R&S®RTB2000
オシロスコープ
Power of Ten

Product Brochure
Version 07.00► 70 MHz～300 MHz► 10ビットADC► 10 Mサンプルの標準メモリ► 10.1インチ静電容量式タッチスクリーン

year

概要

Power of ten（10ビットADC、10 Mサンプルメモリ、および10.1インチタッチスクリーン）と高度な操作コンセプトが統合されたR&S®RTB2000 オシロスコープは、
エンベディッドデザインのトラブル
シューティング、大学の研究室、製造／サービス部門に最適です。

クラス最大（10.1インチ）、最高解像度（1280×800ピクセル）のディスプレイは、
スマートフォンと同様の操作感を実現しています。
静電式タッチスクリーンの採用により、ポップアップメニュ
ーをすばやく操作でき、タッチ機能を通じて波形のスケール設
定／ズーム／移動を容易に行うことができます。
10ビットA/Dコンバーターは、従来の8ビットA/Dコンバーターに比較して4倍の分解能を達成しています。
信号がより詳細に確認可能になり、
シャープな波形が得られます。

すべてのチャネルをアクティブにした場合、1­チャネルあたり
10 Mサンプルのメモリ容量を使用できます。
インターリーブ時
は20 Mサンプルが利用可能です。
これは、同クラスの他のオシ
ロスコープの10倍の容量です。
これにより、長時間の信号シー
ケンスを捕捉して、詳細な解析結果を得ることができます。

R&S®RTB2000は、単なるオシロスコープではありません。
ロジ
ック・アナライザ、
プロトコル・アナライザ、波形発生器、パター
ンジェネレーター、
デジタル電圧計が内蔵されています。
周波数解析、マスクテスト、長期データ捕捉向けの専用の動作モードが内蔵されています。
あらゆる電子システムのデバッグの実施が容易かつ効率的になります。
魅力的な価格で、投資保護に対する全ての顧客要求を満足します。

ローデ・シュワルツは、無線通信のすべてのフィールドで高品質、高精度、イノベーションを提供します。
ローデ・シュワルツ
は、独立したファミリー企業として自己資本による資金調達で成長を続けています。
弊社は長期的に、お客様の利益を創出する事業計画を行っています。
ローデ・シュワルツ製品のご購入は、将来に対する投資になります。

2

主な特長

大信号と小信号の同時表示でも高分解能を維持► ページ4

複数機能を1台に搭載したオシロスコープ► ページ8

ピンチイン／アウトをサポートする10.1インチ高解像
度静電容量式タッチスクリーン► ページ6

教育用途に最良の選択► ページ12全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現► ページ5

ローデ・シュワルツのオシロスコープ

オシロスコープのチャネ
ル数
帯域幅（MHz）
最大サンプリングレート（GSa/s）
最大メモリ容量（Mサンプル）R&S®RTC1000

R&S®RTB2000

R&S®RTM3000

R&S®RTA4000

2

2/4

2/4

4

50、70、100、200、300

70、100、200、300

100、200、350、500、1000

200、350、500、1000

1（チャネルあたり）
2（インターリーブ時）

10（チャネルあたり）、­20（インターリーブ時）、
160 Mサンプル（オプション）のセグメントメモリ40（チャネルあたり）、­100（チャネルあたり）、­80（インターリーブ時）、200（インターリーブ時）、
400 Mサンプル（オプション）のセ 1 Gサンプル（標準）のセグメン
グメントメモリ
トメモリ

8

10

10

6.5"、
640×480ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

10インチ静電容量式タッチスク
リーン、
1280×800ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

16チャネル、
2.5 Gサンプル／秒

16チャネル、
5 Gサンプル／秒

16チャネル、
5 Gサンプル／秒

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/ I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-485、CAN、LIN、
オーディ
RS-422/RS-485、CAN、LIN、オ（I²S/LJ/RJ/TDM）、ARINC、MIL オーディオ（I²S）、ARINC、MIL

1（チャネルあたり）
2（インターリーブ時）

タイムベース確度（ppm） 50
垂直ビット数（ADC）
最小入力感度ディスプレイ
更新レート

周波数応答解析（ボード線図プロット）► ページ10

1 mV/div

10,000波形／秒

1.25（チャネルあたり）
2.5（インターリーブ時）

2.5

1 mV/div

8チャネル、
1 Gサンプル／秒

プロトコル（オプション）

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

ジェネレーター

1×ジェネレーター、
4ビット・パターン・ジェネレーター

1×任意波形発生器、
4ビット・パターン・ジェネレ
ーター

–

–

FFT

FFT

ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
RF機能

1）

+、–、*、/、FFT（128kポイント）

2.5（チャネルあたり）
5（インターリーブ時）

2.5

0.5

500 µV/div

500 µV/div

10

高速セグメント・メモリ・モード 高速セグメント・メモリ・モードで 高速セグメント・メモリ・モード
では300,000波形／秒
は2,000,000波形／秒
では2,000,000波形／秒

MSO

演算

2.5（チャネルあたり）
5（インターリーブ時）

1×任意波形発生器、
4ビット・パターン・ジェネレーター

1×任意波形発生器、
4ビット・パターン・ジェネレ
ーター

標準

標準

+、–、*、/、FFT（128kポイント）、 +、–、*、/、FFT（128kポイント）、
21種類の高度な演算
21種類の高度な演算スペクトラム解析1）+、–、*、/、FFT（128kポイント）、
21種類の高度な演算スペクトラム解析1）

