No.CS-35-05

FIELD DATA SCANNING UNIT

増設形スキャナ
9+燨燥燥燥

パソコンとの親和性を強化。48chまで増設可能！

SE3000は、パソコンと接続してデータ集録ができる入力スキャナで、入力点数6点のベースユニットに入力点数6点ごとのサブユニットを最大7台（最大48点）まで増設し、アナログデータを取込むことができます。
データ処理用のパッケージソフト「データ集録ソフト（KIDS）」、入力レンジの設定などを行う「パラメータ設定ソフト（PASS）」を用意しています。
また、
グラフィックレコーダKRシリーズの入力点数増設用としても使用できます。
（KRに接続する場合は、最大24点になります。
）■ベースユニット（入力点数6点）
SE310□−000
表示器（オプション）
0：なし
1：あり
■サブユニット（入力点数6点）
SE3211−000すべてのチャンネル間で絶縁。シリアル通信を3種標準装備。
■特長■データ集録ソフト「KIDS」（別売）Ver.4.0以降●MODBUSプロトコルによる通信を標準装備
パソコンなどとの通信用にRS-232C、RS-422A、RS-485のシリアル通信3種類を標準で装備しています。
通信プロトコルには、MODBUSを採用し、MODBUSプロトコルを装備したプログラム表示器などと通信ソフトを作成しなくても通信が可能で、システム構築が容易です。

データ集録ソフト「KIDS」は、SE3000で計測したデータを集録および集録したデータの再生を行うアプリケーションソフトです。
●SE3000を管理点数100チャンネルまでデータ集録。
●データ集録、再生、トレンドグラフ、日報作成機能装備。
●集録データは市販のアプリケーションで利用可能。
●集録周期は1秒〜999分。
データ、警報発生
一 覧 モ ニ タ 表形式で100チャンネルのタグ、MODBUS情報などの表示

データ集録

プログラム表示器

トレンドモニタ データを1画面最大100チャンネルでトレンド表示（最大10画面まで）
アラームサマリ 過去4000個の警報発生情報の履歴を表示・印字・ファイル保存

システムモニタ 接続機器の状態表示

SE3000

トレンド 再 生 データを1画面最大50チャンネルでトレンド再生●セットアップ用パッケージソフトを用意
エンジニアリングポートを使用し「パラメータ設定ソフトPASS」（別売）
により、パソコンから容易にセットアップができます。

KIDSPASS（最大10画面まで）

データ再生●データ集録用パッケージソフトを用意パソコンと接続しデータ集録を行うためのパッケージソフト「データ集録ソフトKIDS」（別売）
により、簡単にパソコンでデータ管理ができます。
集録したデータは、市販のアプリケーションソフトでも利用できます。

ファイル 変 換 集録したデータをCSVまたはテキスト形式に変換
日 報 印 字 集録したデータから日報を作成
デ ータ 変 換

BRの電子データをKIDS専用ファイル、CSV、txtファイルに変換

データ集録画面

SE3000●フルマルチレンジ入力
直流電圧・電流、熱電対 ※、測温抵抗体の各レンジを標準で装備し、各入力チャンネルごとに自由に設定できます。

トレンド表示画面※熱電対入力は、ベースユニットのみ対応●全入力チャンネル間絶縁■パラメータ設定ソフト「PASS」（別売）Ver.4.0以降
パラメータ設定ソフトPASSは、SE3000の各種設定パラメータをパソコンで行うためのエンジニアリングソフトです。
レンジ・スケール、警報、チャンネルパラメータ 入力種類、バーンアウトなどの設定■システム構成図
設定〔KIDS〕
最大100チャンネル

温度、圧力、流量など
最大48点

温度、圧力、流量など
最大48点演算

差演算・算術演算各種・温湿度演算など
演算パラメータの設定

その他

温度単位・警報不感帯・上位通信の設定

SAVE

機器設定内容をファイル保存

LOAD

SAVEで保存したファイルの読み込み一覧

機器設定内容の一覧を表示、印刷、ファイル保存、一括送信

入力設定画面

■入力仕様■測定レンジ・精度定格・表示分解能

測 定 点 数 ：ベースユニット6点、サブユニット6点／台
ベースユニット1台にサブユニット最大7台、48点まで増設可能
入 力 種 類 ：フルマルチレンジ
直流電圧、直流電流、熱電対※、測温抵抗体
精 度 定 格 ：測定レンジ・精度定格・表示分解能の表参照
測 定 周 期 ：6点／1秒、12点／2秒、18点／3秒、24点／4秒
30点／5秒、36点／6秒、42点／7秒、48点／8秒
E、
J、T、N、
PlatinelⅡ…±0.5℃以下
基準点補償精度 ：K、
R、
S、Ni-NiMo、AuFe-CR、WWRe5-26
WWRe0-26、U、L…±1.0℃以下

