経穴とは何か

総

15

説

経 穴とは何か

佐々木 和郎鈴鹿医療科学大学
キーワード：

鍼灸学部

鍼灸学科

経穴，鍼灸治療，硬さ，粘弾性測定，皮膚インピーダンス

要 旨
鍼灸医学の根幹をなす経穴（一般的にツボ）とは何か解説を行い，関連の研究について紹介を行った。経穴付近の組織に特別な構造が存在するか否かは明確な結論が出ていない。しかし，鍼灸治療を行う施術者は，経穴を硬結，圧痛，皮膚のざらつきなどを総合し，反応点としてとらえている。皮膚と骨との間の機能的な測定，特に筋の緊張状態をも含めた生体軟部組織系の粘弾性計測，皮膚面での部位別による皮膚インピーダンス計測は測定方法がほとんど無かったため in vivo では未解明の状態である。東洋医学は診断・治療に皮膚の情報を最も良く活用し治療を行い，生体
軟部組織系を基本とした診断・治療体系を構成している。以上より，経穴を科学化するためには触診を基本に皮膚・筋の硬さ測定システムの開発，鍼刺入時の力の分析ができる鍼センサーの開発，経穴とその周囲における皮膚イン
ピーダンス軌跡の多点同時測定システムの開発を行った。その結果，経穴部と硬結との関連が存在すること，鍼治療により組織の硬さは変化すること，経穴部と非経穴部のインピーダンスパラメータが異なっていることが観察された。

16

Ⅰ、目的

代に中国大陸より仏教と供に鍼灸医学が伝わり，平安
時代には鍼博士が医学制度の中に位置づけられている。

鍼灸医学の根幹をなす経穴（一般的にツボ）とは何

経穴には特別な組織構造が存在するか否か明確な結か解説を行い，我々が行った研究，関連の研究につい論が出ていない 1）- 2）。しかし，フランスおよび英米の文て紹介した。経穴付近の組織に特別な構造が存在する

献では，1950 年代以降，何回も，血管を伴って深部かか否かは明確な結論が出ていない。しかし，鍼灸治療ら垂直方向に達する神経に経穴が関係していること，まを行う施術者は，経穴を硬結，圧痛，皮膚のざらつきた皮膚を筋群から分離する筋膜の特定箇所に神経・血などを複合し，反応点としてとらえている。皮膚と骨と管束が関与していることが報告されている。そして一貫の間の機能的な測定，特に筋の緊張状態をも含めた生した原則が知られている。それは「皮膚の結合組織と体軟部組織系の粘弾性計測，皮膚面での部位別による

筋 系 の 間 に，コラーゲン 性 分 離 層として 体 表 筋 膜

皮膚インピーダンス計測は測定方法がほとんど無かった（Fascia）が走っている。この筋膜は顔面，頭皮ならびため in vivo では未解明の状態である。東洋医学は診に手足の指を除いて，人体をコラーゲンのストッキング断・治療に，皮膚の情報を最も良く活用し治療を行い，で覆っている。経穴の部分では，この筋膜は疎性結合

生体軟部組織系を基本とした診断・治療体系を構成し組織で覆われた神経・血管束によって急角度で貫通さている。以上より，我々は経穴を科学化するために触診れており，そこでは円形ないし細長い孔が形成されていを基本に，皮膚・筋の硬さ測定システムの開発，鍼刺る。この孔は，また経穴部分における電気抵抗の低下

入時の力の分析ができる “ 鍼センサーの開発 ”，“ 経穴との原因であり，これはコラーゲンの網状組織が高い電

その周囲における皮膚インピーダンス軌跡の多点同時気抵抗を示すためである。すべての古典的経穴 361 ヵ

測定システムの開発 ” を行った。以上のセンサーの開所のうち 80％以上は，筋膜を貫通する神経・血管束と発および計測システムの開発により，経穴の機能的なして形成されている。このような孔は，既知の経穴より変化をとらえ経穴とは何かについて解説を行った。

