R&S®RTM3000
オシロスコープ
Power of ten► 100 MHz～1 GHz► 10ビットADC► 80 Mサンプルの標準メモリ► 10.1 インチ静電容量式タッチスクリーン

year

Product Brochure
Version 07.00

概要

R&S®RTM3000は、日常的な問題解決ツールとして設計されています。
Power of Ten（10ビット
ADC、10倍のメモリ、10.1インチ タッチスクリーン）と、すべてのローデ・シュワルツ製プローブに使用できるローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェースが搭載されたオシロスコープです。

クラス最高の解像度（1280×800ピクセル）を備えた静電容量式の10.1インチ大型ディスプレイは、
まさにスマートフォンのように動作します。
画面にタッチするだけで瞬時にポップアップメ
ニューに移動でき、ジェスチャー操作による波形のスケール設
定／ズーム／移動を容易に行うことができます。
10ビットA/Dコンバーターは、従来の8ビットA/Dコンバーターの4倍も分解能が向上しています。
信号がより詳細に確認可能になり、シャープな波形が得られます。

すべてのチャネルがアクティブな場合でも、1チャネルあたり
40 Mサンプルのメモリ容量を使用できます。
インターリーブ時には80 Mサンプルを使用して長時間の信号シーケンスを捕捉でき、詳細な解析結果を取得できます。

ほぼ全てのローデ・シュワルツのプロービングソリューション
に、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェースを使用でき、
あらゆるDUTに適切に接続できます。

R&S®RTM3000は、単なるオシロスコープではありません。
ロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザ、波形発生器、パター
ンジェネレーター、
そしてデジタル電圧計が内蔵されています。
さらに周波数解析やマスクテスト、長時間のデータを捕捉するための専用モードも備えています。
あらゆる電子システムを、短時間で効率良くデバッグできます。
R&S®RTM3000は非常に魅力的な価格で提供されており、投資保護に対する重要な条件を満たしています。

ローデ・シュワルツは、無線通信のすべてのフィールドで高品質、高精度、イノベーションを提供します。
ローデ・シュワルツは、独立したファミリー企業として

自己資本による資金調達で成長を続けています。
弊社は長期的に、お客様の利益を創出する事業計画を行っています。
ローデ・シュワルツ製品のご購入は、将来に対する投資になります。

2

主な特長

大信号と小信号の同時表示でも高分解能を維持

パワー解析に最適

全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現

スペクトラム解析：時間と周波数間の相互作用の特定

ピンチイン／アウトをサポートする10.1インチ高解像
度静電容量式タッチスクリーン

プロトコル解析：シリアルバスの効率的なデバッグ

複数機能を1台に搭載したオシロスコープ► ページ16► ページ4► ページ5► ページ7► ページ8► ページ12► ページ14► ページ15最適なプローブによる最高の測定

周波数応答解析（ボード線図プロット）► ページ10

ローデ・シュワルツのエンベディッド・オシロスコープ
オシロスコープのチャネル数
帯域幅（MHz）

最大サンプリングレート（GSa/s）

R&S®RTC1000

R&S®RTB2000

R&S®RTM3000

R&S®RTA4000

2

2/4

2/4

4

50、70、100、200、300

70、100、200、300

100、200、350、500、1000

200、350、500、1000

10（チャネルあたり）、
20（インターリーブ時）、
160 Mサンプル（オプション）のセグメントメモリ

40（チャネルあたり）、100（チャネルあたり）、
80（インターリーブ時）、200（インターリーブ時）、
400 Mサンプル（オプション）のセ 1 Gサンプル（標準）のセグメン
グメントメモリ
トメモリ
2.5

0.5

1（チャネルあたり）、
2（インターリーブ時）

1（チャネルあたり）、
最大メモリ容量（Mサンプル）
2（インターリーブ時）

1.25（チャネルあたり）、
2.5（インターリーブ時）

2.5（チャネルあたり）、
5（インターリーブ時）

2.5（チャネルあたり）、
5（インターリーブ時）

タイムベース確度（ppm）

50

最小入力感度

8

10

10

10

1 mV/div

1 mV/div

500 µV/div

500 µV/div

ディスプレイ

6.5",
640×480ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル

更新頻度

10,000波形／秒

MSO

8チャネル、
1 GSa/s

16チャネル、
2.5 GSa/s

16チャネル、
5 GSa/s

16チャネル、
5 GSa/s

プロトコル（オプション）

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

1 信号発生器、
4ビット・パターン・ジェネレーター

1 ARB、
4ビット・パターン・ジェネレーター

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/ I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-485、CAN、LIN、オーディオ
RS-422/RS-485、CAN、LIN、（I²S/LJ/RJ/TDM）、ARINC、MIL オーディオ(I²S)、ARINC、MIL

–

–

FFT

FFT

垂直ビット数（ADC）

ジェネレーター演算

ローデ・シュワルツ・プロー
ブ・インタフェース
RF機能+、–、*、/、FFT（128kポイ
ント）

2.5

高速セグメント・メモリ・モード 高速セグメント・メモリ・モードで 高速セグメント・メモリ・モード
では300,000波形／秒
は2,000,000波形／秒
では2,000,000波形／秒+、–、*、/、FFT（128kポイント）

1 ARB、
4ビット・パターン・ジェネレー
ター

1 ARB、
4ビット・パターン・ジェネレ
ーター

標準

標準

+、–、*、/、FFT（128kポイント）、
21種類の高度な演算スペクトラム解析+、–、*、/、FFT（128kポイント）、
21種類の高度な演算スペクトラム解析

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 3

大信号と小信号の同時表示でも高分解能を維持► 10-bit ADC：1024レベル、8ビットADCの4倍の分解能► 500 µV/div：全帯域幅、
ソフトウェアによるズームではありません

10ビット垂直分解能

R&S®RTM3000の特長はローデ・シュワルツが設計した独自の10ビットA/Dコンバーターで、従来の8ビットA/Dコンバーターの4倍もの分解能を実現しています。

500 µV/div：全測定帯域で低ノイズ

R&S®RTM3000 オシロスコープは、最小500 µV/divという非常に優れた感度を備えています。
従来のオシロスコープでは、
ソフトウェアによるズームまたは帯域幅の制限を行わない限り、
このレベルの感度を実現できませんでした。
R&S®RTM3000
分解能の向上により、シャープな波形が得られるため、他の製
オシロスコープは、信号の真のサンプリングポイントを全測定品では見逃されてしまう信号の詳細を確認できます。
例として、 帯域幅で – たとえ500 µV/divでも – 表示できます。
これによスイッチング電源の特性評価があげられます。
スイッチング・デ
り、高い測定確度を保証しています。
バイス電圧の全体像は、1回の捕捉データ内における、
オン / オ
フ時間の範囲で判定する必要があります。
このため、高電圧と画面上に表示された信号の確度は、オシロスコープの固有ノイ低電圧が1つのデータ内に存在するので、低電圧の正確な測定 ズに依存します。
R&S®RTM3000 オシロスコープは、低ノイズフには8ビット以上の分解能が必要となります。
ロントエンドと最先端のA/Dコンバーターを使用して、最小垂直分解能でも正確な測定を実行できます。

