Liquiline 4-Draht-Plattform
Service-Information für die Webbrowser-Anschaltung

Erstausgabe 15. Dez. 2011
Aktuelle Ausgabe 15. Dez. 2011

Verfasser:
Endress+Hauser
Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH+Co. KG
Dieselstr. 24
70839 Gerlingen
Deutschland®: PROFIBUS ist eine eingetragene Marke von PI International© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

Inhaltsverzeichnis
1.

Einführung ............................................................................................................................................... 3
Geltungsbereich .................................................................................................................................... 3
Zweck ................................................................................................................................................... 3
An wen richtet sich dieses Dokument? .................................................................................................. 3
Abkürzungen und Definitionen.............................................................................................................. 3
Weiterführende Literatur....................................................................................................................... 3
2.
Geräteidentifizierung ................................................................................................................................ 43.
Überblick über das Produkt....................................................................................................................... 44.
Systemaufbau für die Feldbuskommunikation............................................................................................ 5
4.1. Einschalten............................................................................................................................................ 5
4.2. Nichtflüchtiger Speicher ........................................................................................................................ 55.
Gerätekonfiguration .................................................................................................................................. 5
6.
Diagnose................................................................................................................................................... 6
6.1. LEDs ..................................................................................................................................................... 6
7.
Webserver / Ethernet -Schnittstelle .......................................................................................................... 8
7.1. Hardware-Anschaltung.......................................................................................................................... 8
7.1.1. Kabel.............................................................................................................................................. 8
7.1.2. Erdung und Schirmung................................................................................................................... 8
7.2. Netzwerkeinstellungen.......................................................................................................................... 8
7.2.1. Standardmäßige Netzwerkeinstellungen ......................................................................................... 8
7.2.2. Netzwerkeinstellungen ändern ....................................................................................................... 8
7.2.3. Software-Adressierung.................................................................................................................... 8
7.2.4. DHCP ............................................................................................................................................ 9
7.2.5. Netzwerkverbindung überprüfen .................................................................................................. 10
7.2.6. Webserver.................................................................................................................................... 10
8.
Laptop für den Webbrowser-Zugriff konfigurieren ................................................................................... 128.1. IP-Einstellungen über die Software "IP Configuration" von Endress+Hauser InfoServe konfigurieren .... 128.2. IP-Einstellungen in Windows konfigurieren ......................................................................................... 13
9.
Behebung von Fehlern in der Webserver-Kommunikation ....................................................................... 15
9.1. Keine Verbindung zwischen dem Liquiline und dem Webbrowser ....................................................... 15
9.1.1. Hardware ..................................................................................................................................... 15
9.1.2. Einstellungen des Liquiline ........................................................................................................... 15
9.1.3. Laptop-Einstellungen.................................................................................................................... 16
9.1.4. Zugriffsrechte ............................................................................................................................... 17
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-Leitfaden

1.

Einführung

1.1.

Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Anschaltung des Webbrowsers an den Analysemessumformer der 4-DrahtPlattform Liquiline von Endress+Hauser inklusive der Modelle Liquiline CM44x und Liquistation CSFxx.
In diesem Dokument wird zwar der Messumformer Liquiline CM44x behandelt, aber alle hierin enthaltenen
Informationen gelten gleichermaßen für die übrigen Modelle der 4-Draht-Plattform Liquiline.

1.2.

Zweck

Diese Beschreibung ist als Ergänzung zu den Installationsanleitungen sowie zu den Betriebsanleitungen BA444C,
BA445C, BA450C und BA451C gedacht und soll Sie bei der Fehlerbehebung unterstützen sowie dabei, über einen
Webbrowser eine Verbindung zum Ethernet-Webserver des Gerätes herzustellen.

1.3.

An wen richtet sich dieses Dokument?

Das Dokument richtet sich an alle Benutzer, die einen Computer an ein Liquiline-Feldgerät anschließen möchten,
um Informationen zu empfangen. In dem vorliegenden Dokument wird davon ausgegangen, dass der Leser mit
den Anforderungen und der Terminologie des Ethernet TCP/IP-Protokolls vertraut ist.

1.4.
n. A.:
NaN:
ENP:

1.5.