R&S®RTM-K18およびR&S®RTA-K18オプションは、北米では購入できません。

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 3

大信号と小信号の同時表示でも高分解能を維持► 10ビットのA/Dコンバーター分解能► 1 mV/divの真の垂直分解能

10ビット垂直分解能

R&S®RTB2000は、
ローデ・シュワルツが設計したカスタマイズ
10ビットA/Dコンバーターを内蔵しています。
これは、従来の8
ビットA/Dコンバーターよりも分解能が4倍向上しています。

オフ時間の範囲で判定する必要があります。
このため、高電圧と低電圧が1つのデータ内に存在するので、低電圧の正確な測定には8ビット以上の分解能が必要となります。

全測定帯域で1 mV/divの高感度と低ノイズ

R&S®RTB2000 オシロスコープは、1 ­mV/divという優れた感度を達成しています。
従来のオシロスコープは、
ソフトウェアベー
スのズームや、
または帯域幅を制限することによってこの入力
感度のレベルを達成しています。
R&S®RTB2000 オシロスコー
分解能の向上により、シャープな波形が得られるため、他の製
プは、信号の真のサンプリングポイントを全測定帯域幅で – た
品では見逃されてしまう信号の詳細を確認できます。
例として、 とえ1 mV/divでも – 表示できます。
これにより、高い測定確度
スイッチング電源の特性評価があげられます。
スイッチングデを保証しています。
バイス電圧の全体像は、1回の捕捉データ内における、オン／スクリーン上に表示される信号の精度はオシロスコープの内部雑音で決定されます。
R&S®RTB2000 オシロスコープは、低10ビットA/Dコンバーター：微小信号でも詳細を表示
ノイズフロントエンドと最先端のA/Dコンバーターを使用して、最小垂直分解能でも正確な測定を実行できます。
従来のオシロスコープ► 8ビット垂直分解能

R&S®RTB2000► 10ビット垂直分解能

1 V信号に対して高分解能

4 mV

1 mV

ローデ・シュワルツが設計した10ビットA/Dコンバーターが、最高の分解能で最高の信号再現性を保
証します。

4

全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現► 10 Mサンプル（標準）、20 Mサンプル（インターリーブ）► 13,000以上を記録する160 Mサンプル・セグメント・メモリ► ヒストリーモード：過去の収集の解析► 1.25 Gサンプル／秒、2.5 Gサンプル／秒（インターリーブ）

10 Mサンプル（標準）、20 Mサンプル（インターリーブ）

R&S®RTB2000は、1チャネル当たり10 Mサンプルというクラス
最高のメモリ長を搭載し、インターリーブモードでも20 Mサン
プルを使用できます。
これは、同等クラスの類似のオシロスコー
プと比較して、10倍のメモリを搭載していることになります。
高いサンプリングレートでも長時間の収集シーケンスを捕捉できるので、より詳細な解析結果を入手でき、スイッチング電源の過渡現象の解析などに有効です。

セグメントメモリ：160 Mサンプル、
ヒストリー機能付き

大容量セグメントメモリを搭載したR&S®RTB-K15オプション
は、長時間にわたる信号シーケンスの解析を可能にします。
例
えば、I2C、SPIなど、通信ギャップを持つプロトコルベース信号
を、数秒または数分にわたって捕捉できます。
セグメントサイズ
は10 kサンプルから10 Mサンプルまで変更できるので、160 Mのサンプルメモリを有効に活用して、13,000を超える個別のパケット／フレームを記録できます。

ヒストリーモードでは、過去のデータを、160 Mサンプルを持つ
セグメントメモリを最大限に使用して、さらなる解析が行えます。
マスクテスト、QuickMeas機能、
そしてFFTなどを使用すれ
ば、より詳細な解析が行えます。

常に高速サンプリングレートを維持

高速サンプリングレートを提供する他のオシロスコープよりも確実に、異常信号や問題となるイベントを検出します。
シリアル
プロトコルを解析する場合など、多くのアプリケーションでは長時間の捕捉サイクルが必要です。
このような場合、最大2.5 G
サンプル／秒のサンプリングレートおよび最大20 Mサンプルのメモリ長のR&S®RTB2000 オシロスコープは、非常に優れた性能を発揮します。
信号の細部を正確に、長時間にわたって表示できます。

同等クラスの従来のオシロスコープと比較して10～160倍のメモリ容量

クラス最高の160 Mサンプルのメモリで長時間の捕捉が可能

R&S®RTB2000
同クラスのオ
シロスコープ
1

標準メモリ

10

160

オプションのセグメントメモリ
Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 5ピンチイン／アウトをサポートする10.1イン
使用頻度の高いツールへの高速アクセス► 解析ツールのドラッグ・アンド・ドロップによる使用► 各機能にアクセスするツールバー► 各機能に対し直感的に構成されたサイドバー

容易にカスタマイズできる
R&S®SmartGrid技術による波形表示► 設定可能なディスプレイ
► サイズ調整が可能な波形エリア► すべての軸上にスケールラベルを表示