ローデ・シュワルツが設計した10ビットA/Dコンバーターが、最高の分解能で最高の信号再現性を保証します。

10ビットA/Dコンバーター：微小信号でも詳細を表示
従来のオシロスコープ► 8ビット垂直分解能

R&S®RTM3000► 10ビット垂直分解能

1 V信号に対して高分解能

4 mV

4

1 mV

全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現► 80 Mサンプル：標準捕捉メモリ、
従来の8～40倍の容量► 5 Gサンプル：5 GSa/sのサンプリングレート► 400 Mサンプル：セグメントメモリ

標準で40 Mサンプル、
インターリーブ時で80 Mサンプル
を実現

R&S®RTM3000は、クラス最高のメモリ容量を備えています。
1チャネルあたり40 Mサンプル、
インターリーブモードでも80 Mサンプルのメモリを利用できます。
これは、同じ測定器クラスのオシロスコープの8倍以上の容量です。
高いサンプリング
レートでも長時間の収集シーケンスを捕捉して、例えばスイッ
チング電源のトランジェント解析で、詳細な解析結果を取得できます。

長期間に渡るパルスド信号およびバースト信号の捕捉／解析。
400 Mサンプ

ルの大容量セグメントメモリは、
このクラスで独自のものです。

セグメントメモリ：400 Mサンプル、
ヒストリー機能付き

R&S®RTM-K15オプションを大容量セグメントメモリと一緒に使用すれば、長期間にわたって信号シーケンスを確認／解析できます。
例えば、I2C、SPIなど、通信ギャップを持つプロトコルベ
ース信号を、数秒または数分にわたって捕捉できます。
セグメン
トサイズは10 kサンプルから80 Mサンプルまで変更できるので400 Mのサンプルメモリを有効に活用して、34,000を超える
個別のパケット／フレームを記録できます。
ヒストリーモードでは、最大400 Mサンプルのセグメントメモリを最大限に使用して過去のデータをさらに解析できます。
マス
クテスト、QuickMeas、FFTなどの機能を使用すれば、より詳細な解析も可能です。

常に高速サンプリングレートを維持

高速サンプリングレートを提供する他のオシロスコープよりも確実に、異常信号や問題となるイベントを検出します。
シリ
アルプロトコルを解析する場合など、多くのアプリケーション
では長時間の捕捉サイクルが必要です。
最大5 GSa/sのサン
プリングレートと最大80 Mサンプルのメモリ容量を備えた
R&S®RTM3000 オシロスコープは、
こうした場合に威力を発揮します。
長時間のシーケンスにわたる信号も、正確に細部まで表示されます。

同等クラスの従来のオシロスコープと比較して8～40倍のメモリ容量

クラス最高の400 Mサンプルのメモリで長時間の捕捉が可能
R&S®RTM3000
同クラスのオ
シロスコープ
10

標準メモリ

80

400

オプションのセグメントメモリ
Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 5ピンチイン／アウトをサポートする10.1イン
使用頻度の高いツールへの高速アクセス❙ 解析ツールのドラッグ・アンド・ドロップ操作❙ 各機能にアクセスするためのツールバー❙ 各機能を直感的に設定できるサイドバー

容易にカスタマイズできる
R&S®SmartGrid技術による波形表示❙ 設定可能なディスプレイ
❙ サイズ調整が可能な波形エリア❙ すべての軸上に表示されるスケール

わずか10秒の起動時間

内蔵の任意波形発生器／パターンジェネレーター（最大50 Mbit/s）❙ 正弦波、
方形波／パルス、
ランプおよびノイズ波形出力❙ 任意波形ファイルおよび4ビット信号
パターンの出力6ンチ高解像度静電容量式タッチスクリーン
ピンチイン／アウトをサポートする10.1インチ高解像度静電容量式タッチスクリーン❙ スケーリングとズーミングのピンチイン／アウトのサポート❙ 高解像度：1280X800ピクセル❙ より詳細な信号に対応する12本の水平グリッドライン

ボタンを押すだけで簡単保存❙ スクリーンショットや設定の保存一体型ロジック・アナライザ（MSO）❙ 16個のデジタルチャネルを追加❙ 組み込み設計のアナログ／デジタル
コンポーネントの同期解析と時間相関解析❙ 後付け可能

選択されているチャネルを示す色分け
されたボタン
QuickMeas：ボタンを押すだけで測定結果を取得❙ 測定信号の主要な測定結果を、
グラ
フィック表示アクティブ・プローブ・インタフェース❙ プローブの自動検出／電源供給❙ プローブインタフェース付きのローデ・シュワルツ製プローブを使用可能❙ 30種類以上のプローブに対応

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 7

複数機能を1台に搭載したオシロスコー
オシロスコープ

最大5 GSa/sのサンプリングレートと最大80 Mサンプルのメモリ容量を備えたR&S®RTM3000 オシロスコープは、
このクラスで最高の性能を備えています。
64, 000波形／秒以上の波形更新レートにより、異常信号を確実に捕捉する応答性に優れたオシロスコープを実現しています。
QuickMeas、
マスクテスト、FFT、演算、
カーソル、統計を含む自動測定などのツールも内蔵されています。

ロジック・アナライザ

R&S®RTM3000にR&S®RTM-B1オプションを搭載すれば、16個のデジタ
ルチャネルを追加して直感的に操作できるMSOに変更できます。
本機は組み込み設計のアナログ／デジタルコンポーネントから信号を捕捉して、同期解析や時間相関解析が可能です。
例えば、カーソル測定を使用してA/
Dコンバーターの入出力間の遅延を簡単に計測することができます。

プロトコル・アナライザ

I2C、SPI、CAN/LINなどのプロトコルは、集積回路間での制御メッセージの転送によく用いられます。
R&S®RTM3000には、
シリアルインタフェースのプロトコル専用トリガ／デコード向けの汎用的なオプションがあります。
関連するイベントやデータを選択して捕捉／解析できます。
ハードウェア
ベースで実装されているため、長時間の捕捉であってもスムーズな操作と高い更新レートが保証されます。
これは、複数のパケット化されたシリアル
バス信号を捕捉する場合などに有利です。

