

豊富な測定機能・ピークホールド機能（DCV/DCA にて）

250μs 以上の波形に対応。通常の最大値測定機能では捕らえられない瞬時波高値を捕らえます。

・デューティ比（%）測定
ハンディタイプ
デジタル・マルチメータ VOAC22 - 岩崎通信機株式会社
方形波形のデューティ比を表示可能。

2022/10（ハイレベル期間／波形の1 周期） 100%=（t2/t1） 100%

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22.html
デューティ比測定と周波数測定により、ハイレベル（t2）の時間算出が可能です。

・充実した表示機能(1)50000 カウント&51 セグメントバーグラフ表示(2)暗所での作業に適したバックライトを標準装備(3)デュアルディスプレイで「周波数と電圧」「周波数とデューティ比」「デシベルと電圧」などの同時表示が可能

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

1

こちらは販売終了製品です。
・充実した表示機能(1)50000 カウント&51 セグメントバーグラフ表示(2)暗所での作業に適したバックライトを標準装備(3)デュアルディスプレイで「周波数と電圧」「周波数とデューティ比」「デシベルと電圧」などの同時表示が可能※サブディスプレイには上記ほか偏差値演算の基準値や測定データのメモリ保存番号、最大値/ 最小値/ 平均値の記録時間、デシベル演算値の基準抵抗も表示されます。

