フィットテスト
インストラクター養成講座（感染症）

2016年度 養成講座資料

1. 配布物確認
テキストや物品に自分の名前を書いてください（実習時に間違えないため）

2. 飲食・喫煙は控えてください（水・お茶はOK、飴など甘いものはNG)
3. 受講後にアンケートの提出をお願いします
4. 写真を報告書などに掲載することがあります
問題のある人は申し出てくださいフィットテストインストラクターは、呼吸用防護具の正しい使用法を普及することで・・・①医療従事者が自分自身の健康を守ることの大切さを伝える②医療機関が医療従事者の健康を組織的に守るための仕組み作りを推進する③感染症流行時においても、国民のために適切に医療を提供する
以上のことができるように、継続した努力をする者である
フィットテストインストラクター養成講座では、上記のような狙いに基づいてトレーニングコース（FTI養成講座）を定期的に開催している フィットテスト研究会が実施する教育プログラムを受講し、試験を合格した者に与える称号（名称） 専門性と技術
フィットテストインストラクター（FTI）は、所属する医療機関において、他の職員をトレーニングするだけの十分な知識と経験を有する※ フィットテストインストラクターの称号を提供するような教育を行う場合は、研究会による実施が必要！

p.3・8＊第１章・第２章の「！POINT」

 感染成立の3つの要件を知り、感染対策のあり方を理解する 呼吸器感染する感染症を知る
 吸入粒子の大きさと体内への侵入のしくみを知る 感染対策の優先順位を理解する 呼吸用防護具の効果と限界を知る

 呼吸用防護具の規格を知るp.16＊第３章の「！POINT」

 Ｎ９５レスピレーターの正しい装着方法を知り、教えられるようになる フィットテスト（定性的、定量的）をやってみて、教えられるようになる● 最後に、テストを行います講義を開始します
テキストを準備してください

第１章

呼吸器感染する感染症と感染経路

第２章

呼吸用防護具の種類と規格

第３章

N95レスピレーターの正しい使用法とフィットテスト

p.3～7

＜フィットテストインストラクターとしてのコツ＞
結核病棟や救急外来の感染事例など、呼吸器感染症の身近な事例を取り上げ、飛沫・空気感染が身近なものであることを印象づけ、受講者の関心を引き出す
感染成立の３つの要件と感染経路別予防策を概説する
吸入粒子の大きさと体内への侵入の仕組みを説明し、
飛沫感染・空気感染の違いを概説する

呼吸器感染の成立阻止のためには感染経路遮断が重要で呼吸用防護具の適切な使用の大切さを強調する
全体で15-20分程度に収まるようにする＜ポイント＞

p.3① 感染成立の３つの要件と感染対策の視点
 感染源/感染経路/宿主の感受性
 感染経路別予防策
 飛沫感染、空気感染、血液・体液等を介した感染
接触感染② 吸入粒子の大きさと体内への侵入の仕組み③ 呼吸器を介して感染する感染症
 空気感染：結核、麻疹、水痘・帯状疱疹 飛沫感染：インフルエンザ、風疹、流行性耳下腺炎など

公益財団法人結核予防会の過去の資料を集めた電子資料館より
http://www.jatahq.org/siryoukan/torikumi/

12

感染列島
人類が体験したことがない新型ウイルスが原因で起こる、感染拡大の恐怖と闘う人々の姿を描く、泣けるパニック・エンターテインメント
ある日、病院の救急外来に1人の急患が運び込まれる。その患者は今まで人類が経験したことの無いウイルスに感染していた。謎のウイルスは瞬く間に院内に広まり、院内は戦場と化した(C)2009 映画「感染列島」製作委員会

2013年１0月30日QLifePro医療ニュース

2013年12月2日

結核32人に 渋谷署員らのほか警視庁本部の警察官も (2016/04/28 11:52)
テレビ朝日
警視庁渋谷署に留置されていた男が肺結核で死亡し、署員らが集団感染した問題で、これまでに渋谷署員19人、男と同じ留置室にいた男性、男を解剖した医 師ら7人、さらに、解剖室に居合わせた本富士署員1人の合わせて28人の感染が確認されています。そして、新たに霞が関の警視庁本部の警察官ら4人が感染 していたことが分かりました。
感染が分かったのは、渋谷署員1人と本富士署員2人、それに警視庁本部の刑事部に所属する男性の合わせて4人です。捜査関係者によりますと、男を解剖し た東京大学では同じ部屋で同時に2体の解剖ができ、去年2月、男と本富士署の事案の解剖が平行して行われました。
刑事部の男性は本富士署の解剖に立ち会っ ていました。
感染者は合わせて32人になりました。警視庁は保健所に相談し、渋谷署と本富士署のほか、警視庁本部にも感染が広がっていないかどうか検査を 進めています。

