ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
MDO4000C シリーズ・データ・シート

2.スペクトラム・アナライザ（オプション）
周波数レンジ：9kHz～3GHz または 9KHz～6GHz
超ワイド取込帯域：1GHz 以上
アナログ／デジタルのアクイジションに加えて、スペ
クトラム・アナライザによる取込みの時間同期が可能
周波数対時間、振幅対時間、および位相対時間の波形を表示可能
3.任意波形／ファンクション・ジェネレータ（オプション）
13 種類の標準波形
アナログ、デジタル、RF 信号の同期的分析が可能なカスタ
マイズ可能／フル・アップグレード可能な 6-in-1 タイプの統合型オシロスコープ
この優れた性能を持つ 6-in-1 タイプの高性能オシロスコー
プには、スペクトラム・アナライザ、任意波形／ファンク
ション・ジェネレータ、ロジック・アナライザ、プロトコ
ル・アナライザ、DVM／周波数カウンタの機能が統合されています。MDO4000C シリーズは、組込み設計において直面するさまざまな難題を、すばやく、効率的に解決するのに必要なすべての性能を備えています。内蔵スペクトラ
ム・アナライザを構成することで、アナログ、デジタル、およびスペクトラムの同時的／同期的アクイジションが可能な測定器として機能するため、無線通信機能（IoT）の組込
み や EMI の ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ に 最 適 で す 。
MDO4000C シリーズは、すべての機能がカスタマイズおよびアップグレードに対応しているため、必要な機能を今すぐ、あるいは後から追加することができます。

主な性能仕様50MHz の波形生成
任意波形ジェネレータのレコード長：128k
任意波形ジェネレータのサンプル・レート：250MS/s
4.ロジック・アナライザ（オプション）
16 デジタル・チャンネル
レコード長：20M ポイント（全チャンネル同時）
最高タイミング分解能：60.6ps
5.プロトコル・アナライザ（オプション）
I2C 、 SPI 、 RS-232/422/485/UART 、 USB 2.0 、Ethernet、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-

STD-1553、ARINC-429、オーディオ・シリアル・
バス・サポート

6.デジタル・ボルトメータ／周波数カウンタ（製品登録で無償）
4 桁の AC RMS、DC、AC ＋ DC RMS 電圧測定
5 桁の周波数測定

1.オシロスコープ
4 アナログ・チャンネル
1GHz、500MHz、350MHz、200MHz の周波数帯
域
帯域は最大 1GHz までアップグレード可能
最高サンプルレート 5GS/s
全チャンネルのレコード長：20M ポイント
最大波形取込みレート：340,000 波形／秒以上
標準受動電圧プローブ（負荷容量 3.9pF、アナログ
帯域 1GHz または 500MHz）

jp.tek.com 1

データ・シート製品の概要

MSO/DPO2000B シリーズ

MDO3000 シリーズ

MDO4000C シリーズ

拡張デバッグ機能をお手頃な価格で6-in-1 タイプの統合型オシロスコープ アナログ、デジタル、RF 信号の同期的 高度な解析／演算機能による優れた信分析が可能な高性能な 6-in-1 タイプ

MSO/DPO5000B シリーズ

号忠実度の統合型オシロスコープ
主な用途

アナログ帯域

設計とデバッグ

設計とデバッグ

設計とデバッグ

高度な設計とデバッグ

教育

EMI のトラブルシューティング

EMI のトラブルシューティング

USB、Ethernet コンプライアンス

教育

汎用 RF 設計／統合

研究分野

70MHz、100MHz、200MHz

100MHz、200MHz、350MHz、200MHz、350MHz、500MHz、350MHz、500MHz、1GHz、500MHz、

1GHz

2Ghz

1GHz
最高アナログ・サンプル・レート

1GS/s

5GS/s

5GS/s

10GS/s

アナログ・チャンネル数

2、4

2、4

4

4

レコード長（ポイント）

1M

10M

20M

25M（オプション）、最大 125M

デジタル・チャンネル数（オプション）16（オプション）16（オプション）16（オプション）16

スペクトラム・アナライザ・チャンネ －（標準）9kHz～アナログ周波数帯域（オ （オプション）9kHz～3GHz（オプショ －ルプション）9kHz～3GHz

AFG 任意波形／ファンクション・ジェ －（オプション）最高 50MHz、13 種類 （オプション）最高 50MHz、13 種類 －ネレータの標準波形と任意波形の生成の標準波形と任意波形の生成

トリガ／デコード：I 2C、SPI、

トリガ／デコード：I 2C、SPI、

トリガ／デコード： I 2C、SPI、

RS-232/422/485/UART、CAN、

RS-232/422/485/UART、CAN、

シリアル・バス解析

トリガ／デコード： I 2 C、SPI、

RS-232/422/485/UART、CAN、LIN RS-232/422/485/UART、CAN、ン）9kHz～6GHz

CAN FD、LIN、FlexRay、USB 2.0、 CAN FD、LIN、FlexRay、USB 2.0、 LIN、FlexRay、USB 2.0、Ethernet、
MIL-STD-1553、ARINC-429、オー

Ethernet、MIL-STD-1553、

MIL-STD-1553

ディオ

ARINC-429、オーディオ

デコードのみ：USB-HSIC、MIPI D-PHY
コンプライアンス： BroadR-Reach、USB2.0、USB-PWR、Ethernet、MOST

拡張解析

パワー、リミット／マスク、ビデオ

パワー、リミット／マスク、ビデオ、 パワー、リミット／マスク、ビデオ、
スペクトログラム、ベクトル信号解析 ベクトル信号解析、ジッタ

付属プローブ

100MHz、12pF

250MHz、3.9pF

500MHz、3.9 pF

500MHz、3.9pF

または500MHz、3.9pF

または

または

200MHz、12pF

または1GHz、3.9pF

1GHz、3.9pF

1GHz、3.9pF

2 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
代表的アプリケーション
組込み設計
シリアル・バスや無線技術など組込みシステムのミック
スド・シグナルに対して、システム・レベルのデバッグを実行することで、問題をすばやく特定し、解決できます。
電源設計
豊富なパワー。プローブの選択が可能な、電源品質、ス
イッチング損失、高調波、リップル、変調、および安全
動作領域（SOA）の自動測定により、信頼性と再現性に優れた電圧／電流／パワー測定を低コストで実現できます。
EMI のトラブルシュート
不要な EMI の原因となっている時間ドメインの信号を特定することにより、組込みシステムにおける EMI の発生源をすばやく見つけ出します。システムの EMI（エミッション）に影響している時間ドメインの信号をリア
ルタイムで観測できます。
無線のトラブルシューティング
Bluetooth、802.11 WiFi、ZigBee など、無線技術の種類に関わらず、MDO4000C シリーズを使用すること
で、アナログ、デジタル、および RF システムが時間同期された状態でシステム全体を観測できるため、無線の真の動作を把握できます。超ワイドバンドを 1 回で取込めるため、複数の無線技術間における相互作用を観測することができ、802.11/ad などの最新規格のブ
ロードバンドの全周波数範囲に対応できます。
教育
ベンチ上の複数の機器を管理するのは面倒な作業になりがちです。MDO4000C シリーズを使用すれば、6 種類の機器を 1 台に統合できるため、複数の機器を管理する
手間が省けます。スペクトラム・アナライザが統合されていることにより、投資を最小限に抑えながら、最先端の無線技術を教えるコースを構築できます。すべての機能がアップグレードに対応しており、必要に応じて、ある
いは予算に合わせて随時機能を追加することができます。
製造テストとトラブルシューティング
機器のサイズが大きすぎたり、設置面積が広すぎると、製造現場に不都合が生じる場合があります。6-in-1 タ
イプの MDO4000C シリーズでは、複数の機器が 1 台の小型パッケージに統合されているため、ラックまたはベンチの占有面積が最小に抑えられます。統合化により、製造テストやトラブルシューティングに複数の異なる種類の機器を利用しなければならない場合に発生する、さまざまなコストを削減できます。