9!11ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22.html

2Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ

ハンディタイプ

こちらは販売終了製品です。
デジタル・マルチメータ VOAC22> 性能> ハンディタイプ

デジタル・マルチメータ VOAC22

性能（販売終了）

性能表※温度/湿度 : 23℃ 5℃、80% RH 以下 確度 : （% of reading+digits）
応答時間は、各レンジ内で確度に入る時間です。

直流電圧測定レンジ

分解能

確度50mV

0.001mV

2,400mV

0.1mV

500mV

0.01mV

5V

0.0001V

50V

0.001V

500V

0.01V

1,000V

0.1V

最大入力

入力抵抗

0.05+10

電圧

約100MΩ

0.02+2

1,000V DC

0.025+5

1,000Vrms AC10MΩ

0.03+2

NMRR：80dB 以上50/60Hz 0.1%（ ただし、50mV レンジは70dB 以上

CMRR：100dB 以上

50/60Hz（Rs=1kΩ）

50/60Hz 0.1%）

応答時間：0.3 秒以内、表示更新周期：6 回/ 秒
交流電圧測定〔RMS〕

AC 結合, 実効値検波, クレストファクタ：<3
レンジ

分解能50mV 0.001mV500mV

0.01mV

10〜20〜

確度

1k〜

10k〜

20Hz 1kHz 10kHz 20kHz 100kHz

50V0.001V

*2

*2

*1

*10.01V

1,000V

0.1V

*2

*2

*1：レンジの5 〜 100% にて
CMRR：80dB 以上

インピ−2+80 0.4+40 5+40 5.5+40 15+40*2

5V 0.0001V 1+30 0.4+30 1+40500V

入力

20k〜

*1

*2

*22+705+200*1ダンス

最大入力
電圧11MΩ<50pF

1,000V DC*21,000V rms AC
10MΩ

3+30

<50pF−*2*2：レンジの10 〜 100% にて

DC 〜 60Hz（Rs=1kΩ）

応答時間：1 秒以内、表示更新周期：6 回/ 秒
1000V レンジのクレストファクタは<1.5直流電流測定
レンジ

分解能

確度

電圧降下

500μA
0.01μA
ハンディタイプ デジタル・マルチメータ
VOAC22 - 岩崎通信機株式会社
5,000μA

0.1μA

50mA

0.001mA

0.2+5<0.11mV/μA

500mA*10.01mA
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_spec.html
5A

10A

0.0001A
0.001A

0.6+100.6+5<4mV/mA

最大入力電流2022/10440mA
ヒューズ保護1<0.1V/A10A

ヒューズ保護

応答時間：0.3 秒以内、表示更新周期6 回/ 秒
*1：500mA レンジの最大測定電流は440mA

DC500mA 以上を測定した際はしばらくゼロ誤差が発生する。安定してから測定。
交流電圧測定〔MEAN〕

AC 結合、平均値検波実効校正（正弦波）
レンジ50mV500mV

分解能10〜20Hz

0.001mV 4+80*2
0.01mV

確度

20〜

500Hz

1.5+30*2

500〜
1kHz

入力

インピ−ダンス

最大入力
電圧

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

5+30*211MΩ
<50pF

9!11ージ

応答時間：0.3 秒以内、表示更新周期6 回/ 秒
*1：500mA レンジの最大測定電流は440mA

DC500mA 以上を測定した際はしばらくゼロ誤差が発生する。安定してから測定。

こちらは販売終了製品です。

交流電圧測定〔MEAN〕

AC 結合、平均値検波実効校正（正弦波）
レンジ分解能50mV

確度

10〜20Hz0.01mV

5V0.0001V

500V

0.01V

50V

5+30*2

1+30

3+30*10.1V

1kHz

*1*2

*1

*2

*1：レンジの5 〜 100% にて
CMRR：80dB 以上

1.5+30*2

2+300.001V

1,000V

500〜

500Hz

0.001mV 4+80*2500mV

20〜入力

最大入力

インピ−電圧

ダンス

11MΩ
<50pF

1,000V DC

1,000V rms AC

10MΩ
<50pF

*2

*2：レンジの10 〜 100% にて

DC 〜 60Hz（Rs=1kΩ）

応答時間：1 秒以内、表示更新周期：6 回/ 秒
DCV+ACV

AC 結合、実効値検波
レンジ

分解能1kHz 10kHz 20kHz 50kHz 100kHz ダンス
0.5+200*10.1V*1*2

応答時間: 約2 秒

最大入力電圧11MΩ

1+200 2+200 5+200 <50pF 1,000V DC
*1*2

*2

*1: レンジの5 〜 100％にて
CMRR：80dB 以上−〜〜〜〜〜

1.5+2000.01V

入力

DC,20 DC,1k DC,10k DC,20k DC,50k インピ〜20Hz

50V 0.001V

1,000V

確度

DC,10

5V0.0001V
500V

最大有効表示50000、クレストファクタ：<3*2

10MΩ
<50pF

−

1,000V rms
AC*2: レンジの10 〜 100％にてDC 〜 60Hz（ Rs=1kΩ）

1000V レンジのクレストファは<1.5交流電流測定〔RMS〕

実効値検波、クレストファクタ:<3レンジ

分解能

500μA

5,000μA

0.01μA

0.1μA

50mA0.001mA

5A0.0001A

500mA*1

10A

10〜20Hz確度20〜

1k〜

1kHz

5kHz

1+20

0.75+20

1+30

1.5+201+20

2+30

0.01mA

0.001A

電圧降下<0.11mV/μA<4mV/mA<0.1V/A

最大入力電流440mA

ヒューズ保護10A

ヒューズ保護

確度はレンジの5 〜 100％にて、10A レンジでは10 〜 100％のにて応答時間：1 秒以内、表示更新周期6 回/ 秒

ハンディタイプ デジタル・マルチメータ VOAC22 - 岩崎通信機株式会社

2022/10*1：500mA レンジの最大測定電流は440mA
交流電流測定〔MEAN〕

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_spec.html
AC 結合、平均値検波実効値校正(正弦波)

レンジ

分解能

500μA

0.01μA50mA

0.001mA

5A0.0001A

5,000μA
500mA*1

10A

0.1μA

10〜20Hz確度20〜500Hz

2+201.5+20

3+202+20

500〜
1kHz

2+300.01mA

0.001A

4+302

電圧降下<0.11mV/μA<4mV/mA<0.1V/A

最大入力電流440mA

ヒューズ保護
10ACopyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC
CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
ヒューズ保護