感染成立の３つの要件と感染対策の視点

p.3.4

感染経路別予防策
 飛沫感染 空気感染 血液・体液等を介した感染
 接触感染図1 感染成立の3要件

３つすべてそろうと感染が成立する
例えば・・・

p.3. 4感染源
インフルエンザウ
イルス（を持っている人や動物）

感受性

感染経路

免疫がない（ワクチンの未接種など）ウイルスを含んだ飛沫が取り込まれる

飛沫感染に関するビデオを視聴します（厚労省作成）

厚生労働省 You Tube
「新型インフルエンザから身を守る 知っておきたい感染予防策」

今回は紹介のみです吸入粒子の大きさと体内への侵入の仕組み

p.50.3μｍ

図2 呼吸器の部位別粒子沈着率

 衝突による沈降（付着）-大きな粒子
 拡散による沈降（付着）-小さな粒子

粒子は小さいほど沈着しやすい飛沫感染する５μm以上の粒子の多くは鼻腔や上気道で捕捉される
図3 一般的なエアロゾル粒径（μm）

p.5. 6

p.6

呼吸器を介して感染する感染症と感染経路
 空気感染：結核、麻疹、水痘・帯状疱疹 飛沫感染：インフルエンザ、風疹、流行性耳下腺炎など

図4 飛沫感染と空気感染の違い

呼吸感染する感染症の新しい分類
表１ RoyとMiltonによる空気感染に関する分類

p.7
p.７

＜ポイント＞

p.3① 感染成立の３つの要件と感染対策の視点
 感染源/感染経路/宿主の感受性
 感染経路別予防策
 飛沫感染、空気感染、血液・体液等を介した感染、接触感染② 吸入粒子の大きさと体内への侵入の仕組み③ 呼吸器を介して感染する感染症
 空気感染：結核、麻疹、水痘・帯状疱疹 飛沫感染：インフルエンザ、風疹、流行性耳下腺炎など

p.8～

＜ポイント＞①感染（ばく露）対策の優先順位を理解する
防護具は追加的な手段である！

②呼吸用防護具の効果と限界を知る③呼吸用防護具の規格を知る
N95とは？DS2とは？

p.8

＜対策の優先順位＞
1.有害要因の除去（ばく露の機会を減らす）
感染者を別室に誘導する、発生源の除去

2.工学的対策（人の行動に依存しない）
換気装置の設置、感染者と他の患者との間にパーティションを置く

3.管理的対策（人の行動に依存する）
咳エチケット、ワクチン接種、など

4.防護具
他の対策を立てた上での対策

p.8

p.9p.9～14～14① サージカルマスク② N95 レスピレーター、DS2防じんマスク③ 電動ファン付き呼吸用防護具（PAPR)

p.9

図6 サージ力ルマスクの主な型

p.9
用途

環境からの感染防護規格

手術時に自分の唾液が患者の術野に入らないようにする
フィルターを通らない空気を吸入するため、環境からの感染（ばく露）の防護性は限定的（ただし、SARSの流行では効果があったという報告がある）

日本にはサージカルマスクの国家検定はない。
米国にはFDA（食品医薬品局）による検定がある。

フィットテストの必要性

不要（空気の漏れはいずれにせよ生じる）

手入れの必要性

不要

再利用できない価

1枚約10円～格

p.9

漏れ（＝隙間からの微粒子の出入り）

図5 サージカルマスク着用時の空気の漏れp.9～14① サージカルマスク② N95 レスピレーター、DS2防じんマスク③ 電動ファン付き呼吸用防護具（PAPR)

p.10～11

N95とは・・・
NIOSH（米国労働安全衛生研究所）の呼吸器防護具の規格の１つ
N95のNとは、not resistant to oil（耐油性がない） で、95とは捕集しにくいサイズの塩化ナトリウム（空気力学的質量径が0.3μm付近） が95%以上捕集されることを意味している
ちなみにレスピレーターとは・・・感染防護として捕集効率の高いマスクを意味する