もはるかに多い。このような特定数の経穴だけを診断上，また療法上に利用する場合，それは明らかに神経・血Ⅱ、経穴とは何か
鍼灸医学の根幹をなす経穴（ケイケツ，一般にツボ管束の強度によって左右される。活動的な経穴の筋膜
孔の直径は 2mm 以上，7mm 以下である。つまり筋膜孔は手による療法で扱うことができる。
」としている 3）。

と言われる）はどのようなものであろうか。広辞苑では鍼灸医学において経験を積んだ治療者は触診によっ「灸（キュウ）を点じ鍼（ハリ）を打つべき身体の箇所。

て経穴を決定することができる。経穴は “ 治療者の触全身に数百ヵ所あり，経絡（ケイラク）の要所に当り，診 ” と “ 患者の感覚 ” において決定される場合が多い。

病気の診断と治療の対象点」とされる。また，経絡とは治療者の触診とは①硬結（こうけつ，
palpable hardenings）「人体における血管系・リンパ系・神経系とは別の特異である。硬結の定義は「皮下結合組織・筋・筋膜・腱な循環・反応系統」とある。以上のように，いまだ “ 経膜に存在する触知できる限局した形を持つ硬い部位であ穴＝未解明 ” という認識が一般的である。中国では鍼り，筋全体の緊張の高まっているものは除く。外傷によ灸医学が約 2000 〜 3000 年の歴史がある。しかし，近るコブ等は含まない。圧痛の有無によって区別（有痛性年，ヨーロッパ・アルプスの氷河の中から凍結保存され硬結，無痛性硬結）する。
」としている 4）。②圧痛点，た 5300 年前の遺体が発見され，皮膚上に書かれた治③皮膚表面のざらつき，③皮膚表面の微少陥凹，④皮

療点および治療に使用された鍼が見つかり経穴との関膚温が周囲と比較し低下点あるいは高温点などである。

係が示唆されている。これより鍼治療の歴史はもっと古患者の感覚とは治療者が指頭で皮膚面を圧した場合，

いのではないかと考えられている。我が国には飛鳥時周囲と比較して特に過敏になっている部位（圧痛部）で

経穴とは何か17ある。図に示すように経穴は硬結，圧痛，皮膚のざらつて硬いと感覚している部位は 3 〜 4，6 〜 9，9 〜 11，11きなどを複合し，反応点としてとらえている（図 1）。

〜 16 の間に多いことが観察された。後にこの部位を経穴と対応させると 3 〜 4 は陰陵泉（インリョウセン），6〜 9 は地機（チキ），9 〜 11 は漏谷（ロウコク），11 〜
16 三陰交（サンインコウ）であり調査した下腿内側の線上の経穴と一致した 5）（図 2）。
このことは鍼灸の臨床に従事している治療者（鍼灸師）60 名に「経穴を決定する時にどのような現象を基準に決定するか。
」，アンケート調査をした結果でも裏付けられている。その結果，約半数が硬結，圧痛を基準に決定している事が明らかになった 4）- 5）。経穴の治療点と図 1.

しての用い方は，触診で経穴を決定し，硬結部分を軟経穴の特性

らかくすることにより正常化するという方法を用いる。これは鍼治療時に鍼で内部の状態を感覚しながら治療をⅢ、方法および結果行っているので診断が即，治療に結びついていることになる。特に硬結部は疾病の際，内臓体性反射（内臓に１．硬結と経穴の関連性異常がある場合，そこからの異常刺激が脊髄，脳の反我々は硬結と経穴の関連について，下腿内側におけ

