全自動免疫測定装置

HISCL -5000™

www.sysmex.co.jp

RealC o nt i nuou s
S y s t em

02 HISCL -5000
TM

HISCLTM-5000「最先端」をカタチに。
HISCL -5000は、医療環境の変化とともに検査部門に求めTMられるさらなる効率化と高付加価値化に必要なポテンシャルを備えて誕生しました。

TAT（Turn Around Time/検査所要時間）の短縮を可能にする反応時間 17 分の迅速測定。正確な検査データの提供ととも迅速測定

高感度

微量検体

優れたユーザビリティに見落としや再検査を減少する高感度・ワイドレンジ測定。再検査用検体の確保や小児検体におけるより多くの検査実施を可能にする10〜30μL/テストの微量検体。そして、それらの能力を最大限に発揮する充実したユーザーインターフェースと、24時間運用が可能なコンティニアスローディングシステムをはじめとする優れたユーザビリティを実現しました。
さらなる進化を遂げた ̶ Real Continuous System
̶ HISCL -5000は、最先端の検査室ニーズにお応えするTM全自動免疫測定装置です。

HISCLTM-5000 03

リアルコンティニアスシステムを支える
多彩な先進テクノロジー
Rapid Assay

全項目17分の反応時間
200テスト/時の高い処理能力を実現
さらに迅速な結果報告による診療前検査を抗原抗体の一次反応開始から測定結果出力までに要する時間は全項目17分。検査業務の効率化、実現し、患者サービスの向上に貢献します。

液相-液相反応による抗原・抗体反応の迅速化
一次反応に液相-液相反応系を採用。液相-固相反応系ではチューブや磁性粒子に固相化され自由度が制限されていた抗体が、液相中で反応することで抗原との遭遇頻度が高くなり、抗原抗体反応物を効液相での迅速反応

磁性粒子へのトラップ

抗原抗体率的に得ることができます。
磁性粒子

42℃の反応系による反応効率向上
反応系全体を42℃にすることで、抗原抗体の遭遇頻度を高めるとともに酵素反応の効率も高めることに成功しました。液相-液相反応の利点と合わせ、さらに効率的な反応を可能にしています。

反応フロー（HBs抗原測定）
R1：ビオチン結合抗HBs
モノクローナル抗体（マウス）

R3：ALP標識抗HBs
モノクローナル抗体（マウス）R2：ストレプトアビジン
結合磁性粒子
検体中
HBs抗原

発光強度測定R4：緩衝液洗浄液

0min

測定結果出力

洗浄液

5min

10min

R5：化学発光基質
CDP-Star TM

15min

アビジン-ビオチン反応

一次反応

04 HISCL -5000
TM

一次B/F分離

二次反応

二次B/F分離酵素反応（化学発光）

17min

HISCLTM-5000

High Sensitivity

高感度測定を実現
化学発光基質CDP-Star TMを採用
アルカリフォスファターゼによる基質の脱リン酸化によって強い発光強度を示す化学発光基質CDP-Star TMの採用で、高い感度を有する

CDP-Star TM＊1

測定系を実現しています。
発光基質 A
1.0E-16

1.0E-17

1.0E-18

1.0E-19

1.0E-20

Detection Limit (mol/assay)＊1：アプライドバイオシステムズジャパン株式会社：ELISA-LightTM システムパンフレット（http://www.appliedbiosystems.jp/website/PDFOUT/100807）

B/F分離によるバックグラウンドの低減
洗浄工程中に分散工程を加え、反応物と未反応物の分離（ B/F 分離）効率を向上させてバックグラウンドの影響を低減しています。
磁石集磁洗浄分散集磁

光学フィルター搭載によるワイドレンジ検出
CDP-Star TMからの強力な発光を、光学フィルターを用いることで効率的に検出。高感度かつワイドレンジな測定を可能にしました。

メンブレンフィルターによるキャリーオーバー対策
検体分注時ごとにノズルを拭き取るメンブレンフィルターを搭載し、キャリーオーバーのない信頼度の高い測定系を構築しています。

Very Small Amount of Specimen

全項目10〜30μLの微量検体専用チップによる正確なサンプリング
専用のディスポーザブルチップ（写真）により、コンタミネーションのない微量検体量（10〜30μL）でのサンプリングを実現。微量のため反応不要物の持ち込みも少なく、より正確な測定を実現します。

圧力センサによる信頼性の高い分注システム
圧力センサ（検体吸引センサ）による吸引検体の監視を行っています。検体詰まりや空吸引発生時のエラーを感知し、誤測定を防止する信頼性の高い分注システムを構築しました。

ディスポーザブルチップ

HISCLTM-5000 05

しなやかなワークフローを実現する
優れたユーザビリティ
測定を止めない
コンティニアスローディングシステム

ユーザーフレンドリーなインターフェース

共通試薬は2セット同時架設が可能であり、すべて自動的に切り替コンで操作性が向上しました。試薬の残量や進捗状況の表示など、わります。
また、試薬は測定中も交換することができ、中断のない連日常業務をサポートするソフトウエア機能も充実しています。