10秒の起動時間

内蔵の任意波形およびパターンジェネ
レーター（最大50 Mbps）► 正弦波、
方形波／パルス、
ランプおよびノイズ波形出力► 任意波形ファイルおよび4ビット信号
パターンの出力6ンチ高解像度静電容量式タッチスクリーン
ピンチイン／アウトをサポートする10.1インチ­高解像度静電
容量式タッチスクリーン► スケーリングとズーミングのピンチイン／アウトのサポート► 同等のオシロスコープに比べて2倍以上の表示面積► 同等のオシロスコープに比べて9倍のピクセル数：
1280×800ピクセルの解像度► より詳細な信号に対応する12本の水平グリッドライン

ボタンを押すだけで簡単保存► スクリーンショットや設定の保存

自動設定機能► 測定信号の波形表示に最適な、垂直軸、水平軸、トリガの自動設定► FFTパラメーターの設定

色分けされたコントロールにより選択したチャネルを表示

QuickMeas：ボタンを押すだけで測定結果を取得► 測定信号の主要な測定結果を、
グラ
フィック表示一体型ロジック・アナライザ（MSO）► 16個のデジタルチャネルを追加► 組み込み設計のアナログ／デジタ
ルコンポーネントの同期解析と時間相関解析► 後付け可能

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 7

複数機能を1台に搭載したオシロスコー
オシロスコープ

最大2.5 Gサンプル／秒のサンプリングレートおよび最大20 Mサンプルのメモリ長のR&S®RTB2000 オシロスコープは、
このクラスでは、最高の性能を発揮します。
50,000波形／秒以上の波形の更新頻度により、異常信
号を確実に捕捉する応答性に優れたオシロスコープであることが保証されます。
QuickMeas、
マスクテスト、FFT、演算、
カーソルおよび統計データ
を含む自動測定などのスタンダードツールを搭載

ロジック・アナライザ

R&S®RTB-B1オプションにより、R&S®RTB2000はすべて直感的な操作が可能な16デジタルチャネルが追加されるMSOに変更できます。
本機は組み込み設計のアナログ／デジタルコンポーネントから信号を捕捉して、同期解析や時間相関解析が可能です。
例えば、カーソル測定を使用してA/D
コンバーターの入出力間の遅延を簡単に計測することができます。

プロトコル・アナライザ

I2C、SPI、CAN/LINなどのプロトコルは、集積回路間での制御メッセージの転送によく用いられます。
R&S®RTB2000は、
シリアルインタフェースのプロトコル専用トリガリングおよびデコーディング用に多目的に使えるオプションを備えています。
関連するイベントやデータを選択して捕捉／解析できます。
ハードウェアベースの機能として実装されているため、長時間の捕捉であってもスムーズな操作と高い更新頻度が保証されます。
これにより、複数のパケット化されたシリアルバス信号を捕捉する場合などに有利です。

波形発生器とパターンジェネレーター搭載しているR&S®RTB-B6 任意波形／パターンジェネレーター（最大50 Mbps）は、教育目的やプロトタイプハードウェアの代替用途に便利です。
一般的な正弦波、方形波／パルス、
ランプおよびノイズ波形以外にも、任意の波形や4ビットの信号パターンを出力します。
波形やパターンは、CSVファイルとしてインポートできるだけでなく、オシロスコープの波形からコピーすることもできます。
信号をプレイバックする前に、プ
レビューすることで信号の正しさを素早く確認することができます。
I2C
や、SPI、UART、CAN/LINなどで用いるために事前定義されたパターンを使用することができます。

8

ープ

デジタル電圧計

R&S®RTB2000は、各チャネルに3桁のデジタル電圧計（DVM）と6桁の周波数カウンターが内蔵されていて同時測定が可能で1)す。
DC、AC＋DC（RMS）、AC（RMS）などを測定できます。
1)

出荷時に付属。

周波数解析モード

検出困難な異常の多くは、時間信号と周波数信号間の相互作用から生じます。
R&S®RTB2000のFFT機能は、中心周波数とスパンを入力してボタンを押すだけで起動します。
R&S®RTB2000 オシロスコープの高性能FFT機
能により、最大128,000ポイントの信号を解析できます。
これ以外のツールとしては、周波数ドメインでのカーソル測定や自動設定があります。

マスクテスト・モード

マスクテストは、特定の信号が許容範囲内にあるかどうかを短時間で判別します。
統計的な合否評価を使用することにより、DUTの品質と安定性を評価します。
異常信号と想定外の結果を短時間で識別できます。
マスク違反があった場合は測定が停止します。
違反が発生するたびに、R&S®RTB2000のAUX-OUTコネクタにパルスが出力されます。
このパ
ルスは、測定設定において外部装置のトリガとして使用することができます。

ヒストリーとセグメントメモリ・モード

ヒストリー機能オプションを用いると、メモリが10 Mサンプルから160 M
サンプルに増加します。
過去の捕捉データ全体をスクロールし、プロトコル
デコードやロジックチャネルなどのツールを使用してデータを解析できます。
シリアルプロトコルとパルスシーケンスは、中断することなく連続して記録されます。

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 9

周波数応答解析（ボード線図プロット）► パッシブフィルターや増幅回路の周波数応答の解析► 制御ループ応答測定の実行► 電源電圧変動除去比測定の実行► 短時間で簡単にレポート作成

