R&S®RTA4000
オシロスコープ
Power of Ten► 200 MHz～1 GHz► 10ビットADC► 1 Gサンプル標準メモリ

year

Product Brochure
Version 06.00

概要

クラス最高のシグナルインテグリティーと応答性に優れた超大容量メモリを備えた設計により、R&S®RTA4000は新しいレベルのPower of Tenを実現しています。

ローデ・シュワルツが設計した10ビットのADCに、クラス最高の低ノイズ性能、
メモリ容量、
タイ
ムベース確度が統合されたRTA4000は、想定外の測定の課題に直面してもシャープな波形、より正確な測定、信頼性を実現します。
従来、ベンチトップクラスの測定器では優れたシグナルインテ
グリティーは見過ごされてきました。
測定器メーカーにとってシ
グナルインテグリティーは、実現するのが困難であるばかりでなくコストが高いためです。
ユーザーは、日常のデバッグやトラブルシューティングに使用できる安価な測定器を入手するために、測定確度を妥協する必要がありました。
R&S®RTA4000は、
シグナルインテグリティーを最も重視して設計されています。
10ビットA/Dコンバーターは、従来の8ビットA/Dコンバーターの4倍も分解能が向上しています。
クラス最高の低ノイズ性能
により、優れた垂直分解能を活用できます。
同じクラスの他のオシロスコープでは表示されないような、信号の細部やシャープな波形が得られます。

従来、R&S®RTA4000クラスのオシロスコープでは、ユーザーが大容量メモリと高速更新レートの間で妥協する必要がありました。
これらには各々別の役割があるため、どちらか一方を選択すれば、対応しなければならない問題に対して不適切なツールになってしまう可能性があります。
R&S®RTA4000では、
そのような選択は必要ありません。
新たに発生するあらゆる問題を解決することができる、高速の更新レートと超大容量メモリの両方を備えています。

R&S®RTA4000は、単なるオシロスコープではありません。
ロジ
ック・アナライザ、
プロトコル・アナライザ、
スペクトラム・アナラ
イザ、波形発生器、パターンジェネレーター、そしてデジタル電
圧計が内蔵されています。
定評のあるユーザーインタフェースを搭載した大型の高解像度静電容量式タッチスクリーンにより、あらゆるツールを効率的に活用できます。

ローデ・シュワルツは、無線通信のすべてのフィールドで高品質、高精度、イノベーションを提供します。
ローデ・シュワルツは、独立したファミリー企業として

自己資本による資金調達で成長を続けています。
弊社は長期的に、お客様の利益を創出する事業計画を行っています。
ローデ・シュワルツ製品のご購入は、将来に対する投資になります。

2

利点

優れたシグナルインテグリティー► 4ページ

スペクトラム解析：時間と周波数間の相互作用の特定

全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現► 5ページプロトコル解析：シリアルバスの効率的なデバッグ

コンパクトな形状で大型高解像度ディスプレイを搭載► 6ページ

最適なプローブによる最高の測定

周波数応答解析（ボード線図プロット）

既存ニーズへの対応と将来への備え► 10ページ► 8ページ

ローデ・シュワルツのオシロスコープ
オシロスコープのチャネル数
帯域幅（MHz）

最大サンプリングレート（GSa/s）► 11ページ► 12ページ► 14ページ

R&S®RTC1000

R&S®RTB2000

R&S®RTM3000

R&S®RTA4000

2

2/4

2/4

4

50、70、100、200、300

70、100、200、300

100、200、350、500、1000

200、350、500、1000

10（チャネルあたり）、
20（インターリーブ時）、
160 Mサンプル（オプション）のセグメントメモリ

40（チャネルあたり）、100（チャネルあたり）、
80（インターリーブ時）、200（インターリーブ時）、
400 Mサンプル（オプション）のセ 1 Gサンプル（標準）のセグメン
グメントメモリ
トメモリ
2.5

0.5

1（チャネルあたり）
2（インターリーブ時）

1（チャネルあたり）
最大メモリ容量（Mサンプル）
2（インターリーブ時）

1.25（チャネルあたり）
2.5（インターリーブ時）

2.5（チャネルあたり）
5（インターリーブ時）

2.5（チャネルあたり）
5（インターリーブ時）

タイムベース確度（ppm）

50

最小入力感度

8

10

10

10

1 mV/div

1 mV/div

500 µV/div

500 µV/div

ディスプレイ

6.5",
640×480ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

更新レート

10,000波形／秒

MSO

8チャネル、
1 Gサンプル／秒

16チャネル、
2.5 Gサンプル／秒

16チャネル、
5 Gサンプル／秒

16チャネル、
5 Gサンプル／秒

プロトコル（オプション）

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

ジェネレーター

1×ジェネレーター、
4ビット・パターン・ジェネレーター

1×任意波形発生器、
4ビット・パターン・ジェネレーター

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/ I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-485、CAN、LIN、オーディオ
RS-422/RS-485、CAN、LIN、（I²S/LJ/RJ/TDM）、ARINC、MIL オーディオ（I²S）、ARINC、MIL

–

–

FFT

FFT

垂直ビット数（ADC）

演算

ローデ・シュワルツ・プローブ
インタフェース
RF機能+、–、*、/、FFT（128kポイント）

2.5

高速セグメント・メモリ・モード 高速セグメント・メモリ・モードで 高速セグメント・メモリ・モード
では300,000波形／秒
は2,000,000波形／秒
では2,000,000波形／秒+、–、*、/、FFT（128kポイント）

1×任意波形発生器、
4ビット・パターン・ジェネレー
ター

1×任意波形発生器、
4ビット・パターン・ジェネレ
ーター

標準

標準

+、–、*、/、FFT（128kポイント）、
21種類の高度な演算スペクトラム解析+、–、*、/、FFT（128kポイント）、
21種類の高度な演算スペクトラム解析

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 3

優れたシグナルインテグリティー► 10-bit ADC：1024レベル、8ビットADCの4倍の分解能► 0.6 %のノイズ：1 mV/div、200 MHz、50 Ω;（フルスケール時の%）► 500 µV/div：全帯域幅、
非ソフトウェアズーム

