福祉用具シリーズ

Vol. 17− 福 祉 用 具プランナーが 作成 する−

福祉用具サービス計画
床ずれ防止編

－福祉用具プランナーが作成する－福祉用具サービ ス 計 画（ 床 ず れ 防 止 編 ）C O N T E N T S

まえがき

3

第 1 部 “OH スケール”によるマットレス選択法
褥瘡の基礎知識4

OH スケールの判定法

11

第2部

床ずれリスクによるマットレス選択

マットレス選択のためのフローチャート

18

エアマットレスの圧力管理のしくみ

20

第3部

福祉用具サービス計画書

利用目標

21

記入シート

22

事例

24

コラム 1 ● ケアマネのおかしやすいミス

褥瘡を作ることは恥ですか？ ................................................................................................. 7
コラム 2 ● ケアマネのおかしやすいミス  

福祉用具の知識がなく、知っている商品名で指示.................................................................. 10
コラム 3 ● ケアマネのおかしやすいミス

褥瘡予防はやっぱり円座でしょ！. ......................................................................................... 17

あとがき

2

30

まえがき

福祉用具シリーズはこれまでに回数を重ね、16 テーマの冊子が完成していますが、今回は、はじめて「床ずれ」をテーマに取り上げました。ただし、エアマット等の床ずれ防止用具の資料は、製造事業者を含め当協会でも、テキストや副読本を含め数々と発行しております。そこで今回は、福祉用具サービス計画が義務化されたことに合わ
せ、福祉用具貸与事業者が計画書を作成する際に、助けになる内容としました。
委員長は、褥瘡リスクの判定スケールで有名なＯＨスケールを作成した堀田由浩氏にお願いしました。ＯＨ（大浦・堀田 2012）スケールは、シンプルで使いやすいことが特徴ですが、この導入により、福祉用具専門相談員は、床ずれ予防マットレスの選定根拠を明確にでき、他の福祉用具にはみられない科学的根拠を示すことができます。
また、床ずれ予防マット選択のためのフローチャ－トも新たに作成しました。これで、的確に４ランクのマットレス選定が可能になります。さらに末尾には、事例的に使えるように、福祉用具サービス計画を要介護別に３種入れています。そして、福祉用具
サービス計画作成時、記入のメインとなる「利用目標」、「選定理由」、「留意事項」については、商品別に各製造事業者の協力をいただき、別冊として作成しております。
本冊子が、介護保険制度の現場で活用され、福祉用具サービス計画作成の一助になることを心より期待しています。

公益財団法人テクノエイド協会3

｜第 1 部｜“OH スケール”によるマットレス選択法〜 褥瘡 の 基 礎 知 識 〜
日本褥瘡学会では、褥瘡（床ずれ）の定義を「身体に加わった外力は骨と皮膚表層間の軟部組織の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血性障害に陥り褥瘡となる。」と定めています。少しばかり難しい言葉が並んでいますので、分かりやすく解説しましょう。
まず褥瘡の原因は、外力であり、体に接する部分からの力であることです。
この力は、圧力だけでなく、ずれ力も強く影響を与えていることがわかっています。圧
力に関しては、体圧分散寝具いわゆるマットレスやポジショニングクッション類を適切に選んで適応し、ずれ力に関しては、ずれ力を防止する福祉用具の活用だけでなく、移乗法を含めて正しい技術の普及も大切です。
また、自力体位変換ができない状況では、周りにいる人が、2 時間おきの体位変換を行うように勧めている解説もありますが、ご本人の安静という観点や、マンパワー不足から2 時間おきの体位変換は現実的ではありません。その場合、マットレス機能を高めて体位変換頻度を補うことも必要になるわけですが、本人の褥瘡リスクを超えての柔らかすぎ
るマットレスの適応は、かえって自立度を奪い、寝たきりに誘導してしまう危険性もはらんでいます。
つまり、まず、ご本人の褥瘡発生危険度を判定して、次に、介護力を考慮してマットレ
スを選ぶことが、大原則になるわけです。そのためには、誰にでも簡単に褥瘡リスクが判定でき日本人の科学的証拠に基づいているＯＨスケールを利用すると良いでしょう。
ＯＨスケールは、高齢者 660 人の全身 81 項目の褥瘡関連リスクを 3 年間追跡調査（図 1）
して、床ずれ発生危険要因として 4 つを選び出しました。
更に統計処理を行い点数化したことにより、リスクなしから、軽度・中等度・高度の 3段階に分類することができその結果でマットレスの適応目安を判断できるようになりました。（図 2）

