Austausch der Sensorbaugruppe am Cerabar S PMC71
Das Gerät darf nur von Fachpersonal repariert und gewartet werden. Dabei sind die Gerätedokumentation, die einschlägigen
Normen, die gesetzlichen Vorschriften und die Zertifikate zu beachten!
Es dürfen nur modulare Baugruppen gegen identische original Endress+Hauser Ersatzteile ausgetauscht werden !

02 1

Vor der Demontage ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung für das Gerät abgeschaltet ist.
Folgendes Werkzeug wird benötigt:• Schraubstock• Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1• Inbusschlüssel SW2 mm, SW4 mm• Drehmomentschlüssel 5 Nm

Elektronik-Modul
Software ³ 2.x

Gehäuse T14, T17
im Beispiel: Gehäuse T14

1

Displaykabel
Elektronik-Modul
Software 1.x

53
Sensorkabel

Anzeige

4

Displaykabel
T14:
Verdrehsicherung
T17:
Sicherungsring

6
Sensorkabel

3

4
Halterung7

Anzeige

Sensorbaugruppe
PMC71

2
Deckel am
Elektronikraum

Gerät demontieren

1 Deckel vom Anschlussraum abschrauben, Kabel abklemmen und entfernen, Gerät aus der Messstelle ausbauen.
2 Deckel am Elektronikraum abschrauben.
3 Wenn vorhanden, die Anzeige wie folgt vom Elektronik-Modul abnehmen:• Software Version 1.x
Anzeige aus der Halterung nehmen, dazu die Laschen nach außen drücken. Die beiden Schrauben der Halterung lösen,Halterung abnehmen und Kabel des Anzeigemoduls vom Elektronik-Modul abstecken.
• Software Version ³ 2.x
Anzeige vom Elektronik-Modul abnehmen, dazu die Laschen nach außen drücken und Kabel des Anzeigemoduls vom
Elektronik-Modul abstecken.

4 Sensorkabel vom Elektronik-Modul abstecken.
5 Beide Kreuzschlitzschrauben am Elektronik-Modul ausschrauben und Elektronik-Modul aus dem Gehäuse ziehen (Steckverbindung).
Gehäuse und Sensorbaugruppe von einander trennen

6 Feststellschraube etwa 1-2 Umdrehungen lösen.
7 Das Gehäuse so in einen Schraubstock einspannen, dass es nicht beschädigt wird. Danach die Sensorbaugruppe linksdrehend vom
Gehäuse abschrauben (9 Umdrehungen). Das ist sehr schwergängig, da der Widerstand der Verdrehsicherung bzw. des Sicherungsringszu überwinden ist. Die Verdrehsicherung oder der Sicherungsring wird bei der Demontage zerstört.
Achtung: Sensorkabel vor Beschädigung schützen!

KA606P/00/a2/11.06
5202 1849
Ausgabe/revision: 4

Austausch einer Sensorbaugruppe am Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Sensorbaugruppe demontieren
Sensorbaugruppen sind als Ersatzteil komplett vormontiert und aus fabrikationstechnischen Gründen nicht in Einzelteilen zu beziehen.
Die Sensorbaugruppen sind mechanisch unterschiedlich zur Montage an verschiedenen Prozessanschlüssen.
Hinweis zum Austausch einer Sensorbaugruppe
Nach dem Austausch einer Sensorbaugruppe sind die technischen Eigenschaften außerhalb der Spezifikation, das Gerät misst mit etwas
verminderter Genauigkeit.
Der Grund hierfür sind die fehlenden Fabrikationseigenschaften wie geregelte Temperatur, eingestellter Luftdruck, gleiche Luftfeuchtigkeit
usw. Die in den technischen Daten angegebene Spezifikation ist deshalb nur im Herstellungsprozess zu erreichen. Ursächlich ist hier die
mechanische Änderung der Prozessdichtung verantwortlich, die je nach Material und Prozesstemperatur die Messzelle beinflusst und erst
nach unbestimmbarer Zeit sich nicht mehr verändert. Konstruktionsbedingt sind vorrangig keramische Messzellen mit allen lieferbaren
Messbereichen betroffen. Deshalb wird empfohlen, Reparaturen oder Austausch, die die Sensorbaugruppe betreffen, nur im Herstellerwerk
ausführen zu lassen oder zumindest vorkalibrierte, komplette Sensorbaugruppen zu bestellen und einzusetzen.
Trotzdem ist der Austausch einer Sensorbaugruppe unter Einhaltung der folgenden Empfehlungen zur Minimierung eines Messfehlers
möglich (Fehlerfaktoren siehe Tabelle, Seite 5):
Demontage der Sensorbaugruppe vom Prozessanschluss:

