WFor Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/FC-A (PMMA type) Flow checker

Variable area flow meter

Info.

PVCテーパー管タイプは246ページを参照下さい。 Refer to page 246 for PVC tapered tube.

アクリルテーパー管、塩ビ接続のストレート型流量計
軽量、低価格、短納期 ■ 目盛幅が広く、視認性良好■ Rc 接続タイプとパイプ差込接着タイプを選択可能■■

Straight-type flow checker using PMMA tapered tube and PVC fittings
Lightweight, low-cost, and quick delivery product ■ Excellent visibility due to wide scale width■ Rc thread connection type and socket connection type are available■■

注 意 樹脂（PMMA）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-A

材質
Material

流体名Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

---

特殊項目
For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing
Rc1/2
03
Rc3/4
04
Rc1
0516mm
1120mm
1225mm
1330mm14
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit ＊1
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
1
アクリルテーパー管 Acrylic tapered tube9特殊 For specialized material ＊1
接続口径 Connection size
規格 測定範囲 Measuring range
Rc接続タイプ
パイプ差込接着タイプ 材質 MaterialStd.
（L/min）
Rc thread connection
Socket connection
0.2〜20.3〜30.4〜5
Rc1/2
16mm
200.5〜7
1〜102〜20PMMA/1〜10PVC
2〜204016mm, 20mm
Rc1/2, Rc3/4
3〜304〜504〜50
Rc125mm, 30mm
605〜7010〜100＊1：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※は即納品です。対象の型式につきましては、お問い合わせください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.

1702023※PVCテーパー管タイプは、246ページを参照してください。

Refer to page 246 for PVC tapered tube.

W
相関グラフ Correlation diagram
使用温度と圧力の相関データ
Correlation data between fluid temperature and supply pressure

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）at 30℃

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃ at 0.3MPa(G)

使用環境温度 Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと No dewing）

接液部材質 Material for wetted part

PVC/PMMA/SUS他 etc.

0.60.5
圧力 MPa(G) Pressure±5％ of F.S.

A20 : 約230g Approx. 230 g
重量 Weight

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

A40 : 約320g Approx. 320 g
A60 : 約570g Approx. 570 g

規格寸法

液体用仕様 Specifications

0.40.30.20.100A table of standard dimensions

Rc接続タイプ Rc thread connection

102030405060

液 温(℃) Solution temperature

パイプ差込接着タイプ Socket connection typed（Rc）

φDBL

呼び径 Nominal diameter

φdφDφCL201/2453821616mm

22.45029244401/23/45042216

6016850

26016mm

22.4

20mm

26.45

25mm

32.55

30mm

38.655703135

FC-A (PMMA type)

規格
Std.

2444529151301

構造図 Structural drawing
Rc接続タイプ

パイプ差込接着タイプ

Rc thread connection type

Socket connection type

φDφD

φC
φd

①

テーパー1/34

Tapered 1/34

②

①③②

L③④L

⑤④⑤⑧⑥⑦⑥⑦B

2×Rcd

材質 Materials

材質 Materials

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

No.

材質 Material

備考 Remarks

1

フィッティング Fitting

PVC

グレー Gray1

ソケット Socket

PVCグレー Gray

2

Oリング O-ring

NBR

2

グランド GlandPVCグレー Gray

3テーパー管 Tapered tube

PMMA

3テーパー管 Tapered tube

PMMA

クリア Clear

4

フロート Float

SUS304/SUS316

4フロート Float

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

SUS316

6

ストッパー Stopper

SUS316FKM

7

Oリング O-ring

NBR

8

ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

6

ストッパー Stopper

7

ゴムストッパー Rubber stopper

クリア Clear

名称 Names of parts

SUS304/SUS316

2023171