射中枢を介して，皮膚の知覚神経支配領域上に痛み，る硬結の出現頻度を測定した。下腿内側，内側関節裂

筋の攣縮，血管収縮等の現象を表す反射）の反応点と隙から内果までを 18 等分し，等分した部位の硬さを経して表れる事が多く，これを治療点として用いることが穴に一切こだわらず感覚スケール上にプロットした。検多い 6）。鍼治療で経験を積んだ治療者は鍼刺入部位の者は鍼灸臨床経験 10 年以上の者１名が担当した。被１本の鍼を介し組織の緊張状態を感覚でき，その感覚検者は 19 才〜 25 才の男性 5 名，女性 5 名の 10 名でに基づいて治療の目安・治療時間・鍼の深さなどを決ある。硬結の出現頻度を集計した結果，周囲と比較し定するからである。たとえば肩凝りの鍼治療の際に鍼を図 2.

硬結の出現頻度18

硬くなった筋表面（外筋周膜）まで進め，筋緊張を緩和することは臨床経験を積んだ鍼灸師ほど的確に行なうことができる。皮膚と骨との間の機能的な測定，特に筋の緊張状態をも含めた生体軟部組織系の粘弾性計測は
in vivo ではほとんど未解明の状態である。東洋医学は診断・治療に，生体軟部組織系の情報を基本としている。以上より経穴を科学化するためには生体組織の硬さがその基本にあるため，硬さの客観化が必要となる。
そこで，我々は触診を基本に圧力センサーと距離セン

図 3.

サーを組合せ硬さの客観化を試みた。

硬さの感覚要因（昭和測器株式会社製・MRS-10K）よりセンサー部を構成し（図 4）距離と圧の関係から硬さを測定すること

２．皮膚，筋の硬さ測定システムの開発を考えた 5 ）- 7）。

硬さ測定システムは硬さセンサー硬さセンサーは触診

本センサーの特徴は小型で軽量な事であり変位トランを基本に開発した。触診で生体の硬さを感覚する要因とスジュサーを皮膚面上に位置させることにより皮膚面か

して「皮膚表面から指頭で押した時，生体からどれ位応らの押し込み距離を精度よく測定できる点にある。また，力を受けるか。
」ということで感覚している。それは “3

触覚との対応を考え指と検査部位との間にセンサーを軸方向（空間）における指の位置感覚 ” と “ 押し込み

介在させる方法を使用した。

加重に対する経時的な圧力変化 ” を総合し判断を行いさらに，手動測定でも精度良い測定が可能となるよう

深さ方向の硬さ変化を捕らえているものと考えることがにセンサー部とコンピュータを A/D 変換機を介して結びできる（図 3）。そこで，皮膚表面を基準とし皮膚表面

圧センサーを押し込む時に一定スピードに入ったものだ

からの押し込み距離は距離センサー（新光電子株式会社

けサンプリングするプログラムを開発した。その結果，製・AC-2510）で，圧子を押し込む圧力は圧力センサー

硬さセンサーと Asker F 硬度（ゴムの硬度）とは良く対

図 4.

硬さセンサー

経穴とは何か19応した。硬さの評価方法は圧力センサーにて皮膚表面となり応力・押し込み距離曲線はヒステリシスループをから直径 5mm の圧子を押し込む圧力から，皮膚および描くため，押し込み距離は皮膚表面を基準として 0 〜

筋肉に及ぼす応力（δ）を求め，同時に距離センサー

8mm まで 2mm 間隔でδ /L を求めた 7）- 9）（図 5）。

より皮膚表面からの押し込み距離（L）を求めた。生体においては応力に対する押し込み距離の増加が非線形

３．鍼センサーの開発
鍼センサー（図 6）は鍼を刺入するときの鍼に加わる力（以下，刺鍼抵抗値という）を精度良く測定するために開発したものである。鍼センサーの開発により治療者の刺鍼感覚と生体組織の刺鍼抵抗値を同時に測定することが可能となった。これにより治療者の感覚と刺鍼抵抗値の間に高い相関性があることが明らかになった 10）。

４．経穴部の，硬さセンサー，鍼センサーによる測定
鍼治療で筋の弾性がどの様に変化するかを示した報告例はほとんど無い。本章では硬さセンサーによる測定
例と鍼レオメータの人体組織への適用例を示す。
（1），硬さセンサーによる筋緊張に対する測定
健康男子 38 才 1 名について前脛骨筋の等尺性筋運動時における筋緊張の変化を下腿前外側中央部，前脛
図 5.