危険要因の検出症例（ケース）対照（コントロール）の選定方法（

1 ヶ月前の状態

日本人高齢者

660 例

4

危険要因の検出●）

発症日が特定できる症例
手術、発熱等特定できる症例（

1 ヶ月後の状態

図1

身体の状況
ケア
● 体圧分散マットレス
●

身体の状況
ケア
● 体圧分散マットレス●●）

福祉用具シリーズ

Vol. 17

ＯＨスケール
1. 自力で、体位変換
できるか？

できる
0点

どちらでもない
1.5 点

できない
3点

2. 病的骨突出なし

軽度・中等度

高度（判定器の状態）
OK メジャー使用時

0点

（ベンチ）
1.5 点

（シーソー）
3点

3. 浮腫（むくみ）

なし
0点

薬を内服中
1.5 点

あり
3点

4. 関節拘縮なし

図2

ＯＨスケール ( 大浦・堀田スケール

0点

あり

1点

2012 ）

このＯＨスケールを利用すれば、数分で褥瘡発生リスクが判定ができ、ご本人の自立度と介護力を考慮して、適切なマットレス選びの目安を決定することが可能になったのです。
京セラ会長の稲盛和夫氏も企業の成果を出すという観点から、物事の成果は、正しい知識と技術及びやる気の掛け算であり、どれかが 0 だと結果が出ませんし、知識が間違っていると悪い結果に結びつくと解説されています。これを、介護力に適応すると、褥瘡予防に治す知識を知っているか、体位変換やずれ防止ケアが行えるか？意欲はどうかをある場合を「1」として期待できない場合を「0」として掛け算すると成果を予測することができます。後述するＯＨスケールからマットレスを選ぶ場合の参考にすると良いでしょう。

成 果 ＝ 知識 × 技能 × やる気
介護力 ＝ 知識 × 技能 × やる気① 褥瘡予防や介護知識② 体位変換方法

ズレ防止ケア技術③ 介護意欲
介護力＝＜1

で期待できない1≧

期待できる（参考）京セラ

会長

盛和塾

塾長

稲盛和夫氏

介護力の判定に応用すると・・・①介護知識がある × ②介護技術がある × ③介護意欲がある＝ 1 以上で介護力が期待できる、1 未満で介護力が期待できないとします。

5

スライド 3

｜第 1 部｜“OH スケール”によるマットレス選択法

ブタの皮膚にまさつ力を与えた後に圧迫する実験を行った。

加圧
再度、褥瘡の原因である外力を圧力とずれ力に分けた実験を見てみましょう。
dinsdale 氏 は、1974 年 褥 瘡 の 外 力 を 圧 力（pressure）と ず れ 力（friction）に 分 け
スライド
3
（図 3）
てずれ力がどのくらい圧力に対する耐久性を低下させるのかを実験しました。

ブタの皮膚にまさつ力を与えた後に圧迫する実験を行った。

加圧

図3
実験では、予めずれ力（friction）を与えておいた皮膚は、45 ｍｍHg の圧力に耐えられず

スライド 4（図4）
褥瘡を発生したが、圧力のみを加えた皮膚は、290ｍｍHgでも傷になりませんでした。

外力をズレ力と圧力に分けた比較
摩擦した後に圧迫した部分は 45mmHg で褥瘡に圧迫のみでは、290mmHg でも損傷なし

加圧

加圧
加圧

スライド 4

スライド 5

図4

外力をズレ力と圧力に分けた比較
摩擦した後に圧迫した部分は 45mmHg で褥瘡に

このずれ力への対応が、医療や介護現場では知識不足や技術不足で、今でもほとんど行
圧迫のみでは、290mmHg
でも損傷なしわれていないのではないでしょうか？
加圧

例えば、頭側拳上は、電動ベッドの普及からボタン一つで誰でも簡単に上体を起こすこ
加圧とができます。しかしこの時に、水平から 30 度拳上しただけでも仙骨部から尾骨にかけ
加圧

頭側拳上時のずれ力とはてと踵にずれ力と圧力が集中して健常人でも非常に不快に感じます。（図 5・6）
30 度以上で必ず手を抜かず
背抜き尻抜き踵抜きをして下さい（P8 図 7・図 8 参照）

図56

頭側拳上時のずれ力とは

頭側拳上のずれ力

福祉用具シリーズ

Vol. 17

ポケットが、縦方向に伸びて行く

図6

頭側拳上のずれ力

コラム ケアマネのおかしやすいミス
1

褥瘡を作ることは恥ですか？
A さんは「褥瘡作るは看護の恥」と学校で習い、そのまま看護一筋 30 年。
地域のクリニックに勤め、外来患者や家族の指導を行い、現在は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）として張り切って利用者訪問を行っています。
寝たきりの夫を抱える家族 ( 妻 ) にも「褥瘡は怖いからこまめに体の向きを変えてあげてね。道具に頼ってはだめ。床ずれを作るか作らないかはあなたの介護にかかっているのだから。」と説明しています。そんなＡさんの熱心な指導に、妻も「私が頑張らなくては！！」と、きっちり 2 時間ごと、時間を測っては体の向きを変える介護を行っていました。
少しの汚れもつけてなるものかと、オムツ交換ごとに乾いたタオルでゴシゴシと、これまたしっかり拭
き上げています。ですが、仙骨→かかと→腰の骨→最近では耳にまで、潰瘍まではならないものの、発赤、水疱の形成を繰り返す夫に、妻はただただ腹が立ち、憎しみまで覚えてしまいます。「こんなに一生懸命やっているのに、治らない。なんで夫は床ずれを作ってしまうんだろう。私のやり方がだめなのか。夫なんてもう・・・こんなことを思ってしまう自分は、鬼のようだ」
そして今夜も 2 時間ごとの寝返りの介護。
そんな妻にＡさんも一言。
「あなたは道具も使わずよくやっているわ。だけど、褥瘡作るは介護の恥よ。もう少しがんばってみましょう」
・・・褥瘡作るは「摩擦による介護」です。
間違った知識、技術こそが恥です。意欲だけでは床ずれは治りません。床ずれリスクを決定し、正しいマットレス（福祉用具）の選択を行いましょう。

