WFor Water

羽根車式流量計

TP-H Helical flow

Turbine flow meter

豊富な出力バリエーションを選択可能
OUT側に用途、コストに合わせたバルブを選択可能■ 表示計の向きを自由に取り付け可能。
■ 流れを目視確認することができます。(TP-HP)■■

Enable us to select abundant variety of output.
A valve can be selected to the OUT side in accordance with your application and cost.
■ The direction of the indicator can be changed from right to left or up and down.
■ Flow visibility available. (TP-HP)■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
規格Std.

TP- H

出力Output

バルブ＊3 流体名Valve
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

--

特殊項目
For specialized item

表示計
Indicator
DMax.

C30
P4002

Rc3/803

Rc1/2

04

Rc3/4

R3

R1/2

R4

R3/4

下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

L/min
特殊 For specialized unit

1

水 Water9

特殊 For specialized fluid＊5＊5BV

ボールバルブ付 With ball valveNSストレート型ニードルバルブ付 With straight type needle valveNL

L型ニードルバルブ付 With L-Type needle valve＊4A

パルス出力 Pulse output

G

表示計EM30DT搭載（標準）瞬時値表示＋警報出力 Standard display is EM30DT. Indicating digits + Alarm output ＊2

I

変換器EX30AR搭載 4-20mA出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 4-20 mA + Alarm output ※V

変換器EX30AR搭載 0-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-5 V + Alarm output ※W

変換器EX30AR搭載 0-10出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-10 V + Alarm output ※N

変換器EX30AR搭載 1-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-5 V + Alarm output ※T

変換器EX30AR搭載 1-10V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-10 V + Alarm output ※規格 Std. 測定範囲 Measuring range ＊1
C20Rc1/4

Z

バルブ無し With no valve

防滴カバー Drip-proof cover ＊701

B

S

表示計・変換器のページをご参照下さい ＊6
See page on the indicator / converter.

0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min
3〜30L/min
5〜50L/min

口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8
Rc3/8, Rc1/2, R1/2

※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 4mA:0L/min, 20mA:Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

Rc1/2, Rc3/4, R3/4

＊1：測定範囲は、水換算20℃（293K)条件の流量です。
＊1: The ranges to be measured shows the flowrate equivalent to those of water at 20°C{293K}.
＊2：EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を＊2: If EM40 or EM45 is selected, specify the optional symbol in “Option” .
記入して下さい。
＊3: The valve should be installed to the OUT side.
＊3: バルブはOUT側に付きます。
＊4: Either Rc3/8 or Rc1/2 is available.
＊4: Rc3/8、Rc1/2のみ対応可。
＊5: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
＊5: 特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。
For details, consult us with your specification.
＊6: 表示計・変換器のページを参照し、オプション記号を記載願います。
＊6: Refer to Digital meter / Converter Page to specify optional symbol.
出力「A」--- 当社にて別置きの表示計にパラメータを設定して、セットで出荷いたします。
For “Output A”, all of the necessary parameters are setup at Factory.
出力「G」--- 標準表示計EM30DT以外を搭載する場合。
For “Output G”, a display other than the EM30DT is selected.
Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
対象：EM30, EM40, EM45, EX30シリーズ＊7: indicator that is to be loaded for converter.
＊7: 表示計, 変換器搭載用

1102023

W
液体用仕様 Specifications±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）

使用最高温度 Max. temperature

80℃ ※使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable lengths2m

羽根車式流量計※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃までとなります。
Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max. fluid temperature should be 50°C.

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※(EM30DT)(EX30AR-I)
V, N, W, T type
(EX30AR-V, VN, VW, VT)

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

V: 0-5V/N: 1-5V/W: 0-10V/T: 1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

TP-H

I type

パルス出力 Pulse output※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

配線 Wiring diagram
A typeAWG 24(0.2mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

G type ※AWG 26(0.1mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

I, V, W, N, T type
線色 Cable colors

AWG 28(0.08mm2)

内容 Function

青 Blue

GND

茶 Brown

アナログ出力Analog output

GND

黄 Yellow

CP1（N.O.）＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

橙 Orange＋DC V

黄 Yellow

CP1

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

白 White

パルス出力Pulse output

白 WhiteCOM黒 Black
赤 Red※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。
The pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45 Series.

特長 Features
TP-H

TP-HP40

取付板の向きを変更するとこで、表示計の向きを自由に変更できます。
By changing the direction of the mounting adapter, the direction of the indicator can be changed from right to left or up and down.

窓からスクリューの回転状態や、流体の流れを目視確認することができます。
Rotational state of the screw and flow of fluid can be visuallyconfirmed from the window.

