オートレンジ式マルチテスタ
MODEL AU-32
1．はじめに
このたびは、オートレンジ式マルチテスタ AU-32 を、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。
また、取扱説明書は製品と共に大切に保管してください。

2． 安全に関する項目 〜ご使用の前に必ずお読みください〜
本器および本取扱説明書中に使用されておりますマークは次のことを意味します。
高電圧が印加されるため注意してください。
人身事故あるいは機器の破損事故など起こる恐れがあるため注意してください。

警
A

A

A

A

告

A

下記の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
取扱説明書の記載内容とともに必ずお守りください。
1. 6kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC33Vrms（46.7Vpeak）
またはDC70V以上の電圧は人体に危険ですから注意すること。
3. 最大定格入力値を超える信号は入力しないこと。
4. 最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため、誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータなど）ラインの測定はしないこと。
5. 本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
6. ケースをはずした状態では使用しないこと。
7. ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用すること。
ヒューズの代用品を用いたり短絡などは絶対にしないこと。
8. 測定中はテストリードのつばより先のテストピン側を持たないこと。
9. 電流端子に電圧を入力しないこと。電圧を入力するとショート状態になります。特に大電流専用端子には測定時以外はかならずセーフティ
キャップを差し込み、テストリードの誤挿入を防止すること。
10 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
11. 測定ごとのレンジおよびファンクションの確認を確実に行うこと。
12. 本器または手が水などでぬれた状態での使用はしないこと。
13. テストリードは指定タイプのものを使用すること。
14. 電池交換、ヒューズ交換を除く修理・改造は行わないこと。
15. 始業点検および年1回以上の点検は必ず行うこと。
16. 屋内で使用すること。

AU-32

MULTITESTER
取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL
本社＝東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビル
郵便番号＝101-0021・電話＝東京（03）3253-4871豎
大阪営業所＝大阪市浪速区恵美須西2- 7- 2
郵便番号＝556-0003・電話＝大阪（06）6631-7361豎

SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.

3．製品の概要

4．測定方法3-1 用途と特長

4-1 目盛板の読み取り方（2）特長① 電圧、抵抗測定は、本格的フルオートレンジ式ですので、自動的に最適レンジに設定されます。
② 電圧・電流測定は、自動的にDCかACかを判別するので、ファンクショ
ン切り換えの必要性がありません。
③ 直流電圧、電流は＋，−両極性の測定が、自動的におこなえます。
④ 電圧測定時の入力抵抗は、直流、交流共10MΩと高いため、測定ロスがありません。
⑤ 抵抗測定時の0Ω調整は、必要ありません。

3-2 各部名称

レンジ表示LED

レンジは右に切り換わります

レンジ表示装置および計測例（指示計指針およびレンジ表示装置計測例）（1）ファンクションスイッチ： V の位置に設定（2）レ ン ジ 表 示 装 置 の 表 示：250の上に点灯（第4図）（3）指 示 計 指 針：第3図のように指示した。
● 読み取り方1 … 表1に示すように読み取る数値は0〜250V目盛であるから
DC200Vと読み取る。
● 読み取り方2（極性LEDが点灯した場合）… DC-200Vと読み取る。
● 読み取り方3（AC表示LEDが点灯した場合）… AC200Vと読み取る。

4-2 レンジを固定するにはレンジホールドスイッチにより、レンジを固定することができます。V,Ω測定のときに使用します。

レンジは固定されます。
自動的にレンジが切り換わります。

第5図

レンジホールドスイッチ

レンジは左に切り換わります

第6図

手動レンジ切換スイッチ

このスイッチは、レンジホールドスイッチの設定に関係なく動作しますので、違うレンジで読み取りたい場合にご利用ください。ただし、ファンクションス
イッチの V および Ω 以外では動作しません。

4-4 測定前の準備事項
安全にご使用いただくために、測定前には必ず、ファンクションスイッチの位
置、使用端子、テストリードのテスタへの装着状態を確認してください。
また、測定終了後は内蔵電池の浪費を防ぐため必ず、ファンクションスイッチ
を POWER OFF に戻してください。
なお、本器は万一この操作を忘れたときの備えに、指示計部をおり曲げて閉じた場合、自動的に電源スイッチが切れるようになっています。
（1）内蔵電池の確認
本器は単4
（R03）
乾電池4本で動作しておりますので、測定前に電池容量の確認をおこなってください。
ファンクションスイッチを内蔵電池確認レンジ（ I N T E R N A L B A T T
CHECK ）にまわしますと、指針が右方向へ移動しますので目盛板の最下部（INTERNAL BATT GOOD）の範囲内にあるかどうかを確認します。
この位置より左にはずれている場合は、電池が消耗していますので、第5-2
項の方法で新しい電池と交換してください。
（2）指示計の零位確認
指示計の指針が、目盛板左端の0Vラインよりはずれているときは、指示計
零位調整器をドライバーなどでまわして、0Vラインにあわせてください。