オシロスコープによる低周波応答解析の実行

R&S®RTB-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプショ
ンを使用すれば、低周波応答­解析をオシロスコープで簡単に実行できます。
パッシブフィルターや増幅回路など、さまざまな
電子­デバイスの周波数応答を­評価できます。
スイッチング電源に対しては、制御ループ応答と電源電圧変動除去比を測定できます。
周波数応答解析オプションは、
オシロスコープの内蔵波形発生器を使用して、­10 Hz～25 MHzの入力信号を作成します。
オシロスコープは、入力信号とDUTの出力信号の比を各テスト周波数で測定し、利得と位相を対数プロットに表示します。

R&S®RTB-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプションは、­パッシブフィルターや増幅回路などのさまざまな電子デバイスの周波数応答を評価します。

10

DUTのノイズ動作を抑制するため、ジェネレーター信号の振幅出力レベルを測定中に変更可能

特長と機能
振幅プロファイル

R&S®RTB-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプショ
ンを使用すれば、ジェネレーターの振幅出力レベルのプロファ
イルを作成できます。
これは、制御ループ応答または電源電圧変動除去比の実行時のDUTのノイズ動作を抑圧し、S/N比を改善するために役立ちます。
最大16ステップを定義できます。

分解能の向上とマーカーのサポート

測定分解能を変更するには、
ディケード
（10倍）
ごとのポイント数を変更

ディケード
（10倍）
ごとのポイント数を選択することにより、
プロ
ットの分解能を設定／変更できます。
オシロスコープは、
ディケ
ードあたり最大500ポイントをサポートします。
マーカーは、
プ
ロットされたトレース上の必要な位置に直接ドラッグできます。
マーカーに対応する座標が凡例に表示されます。
クロスオーバー周波数を判定するには、1つのマーカーを0 dBに,もう1つのマーカーをー180 °の位相シフトに設定します。
位相およびゲイ
ンマージンを容易に判定できます。

測定表

さらに、結果は表形式で表示できます。
測定結果の表には、各測定ポイントの周波数、利得、位相シフトの詳細情報が表示されます。
カーソルを使用する場合、使いやすいように、結果表の対応する行が強調表示されます。
レポート作成用に、
スクリーン
ショット、表の結果、
またはその両方をUSBドライブに簡単に保存できます。

広範囲のプローブポートフォリオ

測定結果の表に、各測定ポイントの周波数、利得、位相シフトの詳細情報を表示

制御ループ応答や電源電圧変動­除去比を正確に評価するには、適切なプローブを選ぶことが重要です。
VinとVoutのピークツ
ーピーク振幅は、
テスト周波数によってはきわめて小さくなることがあるからです。
これらの値は、オシロスコープのノイズフ
ロアやDUT自体のスイッチングノイズに埋もれてしまう可能性があります。
推奨されるプローブは、低ノイズのR&S®RT-ZP1X
38 MHz帯域幅1:1パッシブプローブです。
このプローブは、測定ノイズの低減と、S/N比の向上に効果があります。

R&S®RT-ZP1X 38 MHz帯域幅1:1

パッシブプローブ

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 11

教育用途に最良の選択► 自動機能を無効にする教育モード► 複数機能を1台に搭載

教育現場に最適な1台

R&S®RTB2000 オシロスコープは、学生実験においてオシロス
コープの測定方法を学生に教育するための最良な選択肢です。
本機は、操作しやすいコンセプトと最新の技術を組み合わせ、手頃な価格設定となっています。
専用のボタンや静電容量式タッチスクリーンの操作による頻繁に使用する機能への直感的で、素早いアクセスを学生に提供することで、その真価が発揮されます。
そのため、学生はオシロスコープの機能で悩まずに学生実験のチュートリアルに取り組めます。
大型の10.1インチ高解像度スクリーンは信号の細部まですべて表示しますので、本機1台を複数の学生が共有可能です。
便
利でフレキシブルなスクリーン注釈ツールにより、レポートを効率的に作成することができます。

自動設定などの自動機能を無効にする教育モードは、教授に特に好評です。
この機能は学生が機器の操作を理解する上で役立ちます。
内蔵のウェブサーバー機能により、教授はオシロス
コープのスクリーンコンテンツを教室で、そしてネットワーク経由で表示することができます。

何百台もの装置の更新や監視についてはどうでしょうか？これらの作業は、
リモート・インタフェースにより電球をつけるのと同じくらい簡単です。

複数機能を1台に搭載しスペースとコストを削減

R&S®RTB2000を採用することで大学実験の学生と教授は、
オ
シロスコープに加えてロジック・アナライザ、プロトコル・アナラ
イザ、任意波形およびパターンジェネレーター、さらにデジタル
電圧計を利用することができます。
また周波数解析や、
マスクテ
スト、長時間のデータ捕捉の専用動作モードも1台に搭載されています。
あらゆる電子システムのデバッグの実施が容易かつ効率的になります。
魅力的な価格で、投資保護に対する全ての顧客要求を満足します。
コンパクト設計で占有面積が小さく、研究室での貴重なベンチスペースの節約にもつながります。