21インチの大型カラータッチパネルディスプレイを採用。大きなアイ続測定が可能です。

（上）洗浄液 ／ラインウォッシャー
（下）発光基質セット ／ プローブウォッシャー

メニュー画面Calibration
Quality Control

Set UpOrder

専用チップ＆キュベットの自動整列・供給機能

R1〜R3試薬を同時に24セット架設可能

ディスポーザブルチップ、リアクションキュベットはそれぞれの供給部加・取り出しができ、試薬切れのないスムーズな連続運用を実現しへ投入するだけで自動的に整列・供給されます。
また、測定中にも投ます。
また、試薬ボトルキャップの自動開閉機構が試薬の劣化を防入・廃棄ができます。

止します。

チップ供給部

06 HISCL -5000
TM

キュベット供給部

R1 〜 R3 試薬は同時に24セット架設できます。測定中にも試薬追HISCLTM-5000

試薬管理にRFIDを採用
RFID（ Radio Frequency Identification ）での試薬情報管理を多様なワークフローを可能にする
検体搬送ライン＊採用。試薬庫の状態に関わらず正確なデータ読み取りが可能です。

バックサンプリング方式を採用し、検体搬送ラインとの接続に対応しています。
ワークフローの改善および検査業務の効率化に貢献します。
搬送接続例（自動再検あり）

RFID による試薬情報管理
試薬冷却槽

搬出

①②①

③

搬入

HISCL-5000①装置背面搬送→追い越しラインあり②装置間搬送接続ライン③再検バッファー

RFID

アンテナ

Measurement

HISCL-5000

Result＊オプション

Stat

試薬保冷・24時間対応と自動ウェイクアップ機能

緊急・割り込み測定に対応する
STATポート

試薬セット部は24時間対応の試薬保冷機能を有しています。

ラック供給・排出部の中央にあるSTATポートは、装置動作中にいつまた、ウェイクアップ機能を搭載し、検査業務開始時にスムーズなでも投入が可能です。複雑な操作を必要とせず、緊急時の優先測定測定が可能です。に対応します。

HISCLTM-5000 07

仕様

測定原理

化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）

同時測定項目数

最大24項目
200テスト/時間
約17分（検体吸引から測定結果表示までの時間）
最大100検体
1検体
10〜30μL
試験管（開栓） 直径（外径）13〜16mm
高さ75〜100mm

検体処理能力
反応時間
検体架設数
緊急検体架設数
所要検体量
検体容器

デッドボリューム 液面より血清もしくは血漿成分の深さが5mm以上
サンプルカップ コニカル4mL
デッドボリューム0.15mL
試薬管理機能R1,2,3試薬、発光基質セット： RFID
ラインウォッシャー、洗浄液、プローブウォッシャー ： バーコード

記憶検体数

上限 10万検体分
L-J管理またはX-bar管理を選択
RS232C、LAN
測定部：AC200〜240V、空圧源：AC100V、定格周波数：50Hz/60Hz
最大消費電力（測定部本体、サンプラ含む）：2000VA以下
最大消費電力（空圧源）：480VA以下（50Hz）、320VA以下（60Hz）

精度管理
外部出力
電源仕様

印字方式

外部プリンタ付属品

ハンディバーコードリーダ

オプション

排液タンク、表示灯

緒

医療機器製造販売届出番号：28B1X10014000011

元

測定部（サンプラ含む）

空圧源（W） 約840mm（D） 約1,300ｍｍ（H）
約1,725mm

寸法

重量約490kg

寸法（W） 約500mm（D） 約390mm（H）
約340mm

重量

約28kg

ネットワーク活用の迅速サポート­ SNCS＊1
SNCSは、お客様の装置とシスメックス・カスタマーサポートセンターをオンライン化し、オンラインQC、オンラインサポート、Web 情報サービス、装置の予防保守を提供するサービスです。リアルタイ
ムにサポートすることで、お客様のより快適で、より安心な使用環境の構築に貢献します。
＊1 SNCS：Sysmex Network Communication Systems（別途契約が必要です）

製造販売元

本取扱店

社 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1（お問い合わせ先）
支 店 仙 台 022-722-1710
大 阪 06-6337-8300
営業所 札 幌 0 1 1-700-1090
千 葉 043-297-2701
京 都 075-255-1 8 71
鹿児島 099-222-2788
日本・東アジア地域本部 03-5434-8565〒651-0073

北関東 048-600-3888
広 島 082-248-9070

東福

京 03-5434-8550 名古屋 052-95 7-3821
岡 092-4 1 1-4314

盛横神長静
高野 0263-31-8180 新
岡 054-287-1707 金
松 087-823-5801 岡岡 019-654-3331
浜 045-640-5710
戸 078-2 51-5 331

潟 025-243-6266
沢 076-2 2 1-9363
山 086-224-2605

注：活動及びサイトの適用範囲は規格により異なります。
詳細は www.tuv.com の ID 0910589004 を参照。

Note：Scopes of sites and activities vary depending on the standard.
For details, refer to the ID 0910589004 at www.tuv.com* 外観、仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
IMHIS500YAF