Liquid dispensing

マイクロプレート試薬ディスペンサー
マイクロリットル対応

Multidrop Combi+マイクロプレート試薬ディスペンサー
Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー
2024年1月

Multidrop Combi+マイクロプレート試薬ディスペンサー
Thermo Scientific ™ Multidrop ™ Combi+ マイクロプレート試薬ディスペンサーおよび Thermo Scientific ™ Multidrop ™ Combi
SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサーは、高速・高精度の新世代マイクロプレート試薬ディスペンサーです。

特長• 対応プレート（高さ5〜50 mm）
6、12、24、48、96、384、1,536ウェル• 0.5〜2,500 µLの分注に対応• 高速で正確な分注
5 秒（ 10 µL 96ウェルプレート：スタンダードディスペンスカセット使用時）

6 秒（ 5 µL 384ウェルプレート：スタンダードディスペンスカセット使用時）

15 秒（ 1 µL 1,536ウェルプレート：スモールディスペンスカセット使用時）• 高い分注精度を実現• 分注量のキャリブレーションやチャンネルごとの分注量の補正が容易• スクリーンナビゲーションの高い簡便性• オンボードソフトウエアでプログラム設定が簡単• 分 注 ヘッドの 位 置はプレートの 種 類を選 択して自動 調 整マニュアル操作による位置合わせが不要• Thermo Scientific™ FILLit™ソフトウエアによるPCコントロー
ルが可能• 高価な試薬の使用を最小限にー少量分注、最小限のデッドボ
リューム、バックフラッシュ機能• 緩衝液など一般的な試薬の分注のほか、細胞液の分注や核酸抽出装置の前処理など、さまざまなアプリケーションに対応

384ウェルプレート（7.5 mm厚）

ディープウェルプレート

ヘッドポジションの自動調整

2

3つのメインメニューおよび4ブロック表示のユーザーインターフェース• プレート選択機能• 分注量の設定• カラム単位の分注量設定• 分注方向の設定• 100個までのプログラムをメモリー• ディスペンス時のチップの高さとオフセット値の調整

高速・高精度、フレキシブルな分注処理

FILLitソフトウエア• 0.5〜2,500 µLと広い分注レンジで高精度の分注が可能• Multidrop Combi+マイクロプレート試薬ディスペンサーに• 1,536ウェルプレートによるハイスループットアッセイから、Webサイトより入手可能）

セルベースアッセイまで適応• バックフラッシュシステムにより、試薬ロス削減• FILLitソフトウエアを用いることで、列ごとに分注量を設定することが可能

5.0

PRECISION（CV%）

は制御ソフトウエア（ FILLitソフトウエア）が利用可能（当社• 任意のプレートフォーマットサイズを登録可能

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
5.0
VOLUME（µL）

10.0

20.0

50.0

Multidrop Combi+マイクロプレート試薬ディスペンサーの分注精度
上の図は、0.5〜50 µL の範囲で0.04 M のフルオレセイン溶液を384プレートに分注し、蛍光測定した例です。
0.5 µLで4％以下、10 µLで2％の極めて良好なCV値が得られました。広い範囲で高い分注精度であることが分かります。

フィールドクオリティコントロール• Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンを利サーはRFID（ IC チップを利用した非接触認証システム）用したカセットの使用状況のモニタリングシステム採用

自動化適合性• カセットの消耗状況を認識し、交換の目安をガイド

Multidrop Combi+マイクロプレート試薬ディスペンサーは自• クオリティコントロールプロセスを簡便に動化システムに組み込むことが可能

試薬フィルター（スモールディスペンスカセット用）

ディスペンスカセット• 75 µmのメッシュサイズ• スモールディスペンスカセットの分注容量は0.5 〜 50 µL 、ス• オートクレーブ可能

タンダードディスペンスカセットは5〜2,500 µL• チューブの長さは通常40 cmから最長200 cmまで選択可能• スモールディスペンスカセットは、プラスチックチップとメタルチップの2種類• 緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能
製品名
カタログNo.

