TRTM Series Multicoax Catalog
High Speed | SolderlessTR Series Multicoax Connectors

2

Ardent Design Support

3

TR Series Multicoax Connectors Overview

4

Ardent Compliant ContactTechnology

5Connector Types

6

Understanding the TRFootprint
TR Series Launch Optimization

7

TR Series Multicoax Connectors

9Specialty Connectors

15

TR Multicoax Evaluation Kit Overview

18

Frequently Asked Questions

19

Performance Data
Additional Resources

21

Ordering Information

24

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

823

Unmatched Design Services

DESIGN
お客様が求める電気特性、機械的なニーズ、
困難なコネクターへの挑戦にも、新しいアプローチにて解決致します。

SIMULATE
電磁界シミュレーション(HFSS)により、信号品質を確立、及び独自のコンタクト技術によってマーケットでの高まる周波数
要求をサポート致します。

MEASURE
シミュレーションだけでは必ずしも十分ではないことを認識しており、社内に40GHz、67.5GHzのPNAを有し、コネクターとインターポーザーの測定できる環境を構築しております。

An Amphenol Company

3

TR Multicoax Connector
Description
TR™Multicoaxは、複数の高速アナログまたはデジタルチャネルから優れた信号品質を提供します。 20 GHz、40 GHz、または70 GHz
以上の構成から選択可能。ターゲットの帯域幅要件に応じて製品を選択することができます。
TRは市場で高密度、高周波マルチ同軸コネクタです。
インターフェースはソルダーレスマウントで再使用が可能で、実装を必要とするタイプ製品と比較してテストのトータルコストを削減、プログラム全体での再利用を促進します。

Key Benefits
・70 GHzを超える優れた信号品質(シグナルインテグリティ)・コネクタ性能の長期再現性の向上
・信号の歪みを排除した優れた信号品質を実現
・基板(PCB)へ複数信号の(簡単)迅速な接続
・SMPコネクタと対比して80％スペースを節約(実現)・省スペース設計(高密度)のTRをDUTに近接に取付可能
・不完全な接続がないスナップインコネクタ
・再使用可能なため、飛躍的なコスト削減を実現

Applications
TR Multicoaxコネクタは、次の用途に最適です。
>半導体設計とテスト
・顧客評価ボード
・PCIe
・Pam4
・高速のSerDes>自動テスト/測定>通信分野
・クロック/データーリカバリ（CDR）
・バックプレーンコネクタの特性評価>量子コンピューター
・シールドコネクタ
・極低温テスト>防衛/航空宇宙>サーバー/データ>医療>・カスタムアプリケーション

4

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

Let us help youchoose the right contact set for your application

Spring Probe™

•

最小0.4 mmピッチのコンタクトで拡張可能なソリューション

•従来の「pogo」スタイルのプーロブコンタクトと比較してバレルとプランジャーレスの製品•

コイルの特許取得済みの「ワイプ動作」により、コンタクトは低インダクタンスを実現し、非常に短い伝送経路で優れた電気特性)を実現しますSpecifications
Pitch

0.4 mm and above

Frequency

70 GHz+Insertion Loss

-1 dB at 40 GHz @1 mm pitch

Self-Inductance.5 nH

Mated Height.76 mm and above

Connect-R™
•

費用対効果の高いオートメーション用コンタクト•

高い周波数特性•0.6mmピッチまでのエリアアレイアプリケーション用配列可能なのスタンピン
グコンタクトSpecifications
Pitch

0.8 mm and above (area), .6 mm andabove (linear)

Frequency

40 GHz+Insertion Loss

-1 dB at 40 GHz @1 mm pitch

Self-Inductance.5 nH

Mated Height

1.57 mm

An Amphenol Company

5Form Factors
Straight Mount
ストレートマウントにより、2つまたは3つのつまみネジを使用してPCBにはソルダーレスで取付できます。70 GHzまでに対応し、迅速かつ信頼性の高い/繰り返し可能な接続で1000回を超える取付保証回数を実現
しております。