最大16ビット分解能の10ビットADC

ローデ・シュワルツが設計した独自の10ビットA/Dコンバータ
ーで、従来の8ビットA/Dコンバーターの4倍もの分解能を実現しています。

500 µV/div：全測定帯域

R&S®RTA4000 オシロスコープは、最小500 µV/divという非常に優れた感度を備えています。
従来のオシロスコープでは、
ソフ
トウェアによるズーム設定または帯域幅の制限を行わない限り、
このレベルの感度を実現できませんでした。
R&S®RTA4000
分解能の向上により、シャープな波形が得られるため、他の製
オシロスコープは、信号の真のサンプリングポイントを全測定品では見逃されてしまう信号の詳細を確認できます。
例として、 帯域で（500 µV/divでも）表示できます。
スイッチング電源の特性評価があげられます。
スイッチングデバ
イス電圧の全体像は、1回の捕捉データ内における、
オン／オフ クラス最高の低ノイズ
時間の範囲で判定する必要があります。
このため、高電圧と低高分解能の利点を活かせるのは、
オシロスコープのノイズが余電圧が1つのデータ内に存在するので、低電圧の正確な測定に 分なビットを消費しない場合だけです。
R&S®RTA4000では、
クは8ビット以上の分解能が必要となります。
R&S®RTA4000は高 ラス最高の低ノイズ性能によって全てのビットを有効に活用で分解能のデシメーションにより、このクラスの測定器では今まきるため、オシロスコープのノイズに埋もれていた信号を確認で達成できなかった最大16ビットの垂直分解能が得られます。 できます。

ローデ・シュワルツが設計した10ビットA/Dコンバーターが、最高の分解能で最高の信号再現性を保証します。

10ビットA/Dコンバーター：微小信号でも詳細を表示
従来のオシロスコープ► 8ビット垂直分解能

R&S®RTA4000► 10ビット垂直分解能

1 V信号に対して高分解能

4 mV

4

1 mV

全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現► 200 Mサンプル：標準捕捉メモリ► 1 Gサンプル：標準ヒストリー／セグメントモード► ±0.5 ppm：タイムベース確度

大容量メモリ：標準で1チャネルあたり100 Mサンプル、
インターリーブ時で200 Mサンプルを実現

R&S®RTA4000は、クラス最高のメモリ容量を備えています。
1
チャネルあたり100 Mサンプル、
インターリーブモードで200 M
サンプルのメモリを利用できます。
これは、同じ測定器クラスの同様のオシロスコープの最大10倍に相当します。
高速サンプリングレートを維持することは、直接、捕捉メモリと関係しています。
大容量メモリを備えたR&S®RTA4000は長時間、高速サンプ
リングレートで捕捉でき、予想外のプロジェクト要件にも十分に備えることができます。

クラス最高のタイムベース確度

R&S®RTA4000の±0.5 ppmというタイムベース確度は、同クラスの他の測定器よりも5～20倍も優れています。
優れたタイムベースは、長時間の捕捉で正確な測定を保証するために重要な要件です。

標準セグメントメモリ：1 Gサンプル

標準セグメントメモリによって、長期間にわたって信号シーケン
スを解析できます。
例えば、I2C、SPIなど、通信ギャップを持つプ
ロトコルベース信号の場合、アイドルタイムにストレージを浪費せずに長期にわたって捕捉できます。
セグメントサイズは10kサンプルから200 Mサンプルまで変更できるので、大容量メモ
リを有効に活用して、87,000を超える個別のセグメントを利用できます。

標準ヒストリー機能

ヒストリーモードは常時有効な機能で、最大1 Gサンプルのセ
グメントメモリ容量まで、過去のデータ捕捉を表示できます。
さらに詳細な解析を行うために、記録されたセグメントに豊富な
ツールセットを適用できます。
例えば、マスクテスト、
QuickMeas機能、FFTなどを利用できます。

同等クラスの従来のオシロスコープと比較して10～50倍のメモリ容量

クラス最高の1,000 Mサンプルのメモリで長時間の捕捉が可能
R&S®RTA4000
同クラスのオシロスコープ
20

標準メモリ

200

1000

オプションのセグメントメモリ
Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 5コンパクトな形状で大型高解像度ディ ス
使用頻度の高いツールへの高速アクセス► 解析ツールのドラッグ・アンド・ドロップ操作► 各機能にアクセスするためのツールバー► ユーザー定義のショートカットにより、短時間で機能を調整可能

容易にカスタマイズできる
R&S®SmartGrid技術による波形表示❙ 設定可能なディスプレイ
❙ サイズ調整が可能な波形エリア❙ すべての軸上にスケールラベルを表示

わずか10秒の起動時間

コンパクトな形状► 小さな設置面積► 3.3 kg未満
► 28.3 dB(A)の可聴ノイズ

6

垂直ズーム
► フロントエンドのオーバードライブを使用しなくても、水平軸と垂直軸の両方をズーム可能

スプレイを搭載
ピンチイン／アウトをサポートする10.1インチ­高解像度静電容量式タッチスクリーン► スケーリングとズーミングのピンチイン／アウトのサポート► 高解像度：1280 X 800ピクセル► より詳細な信号に対応する12本の水平グリッドライン

ボタンを押すだけで簡単保存► スクリーンショットや設定の保存一体型ロジック・アナライザ（MSO）► 16個のデジタルチャネルを追加► 組み込み設計のアナログ／デジタ
ルコンポーネントの同期解析と時間相関解析► ユーザーアップグレードが可能

色分けされたコントロールにより選択したチャネルを表示
標準ヒストリー機能► 常時有効な機能により過去の捕捉
データを表示► 1 Gサンプル以上► 87,000を超えるセグメント

アクティブプローブ・インタフェース► プローブの自動検出／電源供給► プローブインタフェース付きのローデ・シュワルツ製プローブを使用可能► 30種類以上のプローブに対応

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 7

周波数応答解析（ボード線図プロット）► パッシブフィルターや増幅回路の周波数応答の解析► 制御ループ応答測定の実行► 電源電圧変動除去比測定の実行► 短時間で簡単にレポート作成