多彩な機能、堅牢な設計、省スペース設計により、大学や高専での日常使用に最適

12その他の特長...
► 効率的なレポート機能► ローカライズされたGUIおよびオンラインヘ

ルプ► ソフトウェアライセンスによるアップグレー

ドが可能► 機器アクセスのためのウェブサーバー機能► 多彩なプローブとアクセサリ

ニーズに合わせた拡張

R&S®RTB2000 オシロスコープは、
ソフトウェアライセンスのイ
ンストールにより、新たなプロジェクトの要求に柔軟に対応します。
これは、シリアルプロトコルのトリガリングとデコーディン
グやヒストリー、およびセグメント・メモリ・モードなどに適用されます。
任意波形およびパターンジェネレーター、
そしてMSO機能 1) は最初から内蔵されているため、アクティベートするだけで使用可能になります。
キーコードにより、帯域幅を最大300 MHzにアップグレードすることが可能です。
これらはすべて、簡単に後付けすることができます。

多言語サポート：13言語から選択

R&S®RTB2000 オシロスコープのユーザーインタフェースおよびオンラインヘルプでは、13言語がサポートされています
（英
語、
ドイツ語、
フランス語、
スペイン語、
イタリア語、ポルトガル語、
チェコ語、ポーランド語、
ロシア語、中国語簡体字、中国語
繁体字、­韓国語、日本語）。
­言語は、本機の使用中にわずか数秒で変更することができます。
1)

データの保護

安全な消去機能により、機密データを保護します。
この機能に
より、
デバイス設定や基準波形などのすべてのユーザーデータが削除されます。

コネクティビティ

R&S®RTB2000は、内蔵のUSBホストとUSBデバイスポートを介して直接PCに接続することができます。
USBホストは、USB
スティックにスクリーンショットや機器の設定を転送します。
メディア転送プロトコル（MTP）の実装により、シームレスな統合が保証されます。
またUSBデバイスポートとLANインタフェース
からのリモート制御が可能です。
内蔵のウェブサーバー機能により本機を制御して、そのスクリーンコンテンツをウェブ経由で確認することができます。
シームレスなMATLAB®の統合などのための、
データおよびプログラミングインタフェースが同梱されています。

正確に測定するためのプローブ

正確な測定を実現する包括的なプローブポートフォリオは、
R&S®RTB2000 オシロスコープにとって非常に重要です。
R&S®RTB2000には、
パッシブ電圧プローブが同梱されています。
シングルエンド高電圧プローブ、差動プローブおよび電流プローブが利用可能で、別途注文することができます。
► 詳細については、
製品カタログ：プローブとアクセサリ - ローデ・シュワルツのオシロスコープ用（PD 3606.8866.16）を参照
してください。

R&S®RTB-B1 MSOオプションによって、さらに2本のロジックプローブと16個のデジタ
ルチャネルが追加されます。

USB MTP実装により、ライブ・チャネル・データやスクリーンショットに容易にアクセスでき、ユー

ザーのコンピューティング環境への統合が可能

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 13

オシロスコープポートフォリオ
R&S®

RTH1000

RTC1000

RTB2000

RTM3000

帯域幅60/100/200/350/500 MHz 1)

50/70/100/200/300 MHz 1)

70/100/200/300 MHz 1)

100/200/350/500 MHz/1 GHz 1)

分解能

2＋DMM/4
10ビット

2

2/4

2 mV～100 V

1 mV～10 V

1 mV～5 V

垂直軸

チャネル数
V/div 1 MΩ
V/div 50 Ω–

1チャネルあたりのサンプリングレート­

1.25（4チャネルモデル）、
2.5（2チャネルモデル）、

水平軸（Gサンプル／秒）
最大メモリ（各チャネル、1つのチャネルがアクティブ）
セグメントメモリ

8ビット

10ビット

2/4

10ビット

500 µV～10 V
500 µV～1 V

5（全チャネルインターリーブ）

1、2（2チャネルインターリーブ）

125 kサンプル（4チャネルモデル）、
250 kサンプル（2チャネルモデル）、
1 Mサンプル；2 Mサンプル
500 kサンプル（セグメント・メモリ・モー
ドでは50 Mサンプル）­

オプション

10,000

高度なデジタルトリガ（14種のトリガタイプ）2）

基本（5種のトリガタイプ）

拡張（7種のトリガタイプ）

拡張（10種のトリガタイプ）

8

8

16

16

1.25

1

1.25

2本のロジックプローブ：各チャネル最大2.5、125 kサンプル

1 Mサンプル

10 Mサンプル

2本のロジックプローブ：各チャネル40 Mサンプル、
1本のロジックプローブ：各チャネル80 Mサンプル

カーソル測定タイプ

4

13

4

4

マスクテスト37

基本（信号の周りの許容マスク）

31

32

32

基本

基本

基本（演算の組み合わせ）

基本（演算の組み合わせ）オプション
ミックスド・シグナル・オプション
デジタルチャネルの数1）

デジタルチャネルのサンプリング

レート（Gサンプル／秒）

デジタルチャネルのメモリ
解析

標準測定機能演算機能

シリアル・プロトコル・トリガ／デ

50,00040 Mサンプル；80 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは400 Mサンプル2））

50,000（高速セグメント・メモリ・モードでは300,0002））

トリガ–

10 Mサンプル；20 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは160 Mサンプル2））

2.5、5（2チャネルインターリーブ）

オプション

捕捉レート
（波形／秒）

標準1.25、2.5（2チャネルインターリーブ）

基本（信号の周りの許容マスク）

基本（信号の周りの許容マスク）

1本のロジックプローブ：各チャネル最大5基本（信号の周りの許容マスク）

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/­
RS-485、CAN、LIN、CAN-FD、SENT