1 Verschraubung am Prozessanschluss öffnen (Inbusschlüssel SW4)
2 Sensorbaugruppe vom Prozessanschluss abnehmen
3 Prozessdichtung entfernen und bei Montage ersetzen

2
1

1

2
3

3

2

diese
Verschraubung
nicht öffnen!

3

Prozessanschluss

Ansicht von unten
auf frontbündige
MembranProzessanschluss

Prozessanschluss

Haltering

1
Version mit
Einschraubgewinde

Version mit Flansch

Version mit
Wechselzapfen

Neue Sensorbaugruppe montieren:• Vor dem Zusammenbau ist größtmögliche Sauberkeit aller Dichtflächen erforderlich.
Eine Dichtfläche darf mechanisch nicht beschädigt sein.
• Neue Prozessdichtung (3) am Prozessanschluss einlegen.
Die entsprechende Prozessdichtung (O-Ring) ist sorgfältig zu säubern und auf die Dichtfläche der Messzelle zu legen (besonders bei
Sauerstoffanwendungen müssen alle Teile, die prozessberührt sind, speziell gereinigt werden).
• Sensorbaugruppe (2) mit dem Prozessanschluss (Flansch, Einschraubstück, Manometeranschluss) verbinden, ohne dass die
Prozessdichtung verrutscht. Die Inbusschrauben (1) sind gleichmäßig über Kreuz anzuziehen und mit einem vorgegebenen
Drehmoment von 5 Nm festzuziehen.
• Die Sensorbaugruppe ist nun zu konditionieren:- komplette Baugruppe in einen Heizofen legen- Ofen auf die maximal zu erwartende Prozesstemperatur aufheizen und Temperatur über mindestens 3 Stunden halten, jedoch nicht
länger als 5 Stunden. Die max. Temperatur an der kompletten Sensorbaugruppe darf 125°C (bei Material PVDF max. 60°C) nichtübersteigen, sonst besteht die Gefahr die Elektronik zu zerstören.
• Ohne künstliche Alterung ist der Messwert erst nach unbestimmter Zeit konstant. Prozessabhängig vom Druck und Temperatur ist ein
inkonstanter Messwert zu erwarten.

Endress+Hauser

2Austausch einer Sensorbaugruppe am Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Zusammenbau der Sensorbaugruppe mit dem Aluminiumgehäuses T14
Ex i-Geräte: Die Reparatur ist so durchzuführen, dass die Spannungsfestigkeit der Ex ia Stromkreise gegen Erde erhalten bleibt.
Bei Bedarf kann eine Prüfung mit 500 Veff über 60 s durchgeführt werden.
Ex d-Geräte: Es ist zu prüfen, dass die Gewinde im Gehäuse und am Gehäusedeckel nicht beschädigt sind.
Im anderen Fall muss das entsprechende Teil ausgetauscht werden.

021

Montage des Sensors am Gehäuse

1 Neue Verdrehsicherung am Sensorkopf einsetzen.
Diese begrenzt nach dem Zusammenbau die Ausrichtposition des Gehäuses.

2 Beide O-Ringe am Sensorkopf erneuern(bei Ersatzsensoren sind bereits neue O-Ringe vorhanden).

2
1

O-Ringe
45,69 x 2,62
EPDM

neue
Verdrehsicherung

3 Gehäuse auf Sensorkopf aufsetzen und bis an den Rand der
Verdrehsicherung aufschrauben (ca. 5 Umdrehungen),siehe Abbildung unten.

4 Verdrehsicherung zur Feststellschraube positionieren.
5 Gehäuse zusammen mit der Verdrehsicherung weiterdrehen, sodass die
Lasche in die Führung am Gehäuse eintaucht, dann das Gehäuse bis
zum Anschlag auf das Sensoroberteil schrauben.
Nach dem sachgemäßem Zusammenbau lässt sich das Gehäuse über einevolle Umdrehung (380°) bis an einen spürbaren Anschlag zurückdrehen.