確度はレンジの5 〜 100％にて、10A レンジでは10 〜 100％にて

9!11ージ

5,000μA

0.1μA

50mA

0.001mA

5A0.0001A

500mA*12+20

1.5+20

2+30

3+20

2+20

4+30

<0.11mV/μA

0.001A

ヒューズ保護 こちらは販売終了製品です。

<4mV/mA

0.01mA

10A440mA

10A<0.1V/A

ヒューズ保護

確度はレンジの5 〜 100％にて、10A レンジでは10 〜 100％にて応答時間：1 秒以内、表示更新周期6 回/ 秒

*1：500mA レンジの最大測定電流は440mA
DCA+ACA

最大有効表示50000、クレストファクタ：<3レンジ

分解能

500μA

0.01μA

5,000μA

0.1μA

50mA 0.001mA

500mA

確度

DC,10

DC,20〜20Hz〜1kHz〜5kHz

1.5+200

1+200

1.5+200

2+200

1.5+200

3+200

0.01mA

5A

0.0001A

10A0.001A

確度はレンジの5 〜 100％の範囲

最大入力

電圧降下

DC,1k

電流

<0.11mV/μA<4mV/mA<0.1V/A

440mA

ヒューズ保護10A

ヒューズ保護ただし，10A レンジでは10 〜 100％の範囲

500mA レンジの最大測定電流は440mA
応答時間：2 秒以内
抵抗測定
レンジ

分解能500Ω

0.01Ω

5kΩ

0.0001kΩ

500kΩ

0.01kΩ50kΩ

0.001kΩ

5MΩ

0.0001MΩ

50MΩ
確度

確度

0.001MΩ

最大測定電流<1mA

開放電圧

入力保護電圧<2.5V

1,000V rms<0.25mA

0.05+2*1<25μA<2.5μA

0.5+2<1.5μA1+2<0.13μA*1：ZERO CAL 後の確度

応答時間：500Ω〜 500kΩ…1 秒以内、5M 〜 50MΩ…5 秒以内、表示更新周期：4回/ 秒

ローパワー抵抗測定
最大有効表示 5000
レンジ

分解能5kΩ

0.001kΩ50kΩ

確度

最大測定電流0.01kΩ 0.2+3500kΩ

0.1kΩ

5MΩ

0.001MΩ

1+3<10μA

開放電圧

入力保護電圧<0.7V

1,000V rms

開放電圧

入力保護電圧

<5V

1000V rms

<1.0μA<0.6μA<0.05μA

導通チェック

最大有効表示 5000
ハンディタイプ
デジタル・マルチメータ
VOAC22 - 岩崎通信機株式会社
レンジ
分解能
動作範囲
最大測定電流500Ω

0.1Ω

100 50Ω以下

約0.5mA

でブザーON

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_spec.html

ダイオードテスト
レンジ

2.4V

分解能

温度測定

確度

0.0001V 1+23

測定電流（Vf=0.6V）
約0.5mA

レンジ

分解能−200 〜 1372℃

確度

0.1℃

1+1.5℃

開放電圧<5V

入力保護電圧1000V rms

入力保護電圧1000V rms

測温プローブ使用：熱電対K タイプ（オプション）
キャパシタンス

最大有効表示 5000
レンジ5nF

分解能0.001nF

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

確度

入力保護電圧−200 〜 1372℃

0.1℃

1+1.5℃

1000V rms

測温プローブ使用：熱電対K タイプ（オプション）

こちらは販売終了製品です。

キャパシタンス

最大有効表示 5000
レンジ

分解能5nF

確度0.001nF

50nF

0.01nF

500nF

0.1nF

5μF

1.5*10.001μF

50μF

1000V rms

0.01μF

500μF

0.1μF

5mF

2+50.001mF

50mF

入力保護電圧

3+50.01mF*1：ZERO CAL 後の確度
周波数測定

AC 結合、最大有効表示 9999
レンジ（AUTO）

分解能

2.000 〜 9.999Hz
9.00 〜 99.99Hz

0.01Hz90.0 〜 999.9Hz

0.1Hz

900 〜 9999Hz

0.02+1*1

1Hz

9.00 〜 99.99kHz

0.01Hz＊1：電圧、電流レンジの10 〜 100％の範囲*2＊2：電圧、電流レンジの40 〜 100％の範囲

デューティ比

確度

0.001Hzレンジ

分解能

10 〜 90%

確度

1%

1%*1

*1：10.00Hz 〜 500.0Hz、方形波入力による。電圧、電流レンジの40 〜 100％の範囲
ピークホールド

最大有効表示 5000
レンジ

確度

DCV,DCA

応答速度

100 digit>250μs

一般性能

測定機能

直流電圧，交流電圧，直流電流，交流電流，抵抗，周波数，温度，キャパ
シタンス，デューティ比，dBV、dBm、導通チェック，ダイオードテス
ト，ローパワー抵抗