1－オシロスコープ
MDO4000C シリーズは世界トップクラスのオシロスコー
プがベースとなっており、デバッグの効率化に役立つ多彩なツールが搭載されています。これらを使用することで、迅速に波形異常を発見して取込んだり、波形レコードの中から目的のイベントを探したり、イベントの特性や DUT の挙動を解析したりできます。
FastAcq®（高速取込み）搭載のデジタル・フォスファ技術 –MSO/DPO4000 シリーズは、設計デバッグの各ステップ
を迅速に実行するための強力な機能を装備しています。異常をすばやく検出し、取込み、波形レコードからすばやくサーチし、デバイスの特性と動作を解析します。
MSO/DPO4000C シリーズに搭載された FastAcq とデジ
タル・フォスファ技術により、デバイスの実際の動作を確認することかできます。毎秒 340,000 波形以上という高速の波形取込レートにより、デジタル・システムでよく見られるラント・パルス、グリッチ、タイミング問題など、間欠的に発生する問題も非常に高い確率ですばやく観測することができます。
まれにしか発生しないイベントをはっきりと表示させるため、輝度階調表示を使用することで、通常の信号特性に対する、まれなトランジェントの発生頻度を表示します。
FastAcq 取込みモードには 4 種類の波形パレットが用意されています。

色温度パレット： 発生頻度の高いイベントを赤や黄色などの暖色で、発生頻度の低いイベントを青や緑などの寒色でグラデーション表示します。
スペクトラル・パレット： 発生頻度の高いイベントを青などの寒色で、発生頻度の低いイベントを赤などの暖色
でグラデーション表示します。
通常パレット： デフォルトのチャンネル・カラー（チャンネル 1 は黄色、など）と輝度階調を組み合わせて使用し、発生頻度の高いイベントほど高輝度で表示します。
反転パレット： デフォルトのチャンネル・カラーと輝度階調を組み合わせて使用し、発生頻度の低いイベントほど高輝度で表示します。
これらのカラー・パレットにより、そのイベントが頻繁に発生しているのか、まれにしか発生していないのかを判断することができます。
画面上での波形の残像時間は無限または可変パーシスタン
スによって設定でき、波形異常の発生頻度を見極めるのに役立ちます。

jp.tek.com 3データ・シート

デジタル・フォスファ技術で実現される、毎秒 340,000 波形を超える
取込レートとリアルタイム輝度階調表示

トリガ – デバイスの障害を検出するのは、デバッグの第 1段階です。次に、原因を特定するために、想定されるイベン
トを取込まなければなりません。MDO4000C シリーズでは、ラント、ロジック、パルス幅／グリッチ、セットアップ／ホールド時間違反、シリアル・パケット、パラレル・デー
タなど、125 通り以上のトリガの組み合わせが可能であり、目的のイベントを素早く特定することができます。また、レ
コード長は最大 20M ポイントで、目的のイベントを数多く取込むことができます。数千というシリアル・パケットでも1 回で取込むことができ、信号をズーム表示しても高い分解能が維持され、細部を詳しく観測し、信頼性の高い測定値を記録することができます。

革新的な Wave Inspector 機能により、長いレコード長のデータ解析の効率が飛躍的に向上。外側のノブ（1）を回してロング・メモリを移動する。わずか数秒でレコード全体の詳細を把握。詳細に観察する部
分が見つかったならば、内側のノブ（2）を回してズーム表示する

ズーム／パン – 前面パネルに配置された 2 段の専用ノブにより、ズームとパンを行います。 内側のノブではズーム倍率を設定します。時計方向に回すことでズームがオンになり、回転量に応じてズーム倍率も高くなります。反対側に回すとズーム倍率は低くなり、最後にはオフになります。
このように、ズーム表示させるために複数のメニューを操作する必要はありません。 外側のノブを回すと、ズーム・ボックスを拡大したい波形部分にすばやく移動することができます。回す力に応じて波形上の移動速度が変化し、 大

きく回すほどズーム・ボックスの移動が速くなります。 移動方向を変える場合は、ノブを反対側に回します。

ユーザ・マーク – 気になる波形部分を見つけたならば、前面パネルにある Set Mark ボタンを押すことで、波形にマークを付けることができます。 マークを付けた部分は、前面パネルの（←）ボタン、（→）ボタンを押すことで簡単に移動することができます。

125 通り以上のトリガの組み合わせで目的のイベントを容易に捕捉可能Wave Inspector®による取込波形内の移動と検索 – 長いレ

コード長では、数千画面の情報に相当する場合があります。
Wave Inspector® では、波形内の移動／検索機能により、目的のイベントを迅速に見つけることができます。

4 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

マークの検索 – Search ボタンを押すと、独自に定義した条件でロング・メモリ上のイベントを検索することができます。条件に該当するすべてのイベントには検索マークが付き、（←）、（→）ボタンを押すことでイベント箇所に簡単に移動することができます。検索する項目としてはエッジ、
パルス幅／グリッチ、タイムアウト、ラント、ロジック、
セットアップ／ホールド、立上り／立下り時間、パラレル・バ ス 、 I2C 、 SPI 、 RS-232/422/485/UART 、 USB 2.0 、Ethernet 、 CAN 、 CAN FD 、 LIN 、 FlexRay 、 MIL-

STD-1553、ARINC-429、I2S/LJ/RJ/TDM のパケット内
容があります。イベント・テーブルには、自動検索で見つかったイベントがリスト表示されます。各イベントはタイ
ムスタンプ付きで表示され、イベント間のタイミング測定が容易に行えます。

検索手順 3：イベント・テーブルには、自動検索で見つかったイベン
トが表示される。各イベントはタイムスタンプ付きで表示され、イベント間のタイミング測定が容易に行える

波形解析 – プロトタイプの性能がシミュレーションと一致
し、プロジェクトの設計目標に到達していることを確認する
ためには、信号の動きを解析する必要があります。作業としては、立上り時間とパルス幅の単純なチェックから、洗練された電力損失の解析やノイズ源の調査まであります。

波形およびスクリーンでカーソル測定機能、自動測定、任意
数式演算を含む拡張波形演算、FFT 解析、波形ヒストグラ
ム、時間による測定値の変化を示すトレンド・プロットなどの、包括的な統合解析機能が提供されます。

検索手順 1：検索条件を定義する

波形特性の自動測定と測定結果の統計。

検索手順 2：Wave Inspector は波形メモリを自動的に検索し、該当イベントに白い三角（▽）でマークを付けて記録。
（←）、（→）ボタン
を押して次のイベントに移動

jp.tek.com 5データ・シート

ビデオ回路設計（オプション） – ビデオ回路設計エンジニ

アには、いまだにアナログ・オシロスコープの愛用者が多く存在します。これは、アナログ・オシロスコープの輝度階調でなければビデオ波形の細部を表示できないと思っているからです。しかし、デジタル・オシロスコープでも、高速な波形取込レートと輝度階調表示機能を組み合わせることで、
アナログ・オシロスコープと同等の優れた波形表示を実現できます。しかもデジタル･オシロスコープならではの機能もあります。

各測定項目の測定方法を説明するためのテキストとグラフィック表示。

波形ヒストグラムは、時間の経過に伴う波形の変化を視覚的に示します。水平軸方向の波形ヒストグラムは、クロック信号にどれだけのジッタが存在しているか、そのジッタの分布はどのようなものかを知る上で特に役に立ちます。垂直方向の波形ヒストグラムは、信号にどれだけのノイズが存在しているか、そのノイズの分布はどのようなものかを知る上で特に役に立ちます。
波形ヒストグラムの測定値は波形ヒストグラムの分布に関する解析情報を提供します。この情報を基に、分布の広さ、標準偏差の度合い、平均値などを確認することができます。

IRE、mV の波形目盛、フィールドによるホールドオフ機能、
ビデオ極性、オートセット機能などを標準で装備しており、ビデオ信号を確実に捉えることができるので、ビデオ・アプ
リケーションに最適なオシロスコープとなっています。広
い周波数帯域、最大 4 チャンネルのアナログ入力など、ア
ナログ・ビデオでもデジタル・ビデオでも十分な性能を備えています。
また、ビデオ解析機能は、オプションのビデオ・アプリケー
ション・モジュールを装備することでさらに拡張されます。
HDTV および規格外のビデオに対してトリガすることができます。さらに、ビデオ・ピクチャ・モードでは、観測対象のビデオ信号（NTSC および PAL）の映像を表示することもできます。また、30 日間試用可能なオプションのビデオ解析機能も提供されます。この無料試用期間は機器の電源を最初に投入した時点で自動的に開始されます。

