従来のピラニ真空計よりも扱いやすく広領域測定が可能！
測定値の安定性、センサ部の耐環境性も抜群です！

広領域計測可能です。5.0×10-2 〜 1.0×105 Pa
センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃、耐振動に優れています。
25.04.2000

サーマルシンク構造により周囲温度の影響による計測値誤差を低減します。
フラッシング機能によりフィラメント付着物を高温加熱清掃します。
センサ部と表示器の一体型、分離型が選択できます。
センサ形状が5種類から選択できます。
（NW16、円筒φ18、円筒φ15、VCR、R3/8）

営 業 本 部 〒５７２-００７８ 寝 屋 川 市 太 間 町１6 - 8（大阪営業所）TEL（072）827-0801（代）FAX（072）828-3273

東京営業所 〒１０１-００５１ 東京都千代田区神田神保町１-１３ TEL（03）3291-9921（代）FAX（03）3294-8945（第５ノムラビル２F）

本工社 〒５４1-００４６ 大阪市中央区平野町１-４-１０ TEL（06）6203-4431（代）FAX（06）6203-3557（072）829-2990
FAX（072）829-3543
場 〒５７２-００７８ 寝 屋 川 市 太 間 町１6 - 8 TEL

http://www.okanoworks.com

バッテリパック接続可能です。
計測ソフトウェアを標準で付属しております。

マイクロコイル真空計は、気体の熱伝導を利用した 熱伝導方式の真空計です。
一般的に熱伝導方式の真空計としてはピラニ真空計が有名です。
他の方式の真空計に比べて、比較的 安価で、取扱いも容易のため幅広く利用されてセンサ形状が豊富
様々なポートでも使用していただけるように、センサの形状を5種類から選択していただけます。
NW16、円筒φ18、円筒φ15、8VCRめすナット、R3/8います。しかし、精度はあまり高くなく、使用環境によっては計測値に影響を受けたり、振動、衝撃などにより断線するなど、耐久性もよくありません。
マイクロコイル真空計は、ピラニ真空計と同じ熱伝導方式 ですが、ピラニ真空計の利点をさらに活かし、欠点 を補う機能を有した真空計です。

広領域計測可能

バッテリパック接続可能

広領域計測可能です。5.0×10-2〜1.0×105 Pa（表示範囲 4.0×10-2〜1.2×105 Pa）
メンテナンス等で持ち運んで測定する場合に便利です。

センサフィラメントのマイクロ化※駆動時間はバッテリパック（リチウムイオン電池）の仕様により異なります。容量3.7V/5400mAh（20Wh）で従来の熱伝導方式の真空計（ピラニ真空計）は極細のフィラメント線になっていますが、マイクロコイル真空計は、約20時間駆動します。

センサフィラメントがマイクロ化（コイル状）になっているため堅牢性が向上しました。
耐振動・耐衝撃に対して優れています。

移動平均機能サーマルシンク構造

1〜9秒の範囲で移動平均時間が設定できます。
圧力変動が激しい場合に有効です。

サーマルシンク構造とはセンサフィラメントの周囲温度を一定にコントロールする機構のことで、周囲温度の変化による計測値に与える影響を低減させます。センサ部の周囲温度が変化する環境下で有効です。

各種出力※実用新案を取得しております。第3175319号
レコーダ出力 0〜5VDC、通信出力 USB-2.0、上下限出力 Hi/Go/Lo 3点を装備しています。

フラッシング機能
計測ソフトウェア
フラッシング機能とはセンサフィラメントを高温で加熱（約400℃）することにより、センサフィラメントの油分等の付着物除去、センサフィラメントの洗浄を目的とした機能です。汚れやすい真空環境下で有効です。
※実用新案を取得しております。第3175319号

表示器一体型と分離型
省スペース化を図る時などでは表示器一体型に、パネル取付・卓上で使用する時などでは表示器分離型にすることができます。 ※パネル取付時は取付金具が必要です。