オシロスコープによる低周波応答解析の実行

R&S®RTA-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプショ
ンを使用すれば、低周波応答­解析をオシロスコープで簡単に実行できます。
パッシブフィルターや増幅回路など、さまざまな
電子­デバイスの周波数応答を­評価できます。
スイッチング電源に対しては、制御ループ応答と電源電圧変動除去比を測定できます。
周波数応答解析オプションは、
オシロスコープの内蔵波形発生器を使用して、­10 Hz～25 MHzの入力信号を作成します。
オシロスコープは、入力信号とDUTの出力信号の比を各テスト周波数で測定し、利得と位相を対数プロットに表示します。

R&S®RTA-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプションは、
パッシブフィルターや増幅回路などのさまざまな電子デバイスの周波数応答を評価します。

8

DUTのノイズ動作を抑制するため、ジェネレーター信号の振幅出力レベルを測定中に変更可能特長と機能
振幅プロファイル

R&S®RTA-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプショ
ンを使用すれば、ジェネレーターの振幅出力レベルのプロファ
イルを作成できます。
これは、制御ループ応答または電源電圧変動除去比の実行時のDUTのノイズ動作を抑圧し、S/N比を改善するために役立ちます。
最大16ステップを定義できます。

分解能の向上とマーカーのサポート

測定分解能を変更するには、
ディケード
（10倍）
ごとのポイント数を変更

ディケード
（10倍）
ごとのポイント数を選択することにより、
プロ
ットの分解能を設定／変更できます。
オシロスコープは、
ディケ
ードあたり最大500ポイントをサポートします。
マーカーは、
プ
ロットされたトレース上の必要な位置に直接ドラッグできます。
マーカーに対応する座標が凡例に表示されます。
クロスオーバー周波数を判定するには、1つのマーカーを0 dBに、もう1つのマーカーをー180 °の位相シフトに設定します。
位相およびゲイ
ンマージンを容易に判定できます。

測定表

さらに、結果は表形式で表示できます。
測定結果の表には、各測定ポイントの周波数、利得、位相シフトの詳細情報が表示されます。
カーソルを使用する場合、使いやすいように、結果表の対応する行が強調表示されます。
レポート作成用に、
スクリーン
ショット、表の結果、
またはその両方をUSBドライブに簡単に保存できます。

広範囲のプローブポートフォリオ

測定結果の表に、各測定ポイントの周波数、利得、位相シフトの詳細情報を表示

制御ループ応答や電源電圧変動­除去比を正確に評価するには、適切なプローブを選ぶことが重要です。
VinとVoutのピークツ
ーピーク振幅は、
テスト周波数によってはきわめて小さくなることがあるからです。
これらの値は、オシロスコープのノイズフ
ロアやDUT自体のスイッチングノイズに埋もれてしまう可能性があります。
推奨されるプローブは、低ノイズのR&S®RT-ZP1X
38 MHz帯域幅1:1パッシブプローブです。
このプローブは、測定ノイズの低減と、S/N比の向上に効果があります。

R&S®RT-ZP1X 38 MHz帯域幅1:1パ

ッシブプローブ

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 9

スペクトラム解析：時間と周波数間の相互作用の特定► スペクトログラム：時間に対する変化► ピークマーカー：自動配置

高速かつ正確な解析

スペクトログラム：周波数の時間変化を表示

検出困難な異常の多くは、時間信号と周波数信号間の相互作用から生じます。
R&S®RTA-K37 スペクトラム解析／スペクトロ
グラムオプションによって、こうした異常を検知できます。
スペク
トラム・アナライザと同様に、中心周波数や分解能帯域幅などのパラメータを特定の測定作業に適用できます。
オシロスコープが関連するタイムドメイン設定を自動的に選択します。
最適な性能によって、同じクラスのオシロスコープと比較して圧倒
的に高速なマルチドメイン解析を確実に実行できます。

スペクトログラムは、時間変化する周波数スペクトラムを表示します。
容易に判別できるように、振幅による色分けが可能です。
FFTレートが高速なため、周波数変化が速い場合でも表示できます。
ヒストリー／セグメントメモリを一緒に使用している
場合は、スペクトログラムマーカーによって捕捉時間が表示され、対応する時間波形と周波数波形を画面上にロードできます。
すべてのR&S®RTA4000ツールを使用して、ロードされた波形を解析できます。

高度なエレクトロニクスは、プロトコルベースのインタフェー
ス、
デジタル／アナログ／周波数コンポーネントの間のシームレスな動作設計に基づいたものです。
このため、すべてのコン
ポーネントの同時解析が不可欠です。
時間、周波数、
プロトコルの情報の相関をとれば、時間による動作基準を短時間で把握できます。
測定ウィンドウによって、特定の領域の記録を選択できます。
これを利用して、例えば、周波数切り替え動作時のデータ捕捉を簡素化できます。

マーカーが自動的に周波数ピークに配置されるので、高速な解析が可能です。
ピークは、変更可能なスレッショルドによって定義されます。
変位や最大ピーク幅などのパラメータを調整して、より詳細な解析を行うことができます。
結果は表にまとめられます（絶対値または特定の基準マーカーに対する相対値）。
デルタ測定を選択することにより、信号ピーク間の距離を容易に変更できます。

パラレル動作：周波数と時間の相関

マーカー：ピークを自動的に検出

3種類のテスト信号表示：タイムドメ

イン（上）、
スペクトログラム（中央）、
周波数ドメイン（下）

10プロトコル解析：シリアルバスの
効率的なデバッグ
シリアルバス用のプロトコルトリガ／デコード

1および0をカウントしてシリアルバスをデコードするのは手間がかかり、ミスが発生しやすい作業です。
R&S®RTA4000は波形を特定のプロトコルにデコードして、このような処理を自動化しています。
さらに、プロトコルトリガによって、パケットやフレームの特定の部分に直接トリガがかかります。

セグメントメモリによる長時間捕捉

標準セグメントメモリは、
シリアルプロトコルに最適です。
これを使用すれば、
パケット間の長いアイドル時間は無視して関連するパケット／フレームだけを捕捉できます。
1 Gサンプルのセ
グメントメモリを使用すれば、87, 000を超えるタイムスタンプ
付きのパケット／フレームを捕捉できます。

