［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
モニタリングステーションじんあいモニタの異常について
21．10．13
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２１年９月１８日１５時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月18日(金)16時10分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 9月18日(金)、伊方発電所モニタリングステーションにおいて、じんあいモニタの故障を示す信号が中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの運転状況を確認したところ、サンプ
リング試料を吸引しているポンプ入口の圧力低により、じんあいモニタが停止していた。
２ 試料を吸引するポンプの外観に異常は見られなかったことから、じんあいモニタを９月18日(金)15時26分に起動したが、ポンプ入口圧力が通常の圧力より低い値であったため、同日15時30分に手動により停止した。
３ その他の野外モニタに異常はない。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び周辺環境への放射能の影響はない。

［復旧状況等］
10月１日(木)10時20分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、ポンプに異常はなく、じんあいモニタ内、ろ紙送り機構のろ紙駆動ローラの軸が折損していたことから、当該部品を新品に取り替え後、ポンプを再起動し、調整運転を実施していたが、10月１日(木)10時00分に異常のないことを確認し、通常状態に復旧した。
２ 復旧するまでの間、可搬型のダストサンプラにより、代替測定を実施し、異常のないことを確認している。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び周辺環境への放射能の影響はない。
県では、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２１年

発信

伊方発電所

当 該 機号 機者

９月１８日（ 金 ）１６時１０分
佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

1. １号機 出力 565MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２号機 出力 565MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時
状 況
３号機 出力 911MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2. 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時： ９月１８日

発生状況
概要２．場所：

３．状

況：地震・ その他

１５時３０分

モニタリングステーション（管理区域外）

伊方発電所１、２、３号機は通常運転中のところ、モニタリングス
テーションにおいて、じんあいモニタの故障を示す信号が中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの運転状況を確認したところ、サンプリング試料を吸引しているポンプ入口の圧力低により、じんあいモニタが停止していました。
試料を吸引するポンプの外観に異常は見られなかったことから、じんあいモニタを１５時２６分に起動しましたが、ポンプ入口圧力が通常の圧力より低い値であったため、１５時３０分に手動により停止しました。
その他の野外モニタに異常はありません。
詳細は調査中です。
なお、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２１年 １０月

発

信伊方発電所

当 該 機号 機者

１日（ 木 ）

１０時２０分佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

1. １号機 出力 565MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２号機 出力 565MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時
状 況
３号機 出力 911MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
2. 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震・ その他

１．発生日時： ９月１８日 １５時３０分
２．場
所：
モニタリングステーション（管理区域外）
３．状
況：
伊方発電所１、２、３号機は通常運転中のところ、モニタリングス
テーションにおいて、じんあいモニタの故障を示す信号が中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの運転状況を確認したところ、サンプリング試料を吸引しているポンプ入口の圧力低により、じんあいモニタが停止していました。
試料を吸引するポンプの外観に異常は見られなかったことから、じんあいモニタを９月１８日１５時２６分に起動しましたが、ポンプ入口圧力が通常の圧力より低い値であったため、同日１５時３０分に手動により停止しました。その他の野外モニタに異常はありません。
［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、ポンプに異常はなく、じんあいモニタ内、ろ紙送り機構のろ紙駆動ローラの軸が折損していたことから、当該部品を新品に取り替え後、ポンプを再起動し、調整運転を実施しておりまし
たが、本日１０時００分に異常のないことを確認し、通常状態に復旧しました。
なお、復旧するまでの間、可搬型のダストサンプラにより、代替測定を実施し、異常のないことを確認しております。
本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域（高 圧タ ービ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃料を核 分裂させ て、その時に 出る熱で 水（１次冷却 水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸気を加 熱 し 、 蒸気 中 の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱 除去 冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
ター ビンをまわした蒸気を 海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管 理区域内で使 用した
清 掃用の紙や布 等を焼却し、体積を減らす。

ﾓﾆﾀﾆﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
中央制御室
野外モニタ盤

モ ニタリ ングス テーシ ョン
じ んあい モニタ の異常

伊方発電所モニタリングステーションじんあいモニタ概要図

当該箇所
制御部
ポンプ制御部
圧力低集塵部
ろ紙

吸気側
検出器

排気側

空気の流れ

ダストモニタ 長尺ろ紙

25

ろ紙駆動ローラーの状況

ろ紙駆動ローラー軸折損部

ろ紙駆動ローラー取り外し前

ろ紙駆動ローラー取り外し後

ろ紙駆動ローラー軸折損部

ろ紙駆動ローラー
26

用語の解説○モニタリングステーション
原子炉施設などの周辺において空間ガンマ線線量率等を連続測定、監視するための無人測定施設。線量率測定器の他、気象観測装置、じんあいモニタを備えている。

○ じんあいモニタ
空気中の塵をろ紙に採取し、塵に含まれる放射性物質を自動で測定する装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年9月18日(金)測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
15:10 15:20 15:30 15:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)19191919
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2625
26
26
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
18191817
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21212221
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24252524
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
1314
1413
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2425
26
25
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2323
23
23
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
17161616
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
16161616
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
16161615
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.315151414㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.415161615※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:50 降雨時 降雨時以外
19４６１９25４８２５17３７１６22４６２２23５１２７13４３１４24５４３０22３６２２16４１１７16４４１６16４５１６14４６１５15４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。