Gehäuse T14

Montage des Gerätes

3•

Der Zusammenbau des Messgerätes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
zur Demontage, siehe Seite 1 (Schritt 5 ... 1).

•

Messgerät wieder an der Messstelle einbauen, Verkabelung anschließen•

Gehäuse in die gewünschte Position ausrichten
Wichtig: Nach dem Ausrichten des Gehäuses die Feststellschraube fest
anziehen, um einen optimalen Potentialausgleich zwischen
Prozessbehälter und Erdpotential des Gehäuses zu erzielen.
Das verbessert die EMV-Festigkeit der Elektronik.

Feststellschraube

4

insgesamt 9 Umdrehungen
Feststellschraube

5

Feststellschraube,(bei Montage zur Hälfte herausgedreht)
Nut im Gehäuse

Führung

auf Minimum zur Verdrehsicherungzusammenschrauben . . .
. . . dann Gehäuse zusammen mit
der Verdrehsicherung weiter drehen.

Lasche an der
Verdrehsicherung
Sensor021
3

Führung

Die Verdrehsicherung legt sich beim
Zusammenschrauben in die untere Nutdes Gehäuses
Gehäuseansicht von unten

Bei zertifizierten Geräten ist die Reparatur eines Gerätes zu dokumentieren!
Hierzu gehört die Angabe der Geräte-Seriennummer, Reparaturdatum, Art der Reparatur und ausführender Techniker.

Endress+Hauser

Austausch einer Sensorbaugruppe am Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Zusammenbau der Sensorbaugruppe mit dem Edelstahl-Gehäuse T17021

Ex i-Geräte: Die Reparatur ist so durchzuführen, dass die Spannungsfestigkeit der Ex ia Stromkreise gegen Erde erhalten bleibt.
Bei Bedarf kann eine Prüfung mit 500 Veff über 60 s durchgeführt werden.
Ex d-Geräte: Es ist zu prüfen, dass die Gewinde im Gehäuse und am Gehäusedeckel nicht beschädigt sind.
Im anderen Fall muss das entsprechende Teil ausgetauscht werden.

neue

1 Profildichtung

Montage des Sensors am Gehäuse

1 Neue Profildichtung gemäß Abbildung in das
Gehäuse einsetzen.

2 Neuen Sicherungsring gemäß Abbildung am
Sensorkopf einsetzen.

3 Beide O-Ringe am Sensorkopf austauschen(bei Ersatzsensoren sind die O-Ringe bereits vorhanden).

4 Gehäuse auf Sensorkopf aufsetzen und bis zum
Anschlag auf den Sensor schrauben (9 Umdrehungen).
Nach dem sachgemäßem Zusammenbau lässt sich das
Gehäuse über eine volle Umdrehung (380°) bis an einen
spürbaren Anschlag zurückdrehen.

Montage des Gerätes

3
2

O-Ringe
45,69 x 2,62 EPDM

neuer
Sicherungsring

Sensor•Der Zusammenbau des kompletten Messgerätes
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur
Demontage, siehe Seite 1 (Schritt 5 ... 1).

•

Messgerät wieder an der Messstelle einbauen,
Verkabelung anschließen.

•

Gehäuse in die gewünschte Position ausrichten.
Wichtig:
Nach dem Ausrichten des Gehäuses die
Feststellschraube fest anziehen, um einen optimalen
Potentialausgleich zwischen Prozessbehälter und
Erdpotential des Gehäuses zu erzielen.
Dies verbessert die EMV-Festigkeit der Elektronik.

4

Feststellschraube

021
Endress+Hauser

Bei zertifizierten Geräten ist die Reparatur eines Gerätes zu dokumentieren!
Hierzu gehört die Angabe der Geräte-Seriennummer, Reparaturdatum, Art der Reparatur und ausführender Techniker.

4Austausch einer Sensorbaugruppe am Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Abgleich / Kalibration
Nach dem kompletten Zusammenbau ist das Gerät wieder betriebsbereit.