− 4 −

− 5 −

（4）
レンジ表示装置にしたがって、指示値を読み取ります。
この値が求める電圧値となります。
（AC表示LEDが点灯した場合には、交流電圧が、消灯している場合には、直流電圧が測定端子に、印加されていることを意味します。また、極性表示
LEDが点灯した場合は、測定端子（−COM）側に＋電位が、（＋側に−電位〜）が印加されていることを意味します。）（5）
測定終了後、テストピンを被測定物からはなします。
（6）
ファンクションスイッチを POWER OFF にもどします。

（2）ファンクションスイッチを表3の測定範囲に適した電流レンジ位置に設定します。
（例：0〜25mAの測定をする場合には、ファンクションスイッチを 25mAの位置に設定します。）（3）被測定物にテストピンを接触し、測定します。
（4）レンジ表示にしたがって、指示値を読み取ります。
この値が求める電圧値となります。
（AC表示LEDが点灯した場合には、交流電流が、消灯している場合には、直流電流が、測定端子に印加されていることを意味します。また、極性表示
LEDが点灯した場合には、測定端子（−COM）側に＋電位が、（＋側に−電〜）位が印加されていることを意味します。）（5）測定終了後、テストピンを被測定物からはなします。
（6）ファンクションスイッチを POWER OFF にもどします。

セーフティ
（安全）
キャップについて2.5A ＋〜専用測定端子にはヒューズが入っておりますが、電圧測定の際のテストリード誤接続防止のために、セーフティキャップが挿着されています。
2.5Aレンジを使用するとき以外は外さないでください。

手動レンジ切換スイッチ
指示計零位調整器
レンジホールドスイッチ●

DC 0〜±2.5AおよびAC 0〜2.5Aの測定
最大2.5A以下の直流電流および正弦波交流電流の測定。
表

測

電源

定

範

危険ですから絶対におこなわないでください。

負
荷

電源

囲

ファンクションスイッチの電流レンジ

D C A

A C A

250μA

0〜±250μA

0〜250μA

2.5mA

0〜±2.5mA

0〜2.5mA

第7図
保護回路について本器は、抵抗、電流測定のとき、もしも誤操作された場合にそなえ、入力部にヒューズが入っており、溶断するようになっております。しかし、安全のため
誤操作をしないよう、ご注意ください。
（注記）2.5A ＋〜専用測定端子には安全のため、ヒューズが入っていますが、万一溶断した場合には、修理品として弊社までお送りください。

25mA
250mA/2.5A

0〜±25mA

0〜25mA0〜±250mA

0〜250mA

0〜±2.5A

0〜2.5A

損傷や事故防止のため、250Vを超える電圧が印加されている回路の電流測定はおこなわないでください。
第4-4項の測定前の準備が終りましたら、（1）測定端子（−COM）にテストリードの黒プラグ、（ ＋に赤プラグ（DC 0〜〜）±2.5AおよびAC 0〜2.5Aの測定のときには、2.5A ＋〜専用測定端子に赤プラグ）をそれぞれ接続します。（交流電流の場合、赤黒の区別にはこだわらない。）○良い測り方極性表示LED

0〜2.5

×100

0〜250mV

A目盛

0〜2.5

×100

0〜250μA
0〜2.5mA

2.5mA

OTHERS

●

A目盛

0〜2.5

×1

25mA

OTHERS

●

A目盛

0〜2.5

×10

0〜25mAファンクションスイッチ

250mA/
2.5A

OTHERS
OTHERS

●

A目盛

0〜2.5
0〜2.5

×100
×1

0〜250mA
0〜2.5A

測定端子（＋〜）
2.5A ＋〜 専用測定端子（セーフティキャップ付き）●

指針

測定端子（−COM）

第1図

本

0〜2.5V
0〜10V
0〜50V
0〜250V
0〜500V
中心 2MΩ
中心 200kΩ
中心 20kΩ中心2kΩ
中心 200Ω

AC表示LED

抵抗（Ω）目盛体

DC, AC電圧（V）,電流（A）目盛
デシベル（dB）目盛

赤プラグ
コード

テストピン

第2図

内蔵電池チェック目盛

黒プラグ

テストリード

第3図

目盛板

− 3 −

DC 0〜±500VおよびAC 0〜500Vの測定
最大500V以下の直流電圧および正弦波交流電圧の測定。
安全測定のためDC±500VおよびAC500Vを超える電圧は絶対に印加しないでください。
インバータ電源回路の測定では誤動作することがあります。
レンジホールドしたまま、過大電圧（そのレンジの最大値の100倍以上）を印加しないでください。
第4-4項の測定前の準備が終りましたら、（1）測定端子（−COM）にテストリードの黒プラグ、（＋に赤プラグをそれぞれ〜）接続します。
（交流電圧の場合、赤黒の区別にはこだわらない。）（2）ファンクションスイッチを V の位置に設定します。
（3）レンジホールドスイッチを AUTO 側に設定します。
（4）被測定物にテストピンを接触し、測定します。
（5）レンジ表示装置にしたがって、指示値を読み取ります。
この値が求める電圧値となります。
（AC表示LEDが点灯した場合には、交流電圧が、消灯している場合には、直流電圧が測定端子に、印加されていることを意味します。また、極性表示
LEDが点灯した場合は、測定端子（−COM）側に＋電位が、（＋側に−電位〜）が印加されていることを意味します。）（6）測定終了後、テストピンを被測定物からはなします。
（7）ファンクションスイッチを POWER OFF にもどします。