Quantum Computing
量子コンピュータ（Quantum Computing）のフォームファクターは、アプリ
ケーションの多くの課題（密度、大幅な環境変化 、より高速なレーンの必要性の増大など）に対応するように設計されています。 カスタムの配線材料（CuNi、NbTiなど）と特許取得済みのコンタクト技術を利用する事で、個々のコネクタに必要な面積を大幅に削減することでチャネル数を増やしながら、シグナルインテグリティを向上させることができます。

Right Angle
ライトアングルは、高さ方向の制限がある状況でボードから高速信号を接続する事が可能です。例えば、ボードの下側から信号を引き出したり、高速信号のボード間接続、温調機の間にケーブルを配線することもできます。

Blind Mate Test Head Interface
ブラインドメイトテストヘッドインターフェースソリューションは、70 GHzを超える信頼性と接続再現性があり、複数の接続を備えた優れたシグナ
ルインテグリティを必要とするアプリケーションに最適です。 精密設計の相互接続ソリューションにより、これらの接続を自動化された機構で数千回も挿入を可能としたプロセスでも劣化はありません。 コネクタはケーブル対ケーブルまたはケーブル対PCBです。

Loopback
ループバックにより 各種インターフェイスの折り返しテスト、アナログ送
信（TX）および受信（RX）バッファーの欠陥検出テストができます。

6

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

Understanding the TR Footprint

The Footprint:•製品ごとにフットプリントデータ(.dxf、.pdf
ファイル)を用意しています。
•ストレートマウントおよびライトアングルTR
Multicoaxコネクタは、ボード補強材(スティフナ)またはPEMナットを使用してPCBにマウントします。
•LABに設置することもできますが、製造プロ
セス中に補強材またはPEMナットを使用することをお勧めします。
•標準のマイクロストリップのフットプリントが右の画像に示されています。 このフットプリ
ントは、最大20 GHzアプリケーション向けに最適化されています。 20 GHzを超え高精度のデータを希望する際は、別途提供するサービスであるFootprint Optimizationによるシミュレーションで基板最適化をお勧めすることもできます。
(20 GHz以上の場合、基板性能の最適化を推奨致します。こちらは有償サービスとして提供可能です。)

Plating:
フットプリント図面に、ニッケルメッキ下地上のハードゴールドが注記しておりますが、これは唯一のメッキ情報としているのではなく、ENIG、ENIPIG、またはその他の貴金属めっきの形式も可能であります。但しスズまたは鉛メッキは禁止されています。

Important Notes When Reviewing Footprint:
フットプリントを確認する際の重要な注意：
多くの場合、ソルダーマスクは不均一であり、平面性の問題を引き起こしますので、TRフットプリントにはアートワーク内にソルダーマスクは必要ありません。適切な接続を行うには平面精度が必要となるため、TRの圧縮マウントテクノロジー
にとってソルダーマスクは問題となります。
•TRのアライメント穴サイズには、次の2種類があります :•基板厚の寸法が2.36mm以上の場合、アライメント穴サイズ 直径3.99mm•基板厚の寸法が2.36mm未満の場合、アライメント穴サイズ 直径3.73mm•TRフットプリントには、ねじ穴を避けてグランドパターンがあります。これはTRチャネル間のクロストークを大幅に削減するために重要となります。

An Amphenol Company

7

Coaxial Launch Optimization

Description
TRシリーズは70 GHzを超える測定が可能な高密度マルチ同軸ケーブル製品です、
ソルダーレス接続によるコンプレッションマウントは、業界で唯一のソリューションです。
高精度と高性能を実現するために、基板のフットプリント情報を含めTRシリーズの実力を最適化するために奮闘しております。PCBランチコネクタは、TRコネクタから最大のパフォーマンスを引き出すために不可欠です。

Simple ‘OptimizationChecklist’Terminate-R (TR) Launch Optimization Checklist

COMPANY NAME: GENERIC COMPANY A
1.