DS2とは・・・
厚労省の決めた規格（N95と同様）
レスピレーターの国家検定は、フィルター性能についてのみ
装着者の顔面にフィットするかしないかについては考慮されていない
カップ型N95レスピレーター（スリーエムヘルスケア）

正しい使い方の教育が必要

p.12

図10 粒径と繊維の補集効率

p.9（レスピレーターとは感染防護として捕集効率の高いマスクを意味する）

用途

捕捉しにくい空気力学径0.3μmの粒子を95%捕捉できる環境からの正しく装着できた場合には防護性は高い
感染防護規格米国のNIOSH（国立労働安全衛生研究所）にて
N95レスピレーターの検定がある
日本では防じんマスクDS2が同等の規格として存在する

フィットテスト 要の
N95（DS2)はフィルターの性能であり、マスクの周囲から必要性の空気漏れがあると期待される性能が発揮されない
手入れの必要性
再利用不要
できない

p.11

さまざまな形状

N95レスピレーターの認定を受けているレスピレーターは、数百種類ある

p.13.

図12 N95、DS2表示例

図13 米国NIOSHの表示

図14 日本の国家検定規格の表示

14

p.9～14① サージカルマスク② N95 レスピレーター、DS2防じんマスク③ 電動ファン付き呼吸用防護具（PAPR)

き保Powered Air-Purifying Respirator

p.15

電動ファン、フィルター、面体等で構成され、環境空気中の有害物質を除去した空気を面体内等へ供給する
呼吸と連動し、電動ファンを稼働させるものもある

き保
p.9

用途

環境からの感染防護
規格

有害性が高い作業等で使用防護性が高い（呼吸が楽）
労働安全衛生法
電動ファン付き呼吸用保護具の規格（２０１４年１１月２８日公布）

フィットテストの不要
必要性
手入れの必要性
再利用
価 格

必要（マスクの消毒とフィルターの交換）、電池の充電できる数万円（約3～20万円）

p.16～33

p.9＜ポイント＞①N９５レスピレーターの正しい使用法を知る
説明書を確認しながら装着する
ユーザーシールチェックを行う②フィットテスト（定性的、定量的）をやってみる③フィットテストの方法を他の人に教えられるようになる

p.21
N95レスピレーターの正しい装着方法
それぞれのレスピレーターの説明書を確認する
上のひもは頭頂部

下のひもは首の後ろ紐がクロスしたりしないように注意

図20 あるN95レスピレーターの正しい装着

p.21

ユーザーシールチェックとは陽圧と陰圧の場合についてレスピレーターと顔の間からの空気の漏れの有無を調べ、正しく装着できているかを確認するもの①陽庄の確認装着して、レスピレーターのフィルターの表面を手で覆ってゆっくり息を吐く②陰圧の確認同様に表面を手で覆ってゆっくり息を吸い込む

図21 ユーザーシールチェック

ユーザーシールチェックは、フィットテストの代わりにはならないユーザーシールチェックは、N95レスピレーターを装着するたびに、実施する

p.22

レスピレーターの脱着と廃棄物処理①下のゴムバンドを頭の上に持ち上げる②上のゴムバンドを持ち上げてはずす③レスピレーターの表面をなるべく触らないように処分する④脱着の後は手洗いをする

図22 レスピレーターの脱着p.22
医療従事者が正しく装着するために適正使用と着用のコンプライアンスについても注意が必要である
ある程度の慣れが出てきた時期などは要注意

職員への教育、管理監督者が積極的に装着し指導する
使用状況のモニターなど

防護具の装着を行うところに鏡をおいておく

２人１組のペアでお互いに確認し合うp.23

フィットテストとはレスピレーターと顔のフィットを確認する方法
定性的フィットテストと定量的フィットテストがある
レスピレーターの国家検定は、フィルター性能についてのみの検定であり、装着者の顔面に十分フィットするかしないかについては考慮されていない

装着の仕方が悪いと顔面とマスクとの接触面から空気がフィルターを通過せずに顔とマスクの間からもれて入るため、マスクを装着していても感染源に
図23 N95レスピレーターのもれの可能性ばく露するp.24
フィットテストの準備①顔の毛（口ひげ、濃いほおひげなど） は呼吸用防護具と顔面への密着を妨げるため、そり落とす②味を敏感に感じることができるようにするために、フィットテス
トをする前の15分間（できれば30分間） は、食事をしたり、水以外のものを飲んだり、ガムをかんだり、たばこを吸わない