Abkürzungen und Definitionen
Not applicable (nicht anwendbar)
Not a number (keine Nummer) (ein IEEE-754 Gleitpunktwert, der keine Nummer darstellt:
7F A0 00 00h)
Electronic Nameplate (elektronisches Typenschild)

Weiterführende Literatur

BA444C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Inbetriebnahme)
BA445C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Instandhaltung & Diagnose)
BA450C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Bedienung & Einstellungen)
BA451C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Kalibrierung)

Endress+Hauser

3Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

2.

Geräteidentifizierung

Name des Herstellers:Modellbezeichnung:
Unterstützte physikalische Schicht:
Physische Gerätekategorie:

Endress+Hauser
Liquiline CM44x, Liquistation CSFxx, Liquiport 2010 CSPxx
Ethernet
Messumformer, DC-isoliertes Busgerät

Das Typenschild befindet sich auf der rechten Gehäuseseite und gibt neben der Modellbezeichnung auch
Bestellcodes, Seriennummer und Software-Version an.

3.

Überblick über das Produkt

Beim Liquiline handelt es sich um einen Multikanal- und Multiparameter-Messumformer zur Flüssigkeitsanalyse,
an den verschiedene Plug-and-Play-Sensoren mit Memosens-Technik angeschlossen werden können.
Der Liquistation ist ein stationärer und der Liquiport 2010 ein tragbarer Multikanal- und Multiparameter-Probennehmer für Flüssigkeiten.

4

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-Leitfaden

4.

Systemaufbau für die Feldbuskommunikation

Das Liquiline besteht aus einer Gruppe von mehreren Modulen, die an eine in einem Gehäuse untergebrachte
Backplane angeschlossen sind. An das Messgerät können bis zu 8 Sensoren angeschlossen werden. Zur
Verwendung der PROFIBUS- oder Modbus-Kommunikation wird ein 485-Modul mit geeigneter Lizenz benötigt.
Das 485-Modul ist mit einem RS485-Anschluss ausgestattet, über den es an ein PROFIBUS DP- oder Modbus
RS485-Netzwerk angeschaltet wird. Über einen zusätzlichen Ethernet-Anschluss wird das Gerät an ein TCP/IPNetzwerk angeschlossen. Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt folgende Services:
Service/Protokoll
ICMP
DHCP
HTTP
Modbus TCP

Funktion“Ping”, um die Erreichbarkeit eines Gerätes im Netzwerk zu prüfen
Netzwerkkonfiguration, Einrichten von IP-Adressen durch den
DHCP-Server
Zugriff zum Webserver des Messgerätes
Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten des Messgerätes

TCP-Anschluss
7
546
80
502

Es kann jederzeit eines der folgenden Feldbusprotokolle aktiv sein:


PROFIBUS PA (RS485) / PROFIBUS DP
Modbus RS485 (RTU/ASCII)
Modbus TCP (RTU)

Durch Eingabe des korrekten Freischaltcodes kann das aktive Feldbusprotokoll gewechselt werden. Der zuletzt
eingegebene Freischaltcode legt fest, welches Feldbusprotokoll aktiv ist.
Für die Ethernet-Anschaltung an den Webserver ist kein Freischaltcode erforderlich.

4.1.

Einschalten

Beim Einschalten muss sich das Gerät selbst initialisieren, was bis zu 2 Minuten in Anspruch nehmen kann.
Während dieses Zeitraums reagiert das Gerät auf keinerlei Kommunikation.
Rund 10 bis 30 Sekunden nachdem die Messanzeige im Display erscheint, ist das Liquiline für die Kommunikation
bereit, gleichgültig, ob ein Fehler vorliegt oder nicht.

4.2.

Nichtflüchtiger Speicher

Die Konfigurationsparameter der Gerätekonfiguration werden im Flash-Speicher abgelegt. Neue Daten werdenüber einen speziellen Flash Handler in diesen Speicher geschrieben. Nach Ausführung des Schreibbefehls dauert es
ca. 5 Sekunden, bis die Daten gespeichert werden. Die Datenkonsistenz ist zu jeder Zeit gewährleistet.

5.