What is the maximum operating frequency?
12 GHz2. What type of signal?

Key Benefits

Digital ☒Analog ☒How many channels will the TR Multi-coax cable have?
1 ☐ 4 ☐ 8 ☒ 12 ☐ 16 ☐ 24 ☐4. What is the pitch of the connector? (NOTE: The standard pitch is 2.54mm)
Standard
5.
Is the PCB stack-up included? (NOTE: The PCB stack-up must be included to start work on order)
YES ☒ NO ☐6. What is the PCB total thickness?
See stackup file
7. Is the PCB trace design microstrip or stripline?
Microstrip ☒ Stripline ☐8. If the PCB trace design is microstrip, is the transmission line CPWG?
3.

以下の項目を考慮してPCB設計の最適化を行います。
・基板材料（誘電率）
・層の厚さ
・完全なPCBスタックアップ

CPWG ☐ NON-CPWG ☐What layers are there to be signals launched on?
microstrip
10. What is the dielectric constant of the PCB material surrounding the signal layers?
Meg 6
11. How many total layers does the PCB have?
MS routing – no vias in design
12. If the PCB stack does not specify, indicate reference/ground layer numbers
See stackup
13. If the PCB stack does not specify, indicate power layers’ numbers
See stackup
14. If the PCB stack does not specify, indicate signal layers’ numbers
See stackup
15. Is the TR mounted on Top (Layer 1) or the Bottom of the PCB?
Top (Layer 1) ☒ Bottom ☐16. Via drill diameters are .010” (.25mm) as standard. Will these drill diameters be used?
If not, what is the desired drill diameter?
10mil
17. What is the desired return loss at a given frequency of the optimization?
The default is: [ -20 dB to 20 GHz] and [ -12 dB to 40GHz] Default is o.k.
9.

お客様のPCBボードとTRコネクタの3Dモデルとともに、高度な電磁3Dシ
ミュレーションを使用して、最適化データを提供します。

What’s Provided?

Consult factory forchecklist

ランチ最適化に含まれる内容:› 寸法の結果•信号パッド•表層 アンチパッド•裏面アンチパッド•グランドビア深さ• 狭伝送路 (コネクター下部)› モデリングの結果•通過特性 (S21)•反射特性 (S11)•タイムドメイン(TDR)› Ｓパラメータファイル(.S2P)› フットプリントレビュー› エクセルデータ出力

Example of 3-D EM model created with ANSYS® HFSS

8

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

TR M ulticoax 4x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss

-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

2

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

TR M ulticoax 8x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss

-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

2

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

An Amphenol Company

9TR M ulticoax 12x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss

-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

2

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

TR M ulticoax 16x2 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

10

Consult factory for additional cable options.

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

TR M ulticoax 24x2 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

TR M ulticoax Quicklatch 8x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

An Amphenol Company

11

TR M ulticoax Quick Latch 16x2 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss

-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

2

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

TR M ulticoax Right Angle 4x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

12

Consult factory for additional cable options.

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

TR M ulticoax Right Angle 8x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

TR M ulticoax Right Angle 12x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications
Frequency Range
Return Loss1
Insertion Loss2
Crosstalk
Impedance1
Phase Matching

DC to 70 GHz+
-18 dB through 70 GHz-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz-70 dB through 70 GHz
50 Ω +/- 2.5Ω+/- 2 ps standard

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

Mechanical Specifications
Pitch
CablesConnectors
Cable Length
Insertion Life
Field Replaceable Interface
Footprint

2.54 mm.047” diameter cables3
V (1.85 mm)6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm
1,000+ mating cycles
Yes
Microstrip & Stripline compatible

An Amphenol Company

13

TR M ulticoax Right Angle 16x2 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

TR M ulticoax Leapfrog 8x1 (20/40/70 GHz c onfigurations available )Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

14

Consult factory for additional cable options.