●

0Ω調整器について（第5-2項、第8図参照）
本器は抵抗測定に定電圧法をもちいておりますので、一般測定では0Ω調整の必要はありません。ただし、×1Ωレンジでのテストリードなどの抵抗をキャンセルして測定される場合は、テストピンを短絡させた状態でバッテリケース内の0Ω調整器を左右に回転しΩ目盛右端の0Ωラインにあわせてください。また、長年のご使用で0Ω点が変動した場合もこの方法で0Ωラインにあわせてください。

●

抵抗測定時の印加電圧と電流について
抵抗測定は、本器の内蔵電源によりおこないます。このとき極性は、（−
COM）端子側に＋が、（＋端子側に−が約1.2V出力されます。また、その時〜）の電流は次の表の通りですのでトランジスタやダイオードなど有極性抵抗の測定のときや、流れる電流によって抵抗値の変わる物を測定される場合にご利用ください。

●

表
レンジ

最大200MΩ以下の直流抵抗の測定。
本器が故障する場合がありますので絶対に外部より電圧を印加しないでくだ
さい。
（例）● 回路が動作中には電源をOFFにして測定する。
● 被測定物に電圧が印加されていないことを確認する。
第4-4項の測定前の準備が終りましたら、（1）テストリードのプラグを測定端子（−COM）と（＋に接続します。
〜）（2）ファンクションスイッチを Ω の位置に設定します。
（3）レンジホールドスイッチを AUTO 側に設定します。
（4）被測定物にテストピンを接触し測定します。
（5）レンジ表示装置にしたがって、指示値を読み取ります。
この値が求める抵抗値となります。
（6）測定が終りましたら、テストピンを被測定物からはなします。
（7）ファンクションスイッチを POWER OFF にもどします。

×10k

2

×1k

×0.1k

電圧（端子開放時）

1.2V

電流（端子短絡時）

0.6μA

6μA

本器のdB目盛は、AC2.5Vレンジに対して目盛られており、インピーダンスが600Ωの場合のみ0dB＝1mWとして、その出力値が直続できます。
（0dB＝1mW＝0.775Vとする。ただし600Ω）（1）測定法は交流電圧と同じです。
（2）指示値はACVレンジにより、目盛板のdB値に下記dB値を加算して読み取り
ます。

60μA

加算dB値

250mV
−20

0

6mA

DC 0〜±250mVおよびAC 0〜250mVの測定
最大250mV以下の直流電圧および正弦波交流電圧の測定。
安全測定のため過大電圧（AC,DC100V以上）
は絶対に印加しないでください。
第4-4項の測定前の準備が終りましたら、（1）測定端子（−COM）にテストリードの黒プラグ、（＋に赤プラグをそれぞ〜）れ接続します。（交流電圧の場合、赤黒の区別にはこだわらない。）（2）ファンクションスイッチを 250mV の位置に設定します。
（3）被測定物にテストピンを接触し、測定します。

●

感電事故を防止するため、バッテリケース蓋をはずす場合はテストリードをすべての回路から切り離してください。
（1）本器裏のバッテリケース蓋をはずします。
（2）単4形電池（R03）
4本を交換します。
（電池の極性に注意すること）（3）バッテリケース蓋を取り付けます。

予備ヒューズ

4

2.5V

600μA

4-7 250mVの測定法（固定レンジ式）

内蔵ヒューズAC 電圧レンジ

×1

− 7 −

4-9 低周波出力（dB）の測定法

表

×10

一定

高抵抗測定上の注意
本器は高感度のアナログテスタであるために、外部からのノイズを拾い易いという性質があります。高抵抗（100kΩ以上）を測定する際は…
● 金属部に指を絶対に触れないこと。
● なるべく短い（10cm以下）
リード線で接続すること。

4-6 抵抗の測定法（オートレンジ式）

10V
＋12

50V
＋26

250V
＋40

電池

500V
＋46

0Ω調整器

バッテリケース蓋

バッテリケース蓋をはずす場合は、テス

5-1 内蔵ヒューズの交換（第8図参照）
感電事故を防止するため、バッテリケース蓋をはずす場合はテストリードをすべての回路から切り離してください。
（1）バッテリケース蓋をはずします。
（2）ヒューズを交換します。
（定格はAC250V,0.3A,5φ×20mmミニヒューズです。）（3）バッテリケース蓋を取り付けます。