パケット／フレームの表

表によってすべての捕捉パケットを上位表現で表示できます。
表はエクスポートも可能です。

サポートされるバス►

I2C
UART/RS-232/RS-422/RS-485
SPI（2/3/4線）
MIL-STD-1553
ARINC 429
CAN
LIN

►

I2S/LJ/RJ/TDM

組み込み

►

航空宇宙

►

自動車、産業

オーディオ

►
►
►
►

ハニカムフォーマットで表に表示されたデコード済みの16進数I²Cメ

ッセージ

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 11

最適なプローブによる最高の測定► 30種類以上の 専用プローブ► マイクロボタン：オシロの制御に便利なマイクロボタン► 0.01 %の確度：R&S®ProbeMeterを使用した場合

あらゆる測定作業に対応した多彩なプローブ

R&S®ProbeMeter：正確なDC測定が可能な内蔵電圧計

オシロスコープの設定に関係なく、同じ接続で、波形だけでなく、非常に正確な電圧計を使用してDC値を確認することができます。
► 詳細については、
製品カタログ：プローブとアクセサリ - ローデ・シュワルツのオシロスコー
プ用（PD 3606.8866.16）を参照してください。

ローデ・シュワルツでは、
あらゆる測定作業に使用できる高品
質のパッシブ／アクティブプローブのポートフォリオをご用意しています。
アクティブプローブは、入力インピーダンスが1 MΩ
なので、信号源の動作点での負荷をきわめて小さくできます。
高周波でも非常に広いダイナミックレンジを実現し、信号歪みを回避できます。
例：60 V（Vpp、1 GHz、
シングルエンド・アクティ
ブプローブ使用時）。

パワー測定のための広範囲のポートフォリオ

パワー測定用プローブのポートフォリオとして、µAからkAまで、µVからkVまでのさまざまな電圧／電流範囲に対応したア
クティブプローブとパッシブプローブが用意されています。
また、DCパワーレールの小さい歪みや散発的な歪みを検出する
ためのパワーレール専用プローブも提供されています。

オシロの制御に便利なマイクロボタン

慎重にプローブを被試験デバイスに接触させて測定を開始しようとした時に、両手が塞がっているという状況がよくあります。
このような問題は、
ローデ・シュワルツのアクティブプローブ
上にあるマイクロボタンによって解決されます。
ボタンはプローブチッブ上にあるので操作しやすく、実行／停止、自動設定、オフセット調整などのさまざまな機能を割り当てることができます。
実用的なデザイン：マイクロボタンによる便利な測定器制御。
さまざまな種類のプローブチップとグランドケーブルが、標準アクセサリとして付属しています。

プローブタイプ

最適な測定

推奨プローブシングルエンド電圧、最大帯域幅8 GHz

R&S®RT-ZS10E、R&S®RT-ZS10、R&S®RT-ZS20

標準パッシブプローブ

シングルエンド電圧、最大帯域幅500 MHz

パワーインテグリティー・プローブ

2 GHz帯域幅よりも広い、大きなオフセット信号によるパワーレー
ル上の障害

広帯域アクティブプローブ
高電圧プローブ
電流プローブ

EMC近磁界プローブ

12

R&S®RT-ZP10がR&S®RTA4000に標準で付属します。

R&S®RT-ZPR20

シングルエンド／差動電圧、最大6 kV

R&S®RT-ZHD007、R&S®RT-ZHD15、R&S®RT-ZHD16、
R&S®RT-ZHD60µA～kAの電流

R&S®RT-ZC05B、R&S®RT-ZC10B、
R&S®RT-ZC15B、R&S®RT-ZC20B、R&S®RT-ZC30

EMIデバッグ、最大3 GHz

R&S®HZ-15

共通アプリケーション

パワーインテグリティー► 小さいリップルを拡大できる機能によって、大きなDCオフセットを測定► リップルおよび周期／ランダム擾乱
（PARD）を正確に測定► スペクトラム解析表示により、干渉ノイズ源を容易に検出

パワー解析► 最大16ビットの分解能でパワー信号を詳細に表示► ターンオンシーケンスなどを高いサンプリングレートで長時間捕捉► µA～kAおよびµV～kVを測定できる広範囲のプローブポートフォリオ

EMIデバッグ► 近磁界プローブにより干渉信号を検出可能► タイムドメインと周波数ドメインの相関によるエミッターの高度なデバ

ッグ► FFTによる、鮮明かつ高速な周波数ドメイン表示

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 13

既存ニーズへの対応と将来への備え
捕捉モード► 高分解能：最大16ビットの垂直軸分解能► 平均：最大100,000波形► ピーク検出► エンベロープ► アベレージング＋高分解能► エンベロープ＋ピーク検出► エンベロープ＋高分解能演算および測定► 最大5個の基本演算または高度な演算による波形► 30のオプションを備えた数式エディターを含む高度な演算► 1回で最大8個の測定が可能► 測定ごとに40種類を超える自動測定オプションを利用可能► ゲート測定および統計

注釈機能、R&S®SmartGridおよびドキュメント作成► ボタンを押すだけの容易なレポート作成► 注釈を画面に書き込める、
タッチディスプレイを用いたオンスクリーン注釈機能► 必要に応じて容易にディスプレイのサイズ変更／レイアウト／設定が可能なR&S®SmartGrid► 短時間で容易にV/divおよびタイムベースの設定を確認できる目

盛アノテーション

デジタル電圧計► 内蔵の3桁電圧計（DVM）► 内蔵の6桁周波数カウンター► オシロスコープが停止中も常時オン► DC、
AC＋DC（RMS）、AC（RMS）などを測定

14

ミックスドシグナル► 内蔵のデジタルチャネル（16チャネル）により、アナログ信号とデジタル信号の相関測定が可能► 最大5 GSa/sのサンプリングレートで高いタイミング分解能を実現► 最大200 Mサンプルのメモリによる長時間の捕捉► 低速シリアルバス解析に最適

波形発生器とパターンジェネレーター► 内蔵の任意波形発生器により、デバイス・スティミュラス用の信号を発生可能► 高いサンプリングレート（250 Msa/s）と解像度（14ビット）により、正確な信号再生が可能► 変調／掃引モード機能► 50 Ω
（2.5 V（Vpp））および1 MΩ（10 V（Vpp））の出力► 4ビット・パターンジェネレーター（定義済みパターンを内蔵、ユーザー
定義パターンをインポート可能）