Gerätekonfiguration

Alle Einstellungen können direkt über die Geräteanzeige, remote über die Serviceschnittstelle oder mithilfe desWebservers vorgenommen werden.
Möchten Sie die Serviceschnittstelle nutzen, müssen Sie die Commubox FXA291 anschließen und die Software"FieldCare" verwenden.
Möchten Sie mit dem Webserver arbeiten, müssen Sie ein Ethernet-Kabel anschließen und auf dem Laptop einen
Webbrowser benutzen.
Hinweis:Lesen Sie zusätzlich bitte auch folgende Handbücher:BA444C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Inbetriebnahme)
BA450C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Bedienung & Einstellungen)Endress+Hauser

5Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

6.

Diagnose

Der Hauptzweck der Diagnose besteht darin, exakte Informationen über eine Fehlerbedingung und den Ort ihres
Auftretens zu liefern und Abhilfemaßnahmen zu bieten.
Das Liquiline stellt verschiedene Quellen für Diagnoseinformationen bereit:Lokale Bedienschnittstelle/Webserver-Schnittstelleo Zugriff auf Diagnoselisteo Zugriff auf Logbücher
LEDs auf dem 485-Modul
Antworttelegramm für Ferndiagnose
Parameter für abgesetzte Diagnose

Lesen Sie sich bitte auch folgende Produktdokumentation durch:
BA444C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Inbetriebnahme)
BA445C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Instandhaltung & Diagnose)
BA450C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Bedienung & Einstellungen)
BA451C: Liquiline CM44x Betriebsanleitung (Kalibrierung)

6.1.

LEDs

Die nachfolgend aufgeführten LEDs befinden sich auf dem 485-Modul.
Liquiline mit Modbus-Kommunikation: Die LEDs zeigen folgenden Gerätestatus an.
LED

Name

PWR

Netz

BF

Busfehler

SF

Systemfehler

COM

Kommunikation

T

Abschluss

StatusBeschreibung

aus
grün
aus
rot
aus
rot
gelb
aus
gelb

Das 485-Modul ist ausgeschaltet
Das 485-Modul ist bereit
Modbus-Fehler
Statussignal des Gerätes gem. NE107 lautet F (Fehler)
Modbus-Anfrage erhalten (LED ist 1 Sekunde lang aktiv)
Der Busabschluss ist AUS
Der Busabschluss ist EIN

Liquiline mit PROFIBUS-Kommunikation: Die LEDs zeigen folgenden Gerätestatus an.
LED

Name

PWR

Netz

BF

Busfehler

SF

Systemfehler

COM

Kommunikation

T

Abschluss

6

StatusBeschreibung

aus
grün
aus
rot
rot, blinkend
aus
rot
gelb
aus
gelb

Das 485-Modul ist ausgeschaltet
Das 485-Modul wird mit Strom gespeist
Keine Kommunikation
Diagnosetelegramm mit Prm_Fault oder Cfg_Fault
Diagnosetelegramm mit EXT_DIAG = 1 (Alarm)
PROFIBUS-Anfrage erhalten (LED ist 1 Sekunde lang aktiv)
Der Busabschluss ist AUS
Der Busabschluss ist AN

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-Leitfaden

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Statusinformationen und Abhilfemaßnahmen für PROFIBUS:
PWR

BF

SF

Beschreibung

Abhilfe

aus

aus

aus

Kein Strom

Spannungsversorgung überprüfen,Modulanschlüsse überprüfen

ein

aus

ein

Gerät NE107 Status = F (Fehler)

Diagnoseinformationen des Gerätes überprüfen

ein

ein

aus

Keine Kommunikation

Falsche Adresse, Slave ist nicht konfiguriert

ein

ein

ein

Keine Kommunikation
NE107 Statussignal = F (Fehler)

Falsche Adresse, Slave ist nicht konfiguriert
Diagnoseinformationen des Gerätes überprüfen

einblinkend

aus

Prm_Fault oder Cfg_Fault

Konfiguration überprüfen

einblinkendein

Prm_Fault oder Cfg_Fault Gerät
NE107 Statussignal = F (Fehler)

Konfiguration überprüfen,Diagnoseinformationen des Gerätes überprüfen

Endress+Hauser

77.

Webserver / Ethernet -Schnittstelle

Das 485-Modul verfügt über eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, die zusätzlich zur Feldbusschnittstelle genutzt
werden kann. Durch die Verwendung der Ethernet-Schnittstelle wird die Leistung der Feldbuskommunikation
nicht beeinträchtigt.
Hinweis:Im Gegensatz dazu wird die Reaktionsverzögerung des Webserver-Betriebs durch die Feldbuskommunikation
beeinflusst.