応力と押し込み距離から得られるヒステリシスループ

図 6.

骨筋筋腹にて測定した。図 7 は前脛骨筋弛緩時，前脛鍼レオメータ鍼レオメータは鍼駆動装置と鍼センサーより構成される。

20

図 7.

筋収縮による筋の硬さ変化

骨筋収縮時の変化である。横軸が皮膚面からの押し込
み距離を表し，縦軸は押し込み時に加わる応力である。
筋収縮時に応力・押し込み距離曲線の傾きが急になり，

図 8.

硬結部とその周囲における硬さの測定

図 9.

硬結部刺鍼時の刺鍼抵抗値の変化

筋の硬さが増していることが測定できた 10）（図 7）。
（2），硬さセンサーによる筋硬結の測定
下腿内側の経穴，地機（SP8: チキ）に硬結が観察された健康男子 38 才男子 1 名について，硬結中心部と硬結の最も硬いと感覚したポイントを中心に上下 1.5cmの部位で測定を行った。図 8 に示すように硬結部では横軸の押し込み距離が 8㎜以上の部分で応力が増加しているのが観察された 10）。
（3），筋硬結の鍼センサーによる測定
生体における硬結部での鍼センサーによる測定値と術者の刺鍼抵抗感覚との対応実験をおこない，合わせて鍼センサーからの出力波形の観察を行なった。測定者は鍼臨床経験 10 年以上の者とした。図 9 は触診でと下動を行い，ついで徐々に鍼を刺入し硬結部の内部でらえた硬結部（下腿内側，経穴：漏谷，SP7，ロウコク）

上下動をした時の測定原図である。硬結部に達するまに皮膚表面から徐々に鍼を刺入し皮下組織の部分で上での上下動では波高値が小さく（皮膚表面から 6㎜の部

経穴とは何か21位），硬結部に達し上下動をした時には波高値の増加が跡を同時に測定した。郄門と内関周辺における測定は観察され波高値の増減と感覚との高い相関関係が観察

別々に行なった。測定の際の通電電流波形に含ませるされた。この様に治療をするとき鍼を介して内部の硬さ

周波数は 0.5，1，1.5.，2，3，5，7，10，15，20，25，を感覚しながら行っていることを客観的に測定すること

30，35，40，45Hz の 15 個とし，各周波数成分は同じ振ができた 10）- 12）。

幅にて重ね合わせた。通電電流波形は全ての測定部位同一とし，通電電流波形皮膚に生じた電圧波形を離散

５．経穴とその周囲における皮膚インピーダンス軌跡

化する際のサンプリング周波数は 1024Hz とした。この場合，実現可能な最高の時間分解能は 2s である。各の多点同時測定
被験者は健常男性 9 名（22 〜 24 歳）であり，測定周波数成分の振幅値は皮膚インピーダンスの電流依存

は温度 21 ± 1℃，湿度 42 ± 2％に保った電磁シールド性を考慮し，全測定箇所において電流依存性が認めら

ル ー ム 内 に て 行 な った。 測 定 部 位 は 右 腕 の 郄 門

れない範囲の値を被験者ごとに決定した。

（Ximen，PC4， ゲ キ モ ン ） 周 辺 と， 左 腕 の 内 関

郄門とその周囲の測定では被験者 9 名中 8 名，内関（Neiguan，PC6，ナイカン）とした。経穴の皮膚表面上とその周囲の測定では被験者 9 名中 7 名において，経の位置を臨床経験 20 年以上の鍼灸師が探り，その部穴に相当する測定箇所のパラメータは最小値を示してい位 を 中 心 にソリッドゲ ル を 付 けた 面 積 9.6mm （ φた 13）- 16）（図 13）。