波形発生器とパターンジェネレーター

内蔵のR&S®RTM-B6 波形発生器／パターンジェネレーター（最大50 Mbit/s）は、教育目的やプロトタイプハードウェアを実装するのに便利です。
一般的な正弦波、方形波／パルス波、
ランプ波、
ノイズ波以
外にも、任意波形や4ビットの信号パターンを出力できます。
波形やパ
ターンは、CSVファイルとしてインポートできるだけでなく、
オシロスコ
ープの波形からコピーすることもできます。
信号を再生する前に信号をプレビューして、信号が正常かどうかを短時間で確認できます。
I2C
や、SPI、UART、CAN/LINなどで用いるために事前に定義されたパターンを使用することもできます。
8

ープ

ビデオ
デジタル電圧計

R&S®RTM3000は、各チャネルに3桁の電圧計（DVM）と6桁の周波数カウ
ンターが内蔵されていて同時測定が可能です。
DC、AC＋DC（RMS）、
AC（RMS）などを測定できます。

周波数解析モード

検出困難な異常の多くは、時間信号と周波数信号間の相互作用から生じます。
R&S®RTM3000のFFT機能は、中心周波数とスパンを入力してボタンを押すだけで起動します。
R&S®RTM3000 オシロスコープの高性能FFT
機能は、最大128 kポイントで信号を解析できます。
これ以外のツールとしては、周波数ドメインでのカーソル測定や自動設定があります。

マスク・テスト・モード

マスクテストは、特定の信号が許容範囲内にあるかどうかを短時間で明らかにします。
マスクによって、統計的な合否判定に基づいてDUTの品質／安定性を評価できます。
異常信号と想定外の結果を短時間で識別できます。
マスク違反があった場合は測定が停止します。
違反が発生するたびに、R&S®RTM3000のAUX-OUTコネクタにパルスが出力されます。
このパ
ルスは、測定設定において外部装置のトリガとして使用することができます。

ヒストリーとセグメント・メモリ・モード

R&S®RTM-K15 ヒストリー／セグメント・メモリ・オプションにより、メモリを40 Mサンプルから400 Mサンプルに拡張できます。
過去の捕捉データ全体をスクロールし、
プロトコルデコードやロジックチャネルなどのツールを使用してデータを解析できます。
シリアルプロトコルとパルスシーケン
スは、中断することなく連続して記録されます。

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 9

周波数応答解析（ボード線図プロット）► パッシブフィルターや増幅回路の周波数応答の解析► 制御ループ応答測定の実行► 電源電圧変動除去比測定の実行► 短時間で簡単にレポート作成

オシロスコープによる低周波応答解析の実行

R&S®RTM-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプシ
ョンを使用すれば、低周波応答­解析をオシロスコープで簡単に実行できます。
パッシブフィルターや増幅回路など、さまざま
な電子­デバイスの周波数応答を­評価できます。
スイッチング電源に対しては、制御ループ応答と電源電圧変動除去比を測定できます。

周波数応答解析オプションは、
オシロスコープの内蔵波形発生器を使用して、­10 Hz～25 MHzの入力信号を作成します。
オシ
ロスコープは、入力信号とDUTの出力信号の比を各テスト周波数で測定し、利得と位相を対数プロットに表示します。

R&S®RTM-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプションは、­パッシブフィルターや増幅回路などのさまざまな電子デバイスの周波数応答を評価し

ます。

10

DUTのノイズ動作を抑制するため、ジェネレーター信号の振幅出力レベルを測定中に変更可能

特長と機能
振幅プロファイル

R&S®RTM-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット）オプシ
ョンを使用すれば、ジェネレーターの振幅出力レベルのプロフ
ァイルを作成できます。
これは、制御ループ応答または電源電圧変動除去比の実行時のDUTのノイズ動作を抑圧し、S/N比を改善するために役立ちます。
最大16ステップを定義できます。

分解能の向上とマーカーのサポート

測定分解能を変更するには、
ディケード
（10倍）
ごとのポイント数を変更

ディケード
（10倍）
ごとのポイント数を選択することにより、
プロ
ットの分解能を設定／変更できます。
オシロスコープは、
ディケ
ードあたり最大500ポイントをサポートします。
マーカーは、
プ
ロットされたトレース上の必要な位置に直接ドラッグできます。
マーカーに対応する座標が凡例に表示されます。
クロスオーバー周波数を判定するには、1つのマーカーを0 dBに,もう1つのマーカーをー180 °の位相シフトに設定します。
位相およびゲイ
ンマージンを容易に判定できます。

測定表

さらに、結果は表形式で表示できます。
測定結果の表には、各測定ポイントの周波数、利得、位相シフトの詳細情報が表示されます。
カーソルを使用する場合、使いやすいように、結果表の対応する行が強調表示されます。
レポート作成用に、
スクリーン
ショット、表の結果、
またはその両方をUSBドライブに簡単に保存できます。

広範囲のプローブポートフォリオ

測定結果の表に、各測定ポイントの周波数、利得、位相シフトの詳細情報を表示

制御ループ応答や電源電圧変動­除去比を正確に評価するには、適切なプローブを選ぶことが重要です。
VinとVoutのピークツ
ーピーク振幅は、
テスト周波数によってはきわめて小さくなることがあるからです。
これらの値は、オシロスコープのノイズフ
ロアやDUT自体のスイッチングノイズに埋もれてしまう可能性があります。
推奨されるプローブは、低ノイズのR&S®RT-ZP1X
38 MHz帯域幅1:1パッシブプローブです。
このプローブは、測定ノイズの低減と、S/N比の向上に効果があります。

R&S®RT-ZP1X 38 MHz帯域幅1:1パッシ

ブプローブ

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 11

パワー解析に最適► スイッチング電源の入力／出力／伝達関数の解析► 測定ウィザードにより高速に結果を入手► 短時間で簡単にレポート作成► EN、
MIL、RTCA規格に準拠した高調波電流解析

最大10ビットの分解能でパワー信号を詳細に確認

パワー測定では、ダイナミックレンジが広い信号の細部が問題になることがあります。
例としては、MOSFETのRDS（on）の検証があります。
R&S®RTM3000 オシロスコープの高いADC分解能
により、垂直軸分解能が最大10ビットに向上します。
従来は確認できなかった信号の細部の表示および測定が可能になります。
RDS(on)の場合は、スイッチを閉じたときのドレイン­ソース間電圧のスロープを測定することができます。