XYモード► 2チャネルの相互電圧レベルをプロット► 位相シフト測定

マスクテスト・モード► 波形が設定された条件に違反していないかどうかを確認できる高速なリミットテスト► ユーザー定義マスクのインポートまたはオシロスコープ上の既知の適正波形によるマスクの作成► スクリーンショット、波形の保存、違反時にビープまたはパルスを出力

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 15

その他の特長...
► 効率的なレポート機能► ローカライズされたGUIおよびオンラインヘルプ► ソフトウェアライセンスによるアップグレードが可能► 機器アクセスのためのウェブサーバー機能► 多彩なプローブとアクセサリ

ニーズに合わせた拡張

R&S®RTA4000 オシロスコープは、
プロジェクトの更新が必要な場合にも シリアルプロトコルのトリガ／デコードなどの必要なソフトウェアライセンスをインストールするだけで、柔軟に対応できます。
波形発生器、
パターンジェネレーター、MSOの機能が1)既に内蔵されているので、それを有効にするだけで済みます。
帯域幅は、最大1 GHzまでキーコードでアップグレードできます。
これらはすべて、簡単に後付けすることができます。

多言語サポート：13言語から選択

R&S®RTA4000 オシロスコープのユーザーインタフェースおよびオンラインヘルプでは、13言語がサポートされています
（英
語、
ドイツ語、
フランス語、
スペイン語、
イタリア語、ポルトガル語、
チェコ語、ポーランド語、
ロシア語、中国語簡体字、中国語
繁体字、韓国語、日本語）。
言語は、測定器の動作中に数秒で変更できます。
1)

データの保護

安全な消去機能により、機密データを保護します。
この機能に
より、
デバイス設定や基準波形などのすべてのユーザーデータが削除されます。

コネクティビティ

R&S®RTA4000は、内蔵のUSBホスト／デバイスポート経由でPCに直接接続できます。
USBホストを使用して、スクリーンショットや測定器の設定をUSBメモリに転送できます。
メディア転送プロトコル（MTP）の実装により、シームレスな統合が保証されます。
USBデバイスポートおよびLANインタフェースを使用
して、
リモート制御が可能です。
内蔵のウェブサーバー機能により、
オシロスコープを制御してディスプレイ上の情報を大画面に表示させることもできます。
シームレスなMATLAB®の統合などのための、
データおよびプログラミングインタフェースが同梱されています。

R&S®RTA-B1 MSOオプションによって、さらに2本のロジックプローブと16個のデジタ
ルチャネルが追加されます。

USB MTPが実装されているので、
ライブ・チャネル・データやスクリーンショットに容易にアクセスでき、

オシロスコープをコンピューター環境に統合できます。

16

主な仕様
主な仕様

垂直軸システム

チャネル数

R&S®RTA4004

帯域幅（－3 dB）

立ち上がり時間（理論値）

4

R&S®RTA4004（R&S®RTA-B24xオプション搭載） 200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz
R&S®RTA4004（R&S®RTA-B24xオプション搭載） 5 ns、3.5 ns、1.75 ns、1.15 ns

入力感度

すべてのレンジでの最大帯域幅

DCゲイン確度

オフセットおよび位置＝0、セルフアライメント後の最大動作温度変化±5 °C（1 MΩ）

500 µV/div～10 V/div（50 Ω）

500 µV/div～1 V/div

入力感度＞5 mV/div

フルスケールの±1 %入力感度＜1 mV/div

フルスケールの±2.5 %入力感度≦5 mV/div～≧1 mV/div
ADC解像度

フルスケールの±1.5 %10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット

データ捕捉システム

最大リアルタイム・サンプリング
レート

2.5 GSa/s、5 GSa/s（インターリーブ）

100 Mサンプル（200 Mサンプル、
インターリーブ）、
1 Gサンプルのセグメントメモリ

データ捕捉メモリ

水平軸システム

タイムベース範囲

0.5 ns/div～500 s/divで選択可能

トリガシステム
トリガタイプ

エッジ、幅、
ビデオ（PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV
720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p）、
パターン、
ライン、
シリアルバス

標準

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN、
オーディオ（I²S）、
ARINC 429、MIL-STD-1553

オプション

MSOオプション

デジタルチャネル

16（2個のロジックプローブ）

データ捕捉メモリ

10 Mサンプル

サンプリングレート

2.5 GSa/s、5 GSa/s（インターリーブ）

波形発生器

解像度、
サンプルレート
振幅

DCオフセット

14ビット、250 MSa/s

Hi-Z、50 Ω

20 mV～10 V (Vpp)、10 mV～5 V (Vpp)

Hi-Z、50 Ω

一般仕様±5 V、±2.5 V

スクリーン

10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ
（1280×800ピクセル）

リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイ
ス、LAN、強力ウェブサーバー

インタフェース
可聴ノイズ

1.0 mの距離における最大音圧レベル

寸法28.3 dB(A)390 mm×220 mm×152 mm（15.4インチ×8.66インチ×5.98インチ）

W×H×D

質量

3.3 kgRMSノイズフロア（50 Ω（実測値））
入力感度

R&S®RTA4004

►

►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

1 V/div
500 mV/div
200 mV/div
100 mV/div
50 mV/div
20 mV/div
10 mV/div
5 mV/div
2 mV/div
1 mV/div
0.5 mV/div

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

22.7 mV
12.6 mV
5.5 mV
2.7 mV
1.4 mV
0.53 mV
0.26 mV
0.15 mV
0.07 mV
0.06 mV
0.05 mV

R&S®RTA4004＋R&S®RTA-B243 R&S®RTA4004＋R&S®RTA-B245 R&S®RTA4004＋R&S®RTA-B2410
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

22.8 mV
13.7 mV
6.2 mV
3.0 mV
1.6 mV
0.58 mV
0.28 mV
0.18 mV
0.09 mV
0.07 mV
0.07 mV

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

25.1 mV
15.4 mV
7.0 mV
3.4 mV
1.8 mV
0.65 mV
0.32 mV
0.20 mV
0.10 mV
0.08 mV
0.08 mV