NTSC ビデオ信号の観測例。NTSC ビデオ・イメージの観測例。ビデ
オ・ピクチャ・モードでは、コントラストと輝度の手動調整に加え、自動設定が可能立下りエッジの波形ヒストグラム表示により、時間に伴うエッジ位置（ジッタ）の分布がわかる。波形ヒストグラム・データには、数値測定
データも含まれる。

6 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

パワー解析（オプション） – 長時間のバッテリ駆動が可能なデバイスや省電力タイプの製品需要が高まるにつれ、電源回路の設計エンジニアは、電源におけるスイッチング損失を抑えて電源効率を向上する必要性に迫られています。また、電源の出力レベル、電源出力品質、高調波の電源ラインへのフィードバックなどは、各国、地域の電源品質規格に適合しなければなりません。従来、オシロスコープを使用してこのようなパワー測定を行うことは、時間がかかり、手作業が多く、面倒な作業とされてきました。オプションのパワー解析
モジュールを使用することでこのような作業が大幅に簡素化でき、電源品質、スイッチング損失、高調波、SOA、変調、リップル、スルー・レート（di/dt、dv/dt）をすばや
く、正確に測定することができます。オシロスコープに組込んで使用できるため、オシロスコープのボタン操作だけでパ
ワー自動測定が実行できます。PC や複雑なソフトウェアのセットアップも必要ありません。また、30 日間試用可能なオプションのパワー解析機能も提供されます。この無料
試用期間は機器の電源を最初に投入した時点で自動的に開始されます。

リミット／マスク・テスト（オプション） – 開発段階における一般的な作業には、システム内の特定信号の動作評価があります。その一つの方法に、リミット・テストと呼ばれるものがあります。既知の良品信号、またはこの信号に垂直軸、水平軸方向の許容値を持たせたユーザ定義の信号に対して、テスト信号を比較します。もう一つの方法がマスク・テ
ストと呼ばれるもので、テスト信号をマスクと比較し、信号がマスクから外れないかチェックします。MDO4000C シ
リーズには、リミット・テスト、マスク・テストの両方の機能が用意されており、長時間の監視、設計時の信号特性評
価、または製造ラインでのテストに使用できます。テレコム
通信およびコンピュータ規格をサポートしており、規格に対する適合性をテストすることができます。マスクは任意に作成することもでき、信号の特性評価に使用することもできます。独自のテスト要件を作成することもでき、テスト波
形の数や時間、フェイルと判定するための違反スレッショル
ドを設定したり、統計情報とともにマスク・ヒット数をカウントしたり、さらには違反時、テスト・フェイル時、テスト終了時のアクションを設定することができます。既知の良品信号またはオリジナル／規格のマスクを指定してパス／
フェイル・テストを実行することで、グリッチなどの波形異常が簡単に検出できます。また、30 日間試用可能なオプションのリミット／マスク・テスト機能も提供されます。この無料試用期間は機器の電源を最初に投入した時点で自動的に開始されます。

電力品質測定：パワー解析オプションにより、パワー回路のパラメー
タを簡単に、正確に測定可能

リミット・テストでは、良品の波形からマスク波形を作成し、ライブ波形と比較する。テスト結果は統計情報とともに表示される

jp.tek.com 7データ・シート
2－スペクトラム・アナライザ（オプション）
迅速、正確なスペクトラム解析 – オプションのスペクトラ
ム・アナライザのみを使用する場合、MDO4000C シリー
ズは全画面で周波数ドメイン表示になります。

中心周波数、スパン、リファレンス・レベル、分解能帯域幅などの主なスペクトラム・パラメータは、専用のフロントパ
ネル・メニューとキーパッドを使用して、すばやく簡単に設定できます。

自動ピーク・マーカにより、重要な情報が一目でわかる。この例では、設定したスレッショルド／範囲条件に合った 5 つの振幅ピークに自動的にマーカが付いている。また、ピークにおける周波数と振幅も表示
される

スペクトログラム – MDO4000C シリーズ（Opt. SA3 ま

MDO4000C シリーズの周波数ドメイン表示

効率的なマーカ – 従来のスペクトラム・アナライザでは、マーカをオンにし、特定のピークすべてにマーカを付けることは、非常に面倒な作業でした。MDO4000C シリーズはピークに自動的にマーカを付け、それぞれのピークにおける周波数と振幅の両方を表示できるため、この作業がより効率的に行えます。ピークの定義は、ユーザによって設定することができます。

最も大きな振幅ピークには、赤いリファレンス・マーカが付きます。マーカのリードアウトは、絶対値とデルタ（Δ）で切り替えることができます。デルタ（Δ）を選択すると、各ピークのリードアウトは、リファレンス・マーカからの差分の周波数、振幅になります。

2 つのマニュアル・マーカを使用すると、スペクトラムのピークでない部分を測定することができます。マニュア
ル・マーカをオンにすると、1 つのマーカはリファレンス・

マーカに付き、任意のスペクトラムからのデルタ測定が行えます。周波数と振幅以外にも、マニュアル・マーカでは絶対値またはデルタを選択することでノイズ密度と位相ノイズの リ ー ド ア ウ ト も 含 ま れ ま す 。 "Reference Marker toCenter"を選択すると、リファレンス・マーカの付いた周波数が中心周波数に移動します。

8 jp.tek.com

たは SA6 を使用）にはスペクトログラム表示機能があり、ゆっくり変化する RF 現象の観測に適しています。X 軸は一般的なスペクトラム表示と同じように周波数になります。
しかし、Y 軸は時間を表し、振幅は色で表されます。
スペクトログラムのスライスは各スペクトラムで生成され、下側方向に順次貼り付けます。高さは 1 ピクセルになり、周波数における振幅のピクセルには色が割り当てられます。
青や緑などの寒色は振幅が小さいことを、黄色や赤などの暖色は振幅が大きいことを示します。新しい取込みごとに、ス
ペクトログラムの一番下に新しいスライスが追加され、上に行くにしたがって履歴は古くなります。取込みを停止すると、スペクトログラムを遡ってスクロールでき、個々のスペ
クトラム・スライスを観測することができます。

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

スペクトログラム表示は、ゆっくり変化する RF 現象の表示に適して900MHz の Zigbee で受信されたものと、2.4GHz の Bluetooth で送いる。この例では、複数のピークが観測されている。ピークの周波数信されたバースト状の通信が、1 回の取込みで表示された例と振幅が時間とともに変化しており、その変化はスペクトログラム表
示で容易に観測できる

超ワイド取込帯域 – 最新の無線通信は、最先端のデジタル変調やバースト出力による伝送技術を使用しており、時間とともに大きく変動します。このような変調では、非常に広い帯域幅を使用することがあります。従来の掃引タイプまた
はステップ・タイプのスペクトラム・アナライザでは、このような信号のごく一部分しか一度に観測することができません。

スペクトラム波形 – MDO4000C シリーズ。スペクトラ

ム・アナライザには、ノーマル、アベレージ、MAX ホール
ド、MIN ホールドという 4 種類の波形／表示機能があります。波形ごとに独立して検波方法を設定できます。あるいは、デフォルトのオート・モードに設定することで、現状の設定に最適な検波タイプにすることもできます。検波タ
イプには、＋ピーク、－ピーク、アベレージ、サンプルがあります。

一回に取込めるスペクトラムの量を、取込帯域と呼びます。
従来のスペクトラム・アナライザは、所定のスパンで掃引またはステップすることで必要なスペクトラム・イメージを構築しています。このため、スペクトラム・アナライザがスペクトラムの一部分を取込んでいる間に、本当に取込みたいイ
ベントがスペクトラムの別の部分で発生していることがあります。現在市場に出回っているほとんどのスペクトラ
ム・アナライザの取込帯域は 10MHz であり、高価なオプ
シ ョ ン を 付 け る こ と で 20MHz 、 40MHz 、 あ る い は160MHz まで拡げられるものもあります。
最新の RF の帯域要件に対応するため、MDO4000C シリー
ズは 1GHz 以上の取込帯域を実現しました。1GHz 以下のスパンであれば、掃引の必要がありません。1 回の取込みでスペクトラムが生成されるため、周波数ドメインで確実にイベントを観測できます。スペクトラム・アナライザは専用の
RF 入力を備えているため、入力チャンネルの定格帯域幅で3dB までロール・オフしてしまうスコープの FFT とは異なり、3GHz または 6GHz までのすべての範囲で一定した周波数特性を持っています。