パワー測定用プローブの広範なポートフォリオ

パワー測定には、適切な測定レンジに対応できる正確な電圧／電流プローブが不可欠です。
ローデ・シュワルツはさまざ
まなパワーアプリケーション向けにμAからkAまで、
また、μVからkVまでの広範なプローブのポートフォリオを提供しています。

豊富な機能、堅牢な設計、省スペースを実現した、パワー測定に最適なオシロスコープです。

12

パワーエレクトロニクスの特性評価専用の測定機能解析ツールは、電流および電圧の供給回路を開発する際の検証／デバッグをサポートします。
R&S®RTM-K31 パワー解析オ
プションを使用すれば、オン／オフ動作、回路全体の内部伝達関数、安全動作領域（SOA）、出力信号品質、損失の解析を実行できます。

高調波電流制限のための規格

アプリケーションによっては、スイッチング電源を開発する際に高調波電流を制限するさまざまな規格に準拠する必要があります。
R&S®RTM-K31オプションは、従来のすべての規格をテストするユーザーを支援します。
EN 61000-3-2クラスA, B, C,
D、MIL-STD-1399、
およびRTCA DO-160に対応しています。

簡単かつ詳細なパワー解析レポートを作成

ボタンを押すだけで、結果をテストレポートに追加できます。
このレポートには、現在のセットアップおよび構成が記載されます。
R&S®Oscilloscope Report Creatorを使用して、レポートを作成できます（ローデ・シュワルツのウェブサイトで無料で利用できます）。
レポートの詳細内容を定義し、レイアウトをカスタマ
イズすることができます（会社のロゴを追加するなど）。
最終的な出力フォーマットは.pdfです。

R&S®RTM-K31オプションの測定機能
測定

電流高調波成分入力
電力変換装置制御
電力経路
出力

測定機能
►
►
►
►
►
►

EN 61000-3-2クラスA, B, C, D
MIL-STD-1399
RTCA DO-160
突入電流
電力品質
消費電力

変調解析
スルーレート► ダイナミックオン抵抗►►

安全動作領域（SOAマスクエディター）
オン／オフ► スイッチング損失► 電力効率►►►►►

出力リップル
過渡応答
出力スペクトラム

オンラインヘルプによる迅速かつ容易なテストRohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 13

スペクトラム解析：時間と周波数間の相互作用の特定► スペクトログラム：時間に対する変化► ピークマーカー：自動配置

高速かつ正確な解析

スペクトログラム：周波数の時間変化を表示

検出困難な異常の多くは、時間信号と周波数信号間の相互作用から生じます。
R&S®RTM-K37スペクトラム解析／スペクトロ
グラムオプションによって、こうした異常を検知できます。
スペク
トラム・アナライザと同様に、中心周波数や分解能帯域幅などのパラメータを特定の測定作業に適用できます。
オシロスコープが関連するタイムドメイン設定を自動的に選択します。
最適な性能によって、同じクラスのオシロスコープと比較して圧倒
的に高速なマルチドメイン解析を確実に実行できます。

スペクトログラムは、時間変化する周波数スペクトラムを表示します。
容易に判別できるように、振幅による色分けが可能です。
FFTレートが高速なため、周波数変化が速い場合でも表示できます。
R&S®RTM-K15 ヒストリー／セグメント・メモリ・オプ
ションを一緒に使用している場合は、スペクトログラムマーカ
ーによって捕捉時間が表示され、対応する時間波形と周波数波形を画面上にロードできます。
すべてのR&S®RTM3000ツー
ルを使用して、ロードされた波形を解析できます。

高度なエレクトロニクスは、プロトコルベースのインタフェー
ス、
デジタル／アナログ／周波数コンポーネントの間のシームレスな動作設計に基づいたものです。
このため、すべてのコン
ポーネントの同時解析が不可欠です。
時間、周波数、
プロトコルの情報の相関をとれば、時間による動作基準を短時間で把握できます。
測定ウィンドウによって特定の領域の記録を選択できます。
これを利用して、例えば、周波数切り替え動作時のデータ捕捉を簡素化できます。

マーカーが自動的に周波数ピークに配置されるので、高速な解析が可能です。
ピークは、変更可能なスレッショルドによって定義されます。
変位や最大ピーク幅などのパラメータを調整して、より詳細な解析を行うことができます。
結果は表にまとめられます（絶対値または特定の基準マーカーに対する相対値）。
デルタ測定を選択することにより、信号ピーク間の距離を容易に変更できます。

パラレル動作：周波数と時間の相関

マーカー：ピークを自動的に検出

3種類のテスト信号表示：タイムドメ

イン（上）、
スペクトログラム（中央）、周波数ドメイン（下）

14

プロトコル解析：シリアルバスの
効率的なデバッグ
シリアルバス用のプロトコルトリガ／デコード

1および0をカウントしてシリアルバスをデコードするのは手間がかかり、ミスが発生しやすい作業です。
R&S®RTM3000は波形を特定のプロトコルにデコードして、このような処理を自動化しています。
さらに、
プロトコルトリガによって、パケットやフレームの特定の部分に直接トリガがかかります。

セグメントメモリによる長時間捕捉

標準セグメントメモリは、
シリアルプロトコルに最適です。
これを使用すれば、
パケット間の長いアイドル時間は無視して関連するパケット／フレームだけを捕捉できます。
400 Mサンプル以上のセグメントメモリを使用すれば、34, 000個を超えるタイム
スタンプ付きのパケット／フレームを捕捉できます。

パケット／フレームの表

表によってすべての捕捉パケットを上位表現で表示できます。
表はエクスポートも可能です。

サポートされるバス►

I2C
UART/RS-232/RS-422/RS-485
SPI（2/3/4線）
MIL-STD-1553
ARINC 429
CAN
LIN

►

I2S/LJ/RJ/TDM

組み込み

►

航空宇宙

►

自動車／車載機器、産業機器

オーディオ

►
►
►
►

ハニカムフォーマットで表に表示されたデコード済みの16進数I²Cメ

ッセージ

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 15

最適なプローブによる最高の測定► 30種類以上の専用プローブ► マイクロボタン：オシロの制御に便利なマイクロボタン► 0.01 %の確度：R&S®ProbeMeterを使用した場合

あらゆる測定作業に対応した多彩なプローブ

R&S®ProbeMeter：正確なDC測定が可能な内蔵電圧計

オシロスコープの設定に関係なく、同じ接続で、波形だけでなく、非常に正確な電圧計を使用してDC値を確認することができます。
► 詳細については、
製品カタログ：プローブとアクセサリ - ローデ・シュワルツのオシロスコー
プ用（PD 3606.8866.16)）を参照してください。

