New Product
June 21st, 2024 YDM

Debridement Series
デブライドメント用シリーズ

N ew pr od u ct

New product features●メインテナンス期、SPT期（歯周病安定期治療）の管理には、「口腔バイオフィルムの除去」が重要となります。また、デブライドメントの効果を最大限に発揮するには、器具の選択も重要です。細く繊細な先端形状のDBシリーズで、歯周組織に負担をかけず、低侵襲なデブライドメントを是非体感ください。
※強固な歯石への使用は破折の恐れがありますのでご注意ください。

DBI

探知からバイオフィルムの除去、薄い歯石の除去まで1本で全顎対応可能です。

DBG

メンテナンス〜SPT期での、DBIでは取り切れない歯石の除去に有効です。

DBS

縁上歯石の除去、セメント除去にも有効です。

デブライドメント用 Gキュレット 丸柄

135℃［臨床動画］DBG● 細いブレードがメンテナンス期・SPT期の引き締まった歯肉に有効です。

tcudorpweNブレード幅比較

est20.85mm● 短いハンドルで操作性が良く、マイクロスコープを使用した施術に有効です。

写真提供：鈴木 歩 歯科衛生士（BRISTO DENTAL CLINIC 副院長）

安定した施術が可能です。

G5［比較動画］● 細いシャンクは適度な弾力があり歯石の探知がしやすくオーバートリートメントを防ぎます。

● 9.5mmの太めのハンドルで

# 5-6

DBG
0.6mm

シャンクの比較
est2DBG

G6

コード No.09243

標準価格 4,800円※ハンドルに「DBG」と刻印が入っています。

# 7-8

G7

コード No.09244

標準価格 4,800円

G8# 11 - 12
コード No.09246

標準価格 4,800円※強固な歯石への使用は破折の恐れがありますのでご注意ください。

G11G12# 13 - 14

G13G14

コード No.09247

標準価格 4,800円

医療機器届出番号 11B1X1000662D110一般的名称 歯周用キュレット 販売名

デブライドメント用Gキュレット

Gキュレット カラーチャート
下顎
写真提供：林 智恵子 歯科衛生士（ネクスト・デンタル）

写真提供：佐藤 昌美 歯科衛生士（池田歯科クリニック）

写真提供：片山 章子 歯科衛生士

写真提供：塚田 智子 歯科衛生士

写真提供：延田 万里 歯科衛生士（歯科・林 美穂医院）

写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士（フリーランス）

写真提供：鈴木 歩 歯科衛生士（BRISTO DENTAL CLINIC 副院長）

写真提供：塚原 桜 歯科衛生士（麻布東京デンタルクリニック）

適応部位

左側

G5G6

前歯部用

G7G8

臼歯部用頬舌面用

G11G12臼歯部近心面用

G13G14

臼歯部遠心面用（片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属） （あおいデンタルクリニック）

右側上顎デブライドメント用スケーラー
DBS135℃● グレーシーキュレット＃11-12と同じ屈曲をしているため、臼歯隣接面のスケーリングが容易です。
● 小さく薄いブレードが前歯歯頚部や歯間部のスケーリングに適しています。
● セメント除去にも有効です。

［臨床動画］● ハンドル径／7.0mm● サイズ／170mm※先端幅／0.60mm
0.60mm# 11 - 12
コード No.09227
標準価格 4,400円※ハンドルに「DBS」と刻印が入っています。
写真提供：長内 香織 歯科衛生士（麻布東京デンタルクリニック）

写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士（フリーランス）

医療機器届出番号 11B1X1000662D212
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用 スケーラー

デブライドメント用インスツルメント

DBI［臨床動画1］［臨床動画2］● 歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作が可能です。● 歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさず除去します。
● 先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。

● サイズ／180mm# 11-12※先端幅／0.40mm● ハンドル径／5.0mm

135℃

標準価格 4,000円

コード No.09225※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

● 短いハンドルで操作性が良く、マイクロスコープを使用した施術に有効です。
● 9.5mmの太めのハンドルで安定した施術が可能です。

● ハンドル径／9.5mm● サイズ／169mm

丸柄# 11-12

写真提供：
尾野 誠先生（四条烏丸歯科クリニック）

135℃

標準価格 4,800円

コード No.09229※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

写真提供：
横田 美保 歯科衛生士(片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属） （本多歯科医院）

写真提供：
波多 野映子 歯科衛生士(古畑歯科医院）

写真提供：
片山 章子 歯科衛生士

写真提供：
藤森 直子 歯科衛生士（Team Grinʼn Tokyo 代表取締役）● 鋭利すぎないカッティングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。● インプラント上部構造の基底部にも有効です。

# 11-12 チタン製
コード No.09226

丸柄

135℃

標準価格 5,800円# 11-12 チタン製

コード No.09230

135℃

標準価格 6,600円※ハンドルにカラーリングが付いています。※カラーリング／材質 Si※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。

DBI
DBI

写真提供：
延田 万里 歯科衛生士（歯科・林 美穂医院）

耐熱温度260℃

写真提供：
長内 香織 歯科衛生士（麻布東京デンタルクリニック）

医療機器届出番号 11B1X1000662D211
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント＝ デブライドメント用インスツルメント（Debridement Instrument ）DBI【 DBI の適応症】
デブライドメント● 柔らかいバイオフィルム● 石灰化し始めの薄い歯石● メインテナンス期のバイオフィルム

引き締まった歯肉● 繊細で歯周組織に負担をかけずに挿入、操作できます。
● 先端部の内面がフラットなためバイオフィルムを逃さずに効率よく除去できます。

Ｇキュレット

探針Fit&Catchバイオフィルム

先端部

先端幅�/�

●繊細で探知力に優れていますが、先端部の断面が丸いため、バイオフィルムが逃げてしまい効率よく除去できません。

先端部

先端幅
�/�※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2024年6月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

バイオフィルム●鋭いカッティング
エッジでＳＲＰに適していますが、オーバートリートメントに注意する必要があります。
●タイトな歯肉溝への挿入は歯周組織に負担がかかります。

バイオフィルム

刃部

刃幅
�

刃（先端）幅はＧキュレットを基準にした割合です。

発売〒355 - 0042 埼玉県東松山市今泉28

医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp大阪 〒564-8650 吹田市垂水町３丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/