CMOS センサー搭載
防塵・防滴フルフレームシャッタカメラ
取扱説明書

型式

FCM12MGE-DP(白黒)
FSM12MGE-DP (カラー)FCM5MHGE-DP(白黒)FSM5MLGE-DP (カラー)FCM3MHGE-DP(白黒)FSM3MLGE-DP (カラー)ＴＡＫＥＸ

竹中センサーグループ

竹 中 シ ス テ ム 機 器 株 式 会 社
竹中システム機器株式会 社URL

http://www.takex-system.co.jp/

Rev(1.00)
MAN-2019-11-15

Rev(1.00)
MAN-2019-11-15

User Manual3

改版履歴(Revisions)
版

作成年月日

改版記事

Rev

Date

Changes

0.00

2019/10/30

初版

1.00

2019/11/15

P1 誤記訂正 P4 レンズチューブピッチ レンズ表記

備考

Rev(1.00)
MAN-2019-11-15

目
１，防塵・防滴エリアスキャンカメラ

次············································ 11-1 はじめに············································ 11-2 カメラ性能仕様············································ 1２，カメラ ハードウェア使用方法 注意事項··········································· 22-1 カメラケーブル··········································· 22-2 LAN ケーブル··········································· 32-3 レンズチューブ··········································· 4

３，カメラ ハードウェア入出力··········································· 5

3-1 カメラ入出力コネクタ··········································· 5

3-2 カメラ電源コネクタ··········································· 5

3-3 LAN コネクタ··········································· 6

3-4 周辺機器・接続図··········································· 7４，カメラ ソフトウェア＆コントロール··········································· 84-1 カメラコントロールについて··········································· 84-2 画像表示ソフトと API··········································· 8５，その他注意事項··········································· 9６，外形図········································ 10Rev(1.00)
MAN-2019-11-15

User Manual1

防塵・防滴エリアスキャンカメラ
1-1 はじめに本製品は 主に画像処理及び工業用検査に使用するエリアスキャンカメラです。専用ケーブルとレンズチ
ューブを使用した状態で防滴構造を持ちます。
製品内部への粉じんや水の侵入を防ぎ、幅広い環境下でご使用頂けます。
※ただし水中で常時使用する事はできません。

1-2 カメラ性能仕様
撮 像 素 子 仕 様
撮像素子
画
画

素サ
素イズ
数

FCM12MGE-DP

FSM12MGE-DP

白黒
1インチCMOS

ベイヤーカラー
1インチCMOS

FCM5MHGE-DP FSM5MLGE-DP
白黒
2/3インチCMOS

プログレッシブ走査/ローリングシャッタ
3.1μ m×3.1μ m
4000(H) x 3000(V)FCM3MHGE-DP FSM3MLGE-DP

ベイヤーカラー
2/3インチCMOS

白黒
1/1.8インチCMOS

ベイヤーカラー
1/1.8インチCMOS

プログレッシブ走査/グローバルシャッタ
3.45μ m×3.45μ m
2465(H) x 2056(V)
2064(H) x 1544(V)カ メ ラ 仕 様
ビデオ
出力（ デ ジ タ ル 出 力 ）デ ー タレー トフレーゲレート ※グローバルリセット時はフレームレートは1/2に

イ

電動
動保ム

源作
作
存ン
容

温湿
温度
度
度

ギガビットイーサネット方式(GigE-VISION 準拠)
6fps (8bit)
4fps(10/12bit)

アナログゲイン 1倍 ～ 8倍

30fps (8bit)
15fps(10/12bit)
アナログゲイン 1倍 ～ 8倍

デジタルゲイン 1/256ステップ

量
範
範
範

20fps (8bit)
10fps(10/12bit)
アナログゲイン 1倍 ～ 8倍囲
囲
囲

カメラコネクタ給電：+12V ±0.5V（300ｍA以下）
PoE給電：DC48V～57V（標準48V110mA以下）+5～+40℃”-10℃～+65℃

メ カ ニ カ ル 仕 様
レン

ズ

コネ

マウク

重ン

トタ
量外形

寸法

Cマウント
12V電源 LF07EBR-6P ヒロセ電機
デジタル出力 SACC-DSI-M12FS-M16/0.5
カメラ本体280ｇ
フランジ36ｇ
レンズチューブ120ｇ
55(W)×52(H)×75（L）突起部除く

1-2-1 受光感度波長

FCM12MGE-DP

FSM12MGE-DP

100

10090

90

80

80

70

70

Ｇ

相対感度

60(%)

4050

相対感度

60(%)

4050

30

30

2020

10

100400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

ＲＢ

0400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

波長 (nm)

波長 (nm)FCM5（3）MHGE-DP

FSM5（3）MLGE-DP

1

User Manual2

ハードウェア使用方法 及び 注意事項
防塵・防滴カメラ使用上、以下（本項目 2）の事に注意してください。
防塵・防滴カメラは専用ケーブルとレンズチューブ、専用ケーブルを正しく使用した状態で防塵・防滴構造を持ちます。
また本作業はカメラ、及び LAN ケーブルの接続先の電源が OFF になっていることを確認してください。