5-2 内蔵電池の交換（第8図参照）

×悪い測り方− 8 −6．アフターサービスについて

V目盛

●

読取る数値

5．保守整備について

負荷

3

●

OTHERS− 6 −

電流測定回路について（直流、交流ともに）電流測定の場合は、下図のように、本器は被測定物と直列になるように接続してください。

4-8 電流の測定法（固定レンジ式）

OTHERS

目盛板

4-5 電圧の測定法（オートレンジ式）

V,Ωを除くレンジ表示

第4図

250mV
250μA

V

− 2 −

手動レンジ切換スイッチを押すことにより、レンジを切り換えることができます。V,Ω測定のときに使用します。

抵抗（Ω）レンジ表示

読取る
倍 率
×1
×1
×1
×100
×10
×10k
×1k
×100
×10
×1

レンジ

Ω

レンジ表示装置

1

読み取る目盛板
の 目 盛
V目盛
0〜2.5
0〜10
0〜50
0〜2.5
0〜50
Ω目盛
0〜∞
0〜∞
0〜∞
0〜∞
0〜∞

指針

− 1 −

4-3 手動でレンジを切り換えるには

電圧（V）レンジ表示表
L E D の点灯
している所
V
2.5
10
50
250
500
Ω
×10k
×1k
×0.1k
×10
×1

指示計

Dempa Bldg, Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo, Japan⑧ 07.07 猯

本器は、オートレンジ式のため一般のテスタのようにスイッチツマミの位置によって、現在のレンジの値が表示されません。かわりにレンジ表示装置により表示されます。
読み取り方は、ファンクションスイッチで設定されているものと同じ行（V，
Ω，OTHERS）
で、上部にレンジ表示LEDが点灯している欄をみます。それにより次のように指示計指針の指示値を読み取ります。

（1）用途● 小形の通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池等の一般電気回路の測定に使用いただけます。

ファンクションスイッチを、 INTERNAL BATT CHECK の位置に設定した
とき、指針が INTERNAL BATT GOOD の目盛範囲以下に低下した場合は交
換します。

− 9 −

トリードをはずし、 POWER OFF にしてからおこなってください。

第8図

5-3 一般的注意事項（1）衝撃や振動の多い所、および高温（60℃以上）、多湿（85％以上）、結露する
場所に長時間放置しないでください。
（2）本品のお手入れは、筆や布で軽く払う程度にとどめ、シンナーやアルコールなどは使用しないでください。
（3）メータカバーは乾いた布などで強くこすらないでください。帯電防止効果が弱まります。永年のご使用で帯電しやすくなった場合は、応急処置として中性洗剤をメータカバー表面に塗ってください。
本取扱説明書に記載している以外の保守整備および改造などをおこなった場合は、弊社では責任をおいません。

− 10 −

7．仕様

標 準 使 用 温 度 ： 23±2℃
標 準 使 用 周 波 数 ：50Hz〜60Hz（正弦波交流）● 許容差保証温湿度範囲 ：23±2℃、75％RH以下
結露のないこと● 使 用 温 湿 度 範 囲 ：0〜43℃、80％RH以下
結露のないこと● 使用相対湿度範囲 ：80％以下（ただし結露がないこと）● 保 存 温 湿 度 範 囲 ：−10〜50℃ 70％RH以下（結露のないこと）● 寸
法 ・ 重 量 ：110
（W）
×124
（D）
×48
（H）
mm 290g● 付
属
品 ：取扱説明書、テストリード1組（TL-61形）
ヒューズ（5φ×20mm、300mA/250V）● 内
蔵 電 池 ：R03
（単4）
1.5V×4● 電
池 寿 命 ：1日8時間使用にて 約 100時間

電池、ヒューズの位置指定図− 11 −●●

保証期間について表

本製品の保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また、製品本体の許容差は1年保証、製品付属の電池、ヒューズ、テストリー
ド等は保証対象外とさせていただきます。

測定の種類
直流電圧
±DCV

補修用ヒューズについて
補修用ヒューズをお求めの場合は、上記サービス課あてにヒューズの大きさと定格を明記し、ヒューズ代金と送料分の切手を同封してご注文ください。
〈大きさ〉
〈定格〉
〈しゃ断容量〉 〈単価〉
〈送料〉
φ5×20
300mA/250V
300A
￥42
￥120
（10本まで）お問合せ先について（03）
3251−7022
東京本社
： TEL
（03）
3253−4871 FAX
大阪営業所
： TEL
（06）
6631−7361 FAX（06）6644−3249
お客様計測相談室 ：0120−51−3930
受付時間 9:30〜12:00 13:00〜17:00（土日祭日を除く）
ホームページ： http://www.sanwa-meter.co.jp

最 大 目 盛 値

許容差

最大目盛値の±3％

250mV

備

考

入力抵抗
約1MΩ

2.5/10/50/250/500V

最大目盛値の±3％

入力抵抗10MΩ以上25kV（別売プローブによる）最大目盛値の±10％

プローブ抵抗
1000MΩ

250mV

最大目盛値の±3％周波数特性
40Hz〜10kHz±5％

入力抵抗
約1MΩ
全波整流式

2.5/10/50/250/500V

最大目盛値の±3％周波数特性40〜600Hz±5％

入力抵抗10MΩ以上全波整流式−10/＋10/＋22/＋36/＋50/＋56dB
0dB＝0.775V（1mW）
0dB＝0.775V（600Ω）

目盛長の±3％

入力抵抗10MΩ以上
全波整流式

直流電流
±DCA

250μ/2.5m/25m/
250m/2.5A

最大目盛値の±3％

交流電流
ACA

250μ/2.5m/25m/
250m/2.5A

最大目盛値の±3％周波数特性40〜600Hz±5％

分流器電圧降下200mV

レンジ 中心値 最大値
×1
200Ω
20kΩ
×10
2kΩ 200kΩ
×0.1k 20kΩ
2MΩ×1k
200kΩ 20MΩ×10k
2MΩ 200MΩ