7.1.

Hardware-Anschaltung

7.1.1.

Kabel

Ist zur Durchführung von Serviceaufgaben eine vorübergehende Anschaltung an den Webserver erforderlich, dannreichen in der Regel normale Patch-Kabel (Kat 5 oder besser) aus.
Für eine dauerhafte Anschaltung und die Integration in ein Automatisierungssystem empfehlen wir die Verwendung von PROFINET-Kabeln des Typs A.

7.1.2.

Erdung und Schirmung

Eine korrekte Erdung und Schirmung müssen sichergestellt sein. Dies ist erforderlich, um die elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten.
Bei Ethernet-Installationen sollten während der Planung der Installation die PROFINET-Leitfäden berücksichtigt
werden. Diese Installationsleitfäden stehen auf der folgenden Website zum kostenlosen Download bereit:
http://www.profibus.com/downloads/

7.2.

Netzwerkeinstellungen7.2.1.
IP-Adresse
Netzmaske
Gateway
MAC-Adresse

7.2.2.

Standardmäßige Netzwerkeinstellungen192.168.1.212
255.255.255.0
0.0.0.0
Anzeige oder seitliches Etikett auf dem 485-Modul

Netzwerkeinstellungen ändern

Es gibt zwei Möglichkeiten, um die IP-Adresse des Messgerätes zu ändern:

Software-Adressierung über die Vor-Ort-Anzeige
DHCP unter Verwendung eines DHCP-Servers

7.2.3.

Software-Adressierung

Wenn die DHCP Client-Funktion deaktiviert ist, dann wird die IP-Adresse im Menü "Ethernet Einstellungen"eingestellt:
Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Ethernet/Einstellungen:®: PROFIBUS ist eine eingetragene Marke von PI International© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-LeitfadenÄndern Sie die Einstellungen der IP-Adresse und der Netzmaske in die geeigneten Werte ab.

Optional: Geben Sie die IP-Adresse des Gateways an, das das Messgerät mit dem Internet verbindet.

7.2.4.

DHCP

Wenn in dem TCP/IP-Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, dann werden IP-Adresse, Gateway undSubnetzmaske automatisch bezogen, sobald die DHCP Client-Funktion aktiviert wird. Die MAC-Adresse desMessgerätes wird zu Identifizierungszwecken genutzt.
Die DHCP Client-Funktion ist bei Auslieferung des Messgerätes deaktiviert. Sie können die DHCP Client-Funktion
im Menü "Ethernet Einstellungen" aktivieren.
Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Ethernet/Einstellungen:Endress+Hauser

9Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

7.2.5.

Netzwerkverbindung überprüfen

In das Gerät ist das ICMP-Protokoll implementiert. Mit dem “Ping”-Befehl kann geprüft werden, ob das Messgerätüber das Netzwerk zu erreichen ist.
Beispiel Windows 7:

7.2.6.

Webserver

Der Webserver ist über TCP Port 80 zu erreichen.
Er kann mithilfe jedes standardmäßigen Webbrowsers gestartet werden.
Hinweis:Um eine Verbindung herzustellen, muss die Option zur Verwendung des Proxy-Servers für das LAN in den
Einstellungen des Webbrowsers deaktiviert werden.
Hinweis:JavaScript muss aktiviert sein.
Hinweis:Up- und Download der Gerätekonfiguration wird zu einem späteren Zeitpunkt unterstützt. Bitte verwenden Sie die
SD-Kartenschnittstelle zum Sichern und Wiederherstellen der Geräteparametrierung.

Abbildung 1 Firefox®(links), Internet Explorer® (rechts)
Es kann jederzeit ein Benutzer mit der Bedienschnittstelle des Messgerätes arbeiten. Wenn ein Benutzer mit dem
Webserver des Messgerätes verbunden ist, dann sind alle übrigen Netzwerkbenutzer sowie der lokale Benutzer
blockiert und können nicht mit dem Messgerät interagieren. Diese Benutzer sehen folgende Anzeige:

10

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-Leitfaden

Jeder blockierte Benutzer kann zu jeder Zeit die Kontrolle über die Bedienschnittstelle übernehmen und so andere
Benutzer blockieren.
Unterstützte URL des Webservers:
URL
192.168.1.212
192.168.1.212/logbooks_csv.fhtml
192.168.1.212/logbooks_dat.fhtml

Funktion
Online-Parametrierung
Logbücher im csv-Format für den Import inz. B. Microsoft Excel
Logbücher im dat-Format für den Import inden Endress+Hauser Field Data Manager (FDM)

Endress+Hauser

11Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

8.