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

31.4 mV
19.8 mV
9.1 mV
4.6 mV
2.4 mV
0.86 mV
0.41 mV
0.27 mV
0.13 mV
0.11 mV
0.11 mV

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 17オシロスコープポートフォリオ
R&S®

RTH1000

RTC1000

RTB2000

RTM3000

帯域幅60/100/200/350/500 MHz 1)

50/70/100/200/300 MHz 1)

70/100/200/300 MHz 1)

100/200/350/500 MHz/1 GHz 1)

分解能

2＋DMM/4
10ビット

2

2/4

2/4

2 mV～100 V

1 mV～10 V

1 mV～5 V

500 µV～10 V

垂直軸

チャネル数
V/div 1 MΩ

V/div 50 Ω

水平軸

（各チャネル、1つのチャネルがアクティブ）
セグメントメモリ

10ビット

–

10ビット

500 µV～1 V

1.25（4チャネルモデル）、
1チャネルあたりのサンプリングレ
2.5（2チャネルモデル）、ート（Gサンプル／秒）
5（全チャネルインターリーブ）
最大メモリ

8ビット

125 kサンプル（4チャネルモデル）、
250 kサンプル（2チャネルモデル）、
500 kサンプル（セグメント・メモリ・モード
では50 Mサンプル2）

1、2（2チャネルインターリーブ）

1 Mサンプル；2 Mサンプル

1.25、2.5（2チャネルインター
リーブ）
10 Mサンプル；20 Mサンプル

2.5、5（2チャネルインターリーブ）
40 Mサンプル；80 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは160 Mサンプル2)）（セグメント・メモリ・モードでは400 Mサンプル2)）
64,000（高速セグメント・メモリ・モードでは2,000,0002)）

オプション

–

50,00010,00050,000（高速セグメント・メモリ・モードでは300,0002)）

オプション

高度なデジタルトリガ（14種のトリガタイプ）2)搭載（5種のトリガタイプ）

基本的なトリガ（7種のトリガタ
イプ）

基本的なトリガ（10種のトリガタイプ）

デジタルチャネルの数1)

8

8

16

16

デジタルチャネルのサンプリング
レート（Gサンプル／秒）

1.25

1

1.25

2本のロジックプローブ：各チャネル最大2.5、1本のロジックプローブ：各チャネル最大5

デジタルチャネルのメモリ

125 kサンプル

1 Mサンプル

10 Mサンプル

2本のロジックプローブ：各チャネル40 Mサンプル、
1本のロジックプローブ：各チャネル80 Mサンプル

カーソル測定タイプ

4

13

4

4

マスクテスト37

基本（信号の周りの許容マスク）

31

32

32

基本

基本

基本（演算の組み合わせ）

基本（演算の組み合わせ）I2C、SPI、UART/RS-232/­
RS-422/RS-485、CAN、LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/­RS-422/
RS-485、CAN、LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
CAN、LIN、I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429

–

–

捕捉レート
（波形／秒）
トリガ

ミックスド・シグナル・オプション

解析

標準測定機能演算機能

シリアル・プロトコル・トリガ／

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/­RS-485

デコード1)、CAN、LIN、CAN-FD、SENT

表示機能

データロガー

基本（信号の周りの許容マスク） 基本（信号の周りの許容マスク）–

アプリケーション1）、2）

高分解能周波数カウンター、高度なスペクトラム解析、高調波解析

コンプライアンステスト1）、2）

デジタル電圧計（DVM）、
コン
ポーネントテスタ、高速フーリエ変換（FFT）––

サイズおよび解像度

7インチ、カラー、800×480ピクセル

ディスプレイおよび操作

操作

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

寸法（W×H×D、mm）
バッテリー

リチウムイオン、4時間以上の使用が可能

一般仕様

重さ
（kg）

1）

アップグレード可能です。

18

オプション

6.5インチ、
カラー、640×480

ピクセル

オプション

基本（信号の周りの許容マスク）

デジタル電圧計（DVM）、高速
フーリエ変換（FFT）、­周波数応
答解析

パワー、
デジタル電圧計（DVM）、スペクトラム解析
およびスペクトログラム、周波数応答解析––

10.1インチ、
カラー、1280×800

ピクセル

10.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

高速ボタン操作

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

201×293×74

285×175×140

390×220×152

390×220×152

2.4

1.7

2.5

3.3

–

–

–

2）

オプションが必要です。

RTA4000

RTE1000

RTO2000

RTP

200/350/500 MHz/1 GHz 1)

200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz 1)

600 MHz/1/2/3/4/6 GHz 1)

4/6/8/13/16 GHz 1)

4

2/4

2/4（4 GHzおよび6 GHzモデルでは4チャネルのみ） 4

500 µV～10 V

500 µV～10 V

8ビット（HDモードで最大16ビット）2）

8ビット（HDモードで最大16ビット）2）

500 µV～1 V

500 µV～1 V

1 mV～10 V（500 μV～10 V）2)
1 mV～1 V（500 μV～1 V）2)

1 mV～1 V

2.5、5（2チャネルインターリーブ）

5

10、20（4 GHzおよび6 GHzモデルでは2チャネルイ
ンターリーブ）20; 40 (2チャネルインターリーブ)

50 Mサンプル/200 Mサンプル

標準：50 Mサンプル/200 Mサンプル
最大：1 Gサンプル/2 Gサンプル

標準：50 Mサンプル/200 Mサンプル
最大：1 Gサンプル/2 Gサンプル

標準

標準

標準

標準

基本的なトリガ（10種のトリガタイプ）

高度なデジタルトリガ（13種のトリガタイプ）

高度なトリガ（ゾーントリガを含む）、
デジタルトリガ（14種のトリガタイプ）2)

リアルタイムディエンベディングに対応した高度なデジタルトリガ（14トリガタイプ）2)、
ゾーントリガ2)

16

16

16

16

5

5

5

2本のロジックプローブ：
各チャネル100 Mサンプル、
1本のロジックプローブ：
各チャネル200 Mサンプル

100 Mサンプル

200 Mサンプル

200 Mサンプル

4

3

3

3

32

47

47

47

基本（演算の組み合わせ）高度（数式エディター）

高度（数式エディター）

高度（数式エディター）

10ビット

100 Mサンプル；200 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは1 Gサ
ンプル）
64,000（高速セグメント・メモリ・モードでは2,000,000）

2本のロジックプローブ：各チャネル最
大2.5、1本のロジックプローブ：各チャネル最大5基本（信号の周りの許容マスク）

8ビット（HDモードで最大16ビット）

1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは1,600,000）

1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは2,500,000）

高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース） 高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース）