2-１ カメラケーブル
2-1-1 カメラケーブルの脱着
嵌合操作
プラグとレセクタプルの凹凸の位置を合わせる。
プラグを差し込み後、矢印の方向へ回す。 矢印がカメラ上部方向へ見える位置まで回し切る。
凹凸の位置を合わせてプラグを奥まで差し込む。

コネクタ接続面
カメラリアパネルスリーブ

矢 印 の 方 向に スリーブ を 回す。

離脱時操作スリーブを矢印と逆に回した後プラグを抜く。

2-1-1 カメラコネクタ保護キャップの脱着
嵌合操作
カメラケーブルと同様にキャップを差し込み後、矢印の方向へ回す。
矢印がカメラ上部方向へ見える位置まで回し切る。

離脱時操作
キャプを矢印と逆に回した後、抜く。

2

User Manual

2-2 LAN ケーブル
2-2-1 LAN ケーブルの脱着
嵌合操作
プラグのスリーブの凹凸をプラグ本体の凹凸に位置を合わせる。
プラグとレセクタプルの凹凸の位置を合わせる。
プラグを差し込み後、印字「QUICKON」の方向へ回す。 スリーブの凹凸が印字「QUICKON」
印字の位置に回るまで回し切る。（トルク 5 Nm (圧力ナット)）

スリーブ

スリーブを回転させ、凹凸の入りを合わせる。

プラグ本体

凹凸の位置を合わせてプラグを奥まで差し込む。
3ｍｍ程度の隙間があります。

印字「QUICKON」

半回転程度
嵌合した状態でも 3ｍｍ程度の隙間があります。

離脱時操作スリーブを印字と逆に回し、プラグ本体の凹凸に合わせた後プラグを抜く。

嵌合と同様にスリーブを回転させ、凹凸の入りを合わせる。

3

User Manual

2-3 レンズチューブ
2-3-1 レンズチューブの脱着
嵌合操作
レンズチューブを取り付ける前に、O リングに損傷がないか確認してください。
レンズチューブは M60_1mm ピッチのねじ込み式を採用しています。
O リングに到達してからレンズチューブとフランジの隙間が 2.3mm 程度になるまで回してください。
（トルク 2.5 Nm）

2.3mm

離脱時操作
レンズチューブを嵌合と反対方向に回し、外してください。

2-3-2 使用レンズ
汎用の C マウントレンズを使用する事が可能です。ご使用の際はレンズチューブの外形寸法を確認の上、レンズの選定をお願いいたします。
本カメラのレンズチューブは以下のレンズでテストを行っています。
リコー製：メガピクセルレンズ
FLBC1220-9M （f12mm）
FLBC1618-9M （f16mm）
FLBC2518-9M （f25mm）
FLBC3518-9M （f35mm）
FLBC5024-9M （f50mm）

4

User Manual3

カメラ ハードウェア入出力
3-１ カメラ入出力コネクタ
A ．本エリアスキャンカメラはギガビットイーサネット方式の出力を搭載しています。
○Cat5e 以上の防水 LAN ケーブルで PC に接続します。
PoE の電源供給は PoE 対応の HUB 側から供給します。
B ．12V 電源入力に防水６Pin ヒロセ製コネクタを使用しています。
○C ．12V が供給されると LED が赤に点灯します。
○
撮像可能状態になると LED が緑に点灯します。

A LAN コネクタ○

カメラ背面
Pixel #1

Pixel #max
C .電源表示灯 LED○
B .DC 12V 電源コネクタ
○

カメラ前面

※６Pin コネクタと PoE 同時に電源を供給することはしないでください。
※I/O ケーブルを使用しない場合は、必ず、専用の I/O キャップ DP-CAP6P をご使用ください。

3-2 カメラ電源コネクタ
ピン番号
12
3456

信号名
GND
N.C
N.C
Vinit
STRB
＋１2Ｖ

内容グランド
未使用
未使用
外部トリガ入力
ストロボタイミング出力
DC電源入力I/O
１OutOut
InOut

６２＊電源コネクタ
５３４（注）カメラに各ケーブルを接続する時は，必ずカメラ電源，接続機器の電源を切っておいて下さい。
（注）当社の別売品カメラ電源以外の電源を使用する場合は，下記定格のものをご使用下さい。
ご使用の際には必ず電源とカメラ接続ピンの対応を事前にご確認下さい。
・電源電圧：ＤＣ１２Ｖ±10％・電流容量：4００mA 以上（推奨）・リップル電圧：５０mVp-p 以下（推奨値）

入出力回路

5（カメラ外側より見たピン配置）

User Manual

3-3 LAN コネクタ
FC(S)MｘｘMGE-DP のデータ出力はギガビットイーサネット方式の仕様となっています。

3-3-1 RJ-45 コネクタアサイメント
ギガビットイーサネット規格（1000BASE-T／IEEE802.3ab）に適合したＬＡＮコネクタです。
標準のギガビットイーサネット用 LAN ケーブル（ CAT-5e または CAT-6）を用いてパソコン側の LANコネクタと接続します。
ＬＡＮコネクタの各ピンに対応する新合名を以下に示します。
ピン番号12345678