Laptop für den Webbrowser-Zugriff konfigurieren

Ein Webbrowser kann nur dann an das 4-Draht-Gerät Liquiline angeschaltet werden, wenn der Liquiline über ein
installiertes 485-Modul verfügt.
Soll ein Laptop an das Liquiline angeschlossen werden, dann müssen die IP-Einstellungen des Laptops und desLiquiline übereinstimmen. Das schließt die IP-Adressen und die Einstellungen des Webbrowsers ein.

8.1.

IP-Einstellungen über die Software "IP Configuration" vonEndress+Hauser InfoServe konfigurieren

Sollte der Benutzer nicht über die erforderlichen Administratorrechte verfügen, um die IP-Einstellungen seines
Laptops zu ändern, dann kann er hierzu die Software "IP Configuration" von Endress+Hauser InfoServeverwenden. Diese Software muss vom Administrator installiert werden.
Bitte starten Sie die Software.

Im Normalbetrieb bezieht der Laptop automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server. Bitte wählen Sie"Manuelle Adresseinstellung", um den DHCP Client zu deaktivieren.
Konfigurieren Sie die IP-Adresse des Laptops entsprechend zum Liquiline. Die IP-Adresse besteht aus vier Byte. Siekann an das IP-Netzwerk des Kunden angepasst werden. Bitten Sie in diesem Fall den IT-Administrator vor Ort
um eine freie, nutzbare IP-Adresse.
Die Standardadresse des Liquiline lautet 192.168.1.212.
Informationen dazu, wie Sie die aktuelle IP-Adresse des Liquiline auslesen, finden Sie im Menü:
Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Ethernet/Einstellungen:

12

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-Leitfaden

Der Laptop muss sich im selben Teilnetz befinden. Das bedeutet, dass die linken drei Byte identisch und das letzte
Byte anders sein müssen. Beispiel: Ist das Liquiline auf Standardwerte eingestellt, dann kann der Laptop auf
192.168.1.1 konfiguriert werden.

8.2.

IP-Einstellungen in Windows konfigurieren

Wenn der Benutzer des Laptops Administratorrechte hat, dann kann die IP-Adresse unter Windows wie folgt
geändert werden:
Start Einstellungen  Netzwerkverbindungen  NetzwerkverbindungenWählen Sie "LAN-Verbindung", und klicken Sie mit der rechten Maustaste,

um "Eigenschaften" auszuwählen:
Wählen Sie "Internetprotokoll (TCP/IP)",und klicken Sie auf "Eigenschaften":Endress+Hauser

13Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

Wählen Sie "Folgende IP-Adresse verwenden",und geben Sie die gewünschte IP-Adresse ein.
Die Subnetzmaske muss mit der im Liquiline konfigurierten Netzmaske übereinstimmen (Standardwert:
255.255.255.0).
Klicken Sie auf "OK", um alle Fenster zu schließen.

Öffnen Sie das Menü mit den Einstellungen Ihres Webbrowsers, und wählen Sie alle Internet-Proxy-Server undKonfigurationsskripte ab:
Zum Beispiel im Microsoft Internet Explorer:
Extras  Internetoptionen  Verbindungen  LAN-Einstellungen

Hinweis:JavaScript muss aktiviert sein.

14

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-Leitfaden

9.

Behebung von Fehlern in der Webserver-Kommunikation

9.1.

Keine Verbindung zwischen dem Liquiline und dem Webbrowser

9.1.1.