入力種類

直流電圧（基準点補償内部の場合は上記誤差を精度に加算）

バ ー ン ア ウト ：熱電対入力※および測温抵抗体入力でセンサの断線を判定。
入力ごとにあり／なしの選択可能

K※熱電対入力は、ベースユニットのみ対応■表示仕様（ベースユニット）

測定レンジ

基準レンジ

精度定格 表示分解能−13.8〜13.8mV±13.8mV

10μV−27.6〜27.6mV±27.6mV

10μV−69.0〜69.0mV±69.0mV

10μV−200〜200mV±200.0mV

100μV−500〜500mV±500.0mV±0.1%±1digit

100μV
1mV

−2〜2V

±2V

−5〜5V

±5V

1mV

−10〜10V

±10V

10mV

−20〜20V±20V

10mV−200〜300℃±13.8mV

0.1℃−200〜600℃±27.6mV

0.1℃−200〜1370℃±69.0mV

1℃−200〜200℃±13.8mV

0.1℃
0.1℃−200〜350℃±27.6mV●ステータス表示−200〜900℃±69.0mV

1℃

表 示 素 子 ：丸形赤色LED 3個、緑色LED1個
表 示 内 容 ：動作状態 正常時 赤色点滅
通信状態 受信時 緑色点灯
送信時 赤色点灯
警報状態 警報発生中 赤色点灯
●データ表示（オプション）：
5桁1点、チャンネル歩進／固定−200〜250℃±13.8mV

0.1℃−200〜500℃±27.6mV−200〜1200℃±69.0mV−200〜250℃±13.8mV

0.1℃−200〜400℃

EJT

熱■警報仕様（ベースユニット）
対設
定数 ：各チャンネル最大4設定
警 報 種 類 ：上限、下限、差上限、差下限、変化率上昇限、変化率下降限
警 報 出 力 ：なし

内オプション名

容表 示 器：7セグメント赤色ＬＥＤ 7桁
表示内容：チャンネル番号 2桁
データ 5桁表示更新周期：3秒

1℃

0〜1300℃±13.8mV

1℃

0〜1760℃±27.6mV

1℃

0〜1820℃±13.8mV

1℃

0〜400℃±13.8mV

0.1℃

0〜750℃±27.6mV

0〜1300℃±69.0mV

WWRe0-26
WWRe5-26

0〜2320℃±69.0mV

1℃

0〜2320℃±69.0mV

1℃

PtRh40-PtRh20

0〜1880℃±13.8mV

0〜290℃±13.8mV

0〜600℃±27.6mV

0〜1310℃±69.0mV

1℃

0〜300K±13.8mV

0.1K−100〜350℃
PlatinelⅡ −100〜650℃±13.8mV

0.1℃−100〜1390℃±69.0mV−200〜250℃±13.8mV−200〜500℃±27.6mV

0.1℃−200〜600℃±69.0mV

0.1℃−200〜250℃±13.8mV−200〜500℃±27.6mV−200〜900℃±69.0mV−140〜150℃

160Ω

−200〜300℃

220Ω

−200〜850℃

SN

L

Pt100

旧Pt100JPt100Pt50■アクセサリ（別売品）

電流入力用
受信抵抗

±27.6mVU

測 温 抵 抗 体

■オプション

アクセサリ名
KIDS
PASS

1℃

0〜1760℃

AuFe-CR

定 格 電 源 電 圧 ：100−240VAC、50／60Hz
消 費 電 力 ：最大10VA
使 用 条 件：●正常動作条件 …周囲温湿度範囲0〜50℃、20〜80%RH
電源電圧 90〜264VAC
電源周波数 50／60Hz±2%●基準動作条件 …周囲温湿度範囲
21〜25℃、45〜65%RH
電源電圧 100VAC±1%
電源周波数 50／60Hz±0.5%
姿勢 左右0°、前傾0°、後傾0°
ウォームアップ時間 1時間以上
ケース ：ABS樹脂
質
量 ：ベースユニット 約0.6kg
サブユニット 約0.2kg
レール取り付け取 付 方 法 ：DIN（35mm）