パソコンで計測値の表示、保存ができるAMC計測ソフトウェアを標準で付属しております。

仕様表

型式構成型式

AMC

測定範囲

5.0×10 -2 〜 1.0×10 5 Pa

測定精度（注1）−

202N32−□□□ （□□□はセンサ形状）

5.0×10 -2 〜 5.0×10 -1 Pa±30％

5.0×10 -1 〜 1.0×10 4 Pa

±20％

1.0×10 4 〜 1.0×10 5 Pa±30％

AMC - 202N32 - □□□センサ形状（下表からご指定ください。）

表示範囲

4.0×10-2 〜 1.2×10 5 Pa

表示方法

7segLED 赤色表示 （仮数部 2桁、指数部 2桁）

計測周期

100msec①NW16フランジ

センサ形状②円筒φ18③円筒φ15型④8VCRめすナット⑤R3/8

上記5種類から選択

移動平均機能

1 〜 9秒の範囲で設定可能

レコーダ出力0 〜 5 VDC（負荷抵抗2kΩ以上）

上下限出力Hi / Go / Lo の3点出力（無電圧接点）

通信出力

USB-2.0（Micro USB-B）

使用周囲温度

10 〜 50 ℃

保存温度-5 〜 60 ℃

使用周囲湿度

90％RH以下（結露しないこと）

電源電圧

DC 12 〜 24 V

表示器寸法

72（W）×42（H）×50（D）㎜ （但し突起部は除く）

標準装備機能①サーマルシンク構造

標準付属品

表示器、センサ、計測ソフトウェア

オプション（注2）

番

仕様

NW16

NW16フランジ18

円筒φ1815

円筒φ15VCR

8VCRめすナット

R

R3/8

計測ソフトウェア
計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正、を行う『AMC計測ソフトウェア』
を無料で提供いたします。
本ソフトウェアを起動すると以下の計測画面を表示します。
①②フラッシング機能②③④③移動平均機能⑤⑥⑦⑧

通信ケーブル、センサケーブル、バッテリパック、AC アダプタ、ホースニップルセット
パネル取付金具、運搬ケース、ゲージポート（注1）計測精度は、ZERO点補正、大気圧補正後の精度です。校正ガスはN2使用の場合です。
（注2）オプションは次ページをご参照ください。

①圧力計測値表示
4.0×10−2 Pa以下の場合は LO 表示となります。
②計測値名称表示
全角20文字までの表示を行います。
③制御条件表示制御条件を表示します。
④圧力計測値グラフ表示
圧力計測値のトレンドグラフを表示します。
⑤リレー状態表示
リレー状態を表示しています。
⑥AMC計測ソフトウェア状態表示（以下例）「記録中」：圧力計測値を表示・記録しています。
⑦START/STOPボタン
計測の開始/停止ボタンです。
⑧グラフスケールボタン
縦軸（圧力）スケールを変更します。
（単位：桁）【 計測データの保存 】 計測データは、CSVデータとして記録できます。

原寸大スタート日時計測値名称（例）

計測・記録間隔
トランスデューサー部
制御条件正面側面

背面【 動作環境 】
圧力計測値

接点出力状態
時刻 あるいは 時間

通信出力 /ACアダプタ

レコーダ出力 /上下限出力 /電源 DC12〜24V使用できるOSは、WindowsVista、WindowsXP、Windows7、Windows8です。
但し、Microsft .NET Framework 4 以上が必須です。

オプション・単品販売機器ACアダプタ
通信ケーブル

AC100V使用時に必要です。
真空計側のコネクタはmicroBタイプです。
弊社にてお求めになられる場合はお問い合わせください。

パソコン接続用の通信ケーブルです。
真空計側のコネクタはmicroBタイプです。
弊社にてお求めになられる場合はお問い合わせください。

※ACアダプタ使用時は通信出力できません。
※通信出力使用時はパソコンからの電源供給か、DC12〜24V供給に なります。

モバイル電源ホースニップルセット

弊社にてお求めになられる場合はお問い合わせください。

ゴム管接続タイプへ変換可能です。お問い合わせください。
①②

電池駆動時に必要です。
真空計側のコネクタはmicroBタイプです。

③※モバイル電源使用時は通信出力できません。

①クランプ（NW16）②Oリング（NW10/NW16）③ホースニップル アルミ製（φ12-NW10）

センサケーブル運搬ケース※センサはNW16をご選択ください。

表示器からセンサ部までのケーブルです。
表示器分離型で必要です。
型式

仕型

長さ 2m

AMC-SC-05

長さ 5m

AMC-SC-10

長さ 10mゲージポート

卓上用スタンド型

式

AMC-TS

パネル取付金具

仕SECC-P

様

黒色塗装

ゴム足付

表示器をパネル取付する際に必要です。
パネル取付にされる際はお求めください。

型

式

AMC-PS

仕式

AMC-B

様

AMC-SC-02

運搬時、保管時に便利です。

様

SECC-C（電気亜鉛メッキ鋼板） パネルカット寸法 72×42mm