HLD6000 CO2™

Detector de fugas

REDUCE ENORMEMENTE LAS FALSAS ALARMAS Y MINIMIZA EL TIEMPO DE RESPUESTAEl detector de fugas de CO2 HLD6000 de INFICON está diseñado para detectar fugas de CO2 en entornos industriales deforma rápida, fiable y precisa con las mínimas falsas alarmas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES■Para una detección de fugas correcta, es esencial una buena
compensación del fondo. El aire normal incluye de 300 a 400
ppm de CO2. Los niveles de concentración de fondo de CO2pueden cambiar hasta 20.000 ppm con la respiración normal
de una persona en las cercanías. Esto crea una concentraciónde fondo variable en la detección de fugas.
INFICON usa una tecnología de entrada DUAL en combinación con una célula sensora de absorción de infrarrojos con
una larga longevidad. Esta tecnología de entrada DUAL es laúnica que compara las concentraciones variables de fondo yminimiza las falsas alarmas. Para más información, consulteel folleto de HLD6000.
El detector de fugas de CO2 HLD6000 se integra fácilmenteen las redes locales mediante una serie de interfaces.
Para maximizar el tiempo de funcionamiento del usuario, eldetector de fugas de CO2 HLD6000 incluye un sensor de infrarrojos resistente al desgaste. Gracias al sensor, los costes demantenimiento y servicio se reducen para el usuario.

■

■

■

■

■

 a tecnología de entrada DUAL patentada reduce alL
mínimo las falsas alarmas
 ayor sensibilidad mediante sensor de infrarrojos
Moptimizado
 xcelente tiempo de respuesta: Menos de unEsegundo
 ango de aspiración delgado de diseño ergonómico
M
con luces de estado y LED antalla táctil intuitiva con gráfico de tendencia de laPtasa de fuga SB interfaz para el almacenamiento de datos
Ude medición y el acceso a las actualizaciones delsoftware■

Detecta fugas de hasta 1 g/a o 0.03 oz./año.

■Se puede utilizar en ocho idiomas■■ ódulo E/S y módulos de bus de campo opcionalesM
que facilitan la integración en redes locales ugas externas de prueba optimizadas para laFcalibración de CO2

APLICACIONES DE DETECCIÓN DE FUGAS DECO2:■

Climatización en vehículos■Máquinas expendedoras■

Bombas de calor■

El mango de aspiración HLD6000 CO2 tiene un diseño ergonómico para un manejo y funcionamiento fáciles.

 xtintor de incendios
Emanual■Armario de refrigeración■

Enfriador por absorción

DATOS TÉCNICOS
Refrigerantes detectables:
con la sonda de rastreo para detección de unsolo gas
con la sonda universal Smart de rastreo

R600a / R290, R744 (CO2)
Refrigerantes a base de halógeno

Índice de fuga mínimo detectable:
con la sonda de rastreo para detección de unsolo gas
con la sonda universal Smart de rastreo

1,0 g/a / 0.03 oz/año
0,5 g/a / 0.014 oz/año

Tiempo de respuesta< 1s

Unidades del índice de fuga

g/a, mbar l/s, oz/año, lb/año, Pa m3/s

Tiempo de calentamiento< 30 s

Entradas / salidas digitales

10 entradas, 8 salidas (para uso con el módulo de I/O1000)

Interfaz de serie

RS232 (para uso con el módulo de I/O1000) o con los sistemas de bus
de campo (para uso con el módulo Profibus, PROFINET IO Módulo etc.)

Dimensiones (diámetro; altura)

266 mm, 365 mm / 10.25 pulgadas, 14.4 pulgadas

Peso

4,5 kg / 10 lb

Rango de temperatura de funcionamiento

5 - 50 °C / 40 - 120 °F

Flujo de gas

320 sccm

Garantía

3 añosINFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Unidades base:Producto

N° de Cat.

Producto

N° de Cat.

HLD6000 con sonda de rastreo R744
(CO2) y adaptador para calibración
R744 (CO2) *HLD6000 con sonda de rastreo
R600a / R290*
HLD6000 con sonda de rastreo Smart yfuga de referencia COOL-Check

510-025

Punta de rastreo (100 mm / 3.9 pulgadas)
Punta de rastreo (400 mm / 15 pulgadas)
Punta de rastreo (400 mm / 15 pulgadas)Pre-dobladas en forma de medio círculo

511-021511-024511-022510-028510-027

La unidad base contiene una línea derastreo (4,8 m / 15.5 pies) y una punta
de rastreo estándar (100 mm / 3.9 pulgadas).
Sondas de rastreo para intercambiar
con la línea de rastreo (4,8 m / 15.5 pies)
Sondas de rastreo R744 (CO2)
Sondas de rastreo Smart
Sondas de rastreo R600a / R290

511-045511-047
511-048

Opciones, accesorios:
Módulo I/O1000(módulo de entrada/salida)560-310

Módulo profibus
PROFINET IO Módulo
Device Net Módulo
Ethernet/IP Módulo
Sistemas de bus de campo adicionales a pedido

560-315560-316560-317560-318

Cable de datos (HLD6000-I/O1000)
Cable de 2 m de largo
Cable de 5 m de largo
Cable de 10 m de largo

560-332560-335
560-340*Sin COOL-Checkwww.inficon.com

Extensión para la punta de rastreo:
400 mm / 15.7 pulgadas
500 mm / 19.7 pulgadas, desviación de 45o
Punta de protección contra el agua
Extensión para el cable de la sonda,
4,8 m / 15.5 pies

511-040

Adaptador para calibración R744 (CO2)511-042

Incluido en la unidad base HLD6000 con
sonda de rastreo para R744 (CO2)
Fuga externa de referencia:
R134a, (2-5 g/a)
R600a, (2-5 g/a)
R290, (7-8 g/a)
R744(CO2), (2-3.5 g/a)
R1234yf, (2-5 g/a)
R32, (2-8 g/a)

Juego de portafiltros para la punta de lasonda (20 piezas)
Juego de cartuchos de filtro (20 piezas)
Reemplazo de la fuga de referencia
COOL-Check(para el HLD6000 con sonda universalSmart) vida útil limitada, comprar solamente cuando sea necesario.

reachus@inficon.com©2016 INFICON

122 20122 21
122 31
122 32
122 35
122 36S

Consumibles:

Debido a nuestro programa continuo de mejoramiento de productos, las especificaciones están sujetas a cambios sinprevio aviso.
kica43es1-03 (1607)

511-020511-029511-025511-027511-018511-010