ノーマル、アベレージ、MAX ホールド、MIN ホールドのスペクトラ
ム表示例

トリガまたはフリーラン – 時間ドメインと周波数ドメインの両方が表示されている場合、表示されるスペクトラムは常にシステム・トリガ・イベントによってトリガされたものであり、アクティブになっている時間ドメインの波形と時間同期されています。しかし、周波数ドメインのみが表示されている場合は、スペクトラム・アナライザをフリーランに設定することができます。これは、周波数ドメインのデータが連続していて、時間ドメインで発生するイベントと相関性がない場合に適しています。

jp.tek.com 9データ・シート

アナログ、デジタル、RF（スペクトラム・アナライザ）チャ
ンネルの拡張トリガ – 最新の RF アプリケーションにおける時間変化に対応するため、MDO4000C シリーズはア
ナログ、デジタル、スペクトラム・アナライザ・チャンネルに完全に統合したトリガ・アクイジション・システムを装備しています。1 つのトリガ・イベントですべてのチャンネルのアクイジションが連動するため、任意の時間ドメインにおけるイベント発生で、その時間ポイントにおける正確なスペクトラムを取込むことができます。数多くの時間ドメイ
ン・トリガが用意されています－エッジ、シーケンス、パル
ス幅、タイムアウト、ラント、ロジック、セットアップ／
ホールド時間違反、立上り／立下り時間、ビデオ、さまざま
なパラレル／シリアル・バス・パケット・トリガ。さらに、スペクトラム・アナライザ入力のパワー・レベルでトリガすることもできます。たとえば、RF トランスミッタのオンまたはオフでトリガすることもできます。
オプションの MDO4TRIG 型アプリケーション・モジュールを装備すると、拡張 RF トリガが利用できます。シーケン
ス、パルス幅、タイムアウト、ラント、ロジック・トリガのソースとして、スペクトラム・アナライザに入力された RF
信号のパワー・レベルを使用することができます。例えば、
特定の長さの RF パルスにトリガしたり、ロジック・トリガの入力としてスペクトラム・アナライザ・チャンネルが使用できるため、他の信号 が有効で、RF がオンのときのみトリ
ガすることができます。

RF 測定 – MDO4000C シリーズには、チャンネル・パ

ワー、隣接チャンネル・パワー比（ACPR）、占有帯域幅（OBW）の 3 つの自動 RF 測定方法があります。いずれかの測定項目がオンになると、自動的にアベレージのスペクト
ラム波形になり、最適な測定になるように検波タイプもアベレージに設定されます。

自動チャンネル・パワー測定

10 jp.tek.com

EMI のトラブルシュート – EMC のテストは、テスト機器を購入して社内でテストする場合、社外のテスト施設で製品の承認試験を受ける場合に関わらず、非常に高価なものになります。これは、製品が一回で合格する場合の話です。EMC
サイトに何回も通うとさらにコストは膨らみ、プロジェクトの遅延にもつながります。このコストを最小に抑えるには、早期での EMI 問題の発見とデバッグが必要になります。従来、スペクトラム・アナライザと近接界プローブを使用して問題の周波数の位置と振幅を特定していましたが、原因の特定能力は非常に限られたものでした。最新の設計では、EMI問題は多数のデジタル回路の複雑な相関関係によるトラン
ジェントの性質を持っているため、オシロスコープとロジッ
ク・アナライザを使用する設計エンジニアが増えています。
オシロスコープ、ロジック・アナライザ、スペクトラム・ア
ナライザを統合した MDO4000C シリーズは、最新の EMI
問題のデバッグにおける究極のツールです。EMI 問題の多くは、クロック、電源、シリアル・データ・リンクなど、時間ドメインのイベントが原因となって発生します。アナロ
グ信号、デジタル信号、RF 信号を時間相関をとって観測できる MDO4000C シリーズは、時間ドメインのイベントと問題のスペクトラム放射との関連性を把握することができる、唯一の計測器です。
RF プロービング – 一般的に、スペクトラム・アナライザへの信号入力は、ケーブル接続またはアンテナに限定されます。しかし、MDO4000C シリーズにはオプションでTPA-N-VPI 型アダプタが用意されており、50Ω TekVPI イ

ンタフェース対応のアクティブ・プローブをスペクトラム・
アナライザで使用できます。これにより、ノイズ源の検出に柔軟に対応でき、RF 入力で信号を当たることでスペクトラ
ム解析が容易になります。
さらに、オプションのプリアンプを使用すると、低振幅の信号が観測できます。TPA-N-PRE 型プリアンプ－9kHz～
6GHz の周波数範囲で 12dB のゲイン（公称値）

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

時間ドメインのオレンジ色の波形は、スペクトラム・アナライザに入オプションの TPA-N-VPI 型アダプタを使用することで、50Ω TekVPI
インタフェース対応のアクティブ・プローブを RF 入力コネクタに接続できる

RF 信号変化の観測 – MDO4000C シリーズに表示される

時間ドメイン目盛は、スペクトラム・アナライザ入力の基本となる I、Q データから得られる 3 種類の RF 時間ドメイン
波形をサポートしています。
振幅－スペクトラム・アナライザ入力の瞬時振幅対時間
周波数－スペクトラム・アナライザ入力の瞬時周波数（中心周波数に対する相対値）対時間
位相－スペクトラム・アナライザ入力の瞬時位相（中心周波数に対する相対値）対時間

これらの波形は個別にオン／オフすることも、3 つ同時に表示することもできます。RF 時間ドメイン波形は、時間とともに変化する RF 信号の理解に役立ちます。

力された RF 信号からの周波数対時間の波形。スペクトラム・タイムは最も高い周波数から最も低い周波数へのトランジションにあるため、エネルギーはいくつかの周波数に拡散されている。周波数対時間波形
から、さまざまな周波数へのホッピングが容易にわかり、デバイスが周波数を変更するときの特性評価が簡素化できる

優れた RF 解析 – SignalVu-PC およびその接続オプション

を組み合わせて使用すると、MDO4000C シリーズを最高1GHz の周波数帯域に対応した、業界トップクラスの帯域を誇るベクトル・シグナル・アナライザとしてご利用になれます。無線 LAN、ワイドバンド・レーダ、ワイドバンド高速データ通信または周波数ホッピングによる通信における複雑な信号の設計検証であっても、SignalVu-PC ベクトル・
シグナル解析ソフトウェアを使用することで、時間によって変化するワイドバンド信号の観測を容易にし、解析に要する時間を短縮することができます。Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/
g/j/n/p/ac）信号の品質解析、Bluetooth Tx コンプライア

ンス、パルス解析、オーディオ測定、AM/FM/PM 変調解
析、汎用デジタル変調などのオプションもご利用になれます。

MDO4000C シリーズと SignalVu-PC を組み合わせて 802.11ac 変調を解析する

jp.tek.com 11

データ・シート

アナログ、デジタル、および RF の時間同期による分析 –MDO4000C シリーズは、スペクトラム・アナライザを内蔵した世界初のオシロスコープです。優れたデバッグ・ツールであるオシロスコープを使いながら、スペクトラム・アナ
ライザの操作方法を学習し直すことなく周波数ドメインを観測できます。
しかも、MDO4000C シリーズが優れているのは、単にス
ペクトラム・アナライザで周波数ドメインが観測できるということだけではありません。真のメリットは、周波数ドメイ
ンのイベントを、その原因となっている時間ドメインの現象と相関をとって観測できる点にあります。
スペクトラム・アナライザ・チャンネルと、アナログまたはデジタルのチャンネルの両方がオンの場合、オシロスコープには 2 つの波形が分割表示されます。ディスプレイの上半
分には、時間ドメインによる従来のオシロスコープ波形が表示されます。また、ディスプレイの下半分には、スペクトラ
ム・アナライザの周波数ドメインの波形が表示されます。周波数ドメインの波形は、単にアナログまたはデジタル・チャ
ンネルの FFT 波形ではなく、スペクトラム・アナライザ入
力から取込まれたスペクトラムです。