7

｜第 1 部｜“OH スケール”によるマットレス選択法

胃瘻・経管栄養などの時に良く使うファーラ―位（40 ～ 45 度）では、仙骨や尾骨部だけ
でなく腹部の圧迫が加わり、消化機能にも悪影響を与えています。更に 70 度にまで上げると呼吸困難と腹部の圧迫、臀部と踵に強い痛みを感じ、とても食事どころではない状況になります。息もしにくいし、まして飲み込むことも困難を感じます。
是非体験することをお勧めしたいと思います。頭側拳上のボタンを押したなら、必ずこスライド 8のずれ力を解除して安楽な体位をとってあげてください。ずれ力の解除方法に関しては、
ずれ力防止手袋（マルチグローブ

背抜き

ハーティーグローブ動作

手を抜かず背抜き尻抜き踵までいることで、簡単にできます。（図 7・8）

図7

ポジショニンググローブ）を用

背抜き動作

図8

手を抜かず背抜き尻抜き踵まで

また、Khanh らは、1984 年骨と肉塊を用いて骨突出部のモデルを作成して、骨からそれぞれ、1 ㎝、2 ㎝、4 ㎝の深さの肉塊内に圧センサーを挿入して外力が、肉塊内でどのよう（図9）になるかを測定しました。その結果、骨に近づくほど力が強くなる傾向がありました。
圧（mmHg）
140

手を抜かず背抜き尻抜き踵まで

骨からの距離

120
100

80

スライド 9

…1cm
…2cm
…4cm

骨から 1cm
骨から 2cm

60
40

Khanh M.Le, et al : An in-depth look atpressure sores using monolithic siliconpressure sensors. PRS.,:745-756,1984

骨から 4cm

20
0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

骨突出頂点

図9

4

6

8

10

12 骨突出中央
からの距離（cm）

骨突出と肉塊における深さごとの圧分布

身体に加わる外力は、皮膚や皮下脂肪よりも、より深い骨突出部付近で最大になる。
例えば、NPUAP 分類における stage I（紅斑）では、皮膚のみが損傷している状況を想定していたが、表面より深い部分の損傷の可能性を考慮したイメージ図へと理解を変更
して常に表面だけでなく、深い部分まで影響していないかを心配すべきです。塚田は、深部の骨周囲の損傷に対するに対する理解を深めた図を提唱しています。（図 10・11）8スライド 9

福祉用具シリーズ

Vol. 17

スライド 11stage Ⅰ

stage Ⅱstage Ⅲ

皮下組織の欠損
表皮欠損・水泡分類
筋膜に至らない
真皮の欠損 NPUAP

消退しない発赤stage Ⅳ
筋肉・腱・骨まで至る損傷

スライド 11-1

stage Ⅰ図 10stage Ⅱstage Ⅳ

皮下組織の欠損
筋肉・腱・骨まで
表皮欠損・水泡消退しない発赤深部損傷の可能性を考慮した場合
筋膜に至らない
至る損傷
真皮の欠損

NPUAP 分類

消退しない発赤スライド 12
スライド 12

仰臥位の圧力分布
仰臥位の圧力分布

stage Ⅰ図 11

stage ⅢNPUAP 分類からstage Ⅱstage Ⅲ

皮下組織の欠損
表皮欠損・水泡
NPUAP 分類から
筋膜に至らない
真皮の欠損

深部損傷の可能性を考慮した場合

スライド 11-1

stage Ⅳ
筋肉・腱・骨まで至る損傷

NPUAP 分類から深部損傷の可能性を考慮した場合ベット付属品マットレス

仙骨部分 48mmHg
ベット付属品マットレス
仙骨部分 48mmHg

18 25 32 40 50mmHg
褥瘡は stage （紅斑）Iで見つければ、褥瘡は何とかなると考えて早期発見に努めている

18 25 32 40 50mmHg

ところも多いと推察しますが、皮膚に損傷が見つかった時点で、必ずしも早期とは言えない事例もあるので、早期発見に重点を置くのではなく、普段から予防策を取って頂きたい
stage Ⅰ

stage Ⅱstage Ⅲstage Ⅳ

表皮欠損・水泡

皮下組織の欠損

筋肉・腱・骨までと思います。その為には、OH スケールによる褥瘡発生リスクをしっかり把握して、外力消退しない発赤筋膜に至らない至る損傷
真皮の欠損
を適切に軽減できる対策を進めることに尽きるといえます。