表 示 器（後付け可能）0.1℃±13.8mV

Ni-NiMo

■一般仕様

内

容

データ集録ソフト
WindowsXP/Vista/7/8/10
パラメータ設定ソフト 日本語・英語・中国語・韓国語
4〜20mA用250Ω
10〜50mA用100Ω

1℃±27.6mV

B
電

通信関係の設定 ：DIPスイッチとスライドスイッチにより設定
入力関係の設定 ：｢パラメータ設定ソフトPASS｣（別売）
によりパソコンで設定
BRに接続の場合はBRからも設定可能
KR5000に接続の場合はKR5000に接続されたパソコンからも設定可能

0.1℃

0〜1200℃

R■設定仕様（ベースユニット）±0.1%±1digitPt-Co±0.15%±1digit

0.1℃
1℃

1℃
±0.2%
±1digit±27.6mV

0.1℃
0.1℃

0.1℃
±0.15%±1digit±0.1%±1digit

1℃
0.1℃

0.1℃
0.1℃
1℃

±0.15%±1digit

0.1℃

400Ω

±0.1%
±1digit

0.1℃
0.1℃−140〜150℃

160Ω

±0.15%±1digit

0.1℃−200〜300℃

220Ω

−200〜649℃

400Ω

±0.1%
±1digit−140〜150℃

160Ω

±0.15%±1digit−200〜300℃

220Ω

−200〜649℃

400Ω−200〜649℃

220Ω

4〜374K220Ω

±0.1%±1digit

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±0.15%±1digit0.1K

注）
基準動作条件における精度。熱電対入力（基準点補償内部）
は、基準点補償精度は含まない。別途精度定格の詳細規程あり。
※熱電対入力は、ベースユニットのみ対応※ＥＭＣ指令要求のテスト環境下で最大2mVまたは25℃に相当する指示が変動する場合があります。

■端子板図下図は、サブユニット3台を接続し（測定点数24点）、表示オプションを装備した端子板図です。
表示器（オプション）

サブユニット
（A）
（、＋）

通信端子部

（A）
（、＋）

RS-232C
SDRD
SG

（B）
（、−）
（B）
（、−）
（B）
（B）

RS-485 RS-422A
SA
SDA
SB
SDB
RDA
RDB

CH1CH2（A）
（、＋）
（A）
（、＋）
（B）
（、−）
（B）
（、−）

CH3CH4（B）（B）

電源／保護導体端子100−240VAC L
50／60HzN

CH5CH6（A）
（、＋）
（A）
（、＋）
（B）
（、−）
（B）
（、−）
CH19

CH12CH18CH24（B）
（B）

〜

CH13〜

CH6CH7〜〜

CH1
ベースユニット

熱電対※・直流電圧入力時（＋）（−）
測温抵抗体入力時（A）（B）

測定入力端子部※熱電対入力は、ベースユニットのみ対応※RS-485通信の場合は、SDAとRDA、SDBとRDBを短絡し、それぞれSA、SBとして結線します。

■外形寸法
ベースユニット1台、サブユニット3台接続、測定点数24点、表示付の場合

72＋36×N
（N≦7）
72

100

3678

136136［ベースユニット］

4［サブユニット］

単位：mm●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2024年8月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401 大宮 ☎048（643）4641
宇 都 宮 ☎028（612）8963 千葉 ☎043（224）8371
仙台 ☎022（227）0581 立川 ☎042（521）3081
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100
水戸 ☎029（224）9151

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1（名古屋国際センタービル）☎052（581）7595（代） FAX052（561）2683
名 古 屋 ☎052（581）7595 富山 ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）☎06（6385）7031（代） FAX06（6386）7202
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
大津 ☎077（526）2781 福岡 ☎092（481）1951
岡山 ☎086（473）7400 北 九 州 ☎093（531）2081
I PDF
Cat.No.CS-35-05 Aug. '24 Printed in Japan ◯