データホールド（D・H）、オートホールド（A・H）、ピークホールド（P・H）、レンジホー ルド（R・H）、最大値、最小値、平均値、ゼロ調

ハンディタイプ デジタル・マルチメータ
VOAC22- 岩崎通信機株式会社整（抵抗/キャパシタンス）、リラティブ（REL）演算/パーセント（%）

付加機能

9!11

動作方式

2022/10演算、アベレージ、メモリ(SAVE 100/LOG 10000)，バックライト（白色LED）Σ変調方式

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_spec.html

ージ

45 桁液晶表示（7セグメント）

デジタル表示 ……… メイン表示/ サブ表示とも最大 50000カウント表示

バーグラフ表示 ……… 51セグメント

極性表示 ……… 自動表示（−）（マイナス）符号のみ表示
オーバーレンジ表示 ……… 「OL」表示

電池電圧表示 ……… 動作電圧以下のとき“

デジタル表示6回／秒測定（表示）周期” マーク表示

周波数測定の場合：1回／秒
抵抗測定は4回/ 秒

キャパシタンス測定は最大 0.03回/秒（50mF））

バーグラフ表示15回／秒

使用温・湿度範 -10℃〜+40℃、80% RH以下／+40℃〜+50℃、70%
RHELECTRIC
以下
Copyright © 2009-2022 IWATSU
CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
囲

但し、結露がないこと

保存温・湿度範 -40℃〜+70℃、70% RH 以下

極性表示 ……… 自動表示（−）（マイナス）符号のみ表示
オーバーレンジ表示 ……… 「OL」表示

電池電圧表示 ……… 動作電圧以下のとき“デジタル表示6回／秒” マーク表示

こちらは販売終了製品です。

周波数測定の場合：1回／秒

測定（表示）周抵抗測定は4回/ 秒

期

キャパシタンス測定は最大 0.03回/秒（50mF））

バーグラフ表示15回／秒

使用温・湿度範 -10℃〜+40℃、80% RH以下／+40℃〜+50℃、70% RH 以下
囲

但し、結露がないこと

囲

但し、結露がないこと

保存温・湿度範 -40℃〜+70℃、70% RH 以下

温度係数
使用高度
電源

電池寿命
耐電圧

外形寸法
質量

付属品

−10℃〜+18℃、+28 〜+50℃の範囲において23 5℃での確度 0.05/℃を加算

連続測定の場合、直流電圧測定と直流電流測定は 1digit/℃を加算（但し、50mV,5A,10A レンジでは 3digit/℃ を加算）
標高2000m以下
単3乾電池4本

約120 時間（直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合）
6.88kV 5 秒間（入力端子−ケース間）
約90(W) 約192(H) 約49(D)mm
約560g（電池を含む）

乾電池4本、取扱説明書1部、テストリード1組、ブランクカバー

オプション(通信パッケージSC-526

対応OS

エクセル
パッケージ内容
通信ケーブル
ケーブル長インタフェース規格

パソコンの動作環境)

Windows XP / Vista / 7

EXCEL2003 / 2007 / 2010 以降
ソウトウェア CD-ROM

通信用ケーブル（通信アダプタ含む）1組

遠赤外線アダプタ＋通信用ケーブル（USB 仕様）1組
2m

USB仕様

Ver.1.1 に準拠

注１．Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

注２．Pentiumはアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。

9!11ージ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_spec.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

5

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ
オプション

ハンディタイプ

デジタル・マルチメータ VOAC22

品名

本体> ハンディタイプ

ハンディタイプ

デジタル・マルチメータ

品番

標準価格

VOAC22¥55,000（税別）

SC-526¥15,000（税別）

こちらは販売終了製品です。
デジタル・マルチメータ VOAC22> 価格／（販売終了）

価格／オプション

製品写真

通信用パッケージ
USB 通信アダプ
タ＋USB ケーブルキット

アプリケーション
ソフトウェア

画面例

携帯用ケースハードタイプ（本体＋テストリード＋通信ケーブ

SC-527¥3,000（税別）

SC-003

販売終了

ル収納用）

高圧プローブ

30kVdcMAX

オプ
シ

ハンディタイプ デジタル・マルチメータ VOAC22 - 岩崎通信機株式会社

ョン

電流プローブSC-0282022/10¥22,000（税別）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_kakaku.html