Abgleich bei Software Version 1.x• Nach Einschalten des Gerätes muss im Bedienmenü É Betrieb É im Feld "Rücksetzen" der Code 7864 (General Reset)
eingegeben werden.
Die vorherigen Sensor-Kalibrationsdaten sind noch im Elektronikmodul gespeichert.
• Wurde ein Sensor mit anderem Messbereich eingebaut, so ist zusätzlich ein "Sensor-Adaptions-Reset", Code 1209, im gleichen Feldeinzugeben. Dann liest die Elektronik alle spezifischen neuen Sensordaten aus der Sensorelektronik.
• Wurde eine Messzelle / Sensorbaugruppe mit einem anderen Messbereich eingebaut, so ist das Gerät gemäß Betriebsanleitung auf
den neuen Messbereich zu kalibrieren.
• Ändert sich mit dem Austausch einer Sensorbaugruppe die Produktstruktur des Gerätes (z.B. anderer Messbereich), so ist zusätzlich einÄnderungstypenschild am Gehäuse zu befestigen.
Abgleich bei Software Version ≥ 2.x• Nach Einschalten des Gerätes muss im Bedienmenü É Betrieb É im Feld "Rücksetzen" der Code 7864 (General Reset)
eingegeben werden.
Die vorherigen Kalibrationsdaten sind damit gelöscht.
• Wurde eine Messzelle / Sensorbaugruppe mit einem anderen Messbereich eingebaut, so ist das Gerät gemäß Betriebsanleitung auf
den neuen Messbereich zu kalibrieren.
• Ändert sich mit dem Austausch einer Sensorbaugruppe die Produktstruktur des Gerätes (z.B. anderer Messbereich), so ist zusätzlich einÄnderungstypenschild am Gehäuse zu befestigen.

Fehlerfaktoren
Tabelle mit Fehlerfaktoren durch Austausch einer Sensorbaugruppe oder Dichtungswechsel
Messbereich

100 mbar abs
250 mbar abs
400 mbar abs
1 bar abs
2 bar abs
4 bar abs
10 bar abs
40 bar abs
100 mbar rel
250 mbar rel
400 mbar rel
1 bar rel
2 bar rel
4 bar rel
10 bar rel
40 bar rel

1

Fehlerfaktor (Verminderung der Genauigkeit durch Austausch)
Austauschbaugruppe
komplett

mit Alterungnach Dichtungswechsel
bzw. Teilaustauschohne Alterungnach Dichtungswechsel
bzw. Teilaustauschkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinenkeinen

2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5

3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

1) Nullpunkt und Spannefehler sind durch Abgleich kompensierbar, ändern sich aberüber Zeit und Temperatur und bedürfen einer Nachjustage.

5

Endress+Hauser

KA606P/00/a2/11.06

Endress+Hauser

Austausch einer Sensorbaugruppe am Cerabar S PMC71

6

Exchange of sensor unit on Cerabar S PMC71
The instrument may only be maintained and repaired by qualified personnel. The device documentation, applicable standards
and legal requirements as well as any certificates have to be observed!
Only modular assemblies may be exchanged against identical, original Endress+Hauser spare parts !

02 1

Before de-installation, it has to be made sure that the supply voltage for the device is switched off

The exchange requires the following tools:• Vice• Philips screw driver size 1• Allen wrench AF 2 mm
• Allen wrench AF 4 mm
• Torque wrench 5 Nmelectronic module
software ³ 2.x

housing T14, T17
as example: housing T14

1

display cable

5electronic module
software 1.x

3sensor cabledisplay4

display cable
T14:
retaining ring
T17:
locking ring

6
sensorcable

3

4
holder7
display

sensor unit
PMC71

2
lid
electronic compartment

Dismantle instrument, disassemble sensor unit

1 Unscrew lid from terminal compartment, disconnect cable from terminal, uninstall instrument.
2 Unscrew lid from electronic compartment.
3 If installed remove display from electronic module:• software version 1.x
remove display from holder by pressing the hooks outwards, unscrew both screws and remove holder.
• software version ³ 2.x
remove display from electronics-module by pressing the hooks outwards.

4 Unplug the display cable from electronic module.
5 Loosen mounting screws at electronic module and pull module out of the housing, plug connection!
Separation of housing and sensor unit

6 Loosen set screw about 1-2 turns.
7 Clamp housing in a vice, take care not to damage the housing. Screw off the sensor unit counterclockwise from housing (9 turns);
it is not easy to unscrew the housing because the retaining ring is blocking - it has to be exchanged afterwards.
Attention: Take care not to damage the sensor cable!