ローデ・シュワルツでは、
あらゆる測定作業に使用できる高品
質なパッシブ／アクティブプローブのポートフォリオをご用意しています。
アクティブプローブは、入力インピーダンスが1 MΩ
なので、信号源の動作点での負荷をきわめて小さくできます。
高周波でも非常に広いダイナミックレンジを実現し、信号歪みを回避できます。
例：60 V（Vpp、1 GHz、
アクティブ・シングル・エ
ンド・プローブ使用時）。

パワー測定のための広範囲なプローブポートフォリオ

パワー測定用プローブのポートフォリオとして、µAからkAまで、µVからkVまでのさまざまな電圧／電流範囲に対応したア
クティブプローブとパッシブプローブが用意されています。
また、DCパワーレールの小さい歪みや散発的な歪みを検出する
ためのパワーレール専用プローブも提供されています。

オシロの制御に便利なマイクロボタン

次のような状況がよくあります。
慎重にプローブを被試験デバ
イスに接触させて測定を開始しようとした時に、両手が塞がっているという状況です。
このような問題は、
ローデ・シュワルツ
のアクティブプローブ上にあるマイクロボタンによって解決されます。
ボタンはプローブチッブ上にあるので操作しやすく、実
行／停止、自動設定、オフセット調整などのさまざまな機能を割り当てることができます。

実用的なデザイン：内蔵されたマイクロボタンによる便利な測定器制御さ

まざまな種類のプローブチップとグランドケーブルが、標準アクセサリとして付属しています。

プローブ型

最適な測定

推奨プローブシングルエンド電圧、最大帯域幅1.5 GHz

R&S®RT-ZS10E、R&S®RT-ZS10、R&S®RT-ZS20

標準パッシブプローブ

シングルエンド電圧、最大帯域幅500 MHz

パワー・インテグリティー・プローブ

2 GHz帯域幅よりも広い、大きなオフセット信号によるパワーレー
ル上の障害アクティブ広帯域プローブ
高電圧プローブ
電流プローブ

EMC近磁界プローブ

16

R&S®RT-ZP05SがR&S®RTM3000に標準で付属

R&S®RT-ZPR20

シングルエンド／差動電圧、最大6 kV

R&S®RT-ZHD007、R&S®RT-ZHD15、R&S®RT-ZHD16、
R&S®RT-ZHD60µA～kAの電流

R&S®RT-ZC05B、R&S®RT-ZC10B、R&S®RT-ZC15B、
R&S®RT-ZC20B、R&S®RT-ZC30

EMIデバッグ、最大3 GHz

R&S®HZ-15

その他の特長...
► 効率的なレポート機能► ローカライズされたGUIおよびオンラインヘルプ► ソフトウェアライセンスによるアップグレードが可能► 機器アクセスのためのウェブサーバー機能► 多彩なプローブとアクセサリ

ニーズに合わせた拡張

R&S®RTM3000 オシロスコープは、
プロジェクトの更新が必要な場合にも、シリアルプロトコルのトリガ／デコード、
ヒストリ
ー／セグメントメモリモードなどの必要なソフトウェアライセン
スをインストールするだけで、柔軟に対応できます。
波形発生器、パターンジェネレーター、MSOの機能が1)既に内蔵されているので、それを有効にするだけで済みます。
帯域幅は、最大
1 GHzまでキーコードでアップグレードできます。
これらはすべて、簡単に後付けすることができます。

多言語サポート：13言語から選択

R&S®RTM3000 オシロスコープのユーザーインタフェースおよびオンラインヘルプでは、13言語がサポートされています
（
英語、
ドイツ語、
フランス語、
スペイン語、
イタリア語、ポルトガル語、
チェコ語、ポーランド語、
ロシア語、中国語簡体字、中国語
繁体字、韓国語、日本語）。
言語は、測定器の動作中に数秒で変更できます。
1)

データの保護

安全な消去機能により、機密データを保護します。
この機能に
より、
デバイス設定や基準波形などのすべてのユーザーデータが削除されます。

接続

R&S®RTM3000は、内蔵のUSBホスト／デバイスポートを介してPCに直接接続できます。
USBホストを使用して、スクリーン
ショットや測定器の設定をUSBメモリに転送できます。
メディア
転送プロトコル（MTP）の実装により、シームレスな統合が保証されます。
USBデバイスポートおよびLANインタフェースを使用
して、
リモート制御が可能です。
内蔵のウェブサーバー機能により、
オシロスコープを制御してディスプレイ上の情報を大画面に表示させることもできます。
シームレスなMATLAB®の統合などのための、
データおよびプログラミングインタフェースが同梱されています。

R&S®RTM-B1 MSOオプションによって、さらに2本のロジックプローブと16個のデジタルチャネルが追加されます。

USB MTPが実装されているので、
ライブ・チャネル・データやスクリーンショットに容易にアクセスでき、

オシロスコープをコンピューター環境に統合できます。

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 17オシロスコープポートフォリオ
R&S®

RTH1000

RTC1000

RTB2000

RTM3000

帯域幅60/100/200/350/500 MHz 1)

50/70/100/200/300 MHz 1)

70/100/200/300 MHz 1)

100/200/350/500 MHz/1 GHz 1)