取付板
Cubic EM30DT

Mounting adapter

2023

111

WFor Water

TP-HC 構造図 Structural drawing
TP-HC バルブ無し With no valve

WH

H

⑨R

2×M3×4(有効ネジ深さ）

14.5 20

L3L(Effective thread depth)

20(Effective thread depth)①(2000)(2000)②③④⑤

L1

2×M3×4(有効ネジ深さ）⑥⑦

L2②③④⑤

L1⑦L①⑥⑧8

φ214.5 20

L24040Turbine flow meter

W

TP-HC L型ニードルバルブ付 L type with a needle valve

TP-HC ストレートニードルバルブ付 With straight needle valveW

20TP-HC ボールバルブ付 With ball valve
WH40H

②③④⑤⑩

2×M3×4(有効ネジ深さ）②③④⑤(Effective thread depth)①L⑥φ

L1LL1⑦45⑨⑥2×M3×4(有効ネジ深さ）(Effective thread depth)⑦ 200014.5 20⑧φ214.5 20

8①L2L2①①20(2000)20

寸法表 A table of Dimensions
型式
接続口径
Model number selection Connection size

材質 Material
No.
1
2

名称 Names of parts

材質 Material

アダプタ Adapter

SCS13

ボディ Body
軸受け Bearing

アルミナ Alumina

4 シャフト Shaft

3

TP-HC20: POM

アルミナ Alumina

Max. 5L/min: SUS316

PPSSm-Co Mg封入 sealed

6

Oリング O-ring

FKM

7

ホールICセンサ
Hall IC sensor

PC

ニードルバルブ
8Needle valve
910SUS304

ニードルバルブボディ
Needle valve body
ボールバルブ
Ball valve

SCS13
SCS13他 etc.

2023

TP-HC
バルブ無し
With no valve

TP-HC30: PPS

スクリュー Screw

5112

SCS13, POM / PPS

備考 Remarks

TP-HC
L型ニードルバ
ルブ付
L type with a needlevalve
TP-HC
ストレートニー
ドルバルブ付
With straight needle
valve

Rc1/4
Rc3/8

L172

Rc1/2

84

L2

17.5

104
-

Rc3/8

100

Rc1/2

106

R1/2

-27.5

130

11.5

Rc3/8
Rc1/2

142

R1/2

162

Rc3/8

11.5
49107142R1/2

162H

W

-

-16(62)

-

-

-

17.5

17.5

25

φ23.5 29 (77〜84)φ2938 (88〜96)------25 (81〜88)

-

-

14

27.5
11.5

130

Rc1/2

R

27.5

R1/2

Rc1/4

L3

11.5
49

Rc1/4

Rc1/4
TP-HC
ボールバルブ付
With ball valve

L

107

17.5
27.5(54)

W
液体用TP-HP 構造図 Structural drawing
TP-HP バルブ無し With no valve

TP-HP L型ニードルバルブ付 L type with a needle valve
W

H⑨①L2(2000)⑥

2×M3×5(有効ネジ深さ）(Effective thread depth)

TP-H20RL

17.5 20(Effective thread depth)⑥②③④⑤⑦

2×M3×5(有効ネジ深さ）

17.5 20

L3②③④⑤L1⑧6φ3L1L2①⑦L4040H

羽根車式流量計

W20TP-HP ストレートニードルバルブ付 With straight needle valveWHH

4②③④⑤(2000)①(Effective thread depth)⑥⑦ 2000
2×M3×5(有効ネジ深さ）(Effective thread depth)①2020

寸法表 A table of Dimensions
材質 Material

備考 Remarks

SCS13

1アダプタ Adapter

2

ボディ Body

SCS13, PEI

3軸受け Bearing

アルミナ Alumina

4シャフト Shaft

アルミナ Alumina

5スクリュー Screw

PPS

6

Oリング O-ring

FKM

7ホールICセンサ
Hall IC sensor

PC

8ニードルバルブNeedle valve

SUS3049ニードルバルブボディ
Needle valve body

SCS13

10 ボールバルブ Ball valve②③④⑤2×M3×5(有効ネジ深さ）

材質 Material
名称 Names of parts⑩L1L1⑦L

φ5⑥No.

①⑨17.5 20⑧17.5 206L2L2①
φ3L4040W

TP-HP ボールバルブ付 With ball valve

SCS13他 etc.

型式
接続口径
Model number selection Connection size
TP-HP
バルブ無し
With no valve

Sm-Co Mg封入 sealed

Rc1/2
Rc3/4
R3/4

TP-HP L型ニードルバルブ付
L type with a needlevalve

Rc1/2

TP-HP ストレートニードルバ
ルブ付 With straightneedle valve

Rc1/2

TP-HP
ボールバルブ付With ball valve

Rc3/4
R3/4
Rc3/4
R3/4
Rc1/2
Rc3/4
R3/4

L
88

L155

L2
16.5

L3RH

W

-

-

20(70)

120

32.5

114.5

16.5 25

55

32.5

130.5
147

114

179

φ34 40 (100〜112)------

32(95〜104)--

20(69)

32.5

179
147

16.5

φ29 39 (100〜110)

114

16.5
32.5

2023

113