=5mm）の自作の銀電極を 3 × 3 のマトリクス状に 9 個（参考）皮膚インピーダンスと Cole-Cole の円弧則，配置した。各電極の中心間距離は 7mm とした。電極配

K.S.Cole と R.H.Cole は多くの誘電体における実験から，

置は測定箇所直下の皮膚と電極を合わせたインピーダ

誘電体の複素誘電率を複素平面上に描けば，周波数をンスのみを測定可能な 3 電極法を用いた。9 個の電極の変えて得られる軌跡が円弧上に分布することを見出して各々が電流電極であり，電圧電極，並びに接地電極にいる。この，Cole-Cole の円弧則は誘電体に限らず，皮は比較的表面積の大きい市販のソリッドゲル付電極

膚インピーダンス等の生体インピーダンスにおいても成（NEC メディカルシステムズ社，SDC113，面積 3.14cm ）立することが良く知られている 17）。経穴と経穴周囲におを用いた。電極配置の概略，電極系の模式図 10 に示

ける皮膚の電気的特性に差異が存在する理由は，インす。

ピーダンスパラメータが精神性発汗によって著しく減少

22

図 11，図 12 それぞれ Ch.5 が経穴に相当する。郄門

することから，経穴において汗腺の活動が局所的に活および内関周辺 9 箇所における皮膚インピーダンス軌

発になり発汗が促されたのではないかと推測される。鍼灸師は経穴の位置を硬結，皮膚表面のざらつき，微妙な陥没，温度といった指先の触覚で判別していることから考えるとこの推測は妥当と考えられた。

Ⅳ、考察
以上を総合し “ 経穴とは何か ” を考えると，①経穴とは機能的な変化として現れた一つの反応点であり，反応は硬結，圧痛，皮膚表面のざらつきとして現れる。
②硬結は筋の一部線維が緊張を起こし発生していること
図 10.

9 個の電極配置の概略

が鍼センサー，硬さ測定システムの測定より明らかになった。③経穴部と皮膚インピーダンスの低下点はほ

22

図 13.

図 11.

郄門（PC4）

図 12.

内関（PC6）

内関（ch.5，経穴部）とその周囲における皮膚インピーダンス軌跡

経穴とは何かぼ一致する。平井らは経穴と想定させる部位における「電圧一電流」特性を調査したところ，「経穴特有の負23以上より経穴は機能的な変化として現れた一つの反応点であると考えることができる。

性抵抗特性を含む非線形性と電流の特異な時間変化が見られた。この特異な非線形性を持つポイントは鍼灸師が診断・治療点としての経穴とほぼ一致することが確

参考文献

認された。
」とし，我々の測定とほぼ同じ結果を述べて

1） 藤 原 知：「 キム ボン ハ ン 学 説 」とは：Journal ofいる。汗腺活動と皮膚インピーダンスは密接な活動がInternational Society of Life Information Science 23 (1)，あることがわかっている。また汗腺の活動と皮膚表面の81-81，2005.

ざらつきは密接な関係があり精神性発汗で変動し自律神経とも密接な関連がある。
経穴の刺激による効果に関連して，近年，内田らによ

2）経穴とその内部構造に関する解剖学的考察：菅田陽太，鈴木まみ子，斉藤秀樹他，解剖学雑誌，85(suppl)，130-130，2010.

り局所における筋血管拡張性調節がみい出されている。

3）刺鍼術経穴の機能解剖学：ハルムート・ハイネ，山下部腰髄の後根を末梢に向けて刺激すると，IV 群線維

元敏勝 : 日本鍼灸良導絡医学会誌 23(2)，15-20，1995.

の興奮する強度の刺激で筋血流が増加する。この血流

4）川喜田健二：硬結について，全日本鍼灸学会雑誌

増加は，30 秒間の短い刺激によって約 5 分にわたり長く

36 (1)，36-41，1986.