シース型熱電対−200℃〜＋800℃

静止表面用熱電対
0℃〜＋500℃

SC-0107¥8,000（税別）

SC-0116¥25,000（税別）

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社1

−200℃〜＋800℃

静止表面用熱電対
0℃〜＋500℃

SC-0107¥8,000（税別）

SC-0116¥25,000（税別）

SC-027¥1,700（税別）

標準付属品

テストリード

標準付属品
ヒューズ

SIBA DMI
Fuse

10A/440mA

こちらは販売終了製品です。

各¥1,000（税別）

電流プローブ SC-028 仕様形式

性能測定可能導体径
測定電流

ø12

電圧出力50/60Hz

出力:AC10mV/A

AC0.1〜（AC1〜基本 130Arms

確度*1（1.2%rdg

1300mV rms） +0.4mV）

性能

出力:DC10mV/A

DC0〜（DC0〜180A

40〜1kHz

（2.5%rdg+0.4mV）*2

1.2%rdg+0.4mV1800mV）

一般仕様

使用温湿度範囲−10〜55℃

85%RH以下（結露がないこ−30 〜 70℃

85%RH以下（結露がないこと）

保存温湿度範囲と）*3

単4型アルカリ電池 2本

電源

電源警告:2.2V 0.2VになるとLED点滅、
1.9V 0.2V になると電源OFF
約35時間

連続動作時間（電源警告表示LEDが点灯するまで）

外観寸法および質量

127（L） 42（W） 22（D）mm
ケーブル長:1200mm（電池含む）

9!11

質量約:140g

EN61010−1:
CATⅢ300V

適応規格

汚染度2

ハンディタイプ デジタル・マルチメータ VOAC22 - 岩崎通信機株式会社
EN61326−1:

高度2000m 以下屋内

2022/10ClassB EN61010−2−032

付属品ージ

ソフトケース 、電池、取扱説明書*1: 無電磁界における確度です。3V/m の電磁界環境下では、約15mＶの影響があ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_kakaku.html
ります。
*2: 本製品はゼロ調整機能がないため、本製品を接続した機 器側にてゼロ調整を行った後の確度とします。
*3: 電池は外した状態です。

高圧プローブ

SC-003

仕様

販売終了
形式

入力抵抗分圧比
確度

性能

約1000MΩ
1000:1

入力抵抗10MΩのレンジ使用時

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

0〜20kV: 3%

20kv〜30kV : 5%

2

った後の確度とします。
*3: 電池は外した状態です。

高圧プローブ

SC-003仕様

こちらは販売終了製品です。

販売終了
形式入力抵抗分圧比

約1000MΩ
1000:1

入力抵抗10MΩのレンジ使用時

0〜20kV

確度
測定範囲

性能: 3%

20kv〜30kV : 5%
最大30kV

使用温度範囲 0℃〜50℃
シース型熱電対

SC-0107

仕様
形式

シース外形

ø1.6mm

熱接点の種類

非接地形

シース間長サ

熱電対の種類
設定温度範囲階級

許容量

シース管材質

最小曲げ半径測定時挿入長
応答速度
補償導線
補償導線の規格
端末
その他

性能

150mm

TYPE：K（CA）−200℃〜＋800℃
0.75級−200℃〜 0℃のとき

2.5℃または測定温度の 1.5%

0℃〜＋800℃のとき

2.5℃または測定温度の 0.75%

ただし、℃または% のどちらか大きな値
SUS316

シース管外径の2倍以上

シース管外径の15倍以上
常温→沸騰水約3秒間

シリコンゴムシース（テフロン絶縁）
コード約1500mm 50mm
JIS C1610許容誤差

バナナ端子

記号VX-G

2.5℃（−20℃〜＋100℃）（端子材質：黄銅ニッケルメッキ）
ハードケース付

9!11ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac22_kakaku.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

3