目盛長の±3％

端子開放電圧
DC1.2V

有償修理について
1． 修理をご依頼の前に：ご確認ください。
① 内蔵ヒューズの切れ② テストリードの断線③ 内蔵電池の消耗
2． 修理期間：本品の補修性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。
（修理期間も準じます）
3． 修理費用：修理や輸送費用が製品価格よりかさむ場合もありますので、事前に発売元へご相談ください。
4． 輸送費用：輸送にかかる往復の送料は、修理費用と併せてお客様のご負担とさせていただきます。
5． 送り先は：下記宛に「修理品在中」としてお送りください。
三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒205−8604 東京都羽村市神明台4−7−15
TEL
（042）
554−0113

5

交流電圧
ACV

低周波出力
dB

抵抗
Ω

＊出荷時の電池について
工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。
●

別 売 付 属 品 ：直流25kV用プローブ（HV-50形）
携帯ケース（C-AU形）

保証書
ご氏名

型 名

様
ご住所

AU-32

製造No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

TEL
保証期間
ご購入日

年

月より 3 年間

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記

分流器電圧降下200mV

1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年 月 日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

− 12 −− 13 −− 14 −

D-1034-011

AU-32
（和英）
取扱説明書

オモテ

D-1034-011

AU-32
（和英）
取扱説明書 ウラ1. SAFETY PRECAUTIONS(Before use, read the following safety precautions)

2. PRODUCT OUTLINEThis instruction manual explains how to use your multitester AU-32, safely.
Before use, please read this manual thoroughly. After reading it, keep it
together with the product for reference to it when necessary.
The instruction given under the heading ” WARNING” “ CAUTION”
must be followed to prevent accidental burn or electrical shock.

Warning Instruction for Safe Use
WARNINGTo ensure that the meter is used safely, be sure to observe the instruction when using the instrument.
Please be careful that the protection circuit may be undermined by unjustifiable usage that does not follow the guidelines in the instruction manual.
1. Never use the meter on the electric circuits that exceed 6kVA.
2. Pay special attention when measuring the voltage of AC 33 Vrms
(46.7V peak) or DC 70V or more to avoid injury.
3. Never apply an input signals exceeding the maximum rating input
value.
4. Never use the meter for measuring the line connected with equipment (i.e. motors) that generates induced or surge voltage since it
may exceed the maximum allowable voltage.
5. Never use the meter if the meter or test leads are damaged or
broken.
6. Never use uncased meter.
7. Be sure to use a fuse of the specified rating or type. Never use asubstitute of the fuse or never make a short circuit of the fuse.
8. Always keep your fingers behind the finger guards on the probe
when making measurements.
9. Be sure to disconnect the test pins from the circuit when changing
the function or range.
10. Before starting measurement, make sure that the function and range
are properly set in accordance with the measurement.
11. Never use the meter with wet hands or in a damp environment.
12. Never open rear case except when replacing batteries or fuse. Do
not attempt any alteration of original specifications.
13. To ensure safety and maintain accuracy, calibrate and check the tester
at least once a year.
14. Indoor use.

Range

(1) Uses
Used for testing general electric circuits such as small communication equipment, household electric appliances, lamp cord
voltage, and various batteries.
(2) Features
1) Auto range
For measuring voltage and resistance, the real fully automatic
range system makes range selection unnecessary andautomatically sets the optimum range.
2) DC-AC auto switching
For measuring volt age and current, it automaticallydiscriminates between DC and AC and you do not have toselect a range.
3) Auto polarity
It permits measurement of DC voltage and current byautomatically identifying the polarities of positive and negative.
4) High input resistanceFor measuring voltage, the high input resistance of as high as
10M ohms for both DC and AC eliminates measurement loss.
5) Free of zero ohm adjustment
Unlike conventional multimeters, no zero ohm adjustment isnecessary when measuring resistance.

Range changes to rightFig. 4 Range Display and Measuring Example
Range changes to left

(Example of measurement)

Fig. 6 Manual Range Selector Switch

You can fix the range using the range hold switch. It is used whenmeasuring in volts and ohms.

Range fixedRange automatically changes

Fig. 5 Range Hold Switch

These switches operate regardless of the setting of the range holdswitch and should be used for reading in a different range. However,they operate only when the function switch is set at ”V” or ”Ω”.