続く特徴がある。この血流増加反応は CGRP
（カルシトニ5）川喜田健二，後藤和廣弘，河村廣定，他：研究委

ン遺伝子関連ペプチド）受容体遮断薬投与で完全に消員会基礎部門ワークショップ報告硬結をめぐって (2)，失する。すなわち，無髄の求心性神経が逆行性に興奮

全日本鍼灸学会雑誌，171，1988.

すると，神経の末端から CGRP が放出されて骨格筋血流が増加する。これと同様の結果は，坐骨神経の栄養

6）高木健太郎，山村秀夫：東洋医学を学ぶ人のために，医学書院，第 1 版，41，1984.

血管の血流でも明らかにされている。鍼灸刺激がこのよ

7）佐々木和郎，斎藤雅人，渡邊泱：圧弾性測定シス

うな求心性神経の逆行性興奮を起こし，軸索反射によりテムの臨床応用・鍼治療前後の弾性変化の測定，医筋血流や神経血流を改善させる可能性が示唆される 18）。

工学治療研究会，1992.

経穴とは長年の経験にもとづく体の信号としての反応点

8）佐々木和郎：圧弾性システムによる鍼治療前後の弾であり治療点である。このように近年，様々な測定方法

性の変化の測定，日本歯科東洋医学学会誌，10 (2)，が進歩し経穴は科学的にも明らかにされつつある。

118-112，1991.
9）佐々木和郎：圧弾性測定システム（CES）の開発に

Ⅴ、まとめ
以上の研究を総合して考えると，以下の項目にまとめよる硬結の硬さ測定，全日本鍼灸学会誌，41 (2)，251253，1991.
10）佐々木和郎，矢野忠，片山憲史，他：鍼を応用しられる。

た Rheometer の開発と刺鍼抵抗感覚の客観的測定法，

１、経穴とは反応点であり，反応は硬結，圧痛，皮膚明治鍼灸医学，創刊号，75-87，1985.

表面のざらつきとして現れる。

11）佐々木和郎，矢野忠，片山賢史，他；鍼灸診断過２、硬結は筋の一部線維が緊張を起こし発生しているこ程の客観化（第 2 報）-Acupuncture Rheometer の改良とが鍼センサー，硬さ測定システムの測定より明らかと刺鍼抵抗感覚の客観的測定法 -，第 36 回全日本鍼になった。

灸学会学会学術大会予稿集，94，1984.

３、経穴部と皮膚インピーダンスの低下点はほぼ一致する。

12） 佐 々 木 和 郎， 矢 野 忠， 森 和， 他：Acupuncture
Sensor の改良と刺鍼抵抗の測定，明治鍼灸医学，第24

3 号，1-8，1985.

学会論文誌 C，122-C-9，1433-1440，2002.

13）福元剛智，大庭茂男，二見亮弘，他：経穴周辺に

16）神口達也，大庭茂男，福元剛智，他：皮膚イン

おける皮膚の複素インピーダンス軌跡の電流依存性，ピーダンスの多点同時測定における評価パラメータの

電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 報 告，MBE2000-163，1-8，

基 礎 的 検 討， 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告，

2001.

MBE2002-65，5-8，2002.

14）根本和彦，大庭茂男，福元剛智，他：皮膚の複素17）K.S.Cole & R.H.Cole : Dispersion and absorption in

インピーダンス解析に関する基礎的検討，電子情報

dielectrics I - Alternating current characteristics，J.

通信学会技術研究報告，MBE2001-111，63-70，2001.

Chem. Phys.，9，341-351 ，1941.

15）福元剛智，大庭茂男，二見亮弘，他：皮膚の複素インピーダンス軌跡変化の高時間分解能測定，電気18）内田さえ，堀田晴美：鍼灸刺激効果の神経性機序，
アンチ・エイジング医学 5 (3): 336-341，2009.