信号名
TP2TP1TP1+
TP3+
TP0+TP3TP0TP1+

内容ツイストペア1ツイストペア2+ツイストペア1+ツイストペア3+ツイストペア0+ツイストペア3ツイストペア0ツイストペア1+

I/O
in/outin/outin/outin/outin/outin/outin/outin/out17286345＊LAN コネクタ（カメラ外側より見たピン配置）

3-3-2 表示 LED
本機の背面パネルには３個のＬＥＤ表示灯が配置されています．以下にそれぞれの動作内容を説明します。
●動作表示ＬＥＤ（緑／赤）
電源が投入されていると赤が点灯し、撮像可能状態になると緑色に点灯します。
●リンク速度表示ＬＥＤ（橙）
本機がギガビットイーサネット方式（ 1000BASE-T）のＬＡＮポート（ＬＡＮカード），ＨＵＢに接続されている時に橙色に点灯して表示します。これより低速の（100BASE-T，10BASE-T）ＬＡＮポートなどに接続されている時または本機がどこにもが接続されていない時は消灯状態となります。
●リンク表示ＬＥＤ（緑）本機がイーサネットで他のＬＡＮポートなどに接続されており且つ，イーサネットを介してデータのアクセスが発生した際に点灯して表示します。
LED
リンク速度表示
リンク表示

色橙緑

消灯
LAN 無接続 or 10Mbps/100Mbpsで接続
LAN 無接続

6点灯
1000Mbps で接続
LAN 接続点滅” －データアクセス中

User Manual

3-4 周辺機器・接続図
nonPoE 接続図

PoE 接続図

LAN-DP**Power

LAN-DP**

Cat5e

DP-CAP6Cable

P（6P12G-**DP）※電源コネクタのキャップ（DP-CAP6P）を必ず使用してください。
Power supply（PoE 対応 HUB）

Power supply（PU100）

LAN-DP**は高屈曲性ＬＡＮケーブルです。許容最大長は３０ｍとなっています。

型式一覧

型式

名称・内容

FCM3MHGE-DP

300万画素 30Hz、モノクロ

FCM5MHGE-DP

500万画素・20Hz、モノクロ

FCM12MGE-DP

1200万画素、モノクロFSM3MLGE-DP

300万画素 30Hz ,Bayerカラー

FSM5MLGE-DP

500万画素・20Hz ,Bayerカラー

FSM12MGE-DP

1200万画素,Bayerカラー

DP-FR65

防滴カメラ用フランジ

DP-TB65-L75

防滴カメラ用レンズチューブ

DP-CAP6P

防滴カメラ用IOキャップ

6P12G-01DP

防滴カメラ用電源ケーブル

LAN-DP01

防滴カメラ用LANケーブル

カメラ本体型式

防滴カメラ用フランジ

レンズチューブ

7

User Manual

4

カメラ ソフトウェア＆コントロール
4-1 カメラコントロールについて
カメラの操作方法はそれぞれFC(S)M12MGE-DP は FC(S)M12MGE
FCM3(5)MHGE-DP は FCM3(5)MHGE
FSM3(5)MLGE-DP は FCM3(5)MLGEの取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。

4-2 画像表示ソフトと API
本機をＰＣにイーサネット接続し添付ＳＤＫの画像表示ソフト（Coyote）を用いてＰＣモニター上に画像を表示させたり画像データを保存したりする事が出来ます。
添付ＳＤＫに同梱されている表示ソフトウエア（”GEVPlayer”）の使用方法については別紙”ＦＣ-ＧＥシリーズカメラ取扱説明書（接続編）” の内容をご参照下さい。
本製品は EMVA（European Machine Vision Association）が制定した規格である GenICam API に対応しています。

8

User Manual5

その他注意事項
ＣＭＯＳイメージセンサーの保護ガラス上にゴミや埃が付くと、この部分のフォトダイオードは信号が出力されませんので、欠陥画素と同じ症状になります。
この場合はエアースプレーでゴミや埃を吹き飛ばして下さい。但し、この時エアースプレーから水滴が吹き付けられる事がありますので注意して下さい。

エリアスキャンカメラは直射日光の当たるような高温場所に保管しないように注意して下さい。

エリアスキャンカメラに通電状態でカバーを開けたり、カメラリンクコネクタの抜き差しをすると動作不良や故障の原因になりますのでお止め下さい。



製品を破棄される場合は、専用の産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。又、製品を使用する国や地方の法律や条令に従って処理を行って下さい。

強力なノイズが発生する機器の近く、静電気の強い場所で使用されないようにお願いします。又、アースが完全でない場合はノイズの誘導を受ける場合があり、誤動作の原因にもなりますのでご注意下さい。

弊社都合により予告無く仕様を変更する場合があります。

お 願 い●本書の内容の一部または全部を無断転載する事は固くお断りします。
●本書の内容については将来予告無しに変更する事があります。
●本書にないようについては万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、●記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡下さいますようお願いします。

9

User Manual6外形図- 以 上 -10