CFor Chemicals

フローコントロールバルブ

FCV-C

Flow control valve

設定流量値と外部からの流量情報を比較しフィードバック制御
高性能ステッピングモータ採用＆高分解能化処理■ シリアル通信機能搭載(ModbusRTU 方式、最大 32 連)■ 設定流量値の指示方法選択可能( アナログ信号入力またはシリアル通信)■ 高速な制御応答性(C40 型 : 約 1 秒、C60/C80 型 : 約 2 秒)
■ 高速なバルブ全開動作(C40 型 : 約 0.3 秒、C60/C80 型 : 約 1 秒)■
■Feedback control via input signals from flow meter.
High performance and high resolution stepper motor incorporated■ Modbus-RTU based multi communication (up to 32 connections)■ Valve position selectable with analog signal input or serial communication.
■ Quick valve control (C40: Approx.1s, C60 / C80: Approx.2s)■ Fast valve response from 0 to 100% valve open (C40: Approx.0.3s, C60 / C80: Approx.1s)■■

型式 Model number selection
規格

Std.

FCV -接続口径 流量単位 最大流量 アナログ出力方式 制御流量入力方式 流量計/モニタ入力

Connection size

-UnitsMax. Flow Analog Output Type Control Signal Type Signal from flowmeter

--

特殊項目
For specialized itemA
4-20mAB
1-5V
4-20mA
1-5V
パラメータ (RS485通信 [ModbusRTU] Parameters (ModbusRTU-based RS485)

A
＊2
BFA
4-20mAB
1-5V
N
機能なし Non
制御流量範囲よりご選定ください Specify from the Flow Range
mL/min (C40）
AL/min (C60/C80）
B
規格 Std.
接続口径 Connection Size
制御流量範囲 Flow Range
備考 Note15.0 〜 300.0ｍL/min ● 制御流量分解能 Control flow rate resolution
Tube1/4″
25.0 〜 500.0ｍL/min
0.1ｍL/min (最大流量500ｍL/min以下) 0.1 mL/min (Max. Flow 500 mL/min below)
G08 (φ6.35×φ4.35)
C40
50 〜 1000ｍL/min
1ｍL/min (最大流量500ｍL/min超える) 1 mL/min (Max. Flow 500 mL/min above)
100 〜 2000ｍL/min
C60,C80
0.01L/min
C40

25.0 〜 500.0ｍL/min ● 各仕様により必要差圧が異なります。
「仕様」項をご参照ください。
Required differential pressure varies depending on applications. Please ask.
50 〜 1000ｍL/min
Tube3/8″
G10 (φ9.53×φ6.33) 100 〜 2000ｍL/min ● 使用する流量センサのアナログ信号により本機の最大流量値が制御できない場合があります。
It can be difficult for you to control the max. flow of this product depending on analog signals generated from your flow sensor.
150 〜 3000mL/min(例) 流量信号出力 (4-20mA方式) 最大値が20mA以上出力されない流量センサを使用される
500 〜 5000mL/min
場合、本機の制御できる最大流量は左記流量仕様値の98%流量値となります。

C60G15Tube1/2″(φ12.7×φ9.53)

G20Tube3/4″(φ19×φ15.8)

C80＊10.25 〜 5.00L/min
0.50 〜 10.00L/min
0.75 〜 15.00L/min
1.00 〜 20.00L/min
1.50 〜 30.00L/min※順次拡充予定 To be released(e.g.) When using a flow sensor that can generate up to 20 mA, the max. flow will be 98% of the range indicated left.

＊1: FCV-C80タイプは輸出貿易管理令該当貨物となるため、法令に従い輸出手続きが必要となります。詳細はお問い合わせください。
FCV-C80 Series is an export-trade controlled goods; therefore in accordance with laws and regulations, export formalities are required. Contact us for more detail.
＊2: 制御流量の設定は下記いずれかの方法で行います。本体に制御流量値変更のための物理スイッチは搭載しておりません。
There are 2 ways for flow control as below.No physical switch is available on this product.
① 外部からのアナログ信号を入力(標準 4-20mA) Analog input signals (Standard input: 4-20 mA)・・・・・・・・・・・・・・ 制御流量入力方式 : A Control signal type: A② 外部通信機器とのシリアル通信(RS485 Modbus RTU) Modbus RTU-based RS485 communication ・・・・・・・・ 制御流量入力方式 : F Control signal type: F2202023

