MAシリーズ

CO₂モニタ(炭酸ガス濃度計)
MAシリーズは、センサの検知方式に固体電解質方式を用いた壁取付け形のCO₂(炭酸ガス)モニタです。
測定値のデジタル表示、幅広い測定範囲、アナログ出力信号などを備えています。
アラーム機能付きと、CO₂濃度調節用のリレー出力を装備したコントロール機能付きを用意しています。

■特長● 測定値が見やすい、赤色LEDデジタル表示を装備。
●アラーム機能付きとコントロール機能付きの2タイプを用意。
●伝送信号出力は、1~5V DCと4~20mA DCの2種。

コントロール機能付き

アラーム機能付き■アラーム機能付き仕様 MA1001 ／ MA1002■形式

アラーム設定：上限/下限各1点を任意設定
設定範囲(ステップ) 100~5000ppm(1ppm)
0.01%~10.00%(0.01%)
上限/下限アラーム動作の有無を任意選択
ブザー吹鳴出力の有無を任意選択(上下限共通)
アラーム出力：上限/下限個別LEDランプ点滅
リレー接点出力 上限/下限 各1回路 a接点
接点容量 抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A
誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A
アラーム機能動作図：MA□00□ー□0機種
１：アラーム機能付き
５：コントール機能付き
伝送信号
１：1～5V DC
２：4～40mA DC

下限アラーム設定値 上限アラーム設定値

測定レンジ
０：100~5000ppm
１：0.01%~10.00%

測定値

▽0ppm

正常状態範囲上限アラーム測 定 原 理：リチウムイオン固体電解質方式
応 答 時 間：120秒以内(90%応答)
測定値表示：4桁 赤色LEDによるデジタル表示
測 定 範 囲：5000ppmレンジ…
100~3000ppm(10ppm)
3000~5000ppm(25ppm)
10%レンジ…
0.01~0.99%(0.01%)
1.0~10.0%(0.1%)
精 度 定 格：5000ppmレンジ…
測定値の±7%±10ppm(100~3000ppm)
測定値の±7%±25ppm(3000~5000ppm)
10%レンジ…
測定値の±10%±0.01%(0.01~0.99%)
測定値の±10%0.1%(1.0%~10.0%)(25℃±3℃、1013hPa±10hPaにおいて)再 現 性：測定値の±2%
温度依存性：測定値の±3%（0~45℃）
気圧依存性：測定値の0.1%／hPa
伝送信号出力：0~5000ppm、0~10%に対し1~5V DCまたは4~20mA DC
許可負荷抵抗：1MΩ以上(1~5V DC)
負 荷 抵 抗：400Ω以下(4~20mA DC)
ウォーミングアップ時間：約30分(ウォーミングアップ中は「H-UP」を表示し、制御信号、伝送信号は出力されません＊25℃、50%rhの環境下)
使用温度範囲：0~45℃
使用湿度範囲：95%rh以下(ただし結露しないこと)
電源：100V AC±10%、50/60Hz
消 費 電 力：最大8VA
質
量：約430g
材
質：ABS樹脂色：マンセルN9相当
取 付 方 法：壁取り付け

下限アラーム
リレー出力ランプブザー

異常状態範囲ON点灯
吹鳴

5000ppm

異常状態範囲
ON点灯
吹鳴

OFF消灯
停止

リレー出力ランプ
ブザー

■共通仕様

▽正常状態範囲
OFF消灯
停止＊ブザーは1個で上下限共通吹鳴となります

機器異常：機器異常・ヒータ断線時「Er. *」表示、上下限LED
ランプ点滅、上下限リレー出力、アナログ最大出力■コントロール機能付き仕様 MA5001 ／ MA5002
測定原理：設定範囲……