解決策

2＋DMM/4
10ビット

2

2/4

2/4

2 mV～100 V

1 mV～10 V

1 mV～5 V

500 µV～10 V

垂直軸

チャネル数
V/div 1 MΩ

V/div 50 Ω

水平軸

セグメントメモリ

10ビット

–

10ビット

500 µV～1 V

1.25（4チャネルモデル）、
1チャネルあたりのサンプリングレ
2.5（2チャネルモデル）、ート（Gサンプル／秒）
5（全チャネルインターリーブ）

最大メモリ（各チャネル、1つのチャネルがアクティブ）

8ビット

125 kサンプル（4チャネルモデル）、
250 kサンプル（2チャネルモデル）、

500 kサンプル（セグメント・メモリ・モード
では50 Mサンプル2）

1、2（2チャネルインターリーブ）

1.25、2.5（2チャネルインター
リーブ）

2.5、5（2チャネルインターリーブ）

1 Mサンプル；2 Mサンプル

10 Mサンプル；20 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは160 Mサンプル2））

40 Mサンプル；80 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは400 Mサンプル2））
64,000（高速セグメント・メモリ・モードでは2,000,0002））

オプション

–

50 000

10 00050,000（高速セグメント・メモリ・モードでは300,0002））

高度なデジタルトリガ（14種のトリガタイプ）2）搭載（5種のトリガタイプ）

基本的なトリガ（7種のトリガタ
イプ）

基本的なトリガ（10種のトリガタイプ）

8

8

16

16

デジタルチャネルのサンプリング
レート（Gサンプル／秒）

1.25

1

1.25

2本のロジックプローブ：各チャネル最大2.5、1本のロジックプローブ：各チャネル最大5

デジタルチャネルのメモリ

125 kサンプル

1 Mサンプル

10 Mサンプル

2本のロジックプローブ：各チャネル40 Mサンプル、
1本のロジックプローブ：各チャネル80 Mサンプル

4

13

4

4

37

31

32

32

基本（信号の周りの許容マスク）

基本（信号の周りの許容マスク）

捕捉レート（波形／秒）
トリガ

オプション
ミックスド・シグナル・オプション
デジタルチャネルの数1）

解析

カーソル測定タイプ
標準測定機能基本（信号の周りの許容マ
スク）

オプション

オプション

マスクテスト

基本（信号の周りの許容マスク）

シリアル・プロトコル・トリガ／デ
コード1）

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、 I2C、SPI、UART/RS-232/
CAN、LIN、CAN-FD、SENT
RS-422/RS-485、CAN/LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/
RS-485、CAN/LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
CAN、LIN、I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429

表示機能

データロガー

–

–

–

演算機能

基本

基本

基本（演算の組み合わせ）

基本（演算の組み合わせ）

アプリケーション1）、2）

高分解能­周波数カウンター、高度なスペクトラム解析、­高調波解析、
ユーザースク
リプト作成機能

デジタル電圧計（DVM）、
コン
ポーネントテスタ、高速フーリエ変換（FFT）

デジタル電圧計（DVM）、高速
フーリエ変換（FFT）、周波数応
答解析

パワー、
デジタル電圧計（DVM）、スペクトラム解析
およびスペクトログラム、周波数応答解析

コンプライアンステスト1）、2）

–

–

–

–

サイズおよび解像度

7インチ、カラー、800×480ピクセル

6.5インチ、
カラー、640×480
ピクセル

10.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

高速ボタン操作

10.1インチ、
カラー、1280×800
ピクセル

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

ディスプレイおよび操作

操作

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

寸法（W×H×D、mm）

201×293×74

285×175×140

390×220×152

390×220×152

バッテリー

2.4

リチウムイオン、4時間以上の使用が可能

1.7

2.5

3.3

–

–

–

一般仕様

重さ
（kg）

1）

アップグレード可能です。

18

2）

オプションが必要です。

RTA4000

RTE1000

RTO2000

RTP

200/350/500 MHz/1 GHz 1）

200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz 1）

600 MHz/1/2/3/4/6 GHz 1）

4/6/8/13/16 GHz 1)

4

2/4

2/4（4 GHzおよび6 GHzモデルでは4チャネルのみ） 4

500 µV～10 V

500 µV～10 V

8ビット（HDモードで最大16ビット）2）

8ビット（HDモードで最大16ビット）2）

500 µV～1 V

500 µV～1 V

1 mV～10 V（500 μV～10 V）2）
1 mV～1 V（500 μV～1 V）2）

1 mV～1 V

2.5、5（2チャネルインターリーブ）

5

10、20（4 GHzおよび6 GHzモデルでは2チャネルイ
ンターリーブ）20、40（2チャネルインターリーブ）

100 Mサンプル；200 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは1 Gサ
ンプル）

50 Mサンプル／200 Mサンプル

標準：50 Mサンプル／200 Mサンプル

標準：50 Mサンプル／200 Mサンプル

標準64,000（高速セグメント・メモリ・モードでは2,000,000）

標準

1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは1,600,000）

標準

標準

基本的なトリガ（10種のトリガタイプ）

高度なデジタルトリガ（13種のトリガタイプ）

高度なトリガ（ゾーントリガを含む）、
デジタルトリガ（14種のトリガタイプ）2）

16

16

16

16

5

5

5

2本のロジックプローブ：
各チャネル100 Mサンプル、
1本のロジックプローブ：
各チャネル200 Mサンプル

100 Mサンプル

200 Mサンプル

200 Mサンプル

4

3

3

3

32

47

47

47

高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース）

高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース）

10ビット

2本のロジックプローブ：各チャネル最大

2.5、1本のロジックプローブ：各チャネ
ル最大5

8ビット
（HDモードで最大16ビット）

最大：1 Gサンプル／2 Gサンプル

最大：1 Gサンプル／2 Gサンプル

1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは2,500,000）

基本（信号の周りの許容マスク）

高度（ユーザーが設定可能、ハードウェアベース）

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/
RS-485、CAN、LIN、I2S、M­ IL-STD-1553、
ARINC 429

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、
I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
LIN、I2S、M­ IL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、
2
CAN、LIN、I S、MIL-STD-1553、ARINC 429、
CAN-FD、MIPI RFFE、USB 2.0/HSIC、M­ DIO、FlexRay™、CAN-FD、USB 2.0/HSIC、
8b10b、
イーサネット、マ­ ンチェスター、NRZ、SENT、
イーサネット、
マンチェスター、NRZ、SENT、MIPI D-PHY、S­ paceWire、MIPI M-PHY/­UniPro、SpaceWire、CXPI、USB電源供給、車載イーサネ
CXPI、USB 3.1 Gen1、USB-SSIC、PCIe 1.1/2.0、ット100BASE-T1
USB電源­供給、車載イーサネット100BASE-T1

基本（演算の組み合わせ）–パワー、
デジタル電圧計（DVM）、
スペクト
ラム解析およびスペクトログラム、周波数
応答解析

高度（数式エディター）

ヒストグラム、
トレンド、
トラック2）

パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高度なスペクトラム解析とスペクトログラム

高度（数式エディター）

750,000（ウルトラセグメント・­メモリ・モードでは
3,200,000）
リアルタイムディエンベディングに対応した高度なデジタルトリガ（14トリガタイプ）2）、高速シリアル・パ
ターン・トリガ、8/16 GbpsのCDR2）、
ゾーントリガ2）

高度（数式エディター）

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
CAN、LIN、MIL-STD-1553、ARINC 429、CAN-FD、
MIPI RFFE、USB 2.0/HSIC、MDIO、8b10b、
イーサネット、
マンチェスター、NRZ、MIPI
D-PHY、SpaceWire、MIPI M-PHY/UniPro、USB
3.1 Gen1/Gen2、USB-SSIC、PCIe 1.1/2.0、USB電
源供給、車載イーサネット100BASE-T1

ヒストグラム、
トレンド、
トラック2）

ヒストグラム、
トレンド、
トラック

各種オプションが利用可能（PD 5215.4152.22を参照）

パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高度なス
ペクトラム解析と­スペクトログラム、ジッタ／ジッタ
分離、
クロック・データ・リカバリー、I/Qデータ、RF解析、
ディエンベディング