3-4 Preparations Before Measuring
Before measuring, be sure to check the position of the function
switch, measurement terminals to be used, and test lead
mounted condition to the tester, to ensure safe use.
After measuring, be sure to return the function switch to ”POWER
OFF” to prevent the waste of the internal batteries. On this unit,
the power switch is designed to be automatically turned off in casethe indicator section is closed by folding without doing the above
operation.
(1) Meter Zero Check
If the pointer is off the 0V line at the left end of the scale, turnthe indicator zero adjuster with a screwdriver to align the pointerwith the 0V line.
(2) Checking the Internal BatteriesThis unit operates with four R03 batteries. Before measurement,
check the battery capacity. When the function switch is turnedto the internal battery check range (“INTERNAL BATT CHECK”),
the pointer should move to the right. Check if it is in the bottom
zone (INTERNAL BATT GOOD) on the scale. If the pointer is tothe left of the zone, it means the battery is used up. Replace thebatteries in the procedures described in para. 4-2.

− 5 −

x10k

• Measuring 0 to ±2.5A DC and 0 to 2.5A AC
Measure a DC current or sign wave AC current of less than 2.5A.

Current (terminals shorted)

x0.1k

x10

x1

1.2V constant
0.6µA

6µA

60µA

600µA

6mA

3-7 Measuring 250mV (Fixed Range)• Measuring 0 to ±250mV DC and 0 to 250mV AC
Measure a DC voltage or sign wave AC voltage of less than 250mV.
To ensure safe measurement, never apply an excessive voltage(more than 100V AC, DC).
After completing the preparations in para. 3-4, do the following:(1) Connect the black test lead plug to the measurement terminal(-COM), and the red plug to the measurement terminal (＋〜).
(For AC voltage, the distinction between the red and black plugs
does not matter.)(2) Set the function switch at ”250mV”.
(3) Measure the voltage by touching the equipment to be tested
with the test pins.
(4) Read the indication by referring to the range display.
This value will be the voltage value to be measured.
(AC voltage is applied to the measurement terminals whenthe AC display LED lamp is on, and DC voltage when it is off.
If the polarity display LED lamp is lit, it indicates that thepositive voltage is applied to the measurement terminal(-COM), and negative voltage to the measurement terminal(＋〜).)(5) After measurement, remove the test pins from the equipment
under test.
(6) Return the function switch to “POWER OFF”.

Indicator zeroadjuster

Range hold switch

Battery case cover

Zero ohm adjuster

Before removing the battery casecover, disconnect the test leads
and set the function switch to“POWER OFF”.

DCA

ACA

250µA

0~±250µA

0~250µA

2.5mA

0~±2.5mA

0~2.5mA

25mA

0~±25mA

0~25mA

250mA / 2.5A

0~±250mA
0~±2.5Ax 10k
x 1k
x 0.1kx 10
x1

AC display LED

Measurement terminalfor 2.5A ＋〜

0~2.5AOTHERS •V scale

0~2.5

x 100

Measurement terminal (-COM)

250µA

OTHERS •A scale

0~2.5

x 100

0~250µA

2.5mA

OTHERS •A scale0~2.5

x1

0~2.5mA

25mA

OTHERS •A scale

0~2.5

x 10

0~25mA

250mA/
2.5A

OTHERS •

0~2.5

x 100

0~250mA0~2.5

x1

0~2.5A

Red plug
Cords

OTHERS •A scaleFig. 2 Test Leads
Pointer

3. MEASURING PROCEDURES

Ohms (Ω) scale
DC, AC volt (V), ampere (A)scalesBattery check scaleFig. 3 Scale Plate

3-6 Measuring the Resistance (Auto Range)• Measuring 0 to ±500V DC and 0 to 500V AC
Measure a DC voltage or sign wave AC voltage of less than 500V.
To ensure safe measurement, never apply a voltage beyond±500V DC and 500V AC.
Do not apply an excessive voltage with the range fixed (morethan 100 times the maximum value for the range).
After completing the preparations in para. 3-4, do the following:(1) Connect the black test lead plug to the measurement terminal(-COM), and the red plug to the measurement terminals (＋〜).
(For AC voltage, the distinction between the red and black plugs
does not matter.)(2) Set the function switch at ”V”.
(3) Set the range hold switch to ”AUTO”.
(4) Measure the voltage by touching the equipment to be tested
with the test pins.
(5) Read the indication by referring to the range display.
This value will be the voltage value to be measured.
(AC voltage is applied to the measurement terminals whenthe AC display LED lamp is on, and DC voltage when it isoff. If the polarity display LED lamp is lit, it indicates thatthe positive voltage is applied to the measurement terminal(-COM), and negative voltage to the measurement terminal(＋〜 ).)(6) After measurement, remove the test pins from the equipment
under test.
(7) Return the function switch to ”POWER OFF”.