あごひげがあると外の空気がそこから入ってくるため期待通りの性能は発揮できないp.24

ある調査では、３種類のN95レスピレーターを準備することで99%の人が、自分にフィットするレスピレーターを見つけることができた

１種類のN95レスピレーターだけを購入するのではなく、サイズにも幅を持たせて３種類は購入しておく以下の時にも再度フィットテストをして十分にフィットするか確認する① 別の型のN95レスピレーターを着用する場合② 同じメーカーのものでも形が異なる場合③ 体重の増減やけが等によって顔の形が変わった場合

p.16～20
フィットテストの動画（平成20年度厚生労働科学研究にて作成）
それぞれの章が5分程度である。
※You Tubeのサイトで「フィットテスト」と検索すると見つけられる。
（www.youtube.com/user/fittest2009）

動画： フィットテストをしていますか？
PART.1 N95マスク・防じんマスクDS2に期待される効果と限界
PRRT.2 N95マスク・防じんマスクDS2の正しい使用法・フィットテストの種類
PART.3 定性的フィットテスト感度テスト
PART.4 定性的フィットテスト実際の方法

p.23

p.23～25

定性的フィットテスト
フィットしたマスクをカードに記録して携帯しておく

図25 記録用紙

p.23～26

定性的フィットテストの具体的方法
テキスト 23～26ページ

p.27
表3 定量的なフィットテストに用いられる機器

p.28

図26 試験ガイドの挿入位置

p.27
表3 定量的なフィットテストに用いられる機器

それぞれの機器は測定原理、測定方法、測定結果の表示方法が異なるため、定量的フィットテストの結果の解釈や、機器を用いたレスピレーターの装着の改善方法については機器の特性にあった利用方法を理解するp.29～30

Porta Count Pro ＋ IP

「FitFactor」

p.29～30

p.29～30

p.29～30

p.29～30

p.29～30

p.30

p.29～30

p.29～30

＜配布資料等の確認＞
1. N95レスピレーター/DS2
2. パンフレット（各メーカー）
3. フィットテスト手順書
4. 演習スケジュール

5. フィードバック用紙（チェックリスト）

1. 被験者（フィットテスト実施者）
2. インストラクター
3. 学ぶ人兼評価者（評価表についての説明）
1クール 30分 (1人10分×3回)
30分：定性的フィットテスト（３名）
30分：定量的フィットテスト（３名）

3人で１チーム

１テーブル ６名

全員演習が終わったら、お互いにフィードバック（まずは良かった点を指摘してから、改善点を）

① 定量的フィットテスト
労研式マスクフィッティングテスターのセッティング、原理、使用法を学ぶ② 定性的なフィットテスト
器具の組み立て、扱い方、片付け方の注意点を学ぶ
以上を通して、フィットテストの方法を他の人に教えられるようになる※演習時は、ユーザーシールチェックを行う

トレーニング時のフィードバックの視点
 声の大きさは 適度だったか？
 聞き取りやすい速さだったか？
 語尾が明瞭だったか？
 説明は わかりやすかったか？
 被験者とアイコンタクトをとっていたか？
 内容を理解できたかを確認していたか？
 被験者が理解できる間を与えていたか？
 重要なポイントを説明していたか？
 時間内に終了したか？
 終了後に ねぎらいの言葉をかけていたか？
 出来ていなかった部分をきちんと指摘していたか？
 上手にできた部分をほめていたか？

トレーニング時のフィードバックの視点
 指導はあくまでまったく知識のない人に行うことを前提とする
 「こんにちは」と言うところから行う
 省略しない（今日は特に） 丁寧な声掛けなどに留意する
フィットテストでフィットしなかった人に「あなたにはフィットしない！」などと乱暴な言葉を使わない
優しく「別のものを試してみましょうね」と指導を繰り返すことで、漏れ率は通常改善する
図27 N95レスピレーター別を繰り返し測定した結果

片付けサッカリンの容器のふたをきちんと閉める* サッカリン溶液は、すぐに固まり使えなくなるネブライザー（噴霧器）の水洗いをよくする
細かい部分のサッカリンを洗い流す* ミストが出てくる穴が、詰まり噴霧できなくなる