16ビット高分解能モード（標準）、高度なスペクトラ
ム解析と­スペクトログラム、ジッタ／ジッタ分離、I/
Qデータ、RF解析、
リアルタイムディエンベディン
グ、TDR/TDT解析––

各種オプションが利用可能（PD 3607.2684.22を参照）

10.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

10.4インチ、
カラー、1024×768ピクセル

12.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

12.1インチ、
カラー、1280×800ピクセル

390×220×152

427×249×204

427×249×204

441 × 285 × 316

3.3

8.6

9.6

18

–

–

–

–

タッチスクリーン操作、
パラレルボタン操作

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 19

主な仕様
主な仕様

垂直軸システム

チャネル数

帯域幅（－3 dB、50 Ω）立ち上がり時間（理論値）
入力インピーダンス
入力感度

DCゲイン確度

ADC解像度R&S®RTM3002; R&S®RTM3004

R&S®RTM3002/3004（
R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10オプション
搭載）
R&S®RTM3002/3004（
R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10オプション
搭載）
すべてのレンジでの最大帯域幅（1 MΩ）（50 Ω）

データ捕捉メモリ

水平軸システム

入力感度＞5 mV/div
入力感度≦5 mV/div

標準、
R&S®RTM-K15オプション搭載時

タイムベース範囲

トリガシステム
トリガタイプ

標準

MSOオプション

デジタルチャネル

データ捕捉メモリ

波形発生器

解像度、
サンプルレート

標準、
R&S®RTM-K15オプション搭載時

Hi-Z、50 Ω

信号フォーム周波数範囲

正弦波

任意波形

一般仕様

Hi-Z、50 Ω
パルス／矩形波質量20500 µV/div～1 V/div

フルスケールの±1.5 %フルスケールの±2 %10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット
2.5 GSa/s、2 GSa/s（インターリーブ）

40 Mサンプル（80 Mサンプル、
インターリーブ時）、
400 Mサンプルのセグメントメモリ

エッジ、幅、
ビデオ（PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p）、
パターン、
ライン、
シ
リアルバス、
タイムアウトI2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN、
ARINC 429、MIL-STD-1553

1.25 GSa/s

40 Mサンプル（80 Mサンプル、
インターリーブ時）、
400 Mサンプルのセグメントメモリ
14ビット、250 MSa/s

20 mV～5 V (Vpp)、10 mV～2.5 V (Vpp)±5 V、±2.5 V
0.1 Hz～25 MHz
0.1 Hz～10 MHz
0.1 Hz～1 MHz

サンプリングレート、
メモリ容量

最大10 Msa/s、32 kポイント

ノイズ

最大25 MHz10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ
（1280×800ピクセル）

インタフェース

寸法500 µV/div～10 V/div

ランプ／三角波

スクリーン

可聴ノイズ

50 Ω±1.5 %（実測値）、
1 MΩ±1 %（実測値）|| 14 pF±1 pF（実測値）

16（2個のロジックプローブ）

振幅

DCオフセット

3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps

0.5 ns/div～500 s/divで選択可能

オプション

サンプリングレート

100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz

オフセットおよび位置＝0、セルフアライメント後の最大動作温度変化±5 °C

データ捕捉システム

最大リアルタイム・サンプリング・レート

2; 4

1.0 mの距離における最大音圧
レベル
W×H×D

リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバ
イス、LAN、強力ウェブサーバー
28.3 dB(A)390 mm×220 mm×152 mm（15.4インチ×8.66インチ×5.98イ
ンチ）
3.3 kgオーダー情報
品名
R&S®RTM3000ベースモデルの選択

型番

オーダー番号

R&S®RTM3002

1335.8794.02

R&S®RTM3004

1335.8794.04

R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を200 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B222

1335.9003.02

R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を500 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B223

1335.9010.02

R&S®RTM-B225

1335.9026.02

R&S®RTM-B2210

1335.9032.02

R&S®RTM-B242

1335.9049.02

R&S®RTM-B243

1335.9055.02

R&S®RTM-B245

1335.9061.02

R&S®RTM-B2410

1335.9078.02

非MSOモデル向けミックスド・シグナル・アップグレード、400 MHz

R&S®RTM-B1

1335.8988.02

R&S®RTM-B6

1335.8994.02

I2C/SPIシリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K1

1335.8807.02

R&S®RTM-K2

1335.8813.02

R&S®RTM-K3

1335.8820.02

R&S®RTM-K5

1335.8842.02

MIL-STD-1553シリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K6

1335.8859.02

ARINC 429シリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K7

1335.8865.02

R&S®RTM-K15

1335.8907.02

R&S®RTM-K31

1335.8920.02

R&S®RTM-K36

1335.9178.02

R&S®RTM-K37

1335.9184.02

R&S®RTM-PK1

1335.8942.02

R&S®RTM-PK1US

1335.9190.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、300 V、10 pF、5 mm

R&S®RT-ZP05S

1333.2401.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、400 V、9.5 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP10

1409.7550.00

38 MHz、1 MΩ、1:1、55 V、39 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP1X

1333.1370.02

1.0 GHz、10:1、1 MΩ、BNCインタフェース

R&S®RT-ZS10L

1333.0815.02

R&S®RT-ZS10E

1418.7007.02

R&S®RT-ZS10

1410.4080.02

1.5 GHz、
アクティブ、
1 MΩ、
R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース R&S®RT-ZS20

1410.3502.02

1.0 GHz、
アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、10:1外部アッテネータ、
1 MΩ、70 VDC、46 VAC（ピーク）、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース付属

R&S®RT-ZD10

1410.4715.02

1.5 GHz、
アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタ
フェース

R&S®RT-ZD20

1410.4409.02

2.0 GHz、1:1、50 kΩ、±0.85 V、±60 Vオフセット、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース

R&S®RT-ZPR20

1800.5006.02

オシロスコープ、100 MHz、2チャネル
オシロスコープ、100 MHz、4チャネル

ベースユニット（付属の標準アクセサリ：500 MHz各チャネルにつき1本の500 MHzパッシブプローブ、電源ケーブル）

必要な帯域幅アップグレードの選択

R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を350 MHz帯域幅にアップグレード
R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を1 GHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を200 MHz帯域幅にアップグレード
R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を350 MHz帯域幅にアップグレード
R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を500 MHz帯域幅にアップグレード
R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を1 GHz帯域幅にアップグレード