上の波形はアナログとデジタルのチャンネルの時間ドメインの表示
を、下の波形はスペクトラム・アナライザ・チャンネルの周波数ドメ
イン表示を示している。オレンジ色のバーは「スペクトラム・タイム」
であり、RF スペクトラムの計算で使用される時間間隔を示している

従来のオシロスコープの FFT では、一度に表示できるのはFFT 表示または他の時間ドメインの信号のいずれかで、同時に両方は表示できません。これは、従来のオシロスコープにはアクイジション・システムが 1 つしかなく、データ表示を決定するユーザ設定、たとえば、レコード長、サンプ
ル・レート、時間／div などが 1 組しかないことが理由です。一方、MDO4000C シリーズは、アナログ／デジタ
ルのアクイジション・システムから独立し、このアクイジ
ション・システムと時間相関がとれているスペクトラム・ア
ナライザのためのアクイジション・システムを装備しています。これにより、各ドメインは最適に設定され、アナロ
グ、デジタル、RF の信号が、システムレベルで完全に時間相関のとれた状態で表示されます。
周波数ドメインに表示されるスペクトラムは、時間ドメインにある「スペクトラム・タイム」と呼ばれる短いオレンジ色のバーで示される時間のものです。MDO4000C シリーズ
ではこのスペクトラム・タイムが移動でき、RF スペクトラ
ムが時間の経過でどのように変化したかを確認することができます。しかも、これはオシロスコープが取込んでいる間でも、取込みを停止した後でも可能です。

12 jp.tek.com

1. PLL のターンオンの時間および周波数ドメインの表示例。Ch1（黄色）は、VCO をイネーブルにする制御信号にプロービング。Ch2（シアン）は、PLL 電圧にプロービング。PLL を所定の周波数にプログラムする SPI バスは、3 つのデジタル・チャンネルでプロービングされ、自動的にデコードされる。スペクトラム・タイムは VCO がイネーブ
ルになった後に置かれ、その位置にある SPI バスのコマンドは PLL の所 定 周 波 数 2.400GHz を 示 し て い る 。 回 路 が オ ン で の RF は2.5564 GHz

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

2. スペクトラム・タイムを右に約 90μs 移動した様子。このポイント

4. VCO がイネーブルになってから約 320μs 後に、PLL は所定のでは、PLL が所定の周波数（2.400GHz）に同期しつつあり、周波数は2.400GHz で安定している

2.4924GHz まで上がっている

3－任意波形／ファンクション・ジェネレータ（オプション）
MDO4000C シリーズにオプションの任意波形／ファンク
ション・ジェネレータ（Opt. MDO4AFG）を追加すると、被測定回路のセンサ信号のシミュレーション信号を出力したり、信号にノイズを付加してマージン・テストを実行する
ことができます。

統合されたファンクション・ジェネレータは、最高 50MHzの標準波形（サイン、方形、パルス、ランプ／三角、DC、
ノイズ、sin(x)/x (Sinc)、ガウシャン、ローレンツ、指数立
上り／立下り、ハーバサイン、心電図）を出力します。

3. スペクトラム・タイムをさらに右に 160μs 移動した様子。このポイントでは、PLL は所定の周波数よりも行き過ぎており 2.3888GHz に下がっている

内蔵 AFG の波形タイプの選択。

jp.tek.com 13

データ・シート

任意波形ジェネレータの 128k ポイント・レコードには、ア
ナログ入力、保存済み内部ファイル、USB マス・ストレー
ジ・デバイス、外部 PC から波形を取得して保存することができます。任意波形ジェネレータの編集メモリに取り込んだ波形は、画面に表示したエディタで修正し、その信号を出力することができます。MDO4000C シリーズは当社のArbExpress（PC ベースの波形作成／編集ソフトウェア）
にて作成された波形ファイルに対応しており、複雑な波形を迅速かつ容易に出力できます。波形ファイルを
MDO4000C シリーズの編集メモリに転送するには、USB
または LAN ポート、USB マス・ストレージ・デバイスを経由します。

MDO4000C シリーズ・ミックスド・シグナル・オシロスコープには、
16 のデジタル・チャンネルが装備されており、アナログ信号とデジタ
ル信号の時間的な相関をとって観測することができる

カラーコードによるデジタル波形表示 – カラーコードによってデジタル波形を表示し、1 は緑、0 は青で表示します。このカラーコードはデジタル・チャンネル・モニタでも使用します。たとえば、信号の状態がハイ、ロー、遷移中
によって色分けされるので、チャンネルのアクティビティが一目でわかり、ディスプレイに不要なデジタル波形を表示させる必要はありません。

任意波形エディタ（波形ポイントごとの編集）

4－ロジック・アナライザ（オプション）
ロジック・アナライザ（Opt. MDO4MSO）の 16 のデジ

タル・チャンネルは、オシロスコープのユーザ・インタフェー
スに完全に統合されています。ミックスド・シグナルに関する問題解決を容易にすることができます。

14 jp.tek.com

複数のトランジションを検出するハードウェアを搭載しており、白いエッジでそれを表します。白エッジは、拡大表
示するか、より高速なサンプル・レートで取込むことにより、より詳細な情報が得られることを意味します。ほとんどの場合、拡大表示することにより、その前の設定では見えなかったパルスが見えるようになります。可能な限り拡大してもまだ白いエッジが見える場合は、サンプル・レートを高速にすることで、詳しい情報が得られます。
デジタル波形をグループ化して、USB キーボードから波形ラベルを入力することができます。デジタル波形を隣り合わせに配置するとグループが作成されます。

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

P6616 型 MSO プローブ – P6616 型プローブは、2 組の 8

チャンネル・ポッドで構成されています。各チャンネルには、被測定デバイスに簡単に接続できるように、グランドが埋め込まれた新プローブ・チップが付属しています。各ポッドの第 1 チャンネルの同軸ケーブルは、一目で見分けられるように青くなっています。コモン・グランドには自動車タイプの平型コネクタを使用しており、被測定デバイスのカ
スタム・グランドを簡単にとることができます。P6616 型
をヘッダ・ピンに接続する場合、プローブ・ヘッドに付属のアダプタを使用します。グランド入力と信号入力を同一平
面にできますので、簡単にヘッダ・ピンとの接続ができます。P6616 型の容量負荷はわずか 3pF、入力抵抗は100kΩ という優れた電気特性を持っており、500MHz のト

グル・レート、1ns までのパルスを取込むことができます。

デジタル波形はカラーコードによって表示され、デジタル波形を隣り合わせに配置してグループを作成すれば、グループ内のすべてのチャ
ンネルをまとめてポジショニング可能。

グループを作成すると、グループ内のすべてのチャンネルをまとめてポジショニングできます。各チャンネルを個別に
ポジショニングしなくても済むので、設定時間が大幅に短縮できます。
MagniVu® による高速アクイジション – MDO4000C シ

リーズのメイン・デジタル・アクイジション・モードでは、500MS/s（2ns 分解能）で最大 20M ポイントまで取込むことができます。メイン・モードの他に、MagniVu と呼ばれる超高分解能モードがあり、最高 16.5GS/s（60.6ps 分解能）で 10,000 ポイントを取込むことができます。アナロ
グ波形、MagniVu 波形とも、すべてのトリガで同時に取込
むことができ、取込み中、停止中であっても表示の切替えが可能です。MagniVu は、市場にある他の MSO に比べて高いタイミング分解能があるため、デジタル波形における重要なタイミング測定を正確に行うことができます。
P6616 型デジタル・プローブには 2 組の 8 チャンネル・ポッドが付属しており、デバイスに簡単に接続できる