経穴とは何か25

What is Acupuncture Point?
Kazuro SASAKI

Department of Acupuncture, Faculty of Acupuncture, Suzuka University of Medical Science
Key words: Acupuncture points, acupuncture treatment, Hardness, Viscoelasticity measurement, Skin impedance

Abstract
Acupuncture point and forms the foundation of acupuncture is something done the description, we introduce therelated research of the author. Whether there is a special organization structure near the acupuncture point is it does nothave a clear conclusion. However, the practitioner performs acupuncture treatment, such as a composite roughness
nodules, tenderness, skin acupuncture points are considered as reaction point. Measure functional between the boneand skin, measuring viscoelasticity of the system soft tissue, including the state of tension of muscle in particular,
impedance measurement by different parts of the skin surface is not in the IN VIVO because there were few
measurement methods is a state of elucidation. Oriental medicine is to form a systematic diagnosis and treatment
diagnosis and treatment, do the treatment most often utilizing the information in this section, of the underlying soft
tissue system. Department of Chemistry to acupuncture points or more than the development of sensors based on
acupuncture to palpation, measurement system can be developed of the hardness of the skin and muscle, the analysis
of input power at the time of acupuncture, skin impedance locus in the acupuncture point and its surrounding we havedeveloped a simultaneous multi-point measurement system. As a result, the relationship between section acupuncture
point and hardness results exist, the hardness of the organization that changes according to acupuncture, acupuncture
point impedance parameters of the unit and non-acupuncture points have different was observed. Was able to think
through the development of more sensors and measurement systems development, and acupuncture points is one pointof the reaction has emerged as the functional changes.

26

略

佐々木
職

歴

和郎（工学博士） 鈴鹿医療科学大学鍼灸学部鍼灸学科

教授

歴：
昭和 58 年

筑波大学理療科教員養成施設講師

昭和 60 年

明治鍼灸大学講師

平成 2 年

明治鍼灸大学助教授

平成 6 年

明治鍼灸大学大学院助教授 ･ 併任

平成 16 年

鈴鹿医療科学大学鍼灸学部鍼灸学科学科長・教授

平成 20 年

鈴鹿医療科学大学鍼灸学部鍼灸学科学部長・教授

平成 22 年

鈴鹿医療科学大学大学院医療科学研究科医療科学専攻鍼灸学分野教授

平成 24 年

鈴鹿医療科学大学鍼灸学部鍼灸学科・教授（〜現在に至る）

学会活動：
全日本鍼灸学会京都地方会学術部長（平成 2 年 4 月〜平成 16 年 6 月）
全日本鍼灸学会学会誌編集委員（平成 7 年 4 月〜平成 9 年 3 月）
全日本鍼灸学会評議委員（平成 9 年 4 月〜平成 16 年 6 月）
全日本鍼灸学会第 61 回学術大会実行副委員長（平成 23 年４月〜平成 24 年 6 月）
日本健康科学学会本部理事 ･ 評議委員（平成 9 年 4 月〜平成 17 年 3 月）
日本健康科学学会学会誌（Health Sciences）編集委員（平成 9 年 4 月〜平成 12 年 3 月）
日本健康科学学会関西支部常任理事 ･ 理事（平成 12 年 4 月〜平成 18 年 3 月）
日本健康科学学会関西支部第 2 回学術大会・大会長（平成 14 年 12 月、京都）
日本健康科学学会第 19 回学術大会・大会長（平成 15 年 10 月、京都）
日本健康科学学会会員
日本東洋医学会会員
日本超音波医学会会員
日本泌尿器科学会会員
日本生体医工学学会会員
日本温泉気候物理医学会会員
日本東方医学会・評議委員・学術委員
日本サーモロジー学会・学術委員
著

書：
鍼灸医学大辞典（医歯薬出版株式会社）の編集および執筆者

研究分野：
東洋医学、鍼灸医学、生体医工学、健康科学、統合医療