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

TR to TR

Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

Cables.047” diameter cables3

Insertion Loss

-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

V (1.85 mm)

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Mechanical Specifications
Pitch
CablesConnectors
Cable Length
Insertion Life
Field Replaceable Interface
Footprint

3.60 mm.086” diameter cables3
SMK (2.92 mm), or V (1.85mm)
6”/152 mm, 12”/304 mm, 24”/ 608 mm
1,000+ mating cycles
Yes
Microstrip & Stripline compatible

2

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

TR Multicoax Equal Trace

Electrical Specifications
Frequency Range
Return Loss1
Insertion Loss2
Crosstalk
Impedance1
Phase Matching

DC to 70 GHz+
Less than -15 dB to 70GHz-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz-70 dB through 70 GHz
50 Ω +/- 2.5Ω+/- 2 ps standard

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

An Amphenol Company

15

TR Loopback

Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

DC to 70 GHz+

Pitch

Return Loss1-18 dB through 70 GHz

CablesInsertion Loss2-1.5 dB through 40 GHz, -3 dB through 70 GHz

Connectors

Crosstalk-70 dB through 70 GHz

Cable Length

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

Consult factory for additional cable options.

2.54 mm

TR90 (90GHz) Preliminary

Electrical Specifications

Mechanical Specifications

Frequency Range

70 - 90 GHz+

Pitch

2.54 mm

Return Loss1-10 dB or better from 71 GHz to 90 GHz

CablesSemirigid

Insertion Loss2

No resonance out to 90GHz

Connectors

1.0 mm female

Crosstalk-30 dB from 71 GHzto 86 GHz

Cable Length3”/76mm

Impedance1

50 Ω +/- 2.5ΩInsertion Life

1,000+ mating cycles

Phase Matching+/- 2 ps standard

Field Replaceable Interface

Yes

Footprint

Microstrip & Stripline compatible

Notes: 1 Largely a function of PCB design. 2Measurement includes 3” of cable.
3

16

Consult factory for additional cable options.

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

TR Muliticoax Series 50Ω Hermetic feed throughDescription
ハーメチックフィードスルーで嵌合できるTR Multicoaxシリーズコネクタ
は、高速信号の伝送に気密性が不可欠となる場面では最適なアプリ
ケーションです。 これらの場面では、片側のTRコネクタ端でハーメチッ
クフィードにストレートで結合され、2つのチャンバー間のインピーダン
スが整合した50Ωチャネルを保証します。 フィードスルーは、真空の内側から止まり穴にねじでフランジ（ISOディスクなど）に固定されています。 ハーメチックフィードスルーはエポキシポッティングを使用して完全に密閉されます。

Standard TR
Multicoax

50Ω Hermetic
FeedthroughTR Multicoax
with CuNi
CablesKey Benefits•防漏洩設計 (Max leak rate 2.00E-09 LTorr)•さまざまな同軸ケーブル材料が利用可能 (Flexible, CuNi, NbTi,BeCu)•高密度のフォームファクタ (160+ channels in standard ISO disc)•複数の高速レーンを簡単に接続/脱着

Highly Scalable

Applications
50Ωハーメチックフィードスルーは、次の用途に最適です。

› 希釈冷蔵庫/極低温デバイス› 量子コンピュータ› 真空チャンバー
› RF信号のシールド内伝送時

Potting forleak-proof seal

Ten (10) 16-channel Hermetic Feedthroughs

An AmphenolCompany
Amphenol Company

17
17

TR M ulticoax Evaluation Kit
Introduction:
70 GHzを超える速度で処理できる高密度多同軸ケーブルTRシリーズは基板へコンプレッションマウントで搭載できる唯一のコネクタ製品です。お客様自身でデバイスを評価したいと考える方のために、TR20、TR40、およびTR70
GHz シリーズの製品を評価できるEvaluation Kit を用意しています。