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/
RS-485、CAN/LIN

RS-485、CAN/LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
CAN、LIN、I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429

表示機能

データロガー–––

アプリケーション1）、2）

高分解能­周波数カウンター、高度なスペクトラム解析、­高調波解析、
ユーザー
スクリプト作成機能

デジタル電圧計（DVM）、
コンポ
ーネントテスタ、高速フーリエ変換（FFT）

コンプライアンステスト1）、2）–

サイズおよび解像度

7インチ、カラー、800×480ピクセル

コード1）

ディスプレイおよび操作

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/

64,000（高速セグメント・メモリ・モードでは2,000,0002））

デジタル電圧計（DVM）、高速フー パワー、
デジタル電圧計（DVM）、スペクトラム解析

リエ変換（FFT）、周波数応答解析

およびスペクトログラム、周波数応答解析

–

–

–

6.5インチ、
カラー、
640×480ピクセル

10.1インチ、
カラー、
1280×800ピクセル

10.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

高速ボタン操作

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

操作

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

寸法（W×H×D、mm）

201×293×74

285×175×140

390×220×152

390×220×152

2.4

2.5

3.3

バッテリー

リチウムイオン、4時間以上の使用
が可能

1.7
–

–

–

一般仕様

重さ
（kg）

1）

アップグレード可能です。

14

2）

オプションが必要です。

RTA4000

RTE1000

RTO6

RTP

200/350/500 MHz/1 GHz 1）

200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz 1）

600 MHz/1/2/3/4/6 GHz 1）

4/6/8/13/16 GHz 1)

4

2/4

4

4

500 µV～10 V

500 µV～10 V

1 mV～10 V（HDモード: 500 μV～10 V）

10ビット

HDモードで最大16ビット

HDモードで最大16ビット

HDモードで最大16ビット

1 mV～1 V（HDモード:500 μV～1 V）

2 mV～1 V(HDモード:1 mV～1 V）

10、20（4 GHzおよび6 GHzモデルでは2チャネルイン
ターリーブ）

20、40（2チャネルインターリーブ）

100 Mサンプル；200 Mサンプル（セグメン
50 Mサンプル／200 Mサンプル
ト・メモリ・モードでは1 Gサンプル）

標準：200 Mサンプル／800 Mサンプル
最大：1 Gサンプル／2 Gサンプル

標準：50 Mサンプル/200 Mサンプル
最大：1 Gサンプル／2 Gサンプル

標準500 µV～1 V

500 µV～1 V

2.5、5（2チャネルインターリーブ）

5

64,000（高速セグメント・メモリ・モードでは2,000,000）

標準

1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モー 1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは
ドでは1,600,000）
2,500,000）

標準

標準

拡張（10種のトリガタイプ）

高度なデジタルトリガ（13種のトリガタ
イプ）

高度なトリガ（ゾーントリガを含む）、
デジタルトリガ（14種のトリガタイプ）

リアルタイムディエンベディングに対応した高度なデジタルトリガ（14トリガタイプ）2）、高速シリアル・パター
ン・トリガ、8/16 GbpsのCDR2）、
ゾーントリガ2）

16

16

16

16

5

5

5

2本のロジックプローブ：各チャネル
100 Mサンプル、1本のロジックプローブ： 100 Mサンプル
各チャネル200 Mサンプル

200 Mサンプル

200 Mサンプル

4

3

3

3

32

47

47

47

基本（演算の組み合わせ）高度（数式エディター）

高度（数式エディター）

高度（数式エディター）

2本のロジックプローブ：各チャネル最
大2.5、1本のロジックプローブ：各チャネル最大5基本（信号の周りの許容マスク）

高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース） 高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース）

I C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
CAN、LIN、I2S、MIL-STD-1553、
ARINC 429、FlexRay™、CAN-FD、USB
2.0/HSIC、
イーサネット、
マンチェスター、
NRZ、SENT、SpaceWire、CXPI、USB電源
供給、車載イーサネット100BASE-T1
2

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/
RS-485、CAN、LIN、I2S、M­ IL-STD-1553、
ARINC 429–
パワー、
デジタル電圧計（DVM）、
スペク
トラム解析およびスペクトログラム、周波数応答解析

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN、
I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、
CAN-FD、MIPI RFFE、USB 2.0/HSIC、MDIO、8b10b、
イーサネット、
マンチェスター、NRZ、SENT、MIPI
D-PHY、SpaceWire、MIPI M-PHY/UniPro、CXPI、
USB 3.1 Gen1、USB-SSIC、PCIe 1.1/2.0、USB電源供給、車載イーサネット100BASE-T1/1000BASE-T1

750,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは
3,200,000）

高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース）
I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN、
MIL-STD-1553、ARINC 429、CAN-FD、MIPI RFFE、
USB 2.0/HSIC、MDIO、8b10b、
イーサネット、マン
チェスター、NRZ、MIPI D-PHY、SpaceWire、MIPI
M-PHY/UniPro、USB 3.1 Gen1/Gen2、USB-SSIC、
PCIe 1.1/2.0/3.0、USB電源供給、車載イーサネット
100BASE-T1/1000BASE-T1