750,000 (ウルトラセグメント・メモリ・モードでは
3,200,000)

高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース）

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、
I C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、
I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、
LIN、I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、
2
LIN、
I
S、
MIL-STD-1553、
ARINC
429、
LIN、CAN-FD、MIPI RFFE、USB 2.0/HSIC、
I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
CAN-FD、MIPI RFFE、USB 2.0/HSIC、MDIO、
FlexRay™、CAN-FD、USB 2.0/HSIC、
MDIO、8b10b、
イーサネット、
マンチェスター、NRZ、
2
CAN、LIN、I S、M­ IL-STD-1553、
8b10b、
イーサネット、
マンチェスター、NRZ、SENT、
イーサネット、
マンチェスター、NRZ、SENT、MIPI D-PHY、MIPI M-PHY/‐UniPro、USB 3.1
ARINC 429
MIPI D-PHY、SpaceWire、MIPI M-PHY/‐UniPro、SpaceWire、CXPI、USB電源供給、車載イーサネ
Gen1、USB-SSIC、PCIe 1.1/2.0、USB電源供給、車CXPI、USB 3.1 Gen1、USB-SSIC、PCIe 1.1/2.0、ット100BASE-T1
載イーサネット100BASE-T1
USB電源供給、車載イーサネット100BASE-T1
2

ヒストグラム、
トレンド、
トラック2)

ヒストグラム、
トレンド、
トラック2)

ヒストグラム、
トレンド、
トラック

–

–

各種オプションが利用可能（PD 3607.2684.22を参照）

各種オプションが利用可能（PD 5215.4152.22を参照）

10.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

10.4インチ、
カラー、1024×768ピクセル

12.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

12.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

390×220×152

427×249×204

427×249×204

441 × 285 × 316

3.3

8.6

9.6

18

–

–

–

–

–

パワー、
デジタル電圧計（DVM）、
スペクト
ラム解析およびスペクトログラム、周波数
応答解析

パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高度なスペクトラム解析とスペクトログラム

パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高度なス
ペクトラム解析とスペクトログラム、ジッタ、
クロッ
ク・データ・リカバリー、I/Qデータ、RF解析

16ビット高分解能モード（標準）、高度なスペクトラ
ム解析とスペクトログラム、ジッタ、RF解析、
リアル
タイムディエンベディング

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 19

オーダー情報概要
R&S®RTA4000ベースモデルの選択

型番

オーダー番号

R&S®RTA4004

1335.7700.04

R&S®RTA4004 オシロスコープの帯域幅を350 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTA-B243

1335.7846.02

R&S®RTA4004 オシロスコープの帯域幅を1 GHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTA-B245

1335.7852.02

R&S®RTA-B2410

1335.7869.02

MSO以外のモデルをミックスドシグナル用にアップグレード、400 MHz

R&S®RTA-B1

1335.7823.02

R&S®RTA-B6

1335.7830.02

2

I C/SPIシリアルトリガ／デコード

R&S®RTA-K1

1335.7681.02

UART/RS-232/RS-422/RS-485シリアルトリガ／デコード

R&S®RTA-K2

1335.7698.02

CAN/LINシリアルトリガ／デコード

R&S®RTA-K3

1335.7717.02

R&S®RTA-K5

1335.7723.02

MIL-STD-1553シリアルトリガ／デコード

R&S®RTA-K6

1335.7730.02

ARINC 429シリアルトリガ／デコード

R&S®RTA-K7

1335.7746.02

R&S®RTA-K31

1335.7769.02

R&S®RTA-K36

1335.7975.02

R&S®RTA-K37

1335.7981.02

R&S®RTA-PK1

1335.7775.02

R&S®RTA-PK1US

1335.7998.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、300 V、10 pF、5 mm

R&S®RT-ZP05S

1333.2401.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、400 V、9.5 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP10

1409.7550.00

38 MHz、1 MΩ、1:1、55 V、39 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP1X

1333.1370.02

1.0 GHz、10:1、1 MΩ、BNCインタフェース

R&S®RT-ZS10L

1333.0815.02

R&S®RT-ZS10E

1418.7007.02

オシロスコープ、200 MHz、4チャネル

ベースユニット（付属の標準アクセサリ：500 MHz各チャネルにつき1本の500 MHzパッシブプローブ、電源ケーブル）

必要な帯域幅アップグレードの選択

R&S®RTA4004 オシロスコープの帯域幅を500 MHz帯域幅にアップグレード

必要なオプションの選択

任意波形発生器／4ビット・パターン・ジェネレーター

オーディオ（I2S、LJ、RJ、TDM）
トリガ／デコード
パワー解析

周波数応答解析（ボード線図プロット）

スペクトラム解析およびスペクトログラム

以下のオプションを含むアプリケーションバンドル 1):
R&S®RTA-K1、R&S®RTA-K2、R&S®RTA-K3、R&S®RTA-K5、R&S®RTA-K6、R&S®RTA-K7、R&S®RTA-K31、
R&S®RTA-K36、R&S®RTA-K37、R&S®RTA-B6
以下のオプションを含むアプリケーションバンドル 2):
R&S®RTA-K1、R&S®RTA-K2、R&S®RTA-K3、R&S®RTA-K5、R&S®RTA-K6、R&S®RTA-K7、R&S®RTA-K31、
R&S®RTA-K36、R&S®RTA-K37、R&S®RTA-B6

追加するプローブの選択

シングルエンド・パッシブプローブ

広帯域アクティブプローブ：シングルエンド
1.0 GHz、
アクティブ、1 MΩ、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

1.0 GHz、
アクティブ、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース R&S®RT-ZS10
1.5 GHz、
アクティブ、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース R&S®RT-ZS20

アクティブ広帯域プローブ：差動

1.0 GHz、
アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタンが付属 10:1外部アッテネータ、
1 MΩ、70 VDC、46 VAC（ピーク）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