5－シリアル・プロトコル・トリガ／解析（オプション）
シリアル・バスでは、1 つの信号にアドレス、コントロー
ル、データ、クロック情報が含まれているため、イベントの分離は難しくなっています。
シリアル・バスのイベント／条件による自動トリガ、デコー
ド、サーチ機能は、シリアル・バスの強力なデバッグ・ツー
ルとなります。また、30 日間試用可能なオプションのシリ
アル・プロトコルのトリガ／解析機能も提供されます。この
無料試用期間は機器の電源を最初に投入した時点で自動的に開始されます。
MagniVu では 60.6ps のタイミング分解能が得られ、デジタル波形の正確なタイミング測定が行える

jp.tek.com 15

データ・シート

MDO4000C シリーズがサポートするシリアル・バス仕様
テクノロジ

トリガ、デコード、検 型名
索

組込み

コンピュータI 2C○

DPO4EMBD 型

SPI○

DPO4EMBD 型

RS232/422/485、○DPO4COMP 型○（LS FS、HS でトリ

DPO4USB 型

UART
USB

USB LS、FS、HSガ）
HS は 1GHz の機種でのみ使用可能Ethernet

USB フルスピード・シリアル・バスの特定の OUT トークン・パケッ
トにトリガした例。黄色の波形は D ＋を、青色の波形は D-を示す。バス波形は、スタート、シンク、PID、アドレス、エンド・ポイント、○

自動車

CAN、CAN FD（ISO ○DPO4AUTO 型またおよび非 ISO）

は
DPO4AUTOMAX 型

表示

LIN

シリアル・トリガ – I2C、SPI、USB 2.0、Ethernet、CAN、○

バス表示 – バスを構成する Clock、Data、Chip Enable な

どの個々の信号に沿ってわかりやすく表示でき、パケットの開始と終了、アドレス、データ、識別子、CRC などのサブ
パケット・コンポーネントを容易に認識することができます。
バス・デコード – また、波形からクロック数を数えて各ビッ

トが 1 か 0 かを判定したり、各ビットをまとめて Hex 表示
したりすることも面倒な作業です。MSO/DPO4000C シ
リーズでは、バスの各パケットを自動的にデコードし、
Hex 、 バ イ ナ リ 、 10 進 （ USB 、 Ethernet 、 MILSTD-1553、ARINC-429、CAN、CAN FD、LIN、FlexRayのみ）、符号付 10 進（I2S/LJ/RJ/TDM のみ）または ASCII（USB、Ethernet、RS-232/422/485/UART のみ）で表示することができます。

16 jp.tek.com

DPO4AUTO 型またはFD （ ISO お よ び 非 ISO ）、 LIN 、 FlexRay 、

RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553、ARINC-429、
I2S/LJ/RJ/TDM などのシリアル・バスにおいて、パケットの開始、特定のアドレス、特定のデータ内容、ユニーク識別子などのパケット内容にトリガすることができます。

DPO4ENET 型

100BASE-TX

CRC、データの値、ストップなど、デコードされたパケットの内容をCAN

10BASE-T、

DPO4AUTOMAX 型

航空宇宙通信FlexRay○

DPO4AUTOMAX 型

MIL-STD-1553、○

DPO4AERO 型

I 2S

○

DPO4AUDIO 型

LJ、RJ

○

DPO4AUDIO 型

TDM○

DPO4AUDIO 型

ARINC-429
オーディオMDO4000C シリーズ・オシロスコープ

イベント・テーブル – デコードされたパケット・データがバス波形上で見えるだけでなく、取込んだすべてのパケット
を、ロジック・アナライザのようにリスト形式で見ることができます。パケットにはタイムスタンプが付き、アドレス、データなど、コンポーネントごとにカラムとして連続にリス
ト表示されます。イベント・テーブル・データは .csv フォー
マットで保存できます。

DC 測定値は、最小、最大、平均電圧値と共に、5 秒間の変動が表示されます。波形の周波数も表示されます。

MDO4000C シリーズ・プラットフォーム

イベント・テーブル表示では、ロング・メモリに取込まれたすべての
CAN パケットの識別子、DLC、データ、CRC が、トリガからの時間
表示とともに表示される検索（シリアル・トリガ） – シリアル・トリガは特定のイベントを検出するのに非常に便利な機能ですが、取込んだ波
形全体に対して解析するこてはできません。 従来は波形全体をマニュアルでスクロールして該当する現象を探し、イベ
ントの原因を探す必要がありました。 MDO3000 シリー
ズでは、シリアル・パケットの内容などを定義して、取込んだ後でもデータをオシロスコープで自動的に検索することができます。 検出されたイベントには検索マークが付き、大型、高解像度タッチスクリーン・ディスプレイにより複雑な信号でマーク間をすばやく移動することができます。

前面パネルに 2 個の USB ホスト・ポートが装備されているため、スク6－デジタル・ボルトメータ（DVM）と周波数カウンタ保存できる。

MDO4000C シリーズには、4 桁のデジタル・ボルトメー
タ（DVM）と 5 桁の周波数カウンタも統合されています。
一般のオシロスコープ用と同じ付属のプローブを使用して、任意のアナログ入力を電圧計の測定対象にすることができます。ディスプレイには、時々刻々と変化する測定値が数値とグラフ表示の両方で明瞭に表示されます。さらに、ディスプレイには測定値の最小値、最大値、平均値の他、直前の 5秒間に測定された値の範囲も表示されます。デジタル電圧計と周波数カウンタは、MDO4000C シリーズに標準搭載されており、製品を登録することで使用可能となります。

大型、高解像度ディスプレイ – MDO4000C シリーズは前面パネルの（←）ボタンや（→）ボタンを押すだけで、

MDO4000C シリーズは、作業が簡単になるように設計されている。
も細部まで表示可能。前面パネルの専用ボタンにより、操作は簡単。
リーンショット、機器の設定、波形データなどを USB メモリに簡単に10.4 型（264mm）XGA カラー・ディスプレイを搭載しており、複雑な信号を細部まで表示することができます。

jp.tek.com 17

データ・シート

拡張性 – MDO4000C シリーズは複数の外部接続ポートを経由して、ネットワーク接続、PC への直接接続、または他のテスト機器に接続することができます。

前面パネルに 2 個、さらに後部パネルにも 2 個の USB
2.0 ホスト・ポートが装備されているため、スクリーン
ショット、機器の設定、波形データなどを USB メモリに簡単に保存できます。USB キーボードを USB ホスト・ポートに接続し、文字入力に使用することもできます
後部パネルの USB 2.0 デバイス・ポートは、PC からオ

シロスコープをリモート制御したり、PictBridge®タイプ

プリンタに直接出力するのに便利です。

後部パネルには 10/100/1000BASE-T イーサネット・
ポートがあり、計測器の制御、ネットワーク印刷に使用できます（LXI Core 2011 にも対応）。ネットワーク・
ドライブを接続することもできるため、スクリーン・イ
メージ、設定ファイル、データ・ファイルを簡単に保存することができます。

後部パネルのビデオ出力ポートから、画面を外部モニタ
またはプロジェクタに映し出すことができます。
リモート接続で機器をコントロール – USB ケーブルで PCと接続することにより、オシロスコープで取込んだデータ、
測 定 値 を 簡 単 に PC に 送 る こ と が で き ま す 。
OpenChoice® Desktop、Microsoft Excel、Word のツー
ル・バーなどのキー・ソフトウェア・アプリケーションを標準で装備しており、Windows PC とのデータの受渡しも容易です。

OpenChoice デスクトップを使用することで、USB または
LAN 経由でオシロスコープと PC を接続し、設定、波形、スクリーン・イメージを簡単に受け渡すことができます。
内蔵の e*Scope®機能を使用すると、標準 Web ブラウザを通じて、ネットワーク経由でオシロスコープを制御することもできます。オシロスコープの IP アドレスまたはネット
ワーク名を入力するだけで、ブラウザに Web ページが表示されます。この Web ページから、設定、波形、測定値、画面イメージを転送および保存したり、オシロスコープの設定
を Web ブラウザから直接変更することもできます。