図 12 および 13 は、健常者が特に褥瘡対策を考慮していないマットレス上に仰臥位で寝 スライド 12-1た時の圧力分布を示しており、仰臥位の仙骨部の圧力は 48 ｍｍＨｇでした。

スライド 12-1

スライド 12

仰臥位の圧力分布

ベット付属品マットレス
仙骨部分 48mmHg

図 12

抑臥位の圧力分布

拘縮時モデルの仙骨部分
拘縮時モデルの仙骨部分

仙骨部圧に大腿の重さが加わるので2.5 倍の 120mmHgに増大した
仙骨部圧に大腿の重さが加わるので2.5 倍の 120mmHg に増大した
18 25 32 40 50mmHg

図 13

18 25 32 40 50mmHg

拘縮時モデルの仙骨部分 18 25 32 40 50mmHg

このマットレス上で膝を屈曲して下腿の関節拘縮を再現しました。その時には仙骨部の圧は120ｍｍＨｇと2.5倍になりました。マットレスメーカーが提供するパンフレットには、後述するＯＨスケールの危険要因である下腿拘縮体位で圧分布を表示してはいないものが多いです。

スライド 12-1

そもそも健常者がモデルになっているので、臀部自体に筋肉や皮下組織などの軟部組織が充分あり体圧分散に一役買っている訳であり、多少のマットレスの機能が落ちても身体拘縮時モデルの仙骨部分

的クッションがそれをカバーしてしまうのです。

9
仙骨部圧に大腿の重さが加わるので

｜第 1 部｜“OH スケール”によるマットレス選択法

スライド１３

この様に、健常者がモデルのパンフレットの単純比較で、マットレスを正確に評価して適応することは難しいと思われます。つまりパンフレットの圧分布図は、決して褥瘡リス
クがある人のデータではないことをしっかりと認識する必要があります。
そこで、マットレス選びを行うときには、圧センサーを利用して、実際に計測することをお勧めします。その場合、ＯＨスケールの病的骨突出リスクを健常者がモデルを務めても確認できる方法を紹介します。名刺入れを仙骨部に置いて、その上に仰臥位で寝ることに
スライド１３-1
よって、圧分布を確認することができます。更に膝を立てることによって、関節拘縮のリ（図 14・15）
スクが、追加された場合の体圧分散能力を確認できます。
名刺入れの位置
スライド１３

名刺入れは、紙の厚みで骨突出度も調整出来る

図 14

OK メジャー

図 15

名刺入れの位置

スライド１３-1

名刺入れの位置

コラム ケアマネのおかしやすいミス
2

福祉用具の知識がなく、知っている商品名で指示
名刺入れは、紙の厚みでケアマネとして何とか 1 年が過ぎ、仕事の段取りも先輩に聞かずに、何とかこなせるようになった B
骨突出度も調整出来るさん。そろそろ困難事例を。と、担当した新規利用者は進行性がん。
自宅を訪問し、面会するたびに状態は刻々と変化している。初回訪問の時はまだなんとか歩行されていたのに、3 日後には寝返りもままならない。それでも本人はトイレでの排泄を望まれており、立ち上がりを助ける為、福祉用具貸与事業者に電話をして「介助バーの△△をお願い」と具体的な商品名で指示をしたが、実際に設置してみるとベッドとの相性が悪く、
結局手すりの変更を余儀なくされた。
「トイレには○○を。歩行困難なため歩行器の□□を」その都度、商品名を指示して納品を依頼するものの、ことごとく
利用者の身体状況や家庭環境と合わず変更、変更の繰り返し。
ケアマネとして、利用者にも、業者にも申し訳が立たずどうして良いのかわからない・・・「もちは餅屋に」多種多様な福祉用具を適切に提供する為にはケアマネが指示するのではなく専門家と相談する事こそが大切！

10福祉用具シリーズ

Vol. 17〜 ＯＨスケールの判定法 〜ＯＨスケール
1. 自力で、体位変換
できるか？

できる
0点

どちらでもない
1.5 点

2. 病的骨突出なし

軽度・中等度

高度

0点

（ベンチ）
1.5 点

（シーソー）
3点

3. 浮腫（むくみ）

なし
0点

薬を内服中
1.5 点

あり
3点

4. 関節拘縮なし（判定器の状態）
OK メジャー使用時

ＯＨスケール採点方法

4 項目を合計する

1．自立能力＋点＋

3． 浮腫（むくみ）点＋４．関節拘縮危険要因？度と判定 ←
図 16

あり

1点

危険要因のランク判定点

２．病的骨突出

0点

できない
3点

点
＋
合計 ？ 点／ 10 点

OH 合計点数

危険度
ランク

0点

なし

1～3点

軽度

4～6点

中程度

7 ～ 10 点

高度

ＯＨスケールの判定法

ＯＨスケールは、4 つの危険要因を、3 段階から 2 段階で判定し、各点数を合計した総得点が 10 点満点中 0 点は、リスクなし、1 ～ 3 点までが軽度リスク、4 ～ 6 点で中等度リスク、
７～ 10 点で高度リスクと判定します（図 16）。後は、自立度を確認して寝たきりにならな
いように持ってゆく目標がある場合は、できるだけエアマットは使用しないように努力すること、更に介護力を判定して、介護力が不足している場合は、逆にもう一つ上の高機
能マットレスを選ぶようにすれは良いのです。
それでは、判定法について解説します。
１．自力体位変換能力の判定の仕方
例えば、意識不明で、全介助が必要な状態は３点、意識明瞭であれば０点、そのどちらでもなければ１．
５点になります。
麻痺がある場合は、両側性にある場合が３点、片方だけの場合が1.５点、麻痺なしは０点です。