1410.4080.02
1410.3502.02

R&S®RT-ZD10

1410.4715.02

1.5 GHz、
アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフ
R&S®RT-ZD20
ェース

1410.4409.02

2.0 GHz、1:1、50 kΩ、±0.85 V、±60 Vオフセット、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

R&S®RT-ZPR20

1800.5006.02

250 MHz、100:1、100 MΩ、850 V、6.5 pF

R&S®RT-ZH03

1333.0873.02

400 MHz、100:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH10

1409.7720.02

400 MHz、1000:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH11

1409.7737.02

25 MHz、20:1/200:1、4 MΩ、1.4 kV（CAT III）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD002

1337.9700.02

100 MHz、8 MΩ、1 kV（RMS）（CAT III）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD003

1337.9800.02

R&S®RT-ZD01

1422.0703.02

R&S®RT-ZD02

1333.0821.02

パワーレール・プローブ

高電圧シングルエンド・パッシブプローブ

高電圧プローブ：差動

25 MHz、10:1/100:1、4 MΩ、700 V（CAT II）、BNCインタフェース
200 MHz、10:1、±20 V、BNCインタフェース
1)

2)

R&S®RTA-PK1オプションは、北米では購入できません。
R&S®RTA-PK1USオプションは、北米では購入できません。

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 20

概要

型番

オーダー番号

200 MHz、250:1/25:1、5 MΩ、750 V（ピーク）、300 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

R&S®RT-ZD08
R&S®RT-ZHD07

1800.2307.02

R&S®RT-ZHD15

1800.2107.02

R&S®RT-ZHD16

1800.2207.02

100 MHz、1000:1/100:1、40 MΩ、6000 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフ
ェース

R&S®RT-ZHD60

1800.2007.02

20 kHz、AC/DC、0.01 V/Aおよび0.001 V/A、±200 Aおよび±2000 A、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC02

1333.0850.02

100 kHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC03

1333.0844.02

R&S®RT-ZC05B

1409.8204.02

R&S®RT-ZC10

1409.7750K02

R&S®RT-ZC10B

1409.8210.02

R&S®RT-ZC15B

1409.8227.02

R&S®RT-ZC20

1409.7766K02

R&S®RT-ZC20B

1409.8233.02

R&S®RT-ZC30

1409.7772K02

電界および磁界近磁界測定用プローブセット、30 MHz～3 GHz

R&S®HZ-15

1147.2736.02

400 MHzロジックプローブ、8チャネル

R&S®RT-ZL04

1333.0721.02

R&S®RT-ZC10/20/30用プローブ電源

R&S®RT-ZA13

1409.7789.02

R&S®RT-ZA15

1410.4744.02

R&S®RT-ZA19

1335.7875.02

R&S®RT-ZF20

1800.0004.02

R&S®RT-ZA1P

1326.3641.02

フロントカバー

R&S®RTB-Z1

1333.1728.02

輸送用ケース

R&S®RTB-Z3

1333.1734.02

R&S®RTB-Z4

1335.9290.02

R&S®ZZA-RTB2K

1333.1728.02

800 MHz、10:1、200 kΩ、±15 V、BNCインタフェース

100 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
200 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

電流プローブ

2 MHz、AC/DC、0.01 V/A、500 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、BNCインタフェース

10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
50 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、BNCインタフェース

100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
120 MHz、AC/DC、1 V/A、5 A（RMS）、BNCインタフェース

1333.0838.02

EMC近磁界プローブ
ロジックプローブプローブアクセサリ

10:1外部アッテネータ、2.0 GHz、1.3 pF、60 VDC、42.4 VAC（ピーク）、R&S®RT-ZD20/30 プローブ用

プローブパウチ

パワースキュー補正／校正テストフィクスチャ

3Dポジショナー、中央のテンションノブによりプローブを容易に固定して位置決め可能（スパン幅：200 mm、
クランプ範囲：15 mm）

必要なアクセサリの選択

ソフトバッグラックマウントキット

保証

ベースユニット

3年

その他の品目 3)

オプション

1年

延長保証、1年

R&S®WE1

校正サービス付き延長保証、1年

R&S®CW1

延長保証、2年

校正サービス付き延長保証、2年認定校正サービス付き延長保証、1年認定校正サービス付き延長保証、2年
3)

R&S®WE2
R&S®CW2

Please contact yourlocal ­Rohde & Schwarz
sales office.

R&S®AW1
R&S®AW2搭載オプションには、本体保証の残りの期間が適用されます（期間が1年を超える場合）。例外：バッテリーはすべて1年保証です。

Rohde & Schwarz R&S®RTA4000 オシロスコープ﻿ 21

Rohde & Schwarz グループは、次の各ビジネス・フィールドにおいて革新的なソリューションを提供し続けています：電子計
測器、放送機器、セキュリティ通信、
サイバーセキュリティ、
そしてモニタリング & ネットワーク・テスティング。
創業80年を超えるドイツ・ミュンヘンに本社を構えるプライベート・カンパニー
で、世界70カ国以上に拠点を持ち、大規模な販売・サービスネットワークを展開している会社です。

永続性のある製品設計► 環境適合性と環境負荷の低減► 高エネルギー効率と低排出ガス► 長寿命かつ所有コストの最適化

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com/jp

お客様窓口：►►►

ご購入に関するお問い合わせTEL：

0120-190-721| FAX : 03-5925-1285

E-mail : sales.japan@rohde-schwarz.com
技術ホットライン
TEL：

0120-190-722

E-mail : TAC.rsjp@rohde-schwarz.com

5215177616► 世界に広がるサービス網► 各地域に即した独自性►個別の要望に応える柔軟性► 妥協のない品質► 長期信頼性

修理・校正・サービスに関するお問い合わせTEL：

0120-138-065

E-mail : service.rsjp@rohde-schwarz.com

電話受付時間 9:00 ～ 18:00(土・日・祝・弊社休業日を除く)
R&S® は、
ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
PD 5215.1776.16 | Version 06.00 | 11月 2020 (sk)
R&S®RTA4000 オシロスコープ
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2017 - 2020 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

5215.1776.16 06.00 PDP 1 ja

高付加価値のサービス

ローデ・シュワルツ