ヒストグラム、
トレンド、
トラック2）

ヒストグラム、
トレンド、
トラック2）

度なスペクトラム解析とスペクトログラム

ロック・データ・リカバリー、I/Qデータ、RF解析、
ディエ
ンベディング、TDR/TDT解析

16ビット高分解能モード、高度なスペクトラム解析とスペクトログラム、ジッタ、ジッタおよびノイズ分離、RF
解析、
リアルタイムディエンベディング、TDR/TDT解析、I/Qデータ­ 、HSシリアル・パターン・トリガ（8/16
Gbps CDR）

パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高度なスペク
パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高 トラム解析とスペクトログラム、ジッタ／ノイズ分離、ク

ヒストグラム、
トレンド、
トラック

–

–

各種オプションが利用可能（PD 5216.1640.22を参照） 各種オプションが利用可能（PD 5215.4152.22を参照）

10.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

10.4インチ、
カラー、1024×768ピクセル

15.6インチ、
カラー、1920×1080ピクセル

12.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

390×220×152

427×249×204

450×315×204

441×285×316

3.3

8.6

10.7

18

–

–

–

–

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 15

主な仕様
主な仕様

垂直システム

チャネル数

R&S®RTB2002; R&S®RTB2004

立ち上がり時間（理論値）

R&S®RTB2002/2004（R&S®RTB-B2x1、
5 ns、3.5 ns、1.75 ns、1.15 ns
R&S®RTB-B2x2、R&S®RTB-B2x3オプション使用時）

入力感度

すべてのレンジでの最大帯域幅

帯域幅（－3 dB）

入力インピーダンス
DCゲイン確度

ADC解像度

捕捉メモリ

水平軸システム

入力感度＞5 mV/div
入力感度≦5 mV/div

標準、
R&S®RTB-K15オプション搭載時

タイムベース範囲

トリガシステム
トリガタイプ

解析機能と測定機能
QuickMeas
波形演算

1 MΩ±2 %（9 pF±2 pF、実測）
1 mV/div～5 V/div

オフセットおよび位置＝0、セルフアライメント後の最大動作温度変化±5 °C

データ捕捉システム

最大リアルタイム・サンプリングレート

2; 4R&S®RTB2002/2004（R&S®RTB-B2x1、
70 MHz、100 MHz、200 MHz、300 MHz
R&S®RTB-B2x2、R&S®RTB-B2x3オプション使用時）

フルスケールの±1.5 %フルスケールの±2 %10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット
1.25 Gサンプル／秒、2.5 Gサンプル／秒（インターリーブ）
10 Mサンプル、20 Mサンプル、
インターリーブ
160 Mサンプルのセグメントメモリ
1 ns/div～500 s/divで選択可能

標準
オプション
ボタンを押すことで測定値が連続的に波形に書き込まれる

MSOオプション

エッジ、幅、
ビデオ（PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p）、
パターン、
ライン、
シ
リアルバス
I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN

ピーク・トゥ・ピーク電圧、正ピーク、負ピーク、立ち上がり時間、
立ち下がり時間、平均値、RMS値、時間、周期、周波数
加算、減算、乗算、除算、FFT

デジタルチャネル

16（2個のロジックプローブ）

捕捉メモリ

10 Mサンプル

サンプリングレート

1.25 Gサンプル／秒

波形発生器

解像度、
サンプルレート
振幅

Hi-Z、50 Ω

信号フォーム周波数範囲

正弦波

DCオフセットHi-Z、50 Ω
パルス／矩形波

ランプ／三角波

任意波形

一般仕様

ノイズ

サンプリングレート、
メモリ長

スクリーン

寸法
質量

20 mV～5 V (Vpp)、10 mV～2.5 V (Vpp)±2.5 V、±1.25 V
0.1 Hz～25 MHz
0.1 Hz～10 MHz
0.1 Hz～1 MHz
最大25 MHz

最大：10 Mサンプル／秒、16,000ポイント
10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ
（1280×800ピクセル）

インタフェース
可聴ノイズ

14ビット、250 MSa/s

1.0 mの距離における最大音圧レベル
W×H×D

リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、
USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー
28.3 dB(A)390 mm×220 mm×152 mm（15.4インチ×8.66インチ×5.98インチ）
2.5 kg（5.5 lb）