11

｜第 1 部｜“OH スケール”によるマットレス選択法

大腿骨の骨折などで、片方の足が固定されたりして自由にならない場合も1.5点になります。 スライド 20-2
OK メジャー

もちろん、両足が固定されれば 3点です。

病院などでは、手術や検査後等医師から安静を指示される場合があります。
いわゆる安静度ですが、絶対安静は3点、絶対安静まで行かないが、ベッド上で2時間以上の安静で有効な体位変換が行われない可能性がある場合が1.5点、２時間以内に、安静度が解除
立体型なので、誰でも正確に判断できる

され、自力体位変換能力に問題がない場合は０点になります。

痛みに関しては、痛みで全く動けない場合が 3点、そこまでいかないにしても動くことが制限されている場合が1.5点、痛みでは動くことに関して全く問題がない場合は０点となります。

スライド 2

病的骨突出 高度薬剤に関してですが、筋弛緩薬や強い鎮静効果を持つ薬剤など完全に動きが制限される場合

テレビに見入っているお年寄り

は3点、健康とはいかないまでも、体位変換能力に影響がある薬剤を使用する場合は1.5点になります。
つまりどのような原因に関しても、自力で動くことの能力に換算して、点数をつけてください。
例えば、動く能力には全く問題のない場合でも、本人に動く意思が、全くない場合は、3点です。つまり、テレビに熱中していて、周囲の人が声をかけない限りまったく動かないほどテレビに集中している場合も3点になるわけです。
２．病的骨突出について

スライド 20

病的骨突出

健康な人の仙骨部は、仰臥位でベッドに寝た時

高度にも左右の臀部に守られており、直接外力が、集中してかかるわけではありません。寝たきりの状態や低栄養が続くと臀部の筋肉は、萎縮し、皮スライド 2

下脂肪は薄くなってしまいます。この状態になると相対的に仙骨部が飛び出たように見える状図 17態になり、病的骨突出と呼びます。褥瘡の原因と

病的骨突出

高度

病的骨突出の判定法

なる外力（圧迫力とずれ力）は、この骨突出部分

8㎝に集中します（図 17）。
そのため、この病的骨突出の程度を評価するこ仙骨とは大変重要になるわけです。図 18 にその判定指標を示します。
この病的骨突出の計測にあたっては、視覚的にわかりやすく、簡単に計測できる「病的骨突出判

仙骨中央部より 8 ㎝外側で臀部がどのくらい低いかで判断する。

定器」（ＯＫメジャー）を用いるとよいでしょう。 図 18
（図 19・20）

病的骨突出の判定法
病的骨突出の判定法

8㎝
仙骨

12

仙骨中央部より 8 ㎝外側でスライド 20-1

スライド 20-3

定規型

福祉用具シリーズ

骨突出度判定器

スライド 20-2

OK メジャー
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

スライド 20-3
16

17

18

19

定規型

20

コンパクトで持ち運びが便利

1

OK メジャー

2

3

4

5

6

骨突出度判定器

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

コンパクトで持ち運びが便利

立体型なので、誰でも正確に判断できる

図 19

Vol. 17

スライド２０­７

図 20

定規型

骨突出度判定器

スライド 20-4
若干腹臥位に傾いた側臥位の状態で、骨突出判定器を脊椎に直交するように持っての中（図 21・22）
骨突出度判定の実際
央を仙骨の突出した中央部に当てるだけです。

骨等出判定器の当て方

スライド 20-4

骨突出度判定の実際
テレビに見入っているお年寄り
判定
おむつ交換時・入浴時の計測を

仙骨部の中央に判定器の中央を合わせます

図 21

骨突出度判定の実際

側臥位で脊柱に直角で突出部の中央に当てます。

図 22

仙骨部の中央に判定器の中央を合わせます

骨突出判定器の当て方

判定の目安としては、高度な突出（3 点）の場合は判定器がシーソー状態となり、一方の脚が浮きます。骨突出があるように見えるのに判定器の脚が浮かない場合は、軽度・中等度の突出で 1.5 点と評価します。健康な場合は、水平な方を用いて仙骨に当てると中央
部はかえって凹んでいます。これは、0 点と判定します。（図 23）
通常は、おむつ交換時や入浴時に判定すると良いでしょう。感染防止には、ビニール袋に判定器を入れて使用してください。
正常突出なし突出が明らかにある場合