18 jp.tek.com

プローブ – MDO4000C シリーズには標準で受動電圧プ
ローブが付属しており、TekVPI プローブ・インタフェース
を使用します。

付属の受動電圧プローブ：MDO4000C シリーズに付属の受動電圧プローブは、容量負荷がわずか 3.9pF と業界最小レベルです。付属の TPP プローブは DUT に与える影響が極めて小さく、取込みや解析のための信号を高確度でオシロスコープに受け渡します。また、プローブの周波数帯域がオシロスコープの帯域と同等かそれを超えるため、高速のアプ
リケーションで重要となる信号の高周波成分を観測することもできます。TPP シリーズは、広いダイナミック・レン
ジ、豊富なプロービング・オプション、堅牢な機械設計などの汎用プローブの特長と、アクティブ・プローブの優れた性能を併せ持っています。
MDO4000C シリーズの型名

付属プローブ

MDO4024C 型、MDO4034C 型、

TPP0500B 型： 500MHz、10:1 受動電圧プ

MDO4054C 型

ローブ。アナログ・チャンネルにつき 1 本

MDO4104C 型

TPP1000 型： 1GHz、10:1 受動電圧プロー
ブ。アナログ・チャンネルにつき 1 本

別売の TPP0502 型の減衰比は 2：1 であるため、低電圧の測定に適しています。一般的な低い減衰比の受動プローブと違い、TPP0502 型の周波数帯域は 500MHz でありながら、容量負荷も 12.7pF と抑えられています。

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

TekVPI®プローブ・インタフェース：TekVPI プローブ・イ

ンタフェースは、プローブの使い勝手を格段に向上、セキュ
アで信頼性の高い接続を実現します。補正ボックスには、ス
テータス・インジケータ、操作ボタンおよびプローブ・メ
ニュー・ボタンがあります。このプローブ・メニュー・ボタ
ンを押すと、すべてのプローブ設定や操作メニューがオシロ
スコープ上にプローブ・メニューとして表示されます。
TekVPI インタフェースは、外部電源の必要なしに電流プ
ローブを直接接続することができます。さらに TekVPI プ
ローブは、USB、GPIB あるいは LAN 経由でリモート制御
できますので、自動試験装置においても汎用性の高いソリューションが可能になります。また、内部電源から最高
25W の電力を前面パネルのコネクタに供給できます。

TekVPI プローブ・インタフェースにより、オシロスコープとプローブの接続が簡単jp.tek.com 19

データ・シート

20 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

jp.tek.com 21

データ・シート仕様
すべての仕様は、特に断らないかぎり、保証値を示します。すべての仕様は、特に断りのないかぎり、すべての機種に適用されます。

1－オシロスコープ
MDO4024C 型

MDO4034C 型

MDO4054C 型

MDO4104C 型

アナログ・チャンネル数

4

4

4

4

アナログ・チャンネル周波数帯域

200MHz350MHz500MHz1GHz

立上り時間（代表値）

1.75ns

1ns

700ps

350ps

サンプル・レート（1Ch）

2.5Gbps

2.5Gbps

2.5Gbps

5GS/s

サンプル・レート（2Ch）

2.5Gbps

2.5Gbps

2.5Gbps

5GS/s

サンプル・レート（4Ch）

2.5Gbps

2.5Gbps

2.5Gbps

5GS/s

Opt. SA3 または SA6 なし

2.5Gbps

2.5Gbps

2.5Gbps

2.5Gbps

レコード長（1Ch）

20M

20M

20M

20M

レコード長（2Ch）

20M

20M

20M

20M

レコード長（4Ch）

20M

20M

20M

20M

デジタル・チャンネル追加（Opt.

16

16

16

16

任意波形／ファンクション・ジェネレータ追 1

1

1

1

1

1

1

Opt. SA3 または SA6 を使用

MDO4MSO）

加（Opt. MDO4AFG）
スペクトラム・アナライザ・チャンネル（Opt. 1
SA3 または SA6 を使用）
スペクトラム・アナライザの周波数レンジ
Opt. SA3 を使用

9kHz～3GHz

9kHz～3GHz

9kHz～3GHz

9kHz～3GHz

Opt. SA6 を使用

9kHz～6GHz

9kHz～6GHz

9kHz～6GHz

9kHz～6GHz

垂直軸システム－アナログ部
ハードウェア帯域制限
350MHz 以上のモデル

20MHz または 250MHz

200MHz モデル

20MHz

入力カップリング

AC、DC

入力インピーダンス

1MΩ ±1%（13pF）、50Ω ±1%

入力感度
1MΩ

1mV/div～10V/div

50Ω

1mV/div～1V/div

垂直軸分解能22 jp.tek.com

8 ビット（ハイレゾでは 11 ビット）MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
垂直軸システム－アナログ部
最大入力電圧1MΩ

300VRMS CAT II（ピーク電圧：±425V 以下）

50Ω

5VRMS（ピーク電圧：±20V 以下）

DC ゲイン確度±1.5%（1mV/div では±2.0%）、30℃以上では 0.10%／℃の割合で低下±3.0%（可変ゲイン）、30℃以上では 0.10%／℃の割合で低下

オフセット確度±（0.005×¦オフセット－ポジション¦＋ DC バランス）

DC バランス

0.1div、スコープの入力インピーダンス：DC～50Ω（BNC、50Ω 終端）

チャンネル間アイソレーショ

100：1 以上（100MHz 以下）、30：1 以上（100MHz を超えて定格周波数まで）、（任意の 2ch、同ン（代表値）

じ垂直軸スケールにおいて）ランダム・ノイズ （代表値）

垂直軸スケールの設定

50Ω、実効値
MDO4104C（すべての構成）

オフセット・レンジ

MDO40x4C（Opt. SA3 またはMDO40x4C（Opt. SA3 またはSA6 を使用した構成）

SA6 を使用しない構成）

1 mV/div

0.093 mV

0.084 mV

0.163 mV

100 mV/div

3.31 mV

2.37 mV

2.01 mV

1V/div

24.27 mV

20.62 mV

20.51 mV

V/div 設定

オフセット・レンジ
1MΩ 入力50Ω 入力1mV/div～50mV/div

±1V

±1V

50.5mV/div～99.5mV/div

±0.5V

±0.5V

100mV/div～500mV/div

±10V

±10V

505mV/div～995mV/div

±5V

±5V

1V/div～10V/div

±100V

±5V

5.05V/div～10V/div

±50V

－

水平軸システム － アナログ部
時間軸レンジ
1GHz モデル（Opt. SA3

400ps ～ 1000s

または SA6 なし）および
1GHz モデル（Opt. SA3
または SA6 を使用、2 チャ
ンネル）
500MHz 以下のモデルお1ns～1000s

よび 1GHz モデル（Opt.
SA3 または SA6 を使用、4 チャンネル）

jp.tek.com 23

データ・シート
水平軸システム － アナログ部
最高サンプル・レートでの最長記録時間（全／ハーフ・チャン
ネル）
1GHz モデル（Opt. SA3

8/4ms

または SA6 なし）および
1GHz モデル（Opt. SA3
または SA6 を使用、2 チャ
ンネル）
500MHz 以下のモデルお8/8ms

よび 1GHz モデル（Opt.
SA3 または SA6 を使用、4 チャンネル）
遅延時間レンジ－10div～5000s

チャンネル間デスキュー・レン ±125ns
ジ
時間軸確度

1ms 以上の任意の間隔において±5ppm

トリガ・システム
トリガ・モード

オート、ノーマル、シングル

トリガ・カップリング

DC、AC、HF 除去（50KHz 以上で減衰）、LF 除去（50KHz 以下で減衰）、ノイズ除去（感度を低下）

トリガ・ホールドオフ範囲

20ns～8s

トリガ感度

内部 DC カップリング

1mV/div～4.98mV/div

1.8div

5mV/div～9.98mV/div

0.6div

10mV/div～19.98mV/

1.2div

div
20mV/div 以下

0.5div

トリガ・レベル・レンジ
任意の入力チャンネル

画面中心から±8div、垂直軸 LF 除去のトリガ・カップリングが選択されている場合は 0V から±8div

電源ライン

ライン・トリガ・レベルは AC ライン電圧の約 50%に固定

トリガ周波数のリードアウト

トリガ可能なイベントの 6 桁の周波数リードアウトが表示

トリガ・タイプエッジ

任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方。カップリングには DC、AC、HF 除去、LF 除去、ノイズ除去があります。