Contents:
検証用キットには、TR製品を評価するために必要となるコンポーネントが付属されています。
O TR70 + 本体： 8チャンネルのストレートマウントタイプの6インチ同軸ケーブルと1.85 mmコネクタO 評価ボード：
評価ボードは、ロジャース製のFR4＋補強材を使用しております。
＜基板仕様＞・表層厚(Cu) ： 0.0432 mm、ENIGメッキ
・ロジャース3003 誘電層厚：0.254 mm; 誘電率(Dk) = 3.075; 誘電正接(tan) = 0.0065
・グランド層厚：0.018 mm
・FR4補強用のフローティングソリッドボトムメタル

18

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

FAQ
Frequently Asked Questions
1. TR Multi-Coaxは今までになかった製品のように見えますが、正確にはどのような製品ですか？
• TRシリーズは70 GHzを超える測定が可能な高密度マル
チ同軸ケーブル製品です、ソルダーレス接続によるコンプ
レッションマウントは、業界で唯一のソリューションです。
• TRシリーズマルチ同軸ケーブルは、独自のコンパクトなイ
ンターフェース設計により基板の面積を大幅に節約します。
• ご希望の各種同軸コネクタに接続することが可能です。
• 基板上のフットプリントへコンプレッションマウントによる接続スタイルです。つまりソルダーレスマウントにより、基板にはんだ付けする必要がありません。
2. アプリケーションに適した型番を選択するにはどうすればよいですか？
• 型番選択は非常にシンプルです• TR製品は周波数別にグループ分けしています。
• 大きく分けてTR20、TR40、TR70 の3種類を用意しています。
• 20、40,、70は最大周波数範囲（GHz）を示します。
• 周波数に基づいて同軸ケーブルアセンブリを選択したら、取り付けスタイルを選択します。
• コストメリットがある製品はストレートマウントです、基板への固定はネジを使用して簡単に取り付けられるように設計されており、基板の面積を節約できます。
• ネジによる固定しないスタイルでは、クイックラッチがあります。これにより、簡単なプッシュオンで製品を取り付けることができます。 クイックラッチは製品を基板に固定するためのネジは必要ありません。
• 基板上のスペースが制限されている場合、ライトアング
ルの使用をお薦めします。
• 標準製品にない同軸ケーブルの長さと必要なチャネル数のリクエストには、カスタムメイドで柔軟性に対応します。
• ケーブルと同軸コネクタの接続については周波数に適したコネクタにしております。上位、他コネクタが必要で有ればご用命下さい。念のためコネクタのオス/メスの選択についてはご確認後にご用命ください。
3. 同軸ケーブルの最大長または最小長はありますか？
• コストメリットがある製品については、21ページの表にリストされている長さから選択することをお勧めします。
• ただし、3インチから36インチまでのカスタムアプリケー
ションにも対応できます。 カスタムアプリケーションについてはお問い合わせください。
4. 製品はどんな検査を受けますか？
• すべての製品は、組み立ての後の段階で目視検査をおこなっております。
• TR製品はメカニカルテストで、コンプレッションが確実に行われることを確認します。マウントテクノロジーが正しく機能する基本となります。
• 最終工程では、すべての製品の導通がチェックされ、電気接続が確実に行われたことを確認しています。

