CFor Chemicals

面積式流量計DUO-PFDuo flow

Variable area flow meter

フロートの位置で流量を現場目視できます。
同時に連続信号を出力できます。

■■

Flowrates are visually confirmed by the position of float on site.
Also a continuous signal can be produced simultaneously.

■■

型式 Model number selection
バルブ
Valve

出力Output

流体名Fluids

DUO - PF200 -

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Options
Units-029- 21 -特殊項目
For specialized item

-W
キャップ溶接 Cap welded
21
チューブエンド Tube end 1/4″
5〜15mL/min
1510〜40mL/min
4010〜100mL/min
10050〜150mL/min
15050〜250mL/min
250
100〜500mL/min
500
0.1〜1L/min
10.2〜1.7L/min
1.7AmL/min
BL/minZ
特殊 For specialized unit ＊1
1
純水 Pure water9
特殊 For specialized fluid ＊1
4-20mA出力 Output at 4-20 mA
11-5V出力 Output at 1-5 V
21-10V出力 Output at 1-10 V
3
特殊 For specialized shape ＊1
9バルブ無し With no needle valve
上側ニードルバルブ付 With upper needle valve
特殊 For specialized shape ＊1＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above indicate ones equivalent to water at 20°C.
※Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

244

2023

C±5％ of F.S.

出力精度 Output accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure0.5MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと No dewing）

出力性能 Output performance

4-20mA 負荷抵抗：400Ω以下
4-20 mA Load resistance: ≦ 400 Ω
1-5V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-5 V Load resistance: ≧ 50 kΩ
1-10V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-10 V Load resistance: ≧ 50 kΩ
約152分解能 Approx resolution of 152

電源 Power source ※DC12〜24V ±10％、Ｍａｘ．９０ｍＡ

ケーブル長 Cable length2m

出力信号 Output signals ※投光側と受光側に赤外IRとフォトトランジスタそれぞれ20個あります。その間にあるフロートが光を遮り、影の濃さによってフォトトランジスタが反応してON/OFFします。フロートの影を高低として読み取り、アナログ信号に演算され出力信号となります。
There are 20 pcs of phototransistor and infrared IR respectively on both of the transmitting and receiving sides.
When the float rises or falls, beams emitting from the transmitting side are blocked, making the phototransistor
turn ON / OFF. The shadow of the float is used to read flow rate, generating an analog output signal.

投光側センサTransmitting side

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

薬液・純水用計測概要 Measurement overview

仕様 Specifications

受光側センサReceiving side

※ アナログ信号1-10Ｖの電源は、
ＤＣ２４Ｖ ±10％、Ｍａｘ．
９０ｍＡです。
※ Power source for analog output signal of 1-10 V is 24 V DC ±10%, Max. 90 mA.

ケーブル内訳 Function

ケーブル色 Cable color

DC12〜24Ｖ +12-24 V DC power source

赤 Red0V

白 White

アナログ出力 Analog Output

黄 Yellow

外皮シールド Wire shielding

緑 Green

線種 Class of cable

DUO-PF

ケーブル仕様 Specifications on cable
液体の流れ
Flow direction

AWG 24構造図 Structural drawing
パネルカット Panel cut-out⑩(R21.5⑤80

10080

④55.5

⑫③⑥4×φ3.5 through-hole※ キャップ溶接仕様：110mm※ For welded cap: 110 mm(R)4×φ4.5204×φ4.5

10φ4.35

24⑨φ6.35⑧4×3.5貫通3821.5⑦⑬20)

45.5100※②10610⑪

パネル埋込取付 Panel-embedded2ニードル Needle valve

PFA

3

グランド Glands

ETFE

4

サイドプレート Side plate

PBT5

フロントプレート Front plate

PVC

6フロート Float

PTFE

7

ボディ Body

PFA

8

Oリング O-ringPF9

キャップ CapPFA

10

バックプレート Back plate

PVC

11

基盤ケース Substrate case

PBT

12

電源確認用LED Power LED

PBT他 PBT,etc.

13

サラビス Countersink screw

PEEK

20

材質 Material

ハンドル Handle

備考 Remarks

φ1760

ETFE
100

名称 Names of parts

110

材質 Materials
No.

0.75

パネル前面取付 Panel-mounted
133①41

20

2760

20

101.5

Max. 304026

PMMA対応可 PMMA available

PMMA対応可 PMMA available※ ニードルバルブなしの場合、φ17は必要ありません。
※ No need to make a hole of φ17 for no needle valve version.

2023

245