C
薬液・純水用仕様 Specifications
品名 Product Name

フローコントロールバルブ（フィードバック制御式）Flow Control Valve (with feedback capability)

動力部 Drive System

ステッピングモータ Stepper Motor
FCV-C40流量仕様 Max. flow rate

300mL/min 500mL/min 1000mL/min 2000mL/min 3000mL/min 5000mL/min

制御流量範囲 Control Range ※1152550
1005000.25
0.500.75
1.00
1.50
150
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
300mL/min 500mL/min 1000mL/min 2000mL/min 3000mL/min 5000mL/min 5.00L/min 10.00L/min 15.00L/min 20.00L/min 30.00L/min

制御精度 Control Accuracy ※2±1% of RD※ 流量仕様の10％以下：±0.1% of F.S. 10% or lower of Max. flow rate: ±0.1% of F.S.

再現性 Repeatability ※2±1% of RD※ 流量仕様の10％以下：±0.1% of F.S. 10% or lower of Max. flow rate: ±0.1% of F.S.

安定性 Stability ※3±2% of RD

接続口径 Connection Size

TUBE 1/4″

オリフィス径 Control Range ※4φ3使用最高圧力 MPa(G)Pressure limit MPa(G)

0.05
〜0.3

必要差圧（MPa(G)）
Required differential pressure

0.05

FCV-C60
5L/min

10L/min

FCV-C80
15L/min

20L/min

30L/min※ 流量仕様の10％以下：±0.2% of F.S. 10% or lower of Max. flow rate: ±0.2% of F.S.
TUBE 1/4″or TUBE 3/8″
φ3TUBE 1/2″

TUBE 3/4″

φ10φ200.10〜0.30.15〜
0.30.05〜
0.30.10〜
0.30.15〜
0.30.10〜0.3

0.1

0.15

0.05

0.10.150.1

約0.3秒 Approx. 0.3s

約1秒 Approx. 1s

約1秒 Approx. 1s

約2秒 Approx. 2s

制御動作完了時間 ※5Time elapsed until flow reaches selected flow rate
流量センサ部 Flow Sensor

無し ※流量コントロール及び流量出力をする場合にはアナログ出力機能付き流量センサが必要。
No flow sensor installed ※To use this flow contorol capability, a flow sensor with analog inout / output is required.

流量センサ入力 Analog Type

4-20mA(標準) または1-5V 4-20 mA (Standard) or 1-5 V

アナログ入出力流量Analog input vs flow rate

4mA (1V)：0mL/min

使用流体 Fluid NameWATER・薬品（別途お打ち合わせ）WATER / Chemicals (Preliminary discussion required)

FCV-C

全閉→全開動作 0% → 100%

TUBE 3/8″
φ520mA (5V)：制御流量範囲最大値 Max. flow rate specified in above Control Range

耐圧 Withstand Pressure

0.5MPa(G)/20℃

使用流体温度 Fluid Temperature

10〜90℃ ※結露なきこと。
（使用温度により最高圧力が異なります。）No condensation (Max. Pressure value varies depending on your fluid temperature)

使用環境温度 Operating Temperature １５〜５０℃ ※結露なきこと。※No condensation
接液部材質 Wetted Material
指令入力(開度入力)
Analog Input (Valve Position Input)
流量出力 Analog output

CNT2出力 Alarm Output (CNT2 Line)

PFA/PTFE
4-20mA（標準）：入力抵抗20Ω / 1-5V：入力抵抗1MΩ 4-20 mA (Standard): Input Resistance: 20 Ω / 1-5 V Input Resistance: 1 MΩ
4-20mA（標準）：負荷抵抗300Ω / 1-5V：負荷抵抗1kΩ 4-20 mA (Standard): Load Resistance: 300 Ω / 1-5 V Load Resistance: 1 kΩ
トランジスタNPNオープンコレクタ出力 (出力印加電圧：DC35V以下 / シンク電流：100mA以下(Vol=1.3V))
Transistor NPN Open Collector (Output Applied Voltage: 35 V DC or lower / Sink Current: 100 mA or lower (Vol=1.3 V))
断線エラー警報 ※流量入力断線時や指令入力断線時に出力します。
Disconnection Error Alarm ※this is applied to any disconnection

PS2入力(制御ON/OFF)

制御ON/OFF(無電圧A接点)

Control ON / OFF (PS2 Line)

Control ON / OFF (Non-voltage Normally Open Contacts) ※Control ON is valid when contacts are closed. (Contacts are normally closed.Inoperable with Contacts open.)