KA606P/00/a2/11.06
5202 1849
Ausgabe/revision: 4

exchange of sensor unit on Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Disassemble a sensor unit
The sensor group is a pre-assembled spare part. For manufacturing reasons it is not available in single components.
The mechanical design of the sensor group is different for the connection with the particular process connection. The size of processconnection, flange and interchangeable threaded boss can be variable.
Hints for exchanging a sensor assembly
After opening and installation of a sensor assembly, the technical characteristics will be outside the specifications, the instrument willmeasure with slightly reduced accuracy.
The reason is a lack of conditions available in normal production, such as controlled temperature, adjusted air pressure, constant air
humidity, etc. The specifications shown in the technical data sheets can therefore only be accomplished in the regular manufacturing
process. The cause is a mechanical change of the process gasket which - depending on material and process temperature - influences themeasuring cell and will stop changing only after an indeterminate period of time.
Design related, this affects mainly ceramic measuring cells in all available ranges. Therefore, it is recommended to have all repairs andexchanges related to the sensor assembly only be performed in the factory, or at least to order and use pre-calibrated complete sensor
assemblies.
Nevertheless, an exchange of the sensor assembly is possible, following the recommendations below to minimize the measured error(table with error factors, see page 5):
Separation of sensor unit and process connection

1 Loosen the fitting at process connection with Allen wrench (AF4 mm)
2 Lift sensor group from process connection
3 Remove sealing and exchange it

2
1

1
3

2
Do not open
the screws!

2
3

3
view onflush mounted
diaphragm

processconnection

processconnection

processconnection

disc1
version withthreaded boss

version with flange

version withinterchangeable
threaded boss

Install new sensor assembly:• Before assembly, all sealing surfaces are required to be as clean as possible.
No sealing surface may be mechanically damaged.
• Insert new process gasket (3) into process connection
The applicable process gasket (O-ring) must be cleaned carefully and placed on the sealing surface of the measuring cell
(particularly for Oxygen applications, all wetted parts must be cleaned specifically).
• Connect sensor assembly (2) with the process connection (flange, threaded boss, manometer connection) without theprocess gasket slipping out of place. The Allen screws (1) must be tightened equally crosswise with a torque of 5 Nm.
• The sensor assembly must now be conditioned:- place complete assembly into an oven- heat oven to maximum expected process temperature and maintaintemperature for at least 3 hours, but not longer than 5 hours. The max, temperature at the complete sensor assembly may notexceed 125°C (material PVDF max. 60°C), otherwise the electronics could be destroyed.
• Without artificial aging, the measured value will only be constant after an indeterminate period of time. Process related, depending onpressure and temperature, a non-constant measured value must be expected.

Endress+Hauser

2

Exchange of sensor unit on Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Assembly of instrument with aluminum housing T14
Ex i-devices: The repair has to be performed such, that the voltage isolation of the Ex ia circuits against ground is maintained.
If required, a test can be performed with 500 Veff over a time period of 60 s.
Ex d-devices: Attention has to be paid not to damage the threads.
In other case the part has to be exchanged.

021

Mounting the sensor onto the aluminum housing

1 Before mounting insert the retaining ring at the sensor head.
After the mounting the retaining ring limits the alignment of
the housing on the sensor.

2 Renew both O-rings at sensor head2
1

O-rings
45.69 x 2.62
EPDM

new
retaining ring(new O-rings are already mounted on spare sensors).

3 Place housing on sensor head and screw it on the sensor
to the edge of the retaining ring (about 5 turns).

4 Position retaining ring with the set screw.
5 Screw housing together with retaining ring such that themounting link will be positioned in the guide at the housing.
Screw housing on the sensor unit until stop.
After appropriate assembly the housing can be turned for morethan a complete turn (380°) until the retaining ring stops therotation.

housing T14

Commissioning

3•

Assembly of the instrument has to be done in the reverse order tothe disassembly, see page 1 (step 5 ... 1).

•

Re-install instrument, connect cables at terminal.