Measuring a DC resistance of less than 200M ohms.
Never apply external voltage, or the unit may be damaged.
Example: • If the circuitry is in operation, turn off the power andthen measure.
• Check that no voltage is applied to the equipment under
test.
After completing the preparations in para. 3-4, do the following:(1) Connect the test lead plugs to the measurement terminals(-COM) and (＋〜).
(2) Set the function switch at “Ω”.
(3) Set the range hold switch to “AUTO”.
(4) Measure the resistance by touching the equipment to be tested
with the test pins.
(5) Read the indication by referring to the range display.
This value will be the resistive value to be measured.
(6) After measurement, remove the test pins from the equipment
under test.
(7) Return the function switch to ”POWER OFF”.
• Zero Ohm Adjuster (See Fig. 8 in para. 4-1)
This unit requires no zero ohm adjustment in general measurement
because the constant-voltage method is used for resistance measurement.
However, for measurement by canceling the resistance of the test
leads in the x1Ω range, turn clockwise or counterclockwise the zero
ohm adjuster in the battery case with the test pins shorted, to alignthe pointer with the 0Ω line at the right end of the ohms scale. Alsoalign the pointer with the 0Ω line in the same manner as above if
the zero ohm point has fluctuated after many years of use.
• Applied Voltage and Current When Measuring ResistanceResistance is measured by using the internal power supply of thisunit. For the polarities at this time, a positive output of about 1.2
volts appears at the measurement terminal (-COM), and a negative
output of about 1.2 volts at the measurement terminal (＋〜).
The currents at this time are listed in the following table.
− 8 −(5) After measurement, remove the test pins from the equipment
under test.
(6) Return the function switch to “POWER OFF”.

Load
Power
sourcePowersource○ Correct circuit

Load

Never make thisdangerous circuit.

If the unit fails to operate normally despite operation conforming to
the instructions, check the following three points.
(1) Check if the battery capacity is sufficient and if the mounted
polarities are correct.
(2) Check if the internal fuse has blown.
(3) Check if the test leads are open.

3-9 Measuring the Low Frequency Output (dB)
The dB scale of this unit is provided for the 2.5V AC range. Only
when the impedance is 600 ohms, the output value can be directly
read assuming 0 dB = 1mW.
(0dB = 1mW = 0.775V, 600 ohms)(1) The measuring procedures are the same as for AC voltage.
(2) Read the indication by adding the dB value on the scale to thefollowing dB value according to the ACV range.
Table 4AC voltage range

250mV

2.5V

10V

50V

250V

500V

dB value to add

-20

0

+12

+26

+40

+46

× Dangerous circuit

4. MAINTENANCE SERVICE

Protection Circuit
This unit has a fuse at the input to protect against misoperation
when measuring resistance and current.
However, be careful not to perform misoperation to ensure
safety.
NOTE : A fuse is provided for the measurement terminal for＋ for safety purpose. Should the fuse blow, send
2.5A00〜it to us as a repair part.

4-1 Internal Fuse Replacement (See Fig. 8)
Before removing the battery case cover, disconnect the test
leads from all the circuits to prevent accidents due to electric
shocks.
(1) Remove the battery case cover.
(2) Replace the fuse (φ5 x 20mm, 300mA / 250V).
(3) Mount the battery case cover.

− 11 −− 12 −• Standard operating temperature: 23 ±2℃

Table 5
Type ofMeasurement
DC voltage±DCV

Max. Scale

Allowance

Remarks±3% of max. scale. Input resistance

250mV

approx. 1MΩ±3% of max. scale. Input resistance

2.5/10/50/250/500V

10MΩ min.

AC voltage
ACV

5. BEFORE CALLING FOR SERVICE− 14 −

Decibel (dB) scale− 4 −6. SPECIFICATIONS(1) Avoid leaving this unit in a place subject to excessive shock,vibration, high temperature (over 60℃), high humidity (over85%) or dew condensation for a long period or time.
(2) To clean this unit, just lightly wipe with a brush or cloth. Do
not use thinner or alcohol.
(3) Do not rub the meter cover hard with a dry cloth, etc., or thestatic charge prevention effect will be reduced. If the unit
tends to be easily charged after many years of use, apply aneutral-detergent-and-water solution to the meter coversurface as an emergency measure.
We are not responsible for any trouble due to maintenanceser vice other than stated in this instruction manual or
modification.

0~250mVBlack plug

Fig. 7

4-3 General Precautions

2MΩ
200kΩ
20kΩ
2kΩ
200Ω

250mV

Fig. 1 Tester Unit

Test pins

CenterCenterCenterCenterCenterMeasurement terminal (＋〜)0~250mA

To prevent damage or accident, do not measure the current ina circuit to which a voltage of more than 450 volts is applied.
After completing the preparations in para. 3-4, do the following:(1) Connect the black test lead plug to the measurement terminal(-COM), and the red plug to the measurement terminal ( ＋〜)＋(connect the red plug to the measurement terminal for 2.5A00〜
when measuring 0 to ±2.5A DC and 0 to 2.5A AC). (For AC
current, the distinction between the red and black plugs does
not matter.)(2) Set the function switch at the current range suitable for themeasuring range in Table 3.
(Example: When measuring 0 to 25mA, set the function switch
at “25mA”.)(3) Measure the current by touching the equipment to be tested
with the test pins.
(4) Read the indication by referring to the range display.
This value will be the current value to be measured.
(AC current is applied to the measurement terminals when the
AC display LED lamp is on, and DC current when it is off. If thepolarity display LED lamp is lit, it indicates that the positive
voltage is applied to the measurement terminal (-COM), andnegative voltage to the measurement terminal ( ＋〜 ).)Fig. 8 Specified Locations of Batteries and Fuses− 13 −