5. TR製品の位相は一致していますか？
• すべてのTR製品は、+/- 2p/s 以下の位相一致であることが基本的に保証されています。
•
厳しい相対位相整合許容値を必要とする場合は、検討しますのでお問い合わせください。
6. TR 製品の補足データを提供していますか？
• 標準のTR 製品にはembedded dataとして S2p file を提供します。
7.TR 製品のフットプリントはどこにありますか？
• フットプリントが見つからな場合は、お問い合わせください。
8. PCBに対処する必要がある特別な考慮事項はありますか？
• シミュレーションの際はPCBフットプリントで最適化を実行することを強くお勧めします。
• お客様独自のPCBスタックアップに基づいてPCBフットプリントを最適化するサービスを提供しています。
• 取り組みの一環として、TR 製品フットプリントに正しく実装されていることを確認するために、すべてのお客様のPCBのモデルを確認することを推奨いたします。
9. 製品保証はありますか？
• 購入して頂いたTR製品は最長で1年間無償で修理します。
10. TR製品の納期やお見積もりはどのくらいで回答がありますか？
• 標準TR製品の場合、お客様のリクエストを受け取ったその日に、見積を提出できます。
• 標準TR製品の場合、通常、受注後から6週間以内に配送できます。
11. フットプリント図面には「TRフットプリント領域にソルダーレジ
ストがないこと」と書かれていますが、これは厳密な要件です
か？、その理由は何ですか？
• PCBに接触するTRの表面は、金属表面に強く押し当てる必要があります。
• ソルダーレジストがフットプリントに適用されている場合、ソルダーレジストが上部のパターン層よりも厚くなる場合があります。
• この結果、ソルダーレジストがピンテクノロジーの妨げとなり、
シグナルインテグリティが低下します。
12. さらに質問がありますか？
• ウェブサイトwww.ardentconcepts.comにアクセスするか、日本代理店のエス・イー・アール ser@ser.co.jpにメールを送信してください。

An Amphenol Company

19

FAQ Corresponding Tables

TR20 – SM – 4X1 – 2.54 – 06 AF
TR 20

Mounting Option# of channels (FormFactor)

Straight Mount (SM)

4 (4X1), 8 (8X1), 12 (12X1),16(16X2), 24 (24X2)

Quick Latch (QL)

8 (8X1), 16 (16X2)

Leap Frog (LF)

TR 40

TR 70

TREqualTrace

Right Angle (RA)

4 (4X1), 8 (8X1), 12 (12X1),16(16x2)

Mounting Option# of channels (FormFactor)

Straight Mount (SM)

4 (4X1), 8 (8X1), 12 (12X1),16(16X2), 24 (24X2)

Quick Latch (QL)

8 (8X1), 16 (16X2)

Leap Frog (LF)

8 (8x1), 12 (12x1)

Right Angle (RA)

4 (4X1), 8 (8X1), 12 (12X1),16(16x2)

Mounting Option# of channels (FormFactor)

Straight Mount (SM)

4 (4X1), 8 (8X1), 12 (12X1),16(16X2), 24 (24X2)

Quick Latch (QL)

8 (8X1), 16 (16X2)

Leap Frog (LF)

8 (8x1), 12 (12x1)

Right Angle (RA)

4 (4X1), 8 (8X1), 12 (12X1),16(16x2)

Mounting Option# of channels (FormFactor)

Straight Mount (SM)

16 (16x1)

Cable Length & Connector Type03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)2.54mm 03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”(24)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)
Pitch
Cable Length(mm)
2.54mm 03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”(24)
2.54mm 03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”(24)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)
Pitch
Cable Length(mm)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54mm (24)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)03”(03), 6”(06), 12”(12), 24”
2.54 mm (24)
Pitch
Cable Length(mm)

8 (8x1), 12 (12x1)

3.6 mmSMA Female (AF),SMA Male (AM)SMA Female (AF),SMA Male (AM)SMA Female (AF),SMA Male (AM)SMA Female (AF),SMA Male (AM)
Connector TypeSMK 2.92 mm Female (KF), SMK 2.92 mm Male (KM)
SMK 2.92 mm Female (KF), SMK 2.92 mm Male (KM)
SMK 2.92 mm Female (KF), SMK 2.92 mm Male (KM)
SMK 2.92 mm Female (KF), SMK 2.92 mm Male (KM)
Connector Type
V 1.85 mm Female (VF),V 1.85 mm Male (VM)
V 1.85 mm Female (VF),V 1.85 mm Male (VM)
V 1.85 mm Female (VF),V 1.85 mm Male (VM)
V 1.85 mm Female (VF),V 1.85 mm Male (VM)
Connector Type
V 1.85 mm Female(VF),V 1.85 mm Male (VM)