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 16

オーダー情報概要

型番

オーダー番号

オシロスコープ、70 MHz、2チャネル

R&S®RTB2002

1333.1005.02

R&S®RTB2004

1333.1005.04

R&S®RTB2002 オシロスコープの100 MHz帯域幅へのアップグレード

R&S®RTB-B221

1333.1163.02

R&S®RTB2002 オシロスコープの300 MHz帯域幅へのアップグレード

R&S®RTB-B222

1333.1170.02

R&S®RTB-B223

1333.1186.02

R&S®RTB-B241

1333.1257.02

R&S®RTB-B242

1333.1263.02

R&S®RTB-B243

1333.1270.02

MSO以外のモデルをミックスドシグナル用にアップグレード、300 MHz、付属品：2 × R&S®RT-ZL03

R&S®RTB-B1

1333.1105.02

任意波形発生器

R&S®RTB-B6

1333.1111.02

I2C/SPIシリアルトリガ／デコード

R&S®RTB-K1

1333.1011.02

UART/RS-232/RS-422/RS-485シリアルトリガ／デコード

R&S®RTB-K2

1333.1028.02

CAN/LINシリアルトリガ／デコード

R&S®RTB-K3

1333.1034.02

R&S®RTB-K15

1333.1040.02

R&S®RTB-K36

1335.8007.02

R&S®RTB-PK1

1333.1092.02

300 MHz、10:1、10 MΩ、400 V、12 pF

R&S®RT-ZP03S

1803.1001.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、300 V、10 pF、5 mm

R&S®RT-ZP05S

1333.2401.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、400 V、9.5 pF

R&S®RTM-ZP10

1409.7708.02

38 MHz、1 MΩ、1:1、55 V、39 pF

R&S®RT-ZP1X

1333.1370.02

250 MHz、100:1、100 MΩ、850 V、6.5 pF

R&S®RT-ZH03

1333.0873.02

400 MHz、100:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH10

1409.7720.02

25 MHz、8 MΩ、2.75 pF、10:1/100:1、±700 V、1000 V（RMS）CAT III

R&S®RT-ZD002

1337.9700.02

R&S®RT-ZD003

1337.9800.02

400 MHz、1000:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH11

1409.7737.02

20 kHz、AC/DC、10 A/1000 A

R&S®RT-ZC02

1333.0850.02

100 kHz、AC/DC、30 A

R&S®RT-ZC03

1333.0844.02

10 Mhz、AC/DC、150 A

R&S®RT-ZC10

1409.7750.02

100 MHz、AC/DC、30 A

R&S®RT-ZC20

1409.7766.02

120 MHz、AC/DC、5 A

R&S®RT-ZC30

1409.7772.02

R&S®RT-ZA13

1409.7789.02

R&S®RTB2000ベースモデルの選択

オシロスコープ、70 MHz、4チャネル

ベースユニット（付属の標準アクセサリ：各チャネルに1本ずつのR&S®RT-ZP03Sパッシブプローブ、電源ケーブル）

必要な帯域幅アップグレードの選択

R&S®RTB2002 オシロスコープの200 MHz帯域幅へのアップグレード
R&S®RTB2004 オシロスコープの100 MHz帯域幅へのアップグレード
R&S®RTB2004 オシロスコープの200 MHz帯域幅へのアップグレード
R&S®RTB2004 オシロスコープの300 MHz帯域幅へのアップグレード

必要なオプションの選択

ヒストリーおよびセグメントメモリ

周波数応答解析（ボード線図プロット）

以下のオプションを含むアプリケーションバンドル：
R&S®RTB-K1, R&S®RTB-K2, R&S®RTB-K3, R&S®RTB-K15, R&S®RTB-K36,
R&S®RTB-B6

追加するプローブの選択
シングルエンド・パッシブプローブ

高電圧シングルエンド・パッシブプローブ
高電圧プローブ：パッシブ

25 MHz、8 MΩ、2.75 pF、20:1/200:1、±1400 V、1000 V（RMS）CAT III

電流プローブ

電流プローブ用電源

差動アクティブプローブ

100 MHz、1000:1/100:1、8 MΩ、1000 V（RMS）、3.5 pF

R&S®RT-ZD01

1422.0703.02

200 MHz、10:1、1 MΩ、20 V作動、3.5 pF

R&S®RT-ZD02

1333.0821.02

アクティブ8チャネル・ロジック・プローブ

R&S®RT-ZL03

1333.0715.02

50 Ωフィードスルー終端

R&S®HZ22

3594.4015.02

R&S®RT-ZA19

1335.7875.02

フロントカバー

R&S®RTB-Z1

1333.1728.02

トラベル用ハードケース

R&S®RTB-Z3

1333.1734.02

R&S®RTB-Z4

1335.9290.02

R&S®ZZA-RTB2K

1333.1711.02

ロジックプローブプローブアクセサリ
プローブパウチ

必要なアクセサリの選択

ソフトバッグラックマウントキット

Rohde & Schwarz R&S®RTB2000 オシロスコープ﻿ 17

ローデ・シュワルツはテクノロジーグループとして、電子計測、
テクノロジーシステム、
ネットワーク／サイバーセキュリティの分野の最先端ソリューションを提供することで、安全でつながり合った世界の実現を先導する役割を果たしています。
創業から85年を超えるこのグループは、全世界の産業界と政府機関のお客様にとっての信頼できるパートナーです。
本社をドイツのミュンヘンに構え、独立した企業として、70か国以上で独自の販売／サービスネットワークを展開しています。
www.rohde-schwarz.com/jp

永続性のある製品設計► 環境適合性と環境負荷の低減► 高エネルギー効率と低排出ガス► 長寿命かつ所有コストの最適化
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ トレーニング

www.training.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support

3607427016► 世界に広がるサービス網► 各地域に即した独自性►個別の要望に応える柔軟性► 妥協のない品質► 長期信頼性

R&S® は、
ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
PD 3607.4270.16 | Version 07.00 | 3月 2022 (fi)R&S®RTB2000 オシロスコープ
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2017 - 2022 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

3607.4270.16 07.00 PDP/PDW 1 ja

高付加価値のサービス

ローデ・シュワルツ