EXT1入力(バルブ強制全開)

バルブ強制全開(無電圧A接点)

Forced Valve 100% Open (EXT1 Line)

Forced Valve 100% Open (Non-voltage Normally Open Contacts) ※Forced valve 100% open is valid when contacts are closed. (Operable with Contacts open.)

電源 Power Source

フローコントロールバルブ

型式 Model number Selection※接点を閉じた状態が制御ONとなります。(通常運転時は接点閉。開時は制御を停止します。)※接点を閉じた状態が強制全開となります。(接点開時に流量制御可能となります。)

FCV-C40：DC24V±10% 消費電流：約0.3A (ピーク時約0.5A) FCV-C40：DC24V±10%: Approx. 0.3A (When peak: Approx. 0.5A)
FCV-C60：DC24V±10% 消費電流：約0.4A (ピーク時約0.7A) FCV-C60：DC24V±10%: Approx. 0.4A (When peak: Approx. 0.7A)
FCV-C80：DC24V±10% 消費電流：約0.5A (ピーク時約0.9A) FCV-C80：DC24V±10%: Approx. 0.5A (When peak: Approx. 0.9A)※1：USF500シリーズ使用時。使用する流量センサのアナログ出力最大値が20mA以上(電圧時は5V以上)出力されない場合、制御流量範囲の上限は｢流量仕様｣の98%相当となります。
(例)300mL/min仕様時の制御流量範囲⇒15〜294mL/min※2：USF500シリーズ使用時。制御精度は流量センサの精度を含みません。ご使用の流量センサにより記載の各精度が異なる場合があります。
※3：USF500シリーズ使用時。安定性は供給圧力の安定性等により異なります。
※4：水相当流量時のオリフィス径。ご使用の流体情報を基にオリフィス径 / バルブ最適化を行います。
※5：当社超音波流量計 USF500シリーズ を使用した場合の速度（FCV-C専用設定時）。流量センサ側アナログ入出力に依存。
※1: Valid with USF500 Series.If your flow sensor doesn't generate more than 20 mA (5 V), available Control Ranges will be 98% of Max. flow rate.
(e.g.) Control Range will be 15 (*) - 294 mL/min with flow sensor whose Max, flow rate is 300 mL/min* Lower limit of Control Range varies depending on Base model※2: Valid with USF500 Series.The abovementioned control accuracy does not consider the flow accuracy of your flow meter. For that reason, your flow meter may affect the above accuracy.
※3: Valid with USF500 Series.Stability varies in accordance with how stable your supply pressure is, etc.
※4: Orifice size suitable for water or water equivalent fluid. Orifice size and base model to optimize in accordance with fluid name
※5: Time to be affected by analog input / output from your flow sensor.

取付姿勢 Installation attitude

2023221

CFor Chemicals

応答性 (C40) Response Time (C40)※ 超音波流量計USF500を使用した場合のデータです。Below data taken with USF500 Series

制御立上り応答データ 1次流体圧力0.1MPa(G)Response Time Data Inlet Pressure 0.1 MPa(G) after starting operation

流量(mL/min) Flow RAte (mL/min)

600

応答0.5s程度(90%)

Controlled in about 0.5s (90%)

500

流量(mL/min) Flow Rate (mL/min)

Flow control valve

600

制御立下り応答データ 1次流体圧力0.1MPa(G)Response Time Data Inlet Pressure 0.1 MPa(G) after stopping operation operation

400
300
200スタート

Operation start

1000-100
4.0

4.5

5.05.56.0
6.5
時間(s) Time (s)

7.0

7.5

500

500
400
300
200
10050
100400300
200
1000-100
63.0

8.0

ストップ

Operation stop

応答0.5s程度

Flow reaches zero in about 0.5s

63.5

64.0

64.5
65.0
65.5
時間(s) Time (s)

66.0

66.5

67.0

システム構成 System Configuration
FCV-C
制御後流体OUT Controlled fluid flow

制御バルブ
Control Valve

流量計
Flow Sensor(4-20mA/1-5V)(4-20mA/1-5V)

Control Board

EXT1入力 (1点) EXT1 Input (1 point)(強制全開) (Forced 100% valve open)
PS入力 (1点) PS input (1 point)(制御ON/OFF) (Forced ON / OFF)

流量出力 ※1 Output※1(4-20mA/1-5V)

警報出力 (1点選択) Alarm Output (1 point)