6”(06), 12”(12), 24”(24)RC04-04

RC05-01

RC08-02

RC10-07

RC10-04

RC12-06

CR08-062

RC SpringprobeTM

RC SpringprobeTM

RC SpringprobeTM

RC SpringprobeTM

RC SpringprobeTM

RC SpringprobeTM

RC Connect-RTM

Gold Plated Beryllium
CopperGold Plated Beryllium
CopperGold Plated Beryllium
CopperGold Plated Beryllium
CopperGold Plated Beryllium
CopperGold Plated Beryllium
CopperGold Plated Beryllium
Copper

0.030/0.76
0.0157/0.40
20

0.030/0.76
0.0197/0.50
20

0.045/1.14
0.0315/0.80
200.055/1.40
0.0394/1.00
24

0.085/2.16
0.0394/1.00
22

0.090/2.29
0.0500/1.27
34.062/1.57
0.0315/0.80
45Compression Range (in/mm)

0.006/0.15

0.006/0.15

0.009/0.23

0.010/0.25

0.015/0.38

0.015/0.38

0.010/0.25

Contact Resistance (mΩ)

60

45

60

50

66

65

<50

Self Inductance (nH)

~.50

0.45

0.73

0.92

1.35

~1.50

0.61

High Freq Capacity (-1 dB point, GHz)

~20

25

20

37

11

~20

40 (@1mm Pitch)Contact Material
Mated Height (in/mm)
Pitch (in/mm)
Compression Force/Contact (grams +/-20%)

20

Pitch
(mm)

F

Characteristic Impedance at Native Pitch (Ohms)

56

65

61

73

Durability (cycles)*

10,00010,00010,00010,00010,00010,00057 (@1mm Pitch)
1000+

Current Carrying Capacity (single contact at 30C
temp offset, Amps)

~1

~1

1.8

~4

3.3

3.55

~2

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

Signal Integrity Data
Benefits and SI Measurements

TR20™ - 面倒な表面実装コネクタに代わる、低損失、高品質、コスト削減の代替
TR40™ - 業界で実績のある製品では最も信頼性が高く、高周波、省スペースの最先端アプリ
ケーション

TR70™ - 最高のパフォーマンスで高周波数アプリケーションに最適

An Amphenol Company

21

Repeatability
TR製品は1,000サイクルにわたる再現性を実証しており、評価データを用意しています。
56ch（14x4=56ch）で測定した結果、すべての伝送ラインでは同じ耐久結果となりました。
1,000サイクルにわたる単一チャネルの再現性
0、50、100、500、および1000サイクル毎に測定

De-Embedded Interface Only

22

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com

Additional Resources

More Information

Ask about our Application Notes and CaseStudies
ケーススタディ、アプリケーションノート、ビデオデモンストレー
ション、ウェビナーなどを含むその他のリソースについては、弊社のサポートチームに連絡するか、当社のWebサイト（www.ardentconcepts.com）のリソースエリアにアクセスしてくだ
さい。

Phone: 03-5796-0330
E-mail: ser@ser.co.jp
HP： https://www.ser.co.jp/

An Amphenol Company

23Ordering Information

SK SeriesTM - High Speed | Compression Mount Sockets•低損失の高性能デバイスに適した40GHz帯域のソリューションを提供致します。
• 70 x 70 mm パッケージサイズまで対応可能• 拡張可能なリッド、ベース設計となっておりますので、オプションでOEMデザインが可能•コンプレッションマウント、ソルダーレスコンタクト

xial Connector• DC 70GHzの優れた信号特性• 再利用が可能ですので、プログラム全体のコスト低減が可能• 高信頼性、狭ピッチですので、基板面積の省スペース化に有効• 迅速な基板接続、ネジ止め不要で、工具不要

nectors & Interposers• 32 Gbps帯域• 0.4㎜ピッチまでの配列可能•コンプレッションマウント、ソルダーレスコンタクト• 垂直なインターフェースで、 基板のオフセットが不要• 耐衝撃、耐振動に優れ、広い温度環境に適応

24

support@ardentconcepts.com •info@ardentconcepts.com •www.ardentconcepts.com