300~5000ppm (100ppm)
0,02~0.99%(0.01%)
1.0~10.0%(0.1%)
制御モード…正動作/逆動作を切替え可能
制御不感帯…20~2000ppmの間で任意設定0.01%または0,1%を任意選択
制御出力：制御信号出力時LEDランプ点滅
リレー接点出力 1回路 a接点
接点容量 抵抗負荷 250V AC 3A、30V DC 3A
誘導負荷 250V AC 1A、30V DC 1A
コントロール機能動作図：
測定値
正動作モード
リレー出力
制御ランプ
逆動作モード
リレー出力
制御ランプ

設定値
▽0ppm
OFF消灯
ON
点灯

不感
帯5000ppm
ON点灯不感帯

OFF消灯

機器異常：機器異常・ヒータ断線時「Er. *」表示、制御出力OFF1■端子板図●アラーム機能付き
接地

100V AC①②120④120

接点出力
上限下限

③

アナログ出力1～5V DCまたは4～20mA DC＋ ○－
○112

■外形寸法

2629⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬⑤

●コントロール機能付き

単位：mm

●取付寸法

接地

100V AC①②外部接点出力③アナログ出力
1～5V DCまたは4～20mA DC＋ ○－
○120④

取付ネジ穴
2ヶ所
M4

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬●端子番号説明アラーム機能付き
コントロール機能付き
接地端子：D種接地工事を行ってください
AC電源端子：100V ACの電源を接続します
未使用
上限アラーム接点端子：
外部接点出力端子：（リレー定格内でご使用ください）（リレー定格内でご使用ください）⑧⑨ 下限アラーム接点端子：未使用（リレー定格内でご使用ください）⑩⑪ 未使用⑫⑬ 伝送信号出力：1～5V DCまたは4～20mA DC、⑫＋⑬－53No.
①②③④⑤⑥⑦

単位：mm※壁面に取付ける場合は、扉を開けて取付用のネジ穴(2カ所)を利用して取付けます。

■標準付属品※端子番号①～③の配線材および圧着端子は、下記仕様にあったものをご利用ください。

取扱説明書１部、本体取付ネジ(M4×L30)２本、スペアヒューズ１ヶ端子名■点検キット(別売)

結線の線種

AC電源接地端子 600Vビニル
絶縁電線（注）

MAシリーズの点検用として、点検ガスボンベや点検用アタッチメント用意しています。
品 名
点検ガスボンベ（7L缶）形 式
備 考MA9721 350ppm
MA9722 1000ppm
流量計セットMA9725 流量計1台、ボンベ口金1ヶ、コック1ヶエアパイプ0.5m、1.5m各1本
点検用アタッチメント MA9711 センサ接続用
流量計セット収納箱 MA9720

適合端子MINφ3MIN 4（単位：mm）
MAX 674⑤MAX 4.5（注意）MAシリーズは、下記雰囲気において、機器およびCO 2検知素子の性能が損なわれ、測定誤差を生じる場合があります。
また、
CO 2検知素子が劣化する恐れもあります。
●可燃性ガス（アルコールガスなど）が多量に存在する場所（測定誤差の発生のみならず爆発の可能性があります）
または無CO2ガス状態（1ppm以下）●無酸素状態（0%O2）●ダスト・オイルミストが多量に存在する場所などの腐食性ガス、Cl（塩素）
2、F●SOx（硫黄酸化物）、H2S（硫化水素）ッ素）などのハロゲンガス、フロンガス、シリコン系ガスが存在する場所または約500℃の高温で上記ガスが分離されるガスが存在する場所●水や溶媒が検知素子に触れる雰囲気●ヘアスプレガス（整髪料）の存在する場所●強い衝撃や振動のある場所●強電場・磁場および電気的ノイズの強い場所●気圧（圧力）が常に変動する場所●エアダスタ（HFC-134a、HFC-152a）
ガスの存在する場所

国内専用製品です※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。

〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8© CHINO Corporation

03-3956-2111

URL : http://www.chino.co.jp/

2

発行 2024.9

初版 2003.7