Micro column and Nano column

ミクロ・ナノカラム

ミクロカラム: 0.3 mm i.d., 0.5 mm i.d.

ナノカラム: 0.075 mm i.d., 0.1 mm i.d., 0.15 mm i.d.

カラム管材質: 0.075mm i.d., 0.10 mm i.d., 0.15 mm i.d., 0.3 mm i.d.はPEEKSIL,
0.5 mm i.d.はガラスライニングチューブ

SunShell C18, 2.6 μm 150 x 0.075 mm i.d.とNano LC-MSを用いたIDA測定
サンプル BSAトリプシン消化品 30ug on column
検出器：QTRAP5500
検出モード：IDA測定
HPLC：Ultimate 3000 RSLC nano
Trap column：Acclaim PepMap 100, 3 μm, 20 x 0.075 mm i.d.
Analytical column: SunSehll C18, 2.6 μm, 150 x 0.075 mm i.d.
移動相条件：Trap columnへは0.1% TFAを用いてサンプル導入
Anal. columnへはA)0.1% Formic acidおよびB)0.1% Formic acid / 80% Acetonitrileを用いた
25分間のGradient
データ提供：製薬企業＊データベースとの照合後、BSAの配列同定率は60%以上となり，従来のナノカラムに比べても高い同定率となりました。

クロマニックテクノロジーズ

ナノカラムによるモノクローナル抗体(IgG)の分離
Column dimension: 100 x 2.1 mm i.d.
100 x 0.15 mm i.d. (nanao-column)
Mobile phase: A) water/TFA (100/0.1)
B) acetonitrile/TFA (100/0.085)
30-45%B (0-30 min) (0-15 min)Flow rate: 0.4 mL/min, 0.004 mL/min (nano-column)
Temperature: 80 ºC
Detection: UV at 215 nm
Injection: 5 µL, 0.1 µL (nano-column)
Sample: 細胞培養によって得られた精製抗体

Core shell C4, 300 Å
100 x 2.1 mm i.d.

SunShell C4-100, 1000 Å 100 x 0.15 mm i.d.

（IgG, プロテインGアフィニテイーカラムで精製）min

ミクロ・ナノカラムの性能

Sample: 1 = Uracil, 2 = Acenaphthene

SunShell C18, 2.6 μm 150 x 0.1 mm
Mobile phase: Acetonitrile:water=60:40
Flow rate: 600 nL/min
Pressure: 15.8 MPa

SunShell C18, 2.6 μm 50 x 0.3 mm

N=8,033

N=7,863

1102Mobile phase: Acetonitrile:water=50:50
Flow rate: 5.9 μL/min
Pressure: 6.4 MPa

2246810 min

120SunShell C18, 2.6 μm 150 x 0.3 mm
Mobile phase: Acetonitrile:water=60:40
Flow rate: 5.3 μL/min
Pressure: 15.7 MPa

468 min

SunShell C18, 2.6 μm 50 x 0.5 mm
2Mobile phase: Acetonitrile:water=60:40
Flow rate: 14 μL/min
Pressure: 15.8 MPa

N=30,458

102102

N=9,23612468 min1001234 min＊ コアシェルカラムのSunShell C18は内径0.3mm長さ150mmのミクロカラムでも内径2.1mmのセミミクロカラムとほぼ同じ30,000段の性能を発揮します。長さ50mmの短いカラムでも7,000段以上の性能です。

価格表
内径(mm)SunShell C18, 2 μm
SunShell C18, 2.6 μm
SunShell C18, 5 μm
Sunniest C18, 3 μm
Sunniest C18, 5 μm
SunShell Phenyl, 2.6 μm
SunShell C8-30HT, 3.4 μm
SunShell C4-100, 2.6 μm

長さ(mm)
50150501505015050150501505015050150501500.075
型 番
CB1J4P
CB1J7P
CB6J4P
CB6J7P----------EB2J4P
EB2J7P
EB3J4P
EB3J7P
CP6J4P
CP6J7PC56J4PC56J7PC66J4PC66J7P価 格¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000----------¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000

0.1
型 番
CB1H4P
CB1H7P
CB6H4P
CB6H7P----------EB2H4P
EB2H7P
EB3H4P
EB3H7P
CP6H4P
CP6H7PC56H4PC56H7PC66H4PC66H7P0.15
価 格¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000----------¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000

型 番
CB1K4P
CB1K7P
CB6K4P
CB6K7P----------EB2K4P
EB2K7P
EB3K4P
EB3K7P
CP6K4P
CP6K7P
C56K4P
C56K7PC66K4P
C66K7P価 格¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000----------¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000

0.3
型 番
CB1G48
CB1G78
CB6G48
CB6G78
CB3G4L
CB3G7L
EB2G48
EB2G78EB3G4L
EB3G7L
CP6G48
CP6G78
C56G48
C56G78
C66G48
C66G78

USP
category

0.5
価 格¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000

型 番
CB1F48
CB1F78
CB6F48
CB6F78
CB3F4L
CB3F7L
EB2J48
EB2J78EB3J4L
EB3J7L
CP6F48
CP6F78
C56F48
C56F78
C66F48
C66F78価 格¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000¥98,000

L1L11L7L26※ 上表以外の充填剤（固定相）並びにサイズに関しても製造可能です。詳細は㈱クロマニックテクノロジーズまでお問合せ下さい。
※ 上記価格に消費税は含まれておりません。
※ カラムのエンドフィティングはParker タイプです。
※ 型番の最後のP，Lまたは8はカラム管の材質を表しており，PはPEEKSIL，L及び8はガラスライニングチューブです。なお，Lのみカラム耐圧は45MPaですが，他は内径0.3mm(耐圧60MPa)を除き80MPaの耐圧です。
※ 外観および仕様は改良のため，予告なく変更する場合もございますのでご了承願います。

開発・製造・発売元
株式会社 クロマニックテクノロジーズ
552-0001 大阪府大阪市港区波除6-3-1
TEL: 06-6581-0885 FAX: 06-6581-0890
E-mail: info@chromanik.co.jp
URL: http://chromanik.co.jp

2207