次の時に、使えるようするフィットテスト研究会

Ｎ９５マスク装着

普通の呼吸
5分

サ1/2

サ1/2

④
首を上（1呼吸）
ゆっくり下
60秒間

※
フードをかぶる

サ1

サ1/2

①
普通の呼吸
60秒間

サ1/2

サ1/2

⑤
声を出して音読
60秒間

サ1/2

サ1/2

②
深呼吸
60秒間

サ1/2

サ1/2

⑥
つま先に触る
ように前屈
60秒間

サ1/2

サ1/2

③
首を右（１呼吸）左（1呼吸）
60秒間

サ1/2

サ1/2

⑦
普通の呼吸60秒間※ サッカリンの噴霧回数は、感度テストの回数により異なります。
① 感度テスト10回以上の場合は、初回は感度テストの回数、2回目以降は感度テストの1/2の回数② 感度テスト10回未満の場合は、最低でも初回を10回、2回目以降は5回噴霧とする。

（例：初回12回、2回目以降6回）

p.19～20

定性的フィットテスト
デモンストレーション※３名１組で行います1. 被験者（フィットテスト実施者）
2. インストラクター
3. 学ぶ人兼評価者

ポイントゴム球を押す場合は、ゴム球を完全に握りつぶすようにし、その後十分に膨らむようにしてください
先端から液が噴霧していることを確認してくだ
さい詰まっている場合は噴霧できない場合がある
ので、必ず確認しましょう

検査を受ける方へのお願い①
検査前の15分間は以下を避けてください
食 事
水以外の飲み物
タバコガ ム

検査を受ける方へのお願い②
検査中は、口をわずかに空けて舌を突出し息を吸い味を感じるような呼吸をしてください検査中のおしゃべりはやめてください検査中は立位で行いますフィットテスト開始
あいさつと説明

感度テスト① フードをかぶる② ゴム球を10回押す
 口に向けない ゴム球はしっかりと押す 口をわずかに開けて舌を突出し息を吸い、味を感じる
1
甘味を感じれば感度テスト終了

甘味を感じない場合はゴム球を更に10回ずつ押し甘味を確認する
130回以上の時は中止

定性的フィットテスト

フィットテスト
 7つの動作を60秒ごとに行う
 すべての検査は立位で行う
 検査中に会話はしない
 はじめは感度テストの回数のゴム球を押す。
その後は30秒ごとに感度テストの半分の数のゴム球を押すフィットテスト プロトコル 普通の呼吸をつづける 深呼吸をつづける
 首を右（１呼吸）首を左（１呼吸）
ゆっくりつづける
 首を上（１呼吸）首を下（１呼吸）
ゆっくりつづける 「あいうえお・・・・」をゆっくり発声
 つま先を触る（前屈） 普通の呼吸をつづける

p.20

1. N95レスピレーターをつける
ユーザーシールチェック
２．フードをかぶる

※感度テストの数のゴム球を押す① 普通の呼吸をつづける（60秒間）※途中30秒で感度テストの半分の数のゴム球を押す※感度テストの半分の数のゴム球を押す② 深呼吸を続ける （60秒間）※途中30秒で感度テストの半分の数のゴム球を押す※感度テストの半分の数のゴム球を押す③ 首を右（１呼吸）→左（1呼吸）でゆっくり動かす （60秒間）※途中30秒で感度テストの半分の数のゴム球を押す※感度テストの半分の数のゴム球を押す④ 首を上（１呼吸）→下にゆっくり動かす（60秒間）※途中30秒で感度テストの半分の数のゴム球を押す※感度テストの半分の数のゴム球を押す⑤ 声が聞こえるように、ゆっくり音読する「あいうえお・・・」文章を読む など（60秒間）※途中30秒で感度テストの半分の数のゴム球を押す※感度テストの半分の数のゴム球を押す⑥ つま先に触るように前屈を繰り返す
腰痛等ある場合は無理せずに行う（60秒間）※途中30秒で感度テストの半分の数のゴム球を押す※感度テストの半分の数のゴム球を押す⑦ 普通の呼吸をつづける（60秒間）※途中30秒で感度テストの半分の数のゴム球を押す

ここまでで、甘味を感じなければフィットテスト終了

評価評価者の方はインストラクターの評価を伝えてくださいp.31

呼吸用防護具に求められる性能

図30 呼吸用防護具に求められる性能の要素

p.32

図31 タイのある医療機関でのN95レスピレーターの保管もし個人がN95 レスピレーターを再利用する場合には① N95レスピレーターのフィルタ部分がなるべく汚染されないようにする（サージカルマスクをN95 レスピレーターにかぶせる、N95 レスピレー
ターを覆うようにフェイスシールドを使用する② N95レスピレーターの形が変形しないように使用し、保管する（図31）p.34～35

参考にしてください