EINFACHE UND SCHNELLE GASANALYSEN

Micro GC Fusion®
GASANALYSATOR

Maximaler Probendurchsatz undeinfache Bedienung, wenn es aufschnelle Entscheidungen ankommt
Der Micro GC Fusion bietet aufgrund derschnellen Temperaturrampen und modularer
Architektur einen erheblich höheren
Probendurchsatz. Das transportable, leichte
Gehäuse und die webbasierte Software
ermöglichen eine vereinfachte Durchführung vonGasanalysen sowohl vor Ort als auch im Labor.
OPTIMALER PROBENDURCHSATZ
Der Micro GC Fusion ist mit einer resistiv beheizten
GC-Säule bestückt, die eine Aufheizrate bis zu

Das Gehäuse mit montierbarem Rahmen ist
für Online-Anwendungen optimiert

300ºC/min ermöglicht, wodurch die Analysenzeit
reduziert und die Empfindlichkeit für erweiterte

Umschalten der Probenleitungen oder Änderung derKohlenwasserstoffanalysen verbessert wird.

Methode zur Optimierung des Durchsatzes entfällt.

Aufgrund der modularen GC-Architektur können
bis zu vier GC-Module in einem einzigen Gehäuse
untergebracht werden, so dass die Möglichkeit
der parallelen Analyse einer einzelnen Probebesteht. Jedes unabhängig programmierte
GC-Modul besteht aus einem Injektor, einer
temperaturprogrammierbaren Säule und einemDetektor. Durch Integration eines Valco Stream
Selectors kann der Micro GC Fusion einzelne
Gasströme mit probenspezifischen Methoden
analysieren, so dass für Labortechniker manuelles

EINFACHE BEDIENUNG
Aufgrund von FAST (Fusion Auto-SensingTechnology) ermöglicht der Micro GC Fusion eine
erhebliche Vereinfachung der Methodenentwicklung
für präzise Analysen über einen weiten
Konzentrationsbereich. FAST ist eine wichtigetechnologische Weiterentwicklung, mit der sich
Komponenten sowohl in hohen Konzentrationen
als auch im unteren ppm-Bereich in einem einzigen
Analyselauf mit nur einem GC-Modul analysieren
lassen. Analysen können direkt am Frontdisplayoder an einem Computer durchgeführt werden.
Die webbasierte Chromatographie-Softwareist über ein Smartphone, ein Tablet oder einen
Computer bedienbar und verfügt über Wi-Fi- oderdrahtgebundene Ethernet-Konnektivität. Diese ist
unabhängig von Betriebssystemen und erfordert
weder Lizenzierung noch Installation. Somit ist derMicro GC Fusion unabhängig von Computer- undChromatographiesoftware.
Für die Analyse von Proben mit Eingangsdrücken
bis 69 bar (1000 psi) ist optional ein integrierter,
beheizbarer Sample-Conditioner verfügbar.

ANWENDUNGSBEISPIELE
Erdgas und erweiterte Erdgasanalyse■ H S und Odoriermittel in Erdgas

Einfache Netzwerkanbindung mithilfe des integrierten
Wi-Fi, so dass Sie das Gerät vom Computer, vomTablet oder über Ihr Smartphone steuern können.

Maximaler Nutzen durch Integration desoptionalen Sample Conditioners, der Frontanzeige,eingebetteter Software und eines Datenspeichers.

■  2

SO2 und H2S-Gasüberwachung■ Permanentgase und Olefine in Raffineriegas■ Synthesegas, Brennstoffzellen, Deponiegas undBiogas■ 

Verunreinigungen in petrochemischen Produkten undSpezialgasen■ Lösemittel/VOC-Gasüberwachung■ 

Katalysatorforschung für alternative Energien■ 

Mudlogging bei der Öl- und Erdgasexploration■ Grubengas■ 

Einfacher Betrieb mit einer lizenzfreien, webbasierten
Software, die von jedem Web-Browser aus abrufbar ist.
Einfache Analyse vor Ort mit einer Frontanzeige
für Gerätesteuerung, Analysenergebnisse undStatusaktualisierungenEinfache Analyse komplexer
Probengemische mit
Komponenten sowohl im
hochprozentigen als auch imniedrigen ppm-Bereich mithilfeder Micro GC Fusion AutoSensing Technology (FAST).
MEMS µTCD mit einer
Empfindlichkeit bis zu 1 ppm

Der optional erhältliche,integrierte Sample
Conditioner minimiert
die Probenhandhabungaufgrund vonprogrammierbarem
Spülen und regelt
zusätzlich den Druck
und die Temperatur
der Proben.