ここに隙間

中程度

仙骨

０点

スライド 20-5

１.５点

仙骨

ベンチ状態ではまだ１.５点
ほぼ平らになる

仙骨

１.５点

ほぼ平らでリスク１．５点 開始

図 23

8㎝

ほぼ平らに

高度
3点

仙骨

シーソ状態で３点

判定の目安

13

｜第 1 部｜“OH スケール”によるマットレス選択法

３．浮腫（むくみ）
浮腫（むくみ）とは、血管の外の細胞のまわりの水分が、正常より多くなった状態のことで、体内に水分が異常にたまって腫れた感じになった状態を言います。全身の栄養状態が良くない時や、心臓や腎臓、あるいは肝臓の機能が低下した時、癌によりリンパ管の流れが滞ることによっても起こります。足の甲や膝下、背中などに起こりやすく、中でも足の甲は一番わかりやすい部位だと思います。親指の腹で優しく約 5 秒間押して、指を離してもそのまま窪んだままの状態が持続すれば、浮腫あり（3 点）と評価してください。
浮腫と関節拘縮は、有るか無いかの 2 段階で評価します。

スライド 21

表にはありませんが、浮腫があるのに、利尿剤などで強制的に浮腫を治療している場合
24）
は、1.5 点と評価することもできます。（図
むくみ

指でやさしく５秒押す。

図 24

離しても凹んだままむくみ

４．関節拘縮
関節拘縮とは、簡単に言うと何らかの原因で関節の動きが悪くなっている状態のこと
です。

関節拘縮

スライド 22

これは、全身の関節の中でどこかに 1 ヵ所でもあればリスクありと判定し、1 点と評価とします。
次ページ図 25 に、実際に強い関節拘縮を起こしている状態を紹介します。
他の 3 つの危険要因の点数と異なり、関節拘縮のある場合の点数は１点満点ですので注意してください（Ｐ 11、図 16 参照）。
拘縮は下腿に限らず関節リウマチなどで、上肢の関節拘縮があればこれも１点とします。

14

福祉用具シリーズ

関節拘縮

図 25

Vol. 17

スライド 22

関節拘縮

これで、OH スケールによる評価点数の総合計は、自力体位変換能力 3 点、病的骨突出 3点、浮腫 3 点、関節拘縮 1 点で、合計 10 点満点となります。
しかし、その前にベッド上で体位変換できる能力がまだある程度残っている場合とまったくできない場合に分ける必要があります。
まず、ＯＨスケールを判定し、次にリスクランクを決定します。
この時に自力体位変換能力が 0 点または 1.5 点の方の場合は、また歩ける可能性の有無を検討します。歩ける可能性があれば、ＯＨスケール中等度では、エアマットは選ばずに、10ｃｍ以上の厚みのある静止型マットレスを選びます。もちろん適宜ポジショニングクッ
ションを使うことは大変重要です。
高度リスクの場合は、圧センサー自動制御のエアセルマットレスが適応になりますが、
ここでも、立ち上がる可能性が、あると判断したら、ずれ力防止の体位変換法とポジショ
ニングを行えば、10 ｃｍ以上の厚みのある静止型クッションに全身をカバーするポジショ
ニングクッションを使用することにより褥瘡を予防しながらケアすることが可能です。

５．ＯＨスケールによるマットレス選びの目安
1) マットレスを選ぶ際の基本的考え方
自立体位変換能力の有無で、少しでも自力体位変換が、できる場合は、不安定なエアセ
ルマットレスは避けたい。しかし、介護力が、全くない場合は、マットレスの機能を 1 ランク上げることで保護するようにすると良い。
以上により、自立体位変換能力と介護力の有無を組み合わせて①～④に分けてマットレスを選ぶ目安とすることができます。

15

｜第 1 部｜“OH スケール”によるマットレス選択法

適応マットレスの目安① 厚 10cm 未満

体圧分散静止型マットレス② 厚 10cm 以上

体圧分散静止型マットレス③ 厚 10cm 以上

体圧分散静止型マットレスまたは体重設定型エアマットレス ※1④ 厚 10cm 以上 体圧分散静止型マットレス ※2
コンピュータ制御圧切替自動調整型エアマットレス ※3※1 調整弁などを使用し、マットレス内の空気圧を調整する電動のエアマットレス※2 ポジショニングクッション等との併用で利用する※3 圧力センサーを使用した電子制御により、マットレス内の空気圧を適切に保つエアマットレス

もちろんポジショニングクッションもセットで使い、特に体位変換法や移乗動作で決して持ち上げない、捻じらない、
引きずらない原則を貫き通す必要があります。
体位変換直後に体をさすってずれ力を解除する

