2シリーズMSO

ミックスド・シグナル・オシロスコープ

ベンチからフィールド、製造ライン、車載、教室、在宅まですべての現場に対応する次世代オシロスコープ
 波数帯域：70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz周アナログチャンネル数：2/4チャンネル● サ ンプルレート： 1
 .25GS/s（全チャンネル）、2.5GS/s（ハーフ・チャンネル）● レ コード長 ：10Mポイント（全チャンネル）
●

NEW

●

https://www.tek.com/ja/2-series-mso

2シリーズ MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

寸法
高さ：210mm 幅：344mm
奥行：40.4mm

1.8kg

バッテリ・パックを含んだ計測器

高さ：210mm 幅：344mm
奥行：78mm

3.2kg – バッテリ×1
3.6kg – バッテリ×2

スタンド装着時サイド・ビュー

薄型、軽量デザイン

質量

計測器のみ

スタンド＋バッテリ・パック装着時
サイド・ビュー

最長8時間のバッテリ駆動（オプション）

業界トップクラスの小型・軽量デザイン設計で、性能を制限すバッテリ・パックに2個のバッテリを装着することで、最長8時ることなく、デスク・スペースの有効利用が可能です。前面／間の使用が可能です。フィールドは車載など、電源の利用でき側面のI/Oにより、アクセス、接続も容易です。

ない現場でも活躍します。

直感的なタッチスクリーン

優れた解析機能

ソフトウェア機能

直感的な操作が可能な10.1型静電容量式

36項目の自動測定、拡張演算、ゲーティン

TekDriveサポート機能を内蔵し、コラボ

タッチスクリーンとシンプルなユーザ・グによるFFT、検索／マーク、リミット、レーション可能なデータ・ワークスペー

インタフェースにより、すべての機能にアイ・マスクなどの統合解析機能を搭載スを実現。さらに、TekScopeオフライン簡単にアクセス可能です。

しています。

解析ソフトウェアにも対応しています。

2シリーズ MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

シリアル・デコード機能（オプション）

シリアル・デコード／トリガ・パッケージにより、I2C、SPI、オールインワンの利便性（オプション）

16チャンネルのデジタル・チャンネル、50MHzのAFG、4ビットUART、CAN、CAN-FD、LIN、SENTをサポートします。複雑なのパターン・ジェネレータ、DVM／カウンタの内蔵が可能で、組込み設計のテストに最適です。

デジタル回路のテスト、被測定回路への信号入力に最適です。

VESA対応のマウント、アクセサリ

トータル保証サービス・プラン（オプション）

VESAインタフェースに対応しており、市販のVESAアクセサ通常の保証に加え、お客様の過失による破損や、静電気、電気リが使用可能です。オプションで、ラックマウント、保護ケー的ストレス、あるいは磨耗や消耗など、原因を問わない完全なス、スタンドが用意されており、さまざまな使い方に対応可

保証で、お客様の資産を守ります。ファーム・ウェアのアップ能です。

グレード・サービスも付帯しますので、長期にわたって安心してお使いいただけます。

容易な置換え、移行

購入後にいつでもアップデート

Upgrade

他の高性能機種と同じユーザ・インタフェースを持ち、学習が不要。またプログラム・周波数帯域、シリアル・トリガ、MSO、インタフェース・トランスレータを内蔵し、旧型のオシロスコープから容易な移行がパターン・ジェネレータ、DVM、周波可能です。

数カウンタは購入後でもいつでもアップデート可能です。

主な仕様
MSO22型

MSO24型2

アナログ・チャンネル数

470MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz

周波数帯域

1.25GS/s（全チャンネル）、2.5GS/s（ハーフ・チャンネル）サンプル・レート
レコード長

10Mポイント（全チャンネル）拡張トリガ

エッジ、パルス幅、ラント、タイムアウト、ロジック、∙
セットアップ／ホールド時間、立上り／立下り時間、パラレル・バス
16

デジタル・チャンネル数（MSO）＊1

50MHz、1Ch、128kポイントの任意波形

ファンクション・ジェネレータ

4ビット

デジタル・パターン・ジェネレータ＊1
バッテリ駆動2スロット、ホットスワップで最長8時間の使用が可能

プロトコル解析I2C、SPI、UART、CAN、CAN-FD、LIN、SENT
5桁、製品登録で無償

DVM／カウンタ＊1

10.1型、WXGA、カラー、タッチディスプレイ

100mm×100mm

VESA
保証期間

1年間

TekDrive＊2

コラボレーション可能なワークスペースにより、オシロスコープ・データの保存、呼出し、共有
データ表示機能の拡張、PCでの機能解析

TekScope＊2
オプションのサービス・プラン

延長保証、トータル製品保護プラン、校正サービス・プラン＊1 近日中にリリース予定。
＊2 2シリーズMSOで6ヶ月間無償使用可能。

機器オプション

推奨アクセサリ2-BW-70∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 70MHz∙周波数帯域
2-BW-100∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 100MHz周波数帯域
2-BW-200∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 200MHz∙周波数帯域
2-BW-350∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 350MHz∙周波数帯域
2-BW-500∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 500MHz∙周波数帯域
2-BATPK∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2スロット・バッテリ・パック＋1バッテリ追加
2-P6139B∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ P6139B∙500MHz∙10x∙プローブ∙2本
2-BP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2スロット・バッテリ・パック＋1バッテリ
2-SERIAL∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙シリアル・プロトコル・サポート∙

TEKBAT-01∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2-BP用スペア・バッテリ
TEKCHG-01∙∙∙∙∙∙∙∙∙ TEKBAT-01バッテリ用バッテリ・チャージャ
2-HC∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2シリーズ用ハード・キャリング・ケース
2-PC∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2シリース用保護ケース（スタンド、ソフト・キャリング・ケース付属）
2-RK∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2シリース用ラックマウント・キット（I2C：SPI：UART：CAN：CAN-FD：LIN：SENT）
2-SOURCE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ AFGライセンス
2-ULTIMATE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ アルティメット・バンドル（AFG＋シリアル・オプション）
2-BP用スペア・バッテリ

バッテリ・チャージャ

ラックマウント・キット

ハード・キャリング・ケース

サービス・オプション
C3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年間校正サービス
C5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年間校正サービス
D3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年試験成績書（Opt.∙C3と同時発注）
D5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年試験成績書（Opt.∙C3と同時発注）
R3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年間延長保証
R5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年間延長保証
T3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年間トータル保証サービス
T5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年間トータル保証サービス＊本体は含まれません

標準添付
・TPP0200：200MHz・10：1プローブ（MSO22：2本、MSO24：4本）
・機器スタンド・インストールおよび安全に関する取扱説明書
・内蔵オンライン・ヘルプ
・外部電源
・英文校正証明書
・1年間保証・1年間のファームウェア・メンテナンス・アクセス権

ソフト・キャリング・ケース・イメージ

保護ケース（スタンド、ソフト・キャリング・ケース付属）＊本体は含まれません

www.tek.com/ja

テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
各種お問い合わせ先 ： https://www.tek.com/ja/contact-tek
技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡、修理・校正依頼〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright © 2022, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。
記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2022年6月

3GZ-73900-0

日本電計株式会社 マーケティング部〒110-0005 東京都台東区
上野 5-14-12 ND ビル 9F
TEL：0 3 ­ 5 8 1 6 ­ 8 2 9 1
infoma@n-denkei.co.jp