Kürzeste Laufzeiten
durch Parallelanalyse
mit mehreren
GC-Modulen
und schnellen
Temperaturrampen.

Automatisierung der Probenahme mehrerer Gasströme
mithilfe des vormontierten Valco Stream Selectors.

PERMANENTGASE UND
KOHLENWASSERSTOFFEIN ERDGASSÄULE: 12 m Rt®-Q-BondSÄULENTEMPERATUR:
65°C (58 s) > 1,5°C/s >120°C (20 s) > 1,5°C/s >210°C (30 s)TRÄGERGAS: Helium

PERMANENTGASE UND
KOHLENWASSERSTOFFEIN ERDGASSÄULE: 10 m Rxi®-1 ms
SÄULENTEMPERATUR:60°C (46 s) > 0,8°C/s > 21,°C (0 s)TRÄGERGAS: Helium

C2-C7-KOHLENWASSERSTOFFE
IN RAFFINERIEGASSÄULE: 10 m Rt®-Alumina BOND/Na2SO4
SÄULENTEMPERATUR:115°C (10 s) > 0.2°C/s >140°C (50 s) > 1°C/min >180°C (40 s)TRÄGERGAS: Helium

PERMANENTGASESÄULE: 10 m Rt®-Msieve 5ASÄULENTEMPERATUR: 90°CTRÄGERGAS: Argon

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen/Gewicht
Maximales Gewicht: 2-Modul-Gehäuse

6,2 kgMaximales Gewicht: 4-Modul-Gehäuse

15,4 kg

Abmessungen (L x B x H): 2-Modul-Gehäuse

46,2 cm x 19,6 cm x 25,4 cm (18,2 Zoll x 7,7 Zoll x 10 Zoll)

Abmessungen (L x B x H): 4-Modul-Gehäuse

47,5 cm x 43,2 cm x 27,1 cm (18,7 Zoll x 17 Zoll x 10,7 Zoll)

Injektoren
Typen

Variable volume, Variable large volume, Backflush, Fixed volume

Trägergas

Externe Gaszufuhr
Helium, Wasserstoff, Stickstoff, Argon

GC-Säulen

Wall Coated Open Tubular (WCOT)
Porous Layer Open Tubular (PLOT)

Programmierbare Säulentemperatur
Maximaltemperatur

250°C oder die für die jeweilige Säule zugelassene Maximaltemperatur; es gilt der niedrigere Wert

Auflösung

0,1°C

Aufheizrate

Maximal 5 °C pro Sekunde, säulenabhängig

Wärmeleitfähigkeitsdetektor
Linearer Dynamikbereich

106 ±10%

Nachweisgrenze1 ppm, n-Hexan (WCOT-Säulen)

Internes Volumen

240 nL (MEMS)

Wiederholbarkeit
Retentionszeit≤0,1% RSD (WCOT-Säulen)

Peakfläche≤1% RSD (Verbindungen bei Konzentrationen ≥0,1%, WCOT-Säulen)

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

0°C bis 50°C Umgebungstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95% (nicht kondensierend)

Vibration: 2-Modul-Gehäuse

MIL-STD-810F-514.5C, Highway-Truck-Vibration
 ebbasiert und mit gängigen Webbrowsern kompatibel
WTreiber für EZ IQ und OpenLAB CDS EZChrom

Steuerungssoftware
Kommunikation
Drahtgebundenes Ethernet

RJ-45-Verbindung

Drahtloses Ethernet

IEEE 802.11a/g/n

Netzteil
Eingang

100 bis 240 V~ , 50 bis 60 Hz, 5 A

Ausgang: 2-Modul-Gehäuse

24 V, 10,83 A, 260 W

ABMESSUNGEN

271 mm(10,7 Zoll)

254 mm(10,0 Zoll)

462 mm(18,2 Zoll)

196 mm(7,7 Zoll)

475 mm(18,7 Zoll)

2-Modul-Gehäuse

4-Modul-Gehäuse

www.inficon.com

reach.germany@inficon.com

Fusion ist eine eingetragene Marke von INFICON.
Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
dibf119a1-e ©2016 INFICON

432 mm(17,0 Zoll)