また、拘縮予防の為、体位変換直後にやさしく体のさすってずれ力を解除することも忘れないようにします。（図 26）

図 26

16

体位変換直後に体をさすってずれ力を解除する

福祉用具シリーズ

Vol. 17

コラム ケアマネのおかしやすいミス
3褥瘡予防はやっぱり円座でしょ！
思い込みの激しいケアマネ C さん。もう長く担当している D さん（94 歳 女性）は最近、高齢のためか徐々に体重減少が見られるようになった。自力歩行は可能であるが、極度の円背と側湾から姿勢の保持も困難になってきている。先日「お尻が痛い」との訴えに、確認してみると、まだ水泡形成はしていないものの、明らかな発赤が坐骨部に見られた。
これは大変！！長い付き合いの D さんに褥瘡を作ってしまうわけにはいかない。
そこで、ケアマネ C さん。ご家族に「円座を買ってあげてください。D さんは高齢でお尻の肉が少なくなっているので、骨の出っ張ったところに床ずれができかけています。でも円座をすれば大丈夫！」
あわてた D さんの家族はケアマネさんの指示ならばと早速円座を購入し、D さんに渡した。
喜ぶ D さん。でもその後ろ姿は、円座の穴に片方の坐骨がはまり込み、ますます側湾が・・・
円座は床ずれ予防にはなりません。
骨の出っ張ったところは円座の穴で体圧分散されるかもしれませんが、その周囲には結局、圧力がかかってしまいます。
又、事例の D さんのように片方のお尻が円座の穴にはまり込みますます姿勢の不良、側湾の悪化となりかねません。
その方にあった適切なクッションを選定しま
しょう。

17

｜第 2 部｜ 床ずれリスクによるマットレス選択〜 マットレス選択のためのフローチャート 〜

１ OH スケールの合計点数から「床ずれリスク」を決定する① OH スケールで判定項目の点数・合計点数を出す

判 定項目

点数

自力体位変換できる
0点どちらでもない
1.5 点

できない
3点

点

ⓐ

病的骨突出
骨突出判定器使用なし
0点

軽度・中程度（ベンチ）
1.5 点

高度（シーソー）
3点

点

ⓑ

浮腫

なし
0点

薬を内服中
1.5 点

あり
3点

点

ⓒ

あり
1点

点

ⓓ

ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ＝

点

なし
0点

関節拘縮

OH スケール合計点数

OH スケール合計点数

床ずれリスク

0点

な

し

1～3点

軽

度

4～6点

中等度

7 ～ 10 点

高度② OH スケール合計点による床ずれリスクの決定

2 介護力の判定をする
介護力合計点数を出す

判 定 項 目点数

介護の知識がある

ある
1点

ない
0点

介護の技術がある

ある
1点

ない
0点

点

ⓑ

ある
1点

ない
0点

点

ⓒ

（床ずれ予防・改善に対する知識がある）（定期的な体位変換・ずれを起こさないケアができる）

介護の意欲がある

介護力合計点数 ⓐ × ⓑ × ⓒ ＝

18

点

点

ⓐ

介護力
合計点数

介護力の判定1点

介護力がある0点

介護力がない福祉用具シリーズ

Vol. 17

3 自力体位変換能力の判定
自 力体位変換
判

4

定

できる
0点

どちらでもない
1.5 点

できない
3点

自力体位変換能力あり

自力体位変換能力なし

表 A を参照

表 B を参照

1 、2 で判定した「床ずれリスク」と「介護力判定」の組合せから、表 A または

表 B より選択番号を参照する

表 A 3 で「自力体位変換能力あり」の場合

表 B 3 で「自力体位変換能力なし」の場合

床ずれリスク

床ずれリスク

軽

度

中等度

高

度

介護力

選択番号

あり

①

なし
あり

なし

度

②
中等度

なし
あり

軽

③

高

度

介護力

選択番号

あり

②

なし
あり

③

なし
あり

④

なし

5 4 の選択番号より「適応マットレスの目安」を参照しマットレス選択をする
選択番号

適応マットレスの目安①

厚 10cm 未満

体圧分散静止型マットレス②

厚 10cm 以上

体圧分散静止型マットレス③

厚 10cm 以上 体圧分散静止型マットレス
または体重設定型エアマットレス ※1④

厚 10cm 以上 体圧分散静止型マットレス ※2
コンピュータ制御圧切替自動調整型エアマットレス ※3※1 調整弁などを使用し、マットレス内の空気圧を調整する電動のエアマットレス※2 ポジショニングクッション等との併用で利用する※3 圧力センサーを使用した電子制御により、マットレス内の空気圧を適切に保つエアマットレス

19

｜第 2 部｜床ずれリスクによるマットレス選択〜 解説 ― エアマットレスの圧力管理のしくみ 〜
エアマットレスの最大の利点は、マットレス本体の内圧を設定により、自在に変えることができることです。 例えば、柔らかめにしたり、硬めにしたりと、操作パネルの調整により可能となっています。
この設定は、硬め・柔らかめを直接入力したり、利用者の体重を目安に入力したり、利用者の状態（拘縮時やリハビリ時等）により設定するなど各社まちまちです。
また、圧力センサーを搭載した機種（下図参照）は、利用者がマット上に寝てマットレスの内圧が高くなっても、適切な圧力に修正して保つよう管理することができます。現在は、このタイプが主流になっています。

