After Sales Service .............

2830

【１】

安全に関する項目〜ご使用前に必ずお読みください〜

このたびは、電池式直流絶縁抵抗計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
・・・警告 および注意 の記載事項は、やけどや本文中の・・感電などの事故防止のため、必ずお守りください。
１―１ 警告マークなどの記号説明本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について・・・ ・・・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取扱いについての注意文です。

ACVE安全に使用するための特に重要な事項を示します。
高電圧が印可され危険なため触らないでください。
交流電圧MAX600V 最大定格電圧は 600V接地側端子
L充電側端子１―２

安全使用のための警告文

警告・・・ ・・以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1 . 大電力または高電圧ラインでは使用しないこと。
2 . AC33Vrms（46.7Vpeak）または DC70V 以上の電圧は人体に危険ですので注意してください。
3 . 絶縁抵抗測定時は被測定物の電源を切り離すこと。
4 . 絶縁抵抗測定時は高電圧を発生するため感電に注意のこと。
5 . 感電事故防止のため、絶縁抵抗測定後はかならず被測定物に充電された高電圧を放電すること。
6 . 最大定格入力値（１―３ 参照）を超える信号は入力しないこと。
― ３ ―7 . 最大定格入力値を超える場合があるため、誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータなど）ラインの電圧測定はしないこと。
8 . 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないこと。
9 . ケースや電池押さえ板をはずした状態では使用しないこと。
10. 感電防止のため測定用リードのつばより先のテストピン側を持たないこと。
11. 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
12. 本器または手が水などでぬれた状態では使用しないこと。
13. 指定タイプのテストリードを使用すること。
14. テストリードは被測定物の接地側に先に接続し、はなす場合は最後に接地側をはなすこと。
15. 電池交換を除く修理・改造は行わないこと。
16. 始業点検および年 1 回以上の点検は必ず行うこと。
17. 屋内で使用すること。

注

意

1 . 絶縁抵抗測定時、本器の測定端子には高電圧が発生しています。
この電圧より耐電圧の低い被測定物では、測定時、電気的に破損する恐れがあります。
耐電圧が低かったり不明の機器および部品（半導体など）の接続されている電路（回路）では、それ等を電路よりはずして測定することをお奨めします。
特にコンピュータの場合、注意が必要です。
2 . 絶縁抵抗測定では、被測定回路の使用電圧になるべく近い定格測定電圧の絶縁抵抗計で測定してください。
例：100V の電路では定格測定電圧 125V の絶縁抵抗計を用いる。

―4 ―（注）電池それぞれの＋，−の極性に誤りのないことを確認すること。

―8―７−４ 電池交換警

告1）測定端子に入力を加えた状態でケースや電池ふたをはずすと、感電のおそれがあります。
2）高電圧の発生防止のためファンクションスイッチツマミはPOWER OFF の位置にしてから電池交換すること。
①本器裏面の電池押さえ板をはずします。
②単三乾電池 R6P（マンガン電池）6 本を交換します。
（極性に注意）アルカリ電池は、漏液の心配があるので、なるべく使用しないでください。
③電池押さえ板をもとどおりに取り付けます。
電池1.5V（R6P）6本

８−１ 保証期間について本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の確度許容差は 1 年保証、製品付属の電池、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
８−２ 修理について1）修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
内蔵電池の容量はありますか？電池装着の極性は正しいですか？
測定用リードは断線していませんか？
2）保証期間中の修理保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので事前にお問い合わせください。
●

●

●

●

●

― 15 ―

本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6 年間です。
補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
購売部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
4）修理品の送り先製品の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてテストリード（付属品も）一緒にお送りください。
箱の表面に「修理品在中」と明記してください。輸送にかかる往復の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社 羽村工場・サービス課〒205―8604 東京都羽村市神明台4―7―15TEL（042）554―0113●●●●８−３ お問い合わせ先東京本社 ：TEL（03）3253―4871 FAX（03）3251―7022大阪営業所 ：TEL（06）6631―7361 FAX（06）6644―3249お客様計測相談室0120―51―3930受付時間 9：30〜12：00 13：00〜17：00（土日祭日を除く）ホームページ ：http://www.sanwa-meter.co.jp

単三乾電池

R6P（マンガン電池）× 6

出荷時の電池について工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

Replace the batteries with 6 pieces of new R6P (manganese batterys).
Be careful for the mounting position (polarity) of batteries.

(R6P)― 26 ―

[9] After Sales Service9-1 Warranty and ProvisionSanwa offers comprehensive warranty services to its end-users andto its product resellers. Under Sanwa's general warranty policy, eachinstrument is warranted to be free from defects in workmanship ormaterial under normal use for the period of one (1) year from thedate of purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase only, andapplied only to the product purchased from Sanwa authorized agentor distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims to determinethe extent to which the warranty policy shall apply. This warrantyshall not apply to test leades, fuses, disposables batteries, or anyproduct or parts, which have been subject to one of the followingcauses:1. A failure due to improper handling or use that deviates from theinstruction manual.
2. A failure due to inadequate repair or modification by people otherthan Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this product such as fire,flood and other natural disaster.
4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation or droppingafter the purchase.
9-2 RepairCustomers are asked to provide the following information whenrequesting services:1. Customer name, address, and contact information2. Description of problem3. Description of product configuration4. Model Number5. Product Serial Number6. Proof of Date-of-Purchase7. Where you purchased the product1) Prior to requesting repair, please check the following:Capacity of the built-in battery, polarity of installation anddiscontinuity of the test leads.
― 28 ―2) Repair during the warranty period:The failed meter will be repaired in accordance with the conditionsstipulated in 9-1 Warranty and Provision.
3) Repair after the warranty period has expired:In some cases, repair and transportation cost may become higherthan the price of the product. Please contact Sanwa authorizedagent / service provider in advance.
The minimum retention period of service functional parts is 6years after the discontinuation of manufacture. This retentionperiod is the repair warranty period. Please note, however, if suchfunctional parts become unavailable for reasons of discontinuationof manufacture, etc., the retention period may become shorteraccordingly.
4) Precautions when sending the product to be repaired:To ensure the safety of the product during transportation, place theproduct in a box that is larger than the product 5 times or more involume and fill cushion materials fully and then clearly mark"Repair Product Enclosed" on the box surface. The cost of sendingand returning the product shall be borne by the customer.
9-3 SANWA web sitehttp://www.sanwa-meter.co.jpE-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp― 29 ―

R6P (manganese battery) x 6― 30 ―

⑧ 06.11 猯