WFor Water

差圧式流量計DPF

Differential pressure flow meter

ダイヤフラムを使用した差圧式流量計です。
表示部が大きい為、目盛が読みやすい。
■ 自由な流れ方向( タテ・ヨコ）に使用可能。
■ 15A〜100A までのラインナップ。
■■A diaphragm is applied to this differential pressure type flowmeter.
As the display is made larger, it is easy to take a reading.
■ Freely available in the direction of flow, such as longitudinal and lateral.
■ 15A up to 100A lined up.
■■

計測精度を保つ為、DPFのIN側に10D、OUT側に5D以上の直管部を設けて下さい。初期通水時に必ず

注 意 Air抜きバルブをご使用下さい。
CautionTo keep a measuring accuracy, provide with a straight pipe 10D and over (ten times the pipe size) to inlet side and to outlet side 5D and over.
Be sure to use an air-bleeding valve when initially running water.

型式 Model number selection
規格Std.

DPF - M

液体用For liquid

接続Connection

流れ方向
Flow direction-W

流体名Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-0

材質
Material- 304 Max.

無記入 Blank
Fm3/hG
特殊 For specialized unitZ1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊2
R
左→右 Left →RightL
右→左 Right→Left
U
下→上 Down→UpD
上→下 Up→Down ＊1
Rc接続 Rc connection
フランジ接続 Flange connection

＊2

測定範囲
Measuring range

接続口径
Connection size

15

0.24〜1.2（m3/h）

Rc1/2

253240506580
100

30.24〜1.2（m /h）
0.6〜3（m3/h）
1.2〜6（m3/h）
1.2〜6（m3/h）
2.4〜12（m3/h）
1.2〜6（m3/h）
2.4〜12（m3/h）
2.4〜12（m3/h）
3.5〜18（m3/h）
3.5〜18（m3/h）
6〜30（m3/h）
8〜42（m3/h）
3.5〜18（m3/h）
6〜30（m3/h）
8〜42（m3/h）
12〜60（m3/h）
20〜100（m3/h）＊1: 流れ方向 上→下は条件付で製作可。
（配管上満水である事）＊2: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: In case of the flow direction, Up →Down, it can be conditionally made. (Pipe should be filled fully with water.)＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

2023

下記測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range below

規格
Std.
20140

特殊項目
For specialized item

Rc3/4
Rc1
32A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
40A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
50A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
65A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent

80A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
100A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent

W
液体用仕様 Specifications

規格寸法 Standard dimensions
接続口径 Connection size

φDφE

φCn×φhw（B）

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

15-25

Rc1/2〜Rc1ーーーーー

175

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa（G）

3232A ＊

13576

100 4×φ19 16 178

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 100℃

4040A ＊

140

81105 4×φ19 16 181

5050A ＊

155

96120 4×φ19 16 187

使用周囲湿度 Ambient operating temperature

85％RH以下 ≦ 85%RH（結露なきこと No dewing）

65

65A ＊

175 116140 4×φ19 18 194

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（凍結なきこと No freezing）

80

80A ＊

185 126

150 8×φ19 18 200

100100A ＊210 151

175 8×φ19 18 213

差圧式流量計

規格 Std.

＊ JIS10Kフランジ相当 JIS 10K flange equivalent

構造図 Structural drawing
Rc接続
Rc threaded connection①② ③

オリフィス部 Orifice partR25φDφEOUT④⑧2⑥ ⑤⑨⑥ ⑤④

OUT(B)

ＩＮW
150(B)

70⑧②③(φ112)⑦

Rc1/2〜Rc1(φ112)

①

H=46h

φn×CφDPF

フランジ接続Flanged connectionＩＮ

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

PPS他 PPS, etc.

接液部 Wetted part : SUS304,SUS303,PPS,FKM,PSF,NBR,シリコンゴム Silicon rubber

表示器固定リング Indicator securing ring

ADC12

黒塗装 Painted black

バルブボディ Valve body

SCS13

4ボディ Body

SCS13

5

ハンドル Handle

6

Air抜きバルブ Air bleeding valve

7

目盛板 Scale plateAl8

カバーリング Cover ring

ABSグリーン Green

9指針 PointerAl

黒塗装 Painted black

1

表示器 Indicator

23

オリフィス一体型 A type unified with orifice

PA6SUS3032023141