20

福祉用具シリーズ

Vol. 17｜第 3 部｜ 福祉用具サービス計画書〜 利用目標 〜
利用目標は、「利用する福祉用具」＋「目標」
または、で記述する。

「利用する福祉用具」＋「目標」＋「ADL・QOL」

利用する福祉用具

目標…

床ずれ防止用具を利用して床ずれができないようにする
床ずれが治りやすい環境をつくるプラス
ムレないようにする。
眠れるようにする。
圧迫による痛みを軽減する。
夜間の介護負担を軽減する。

ADL・QOL 寝返りやすいようにする。
（例）
起き上がりやすいようにする。
ベッドの端に安定して座れるようにする。
立ち上がりやすいようにする。
車いすへの移乗がしやすいようにする。
etc…

21

｜第 3 部｜福祉用具サービス計画書〜 記入シート 〜22福祉用具シリーズ〈参考〉一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会「ふくせん福祉用具サービス計 画 書 」

Vol. 1723

｜第 3 部｜福祉用具サービス計画書〜 事例 1 〜24福祉用具シリーズ

Vol. 1725

｜第 3 部｜福祉用具サービス計画書〜 事例 2 〜26

福祉用具シリーズ

Vol. 1727

｜第 3 部｜福祉用具サービス計画書〜 事例 3 〜28

福祉用具シリーズ

Vol. 1729

あとがき
本冊子は、最初に企画（案）の骨子を決め、次に委員会メンバーの検討を行いました。
そこで、真っ先に思いついたのが、名古屋の福祉用具プランナー連絡会です。
当連絡会は創立10周年を向かえています。メンバーは、
福祉用具専門相談員だけでなく、介護福祉士、作業療法士、看護師、介護支援専門員等多彩で、様々な活動を行っています
が、特に会員向けの研修活動に力を入れています。そこで、委員として連絡会の会員数名にお願いしました。メンバーとしては、堀田由浩委員長（医師）が床ずれドクターとして活動されています日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会のコアスタッフでもあります竹内雅徳さん（福祉用具貸与事業者）、訪問リハビリテーションからは長尾美幸さん（作業療法士）、居宅介護支援事業所からは日高明子さん（看護師）、そして、製造事業者からは
渡邉真一さん（福祉用具プランナー管理指導者）にお願いし、床ずれ小冊子作成本委員会を結成いたしました。
冊子名を、－福祉用具プランナーが作成する－「福祉用具サービス計画（床ずれ防止編）」としたのは、福祉用具専門相談員の福祉用具サービス計画作成に関し、少しでもお役に立ちたいという思いと、福祉用具プランニング ※ を少しでも知っていただきたい思
いからテーマといたしました。また、今回はじめて、製造事業者の方に参加いただき、小委員会を結成し、これまでの福祉用具シリーズより一歩踏み込んだ形で取り組みました。これも、本冊子が、介護保険制度の現場で活用され、福祉用具専門相談員の一助となるためには、内容ができるだけ具体的でなければならないと考えたからです。
なお、冊子作成に当たっては、できるだけ客観的な立場で執筆し、複数の目で確認いたしましたが、偏った見方や情報不足の部分がある場合は、是非ご指摘いただき、より適正な情報提供にご協力いただければ幸いであります。
最後に、本冊子が完成に至りましたのも、お忙しい中、何度も委員会にお付き合いい
ただき、また、何度も書き換えをお願いしたにも関わらず、気持ちよく応じていただいた
堀田委員長はじめ委員の方々、そして、陰に日向に本委員会活動を支えていただきましたプランナー連絡会代表の堀田祐治さんに心より感謝いたします。
公益財団法人 テクノエイド協会
普及部長 寺光 鉄雄（福祉用具プランナー管理指導者）※ 福祉用具プランニングは、福祉用具サービス計画と異なり、アセスメントは自ら行い、住宅改造を含む環境改善計画が特徴です。

30

床ずれ小冊子作成本委員会
委員長

堀田

由浩

統合医療希望クリニック

竹内雅徳

合資会社竹内商店（第 3 部）

長尾美幸

医療法人宏和会 やまぐち病院日髙明子

NPO 法人福祉サポートセンター
さわやか愛知 デイサービス管理者（コラム・第 3 部）

（小委員会併任） 渡邉

真一

株式会社タイカ ウエルネス用品部
ホスピタルケア統括リーダー（利用目標・技術指導）

事務局

寺光

鉄雄

公益財団法人テクノエイド協会

普及部

部長（企画・解説・あとがき）

湯淺みさ

公益財団法人テクノエイド協会

普及部係長（編集）

発行

院長（第 1 部）

リハビリテーション科副主任（第 2 部）

平成 24 年 12 月

公益財団法人テクノエイド協会〒 162 - 0823
ＴＥＬ

東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４階

０３－３２６６－６８８0 ＦＡＸ

０３－３２６６－６８８５

発行者

公益財団法人テクノエイド協会〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ４階
Tel. 03-3266-6880 Fax. 03-3266-6885

www.techno-aids.or.jp
この情報誌は、大阪府民共済生活協同組合から社会福祉法人中央共同募金会を通じた寄付金
及び全国労働者共済生活協同組合連合会からの助成金で作成しました。

無断転載を禁ず