x 10k
x 1k
x 100
x 10
x1

Ω

Function switch

25kV(by use of optional probe)±10% of max. scale. Probe resistance

250mV±3% of max. scale. Input resistance

1000MΩ

Frequency characteristic 40Hz~10kHz±5%

Spare fuse
Battery

0~∞
0~∞
0~∞
0~∞
0~∞

Ω

Polarity display LED− 10 −

If the pointer moves below the scale zone of “INTERNAL BATT
GOOD” with the function switch at “INTERNAL BATT CHECK”,
replace the batteries.
Before removing the battery case cover, disconnect the test
leads from all the circuits to prevent accidents due to electric
shocks.
(1) Remove the battery case cover on the reverse side of this unit.
(2) Replace the four R03 (UM-4SG) batteries. (Note the polaritiesof the batteries.)(3) Mount the battery case cover.

Internal fuseMeasuring Range

Current Range offunction switch− 9 −4-2 Internal Battery Replacement (See Fig. 8)Ω scaleV scaleScale plate

Current Measuring Circuit (Both DC and AC)
When measuring current, connect this unit in series with theequipment under test as shown below.

Table 3x1k

0~2.5V
0~10V
0~50V
0~250V
0~500V

2.5
10
50
250
500

− 7 −

3-8 Measuring the Current (Fixed Range)

Table 2

Voltage (terminals open)

Range display− 6 −Use this table when measuring polarized resistance such as of transistors, diodes and a resistive value that changes depending on theflowing current.

x1
x1
x1
x 100
x 10

V

Manual range
Selector switch

3-5 Measuring the Voltage (Auto Range)

Range indication
other than V and Ω

3-2 Fixing the Range

0~2.5
0~10
0~50
0~2.5
0~50

V

− 3 −

You can change the range by pressing the manual range selector
switches. It is used for measuring in volts and ohms.

(1) Function switch: Set at ”V”.
(2) Indication of range display: Lamp lit above 250 (see Fig. 4).
(3) Pointer of indicator: Indicates as shown in Fig. 3.
• Reading 1 … Read as 200V DC since the value to be read is 0 to
250V as shown in Table 1.
• Reading 2 (when the polarity LED lamp is lit)
… Read as -200V DC.
• Reading 3 (when the AC indicator LED lamp is lit)
… Read as 200V AC.

Value to Be Read

Scale to Be Read

Unlike most multimeters, this unit adopting the auto range systemdoes not indicate the present range value by a function switch position. It indicates such a value on the range display instead. To readthe range, see the column with the range display LED on at the top
on the same row (V, Ω, OTHERS) as set by the function switch.
Then read a value indicated by the pointer in the following manner.

3-3 Manual Range Selection

Ohms (Ω) range indication

Range

Pointer− 2 −Range display LED

Multiplication Factor

LED Indication

Indicator

3-1 How to Read the Scale− 1 −Volts (V) range indication

Table 1

2-2 Appearance and Names of Components

2-1 Uses and Featuresapprox. 1MΩ
Full wave rectification• Standard operating frequency: 50 Hz to 60 Hz• Standard operating humidity: 45 to 75% RH (no-condensation)• Operating temperature range: 0 to 40℃• Operating humidity range: Less than 80% RH (no-condensation)• Dimensions and weight: 110(W) x 124(D) x 48(H) mm, 290g
• Accessories±3% of max. scale. Input resistance

2.5/10/50/250/500V: Instruction Manual,A pair of test leads (type TL-61),
Fuse (φ5 x 20mm, 300mA / 250V)

10MΩ min.
Full wave rectification• Internal battery: 1.5V x 4 (R03 or UM-4SG)

Input resistance
10MΩ min.
Full wave
rectification• Battery life

Low frequency -10/+10/+22/+36/
output+50/+56dBdB
0dB=0.775V(1mW)
0dB=0.775V(600Ω)±3% of max.
scale length.

DC current±DCA

250µ /2.5m/25m/
250m/2.5A±3% of max. scale. Shunt voltage

AC current
ACA

250µ /2.5m/25m/
250m/2.5A±3% of max. scale. Shunt voltage

ResistanceΩ

Range Center
Max
x1
200Ω
20kΩ
x 10
2kΩ 200kΩ
x 0.1k 20kΩ
2MΩ
x 1k 200kΩ 20MΩ
x 10k
2MΩ 200MΩ±3% of max.
scale length.

: About 100 hours of operation based on 8 hours ofuse per day• Optional accessories: Probe for 25kVDC (type HV-50),
Carrying case (type C-AU)

drop 200mV

drop 200mV− 15 −

Terminal open
voltage 1.2V DC− 16 −