Hardware

1. Prüfen Sie, ob das 485-Modul installiert und in Betrieb ist. Das Etikett 485 befindet sich in der linken oberen
Ecke. Prüfen Sie, ob die LED für die Spannungsversorgung auf dem 485-Modul eingeschaltet ist (PWR = grün).
Falls die LED nicht leuchtet, prüfen Sie bitte, ob das Modul korrekt in seinem Steckplatz sitzt und mit der Backplane verbunden ist. Ersetzen Sie das Modul gegen ein anderes Modul, um zu prüfen, ob Hardware-Schäden
vorliegen.
2. Prüfen Sie das Ethernet-Kabel auf Schäden. Ein Cross-Over-Kabel ist nicht erforderlich.
3. Prüfen Sie, ob der korrekte RJ45-Stecker verwendet wird. Der Laptop muss über ein Ethernet-Kabel an den
RJ45-Stecker des 485-Moduls angeschlossen sein.
Denken Sie daran, dass der RJ45-Stecker des BASIS-Moduls ausschließlich für die Anzeige des Liquiline gedacht
ist, nicht für eine Ethernet-Verbindung. Stattdessen muss der RJ45-Stecker des 485-Moduls verwendet werden.
RJ45-Stecker: nur
für LiquilineAnzeige, nicht für
WebbrowserAnschaltung

9.1.2.

RJ45-Stecker
des 485Moduls fürWebbrowserAnschaltung

Einstellungen des LiquilineÜberprüfen Sie auf der Anzeige, ob die Ethernet-Einstellungen des Liquiline korrekt sind:Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Ethernet/Einstellungen:

1. Der Webserver muss eingeschaltet sein.
2. Der DHCP muss ausgeschaltet sein, wenn er direkt mit dem Laptop an das Liquiline angeschlossen ist. Wenn
die Anschaltung über einen Schalter vorgenommen wurde und ein DHCP-Server vorhanden ist, dann kann der
DHCP-Client eingeschaltet sein.
Endress+Hauser

15Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

3. Prüfen Sie die IP-Adresse. Die linken drei Nummern müssen mit denen auf dem Laptop identisch sein, dierechte Nummer muss anders lauten.
4. Prüfen Sie die IP-Adresse des Laptops unter Windows:
Start  Ausführen  geben Sie "cmd" ein  geben Sie "ipconfig" im Fenster mit der Eingabeaufforderung ein.

9.1.3.

Laptop-Einstellungen

1. Prüfen Sie die DHCP-Einstellungen.
2. Der DHCP muss ausgeschaltet sein, wenn er direkt mit dem Laptop an das Liquiline angeschlossen ist. Wenn
die Anschaltung über einen Schalter vorgenommen wurde und ein DHCP-Server vorhanden ist, dann kann die
DHCP-Funktion eingeschaltet sein.
Um zu erfahren, wie Sie die Einstellungen ändern, schlagen Sie bitte im vorhergehenden Kapitel nach.
3. Prüfen Sie in den Einstellungen des Webbrowsers die Einstellungen für den Proxy-Server.
Befindet er sich im selben Netzwerk wie das Liquiline, ist kein Proxy-Server oder Konfigurationsskript erforderlich.
Um zu erfahren, wie Sie die Einstellungen ändern, schlagen Sie bitte im vorhergehenden Kapitel nach.
Hinweis: JavaScript muss aktiviert sein.
4. Prüfen Sie, ob die richtige Liquiline-Adresse in der URL des Webbrowsers angegeben ist:

Vergleichen Sie die Adresse mit den Einstellungen des Liquiline:Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Ethernet/Einstellungen:16

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011

Liquiline CM44x PROFIBUS®-Leitfaden

9.1.4.

Zugriffsrechte

Wenn Ihnen die Meldung "Der Fernzugriff ist nicht aktiviert" angezeigt wird, dann bedeutet das, dass Sie zwarüber eine Ethernet-Verbindung verfügen, diese jedoch der Kontrolle eines lokalen Bedieners unterliegt.
Es kann jederzeit ein Benutzer mit der Bedienschnittstelle des Messgerätes arbeiten. Wenn ein Benutzer mit dem
Webserver des Messgerätes verbunden ist, dann sind alle übrigen Netzwerkbenutzer sowie der lokale Benutzer
blockiert und können nicht mit dem Messgerät interagieren. Diese Benutzer sehen folgende Anzeige:

Jeder blockierte Benutzer kann zu jeder Zeit die Kontrolle über die Bedienschnittstelle übernehmen und so andere
Benutzer blockieren.

Endress+Hauser

17Liquiline CM44x Webbrowser-Anschaltung V1.0

www.endress.com/worldwide

18

Endress+Hauser© Copyright Nov. 2011