ボディーカラー対応機種
素材

スモールディスペンスカセット（プラスチック）

スモールディスペンスカセット（メタル）

スタンダードディスペンスカセット

24073290、N22700

24073295、N22702

24072670、N22704

ブルー

グレーブラックMultidrop Combi+、
Multidrop Combi、Thermo Scientific™ Multidrop™ MicroMultidrop Combi+、
Multidrop Combi、Multidrop MicroMultidrop Combi+、Multidrop Combi、Thermo Scientific™ Multidrop™ 384、
Thermo Scientific™ Multidrop™ DW
シリコン・ポリプロピレン

シリコン・ポリプロピレン

シリコン・ステンレス

チップ径0.22 mm0.22 mm

0.5 mm分注量対応

0.5〜50 µL/ウェル

0.5〜50 µL/ウェル

5〜2,500 µL/ウェル

デットボリューム

1 mL以下1 mL以下7 mL以下オートクレーブ許容回数

約10回

約10回

約50回

緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど

緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など

緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など

約1,000枚（384ウェルプレートに5 µL分注）

約1,000枚（384ウェルプレートに5 µL分注）

約3,000枚（96ウェルプレートに100 µL分注）

主な分注用途
最大使用回数（目安）

3仕様
対応プレート
分注量

分注精度
分注速度
デッドボリューム
本体重量外寸（W × D × H）
電源

消費電力

インターフェース
ロボット接続スモールディスペンスカセット使用時

スタンダードディスペンスカセット使用時
96、384、1,536ウェルプレート（6、12、24、48プレート オプション）
0.5〜50 µL/ウェル、0.5 µL刻み
5〜2,500 µL/ウェル、5 µL刻み
精密度
（CV%）
正確度
精密度
（CV%）
正確度
2 µL: CV≦ 5%
2 µL: ± 10%
20 µL: CV≦ 1.5%
20 µL: ± 2.0%
10 µL: CV≦ 3%
10 µL: ± 5%100 µL: CV≦ 1.0%
100 µL: ± 1.0%
384ウェルプレート：6秒（1 µL）、9秒（5 µL）、13秒（10 µL）
96ウェルプレート：5秒（10 µL）、5秒（20 µL）、10秒（100 µL）
1,536ウェルプレート：15秒（1 µL）、28秒（5 µL）
384ウェルプレート：6秒（5 µL）、7秒（10 µL）、10秒（20 µL）
1 mL以下7 mL以下
9.1 kg355 × 330 × 220 mm
100〜240 VAC、50/60 Hz
最大100 VA
RS-232C、USB可能

Ordering information
製品
本体
スタンダードディスペンスカセット（5〜2,500 µL）

詳細
標準添付品
スタンダードディスペンスカセット、1セット
チューブ長40 cm、1セット

チューブ長40 cm、5セット

チューブ長40 cm、10セット

チューブ長（ロング）
200 cm、1セット

プラスチック製、チューブ長40 cm、1セット

スモール
ディスペンスカセット（0.5〜50 µL）

プラスチック製、チューブ長40 cm、5セット

200 cm、1セット
プラスチック製、チューブ長（ロング）

メタル製、チューブ長40 cm、1セット
メタル製、チューブ長40 cm、5セット

メタル製、チューブ長（ロング）
200 cm、1セット試薬フィルター、40 cm用、1個
スモール
ディスペンスカセット用 試薬フィルター、40 cm用、5個試薬フィルター
試薬フィルター、200 cm用、1個
チューブウェイト

スタンダードチューブ用

スモールチューブ用カタログNo.

希望小売価格カタログNo.
希望小売価格Multidrop Combi+用Multidrop Combi SMART+用

5840330¥2,707,000

5840340¥3,195,000

24072670
24072671
24072672
24072677
24073290
24073291
24073293
24073295
24073296
24073298
N12928N13131
N12929N06118N06119¥194,800¥674,300¥987,500¥216,500¥181,200¥674,300¥198,300¥181,200¥674,300¥198,300¥25,200¥91,000¥19,400¥5,500¥1,600N22704ーー
N22706
N22700ーー
N22702ーー
N12928N13131
N12929N06118N06119¥214,300ーー¥238,200¥199,400ーー¥199,400ーー¥25,200¥91,000¥19,400¥5,500¥1,600※ チューブウェイト、試薬フィルターは共通アクセサリーです。

スモールディスペンスカセット用試薬フィルター
イメージ

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。
© 2022-2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2024年2月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LHC048-C2402CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
テクニカルサポート
0120-477-392
jptech@thermofisher.com
オーダーサポート
TEL：03-6832-9260 FAX：03-6832-9261
営 業 部
TEL：03-6832-9270 FAX：03-6832-9271

thermofisher.com