必要なオプションの選択

任意波形発生器／4ビット・パターン・ジェネレーター

UART/RS-232/RS-422/RS-485 シリアルトリガ／デコード
CAN/LINシリアルトリガ／デコード

オーディオ（I2S、LJ、RJ、TDM）
トリガ／デコードヒストリーおよびセグメントメモリ
パワー解析

周波数応答解析（ボード線図プロット）

スペクトラム解析およびスペクトログラム

以下のオプションを含むアプリケーションバンドル ：R&S®RTM-K1、R&S®RTM-K2、R&S®RTM-K3、R&S®RTM-K5、R&S®RTM-K6、R&S®RTM-K7、
R&S®RTM-K15、R&S®RTM-K31、R&S®RTM-K36、R&S®RTM-K37、R&S®RTM-B6
1)

以下のオプションを含むアプリケーションバンドル 2)：
R&S®RTM-K1、R&S®RTM-K2、R&S®RTM-K3、R&S®RTM-K5、R&S®RTM-K6、R&S®RTM-K7、
R&S®RTM-K15、R&S®RTM-K31、R&S®RTM-K36、R&S®RTM-K37、R&S®RTM-B6

追加するプローブの選択

シングルエンド・パッシブ・プローブ

アクティブ広帯域プローブ：シングルエンド
1.0 GHz、
アクティブ、1 MΩ、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース

1.0 GHz、
アクティブ、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェー
ス

アクティブ広帯域プローブ：差動

パワー・レール・プローブ

1)

2)

R&S®R&S®RTM-PK1オプションは、北米では購入できません。
R&S®RTM-PK1USオプションは、北米のみでの販売となります。

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 21

品名

型番

オーダー番号

250 MHz、100:1、100 MΩ、850 V、6.5 pF

R&S®RT-ZH03

1333.0873.02

400 MHz、100:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH10

1409.7720.02

400 MHz、1000:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH11

1409.7737.02

25 MHz、20:1/200:1、4 MΩ、1.4 kV（CAT III）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD002

1337.9700.02

100 MHz、8 MΩ、1 kV（RMS）（CAT III）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD003

1337.9800.02

R&S®RT-ZD01

1422.0703.02

200 MHz、10:1、±20 V、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD02

1333.0821.02

800 MHz、10:1、200 kΩ、±15 V、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD08

1333.0838.02

R&S®RT-ZHD07

1800.2307.02

R&S®RT-ZHD15

1800.2107.02

R&S®RT-ZHD16

1800.2207.02

100 MHz、1000:1/100:1、40 MΩ、6000 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフ
R&S®RT-ZHD60
ェース1800.2007.02

高電圧シングルエンド・パッシブ・プローブ

高電圧プローブ：差動

25 MHz、10:1/100:1、4 MΩ、700 V（CAT II）、BNCインタフェース

200 MHz、250:1/25:1、5 MΩ、750 V（ピーク）、300 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース

100 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
200 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース

電流プローブ

20 kHz、AC/DC、0.01 V/Aおよび0.001 V/A、±200 Aおよび±2000 A、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC02

1333.0850.02

100 kHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC03

1333.0844.02

R&S®RT-ZC05B

1409.8204.02

R&S®RT-ZC10

1409.7750K02

R&S®RT-ZC10B

1409.8210.02

R&S®RT-ZC15B

1409.8227.02

R&S®RT-ZC20

1409.7766K02

R&S®RT-ZC20B

1409.8233.02

R&S®RT-ZC30

1409.7772K02

電界および磁界近磁界測定用プローブセット、30 MHz～3 GHz

R&S®HZ-15

1147.2736.02

400 MHzロジックプローブ、8チャネル

R&S®RT-ZL04

1333.0721.02

R&S®RT-ZC10/20/30用プローブ電源

R&S®RT-ZA13

1409.7789.02

R&S®RT-ZA15

1410.4744.02

R&S®RT-ZA19

1335.7875.02

R&S®RT-ZF20

1800.0004.02

R&S®RT-ZA1P

1326.3641.02

フロントカバー

R&S®RTB-Z1

1333.1728.02

トラベル用ハードケース

R&S®RTB-Z3

1333.1734.02

R&S®RTB-Z4

1335.9290.02

R&S®ZZA-RTB2K

1333.1711.02

2 MHz、AC/DC、0.01 V/A、500 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、BNCインタフェース

10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
50 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、BNCインタフェース

100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
120 MHz、AC/DC、1 V/A、5 A（RMS）、BNCインタフェース

EMC近磁界プローブ
ロジックプローブプローブアクセサリ

10:1外部アッテネータ、2.0 GHz、1.3 pF、60 VDC、42.4 VAC（ピーク）、R&S®RT-ZD20/30 プローブ用

プローブパウチ

パワースキュー補正／校正テストフィクスチャ

3Dポジショナー、中央のテンションノブによりプローブを容易に固定して位置決め可能（スパン
幅：200 mm、
クランプ範囲：15 mm）

必要なアクセサリの選択

ソフトバッグラックマウントキット

22

保証

ベースユニット

3年

その他の品目1)

オプション

延長保証、1年

R&S®WE1

校正サービス付き延長保証、1年

R&S®CW1

延長保証、2年

校正サービス付き延長保証、2年認定校正サービス付き延長保証、1年認定校正サービス付き延長保証、2年
1)

1年

R&S®WE2

弊社サービスセンター／営業所
までお問い合わせください。

R&S®CW2
R&S®AW1
R&S®AW2搭載オプションには、本体保証の残りの期間が適用されます（期間が1年を超える場合）。例外：バッテリーはすべて1年保証です。

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ﻿ 23

Rohde & Schwarz グループは、次の各ビジネス・フィールドにおいて革新的なソリューションを提供し続けています：電子計
測器、放送機器、セキュリティ通信、
サイバーセキュリティ、
そしてモニタリング & ネットワーク・テスティング。
創業80年を超えるドイツ・ミュンヘンに本社を構えるプライベート・カンパニー
で、世界70カ国以上に拠点を持ち、大規模な販売・サービスネットワークを展開している会社です。

永続性のある製品設計► 環境適合性と環境負荷の低減► 高エネルギー効率と低排出ガス► 長寿命かつ所有コストの最適化
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com/jp

ローデ・シュワルツ トレーニング

www.training.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support

5214914416► 世界に広がるサービス網► 各地域に即した独自性►個別の要望に応える柔軟性► 妥協のない品質► 長期信頼性

R&S® は、
ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
PD 5214.9144.16 | Version 07.00 | 12月 2020 (sk)
R&S®RTM3000 オシロスコープ
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2017 - 2020 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

5214.9144.16 07.00 PDP/PDW 1 ja

高付加価値のサービス

ローデ・シュワルツ