電源入力 Power sourceYour System

指令入力 (目標値設定) ※1 Selected flow (Target flow) ※1(断線エラー) (Disconnection Error)(DC24V)
シリアル通信機能 ※1 Serial Commnication ※1

ユーザー装置Ｉ／Ｏへ

流量入力 ※1 Input Signal ※1

制御基板

ユーザー装置Ｉ／ＯからYour System

流体供給 Fluid Flow

(通信規格 : Modbus RTU) (Modbus RTU-based)

本機メンテナンス(PCソフトウェア)
Maintenance・パラメータ設定 Parameter Setup
FCV-C “Term” Software Soft ・モニタリング、流量、バルブ開度、指示入力等 Monitoring, Flow Rate, Valve Position, Inputs, etcInputs, etc
FCV-C Term

※1: アナログ入出力及びシリアル通信機能設定は工場出荷時に校正及びパラメータ設定が必要となります。ご注文時にアナログ出力方式、制御流量方式、流量計入力方式についてご指示ください。

※1: Parameter / calibration setup is required for anallog input / output or Serial communication at the factory. Please select Analog output type, Control signal type, and Analog input type from your flow meter when ordering.

AWG 26

AWG 24

配線図 Wiring diagram

2222023

White白Black黒電源入力 ＋ Power input +電源入力 − Power input -Brown / White茶／白シリアル通信 RS485 TRx ＋（B）Serial communication RS485 TRx + (B)Blue / White青／白

シリアル通信 RS485 TRx −（A）Serial communication RS485 TRx - (A)Green / White緑／白

シリアル通信 RS485 TRx COM Serial communication RS485 TRx COM

Light Green若葉

CNT 2（警報出力）CNT 2 (Alarm output)

Sky blue

空CNT COM（警報出力）CNT COM (Alarm output)

Red / White

赤／白

EXT1（バルブ強制全開）EXT1 (Valve forced fully open)

Gray / White灰／白EXT COM（バルブ強制全開）EXT COM (Valve forced fully open)

Orange / White

橙／白PS2（制御ON／OFF）PS2 (Control ON / OFF)

Gray

灰

PS COM（制御ON／OFF）PS COM (Control ON / OFF)

Orange橙流量アナログ出力 ＋ Flow rate analog output +Green緑流量アナログ出力 COM Flow rate analog output COMBrown

茶流量アナログ入力 ＋ Flow rate analog input +Purple

紫流量アナログ入力 COM Flow rate analog input COMRed

赤指令入力 ＋ Command input +Blue

青

指令入力 COM Command input COM

C
薬液・純水用構造図 Structural drawing
FCV-C40

FCV-C60

フローコントロールバルブ①①②②

ＰＦＡチューブ PFA tube connection
Ｃ40-Ｇ08：TUBE1/4″(φ6.35×φ4.35)
Ｃ40-Ｇ10：TUBE3/8″(φ9.53×φ6.33)③④

ＰＦＡチューブ PFA tube connection
Ｃ60-Ｇ15：TUBE1/2″(φ12.7×φ9.5)③④⑤82(80)

⑪98

28

42.6

32

40

107

93

130

⑩（60）

FCV-C（60）204⑨(80)

4052

115

⑦⑧⑨19⑦⑧⑩⑪18⑥188⑥2×φ5．
５112

54.6

⑤4×φ5．
５124

FCV-C80①ＰＦＡチューブ PFA tube connection
Ｃ80-Ｇ20：TUBE3/4″(φ１９×φ15.8)②③④⑤18⑥160⑦⑧(80)

115

248⑨(80)

⑩131

７５．
６７３

56.5

⑪4×φ６．
５147

材質 Materials
No.
1

名称 Names of parts
本体ケース Housing

材質 Material

備考 Remarks

PBT

ダークグレー Dark gray2

基板カバー Circuit board cover

PBT

3

グランド GlandPPS

4ケーブル Handle

PVC

20芯/3m 20-core / 3 m

5

基板カバー取付ネジ Screws for circuit board cover

PPS

基板カバー固定用 Screws to secure circuit board cover
本体ケース固定用 Screws to secure housing6

本体ケース取付ネジ Screws for housing

PPS

7

ボディ Body

PTFE

8

銘版ラベル Name plate label

PET

9

ホールキャップ Hole cap

TPE

通信端末切替用穴 Hole for termination resistor switch

10

プレート取付ネジ Screws for plate

PEEK

プレート固定用 Screws to secure plate

11

プレート Plate

PBT2023223