•

Adjust housing to desired position.
Important:
After the alignment of the housing tighten the set screw firmly to achieve
an optimal potential equalization between process vessel and ground of the
housing. Especially the electromagnetic compatibility of the electronics
will be improved.

set screw4

totally 9 turns
set screw5

set screw,(for mounting loosen at half)
groove in housing

guidescrew together until minimum
to retaining ring . . .
. . . screw the housing together withthe retaining ring further onmounting linkon retaining ring
sensor

021
3

guide

retaining ring is positioned
in the lower groove of the housing
by screwing the housing together
with the sensor
view of housing from below

Any repair of a certified device has to be documented!
This includes stating the device serial number, date of repair, type of repair and name of the repair technician.

Endress+Hauser

Exchange of sensor unit on Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Assembly of instrument with stainless steel housing T17021

Ex i-devices: The repair has to be performed such, that the voltage isolation of the Ex ia circuits against ground is maintained.
If required, a test can be performed with 500 Veff over a time period of 60 s.
Ex d-devices: Attention has to be paid not to damage the threads.
In other case the part has to be exchanged.

new

1 sealing ring
Mounting the sensor on housing

1 Insert new sealing ring into the groove in the
housing, take care to the mounting position.

2 Insert new locking ring at the sensor head.
The locking ring limits the alignment of the housing
on the sensor.

3 Exchange both O-rings at sensor head(new O-rings are already mounted on spare sensors).

4 Place housing on sensor head and screw it on thesensor until stop (9 turns).
After appropriate assembly the housing can be turned for morethan a complete turn (380°) until the locking ring stops therotation.

Mounting the instrument

32

O-rings
45.69 x 2.62 EPDM

newlocking ring

sensor•Assembly of the complete instrument has to be done in thereverse order to the disassembly, see page 1 (step 5 ... 1 ).

•Re-install instrument, connect cables at terminal.

•

Adjust housing to desired position.
Important:
After the alignment of the housing tighten the set
screw firmly to achieve an optimal potential
equalization between process vessel and ground of
the housing. Especially the electromagnetic
compatibility of the electronics will be improved.

4

set screw

021
Endress+Hauser

Any repair of a certified device has to be documented!
This includes stating the device serial number, date of repair, type of repair and name of the repair technician.

4Exchange of sensor unit on Cerabar S PMC71

KA606P/00/a2/11.06

Adjustment / Calibration
After the assembly has been completed the instrument is operable again.

Calibration for software Version 1.x• After the instrument has been powered up, a reset Code 7864 (general reset) must be entered in theoperation menu É operation É in field "reset".
The previous sensor calibration data are still stored in the electronic module.
• If a sensor with a different range has been installed, an additional "sensor adaptation reset" must be performed.
Therefore enter Code 1209 in the same field.
The electronics then reads all new sensor specific data from the sensor electronics.
• If a mesauring cell / sensor unit with a different range has been installed, the instrument must be calibrated to the new measuring
range according to the manual.
• If the product structure of the instrument changes after the exchange of a sensor unit (i.e. a different measuring range), an additional
modification type plate must be installed at the housing.
Calibration of software version ≥ 2.x• After the instrument has been powered up, a reset Code 7864 (general reset) must be entered in theoperation menu É operation É in field "reset".
The previous calibration data are deleted in the electronic module.
• If a mesauring cell / sensor unit with a different range has been installed, the instrument must be calibrated to the new measuring range
according to the manual.
• If the product structure of the instrument changes after the exchange of a sensor unit (i.e. a different measuring range), an additional
modification type plate must be installed at the housing.

Error factors
Table with error factors due to exchange of gasket or sensor unit
measuringrange

100 mbar abs
250 mbar abs
400 mbar abs
1 bar abs
2 bar abs
4 bar abs
10 bar abs
40 bar abs
100 mbar rel
250 mbar rel
400 mbar rel
1 bar rel
2 bar rel
4 bar rel
10 bar rel
40 bar rel

1

error factor (reduction of accuracy due to exchange)
exchange assemblycompletewith aging
after gasket exchangeor part exchange

without aging
after gasket exchangeor part exchange

none
none
none
none
none
none
none
none
none
none
none
none
none
none
none
none

2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5

3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

1) zero and span errors can be compensated via calibration, however,they will change over time and temperature and require re-adjustment.

5

Endress+Hauser

KA606P/00/a2/11.06

Endress+Hauser

Exchange of sensor unit on Cerabar S PMC716