シーケンス（B トリガ）

時間遅延トリガ：8ns ～ 8s。またはイベント遅延トリガ：1 から 4,000,000 イベント。両エッジが選択されている場合、使用不可能

24 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
トリガ・システム
パルス幅

正または負のパルス幅との＞、＜、＝、≠、または指定した時間範囲の内外でトリガ可能

タイムアウト

指定された時間（4ns～8s）、High、Low、あるいは High/Low いずれかのままのイベントでトリガ

ラント

2 つのスレッショルド・レベルのうち、1 つ目のスレッショルドを横切り、2 つ目のスレッショルドを横切ることなく、再び 1 つ目のスレッショルド・レベルを横切る場合にトリガ

ロジック

任意の信号のロジック・パターンが「偽」になったり、指定した時間（4ns ～ 8 s）「真」の状態 L 続
いた場合にトリガ。エッジを検出するためのクロックは、任意の入力信号が使用可能。すべてのアナ
ログ、デジタルの入力チャンネルのパターン（AND、OR、NAND、NOR）は、High、Low または Don't
Care として定義

セットアップ／ホールド時 1 つまたは複数のアナログ／デジタル・チャンネルで、クロックとデータの間にセットアップ時間と間

立上り／立下り時間

ホールド時間の違反がある場合にトリガセットアップ／ホールド・トリガの種類

説明

セットアップ時間レンジ－0.5ns～1.024ms

ホールド時間レンジ

1.0ns～1.024ms

セットアップ＋ホールド時間レンジ

0.5ns～2.048ms

指定したパルス・エッジ・レートよりも速いまたは遅い場合にトリガ。スロープは立上り、立下り、
またはそのいずれか、時間レンジは 4.0ns～8s に設定可能

ビデオ

NTSC、PAL、および SECAM ビデオ信号の全ライン、奇数ライン、偶数ライン、または全フィールドでトリガカスタムの 2 値または 3 値同期信号規格

拡張ビデオ（オプション） 480p/60 、 576p/50 、 720p/30 、 720p/50 、 720p/60 、 875i/60 、 1080i/50 、 1080i/60 、1080p/24、1080p/24sF、1080p/25、1080p/30、1080p/50、1080p/60、またはカスタムの2 値または 3 値同期信号規格
カスタムの 2 値または 3 値同期信号規格
パラレル（Opt.

パラレル・バスのデータ値でトリガ。パラレル・バスは 1 ～ 20 ビット（デジタル・チャンネルおよび

MDO4MSO が必要）

アナログ・チャンネルから）。バイナリまたは Hex をサポート

アクイジション・システム
アクイジション・モード
サンプル

サンプル値の取込み

ピーク・ディテクト

す べ て の 掃 引 速 度 に お い て 、 800ps （ Opt. SA3 ま た は SA6 を 使 用 し た 2 チ ャ ン ネ ル 以 下 のMDO4104C 型の場合。Opt. SA3 または SA6 を使用した 3 チャンネル以上の MDO4104C 型、およびその他のすべてのモデルの場合は、1.6ns）までのグリッチを取込み可能

アベレージング

2～512 回の波形の平均

エンベロープ

複数回の波形取込みから、最小値と最大値の包絡線を表示することでピーク値を検出エンベロープの波形数は、1～2,000 の間、および無限大に設定可能

ハイレゾ

リアルタイム・ボックスカー・アベレージングにより、ランダム・ノイズを低減して垂直軸分解能を向上

jp.tek.com 25

データ・シート
アクイジション・システム
ロール

掃引速度 40ms/div 以下で、画面の右から左に流れるようにスクロール表示

FastAcq®

FastAcq を使用すると、1GHz モデルでは毎秒 340,000 回以上、200 MHz～500MHz モデルでは
270,000 回以上の波形取込みが可能となり、ダイナミックに変動する信号やまれにしか発生しないイ
ベントの解析に有効

波形測定
カーソル

波形およびスクリーン

DC 測定確度±（（DC ゲイン確度）×¦読み値－（オフセット―ポジション）¦＋オフセット確度＋ 0.15div ＋ 0.6mV）

自動測定（時間ドメイン）30 項目。最大 8 項目を一度に表示可能。測定項目：測定項目：周波数、周期、遅延、立上り時間、立
下り時間、正のデューティ・サイクル、負のデューティ・サイクル、正のパルス幅、負のパルス幅、バースト幅、位相、正のオーバシュート、負のオーバシュート、トータル・オーバシュート、P-P、振幅、ハイ、ロー、最大値、最小値、平均値、サイクル平均値、実効値、サイクル実効値、正のパルス・
カウント、負のパルス・カウント、立上りエッジ・カウント、立下りエッジ・カウント、面積、サイ
クル面積

自動測定（周波数ドメイン）3 項目。一度に表示できるのは 1 項目。測定項目：チャンネル・パワー、隣接チャンネル・パワー比（ACPR）、占有帯域幅（OBW）

測定結果の統計値

平均値、最小値、最大値、標準偏差リファレンス・レベル

自動測定で使用されるリファレンス・レベルは、%または単位でユーザ定義が可能

ゲーティング

画面上または波形上のカーソルを使用して、取込んだ波形の任意の部分を指定して測定することが可
能

波形ヒストグラム

ユーザがディスプレイ内で設定した領域内にヒットするトータルのデータ数を示す。波形ヒストグラ
ムは、ヒット分布のグラフ表示であり、測定される数値。

ソース

Ch1、Ch2、Ch3、Ch4、Ref1、Ref2、Ref3、Ref4、Math

タイプ

垂直、水平

波形ヒストグラム測定

12 項目。最大 8 項目を一度に表示可能。波形数カウント、ボックス内のヒット数、ピーク・ヒット
数、中央値、最大値、最小値、P-P、平均値（μ）、標準偏差（σ）、μ ＋ 1σ、μ ＋ 2σ、μ ＋ 3σ

26 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

波形演算
演算

波形の加算、減算、乗算、除算。

演算関数

積分、微分、FFT

FFT

スペクトラム振幅、FFT 垂直軸スケール：リニア RMS、または dBV RMS FFT 窓関数：方形波、ハミング、ハニング、ブラックマン・ハリス

スペクトラム演算

周波数ドメイン波形の加算または減算

拡張演算

波形、リファレンス波形、演算関数を含む拡張演算式を定義。複雑な式による演算が可能：FFT、積分、微分、対数、指数、平方根、絶対値、サイン、コサイン、タンジェント、ラジアン、度、スカラ、2 つまでのユーザ定義の変数、測定結果（周期、周波数、遅延、立上り時間、立下り時間、正のパルス
幅、負のパルス幅、バースト幅、位相、正のデューティ・サイクル、負のデューティ・サイクル、正のオーバシュート、負のオーバシュート、P-P、振幅、RMS、サイクル RMS、ハイ、ロー、最大値、最小値、平均値、サイクル平均値、面積、サイクル面積、トレンド・プロット。例： (Intg(Ch1 Mean(Ch1)) × 1.414 × VAR1)

イベントに対するアクション
イベント

なし、トリガが発生した場合、または指定回数（1～1,000,000）のアクイジションが完了した場合

アクション

取込みの停止、波形のファイル保存、画面イメージのファイル保存、画面印刷、AUX OUT パルス出力、リモート・インタフェース SRQ、電子メールによる通知、画面での通知

繰返し

イベントごとにアクションを繰り返す（1～1,000,000、および無限大に設定可能）

ビデオ・ピクチャ・モード（オプション、DPO4VID 型が必要）
ソース

Ch1、Ch2、Ch3、Ch4

ビデオ規格

NTSC、PAL

コントラストおよび輝度

手動および自動フィールド選択

奇数、偶数、インタレース

画面上の映像の位置

X 軸および Y 軸の位置指定、幅および高さの調節、開始ラインとピクセル、ライン間のオフセット制
御が可能

jp.tek.com 27

データ・シート

パワー測定（オプション、DPO4PWR 型が必要）
電力品質測定実効電圧、クレスト・ファクタ電圧、周波数、実効電流、クレスト・ファクタ電流、有効電力、皮相
電力、無効電力、力率、位相角

スイッチング損失測定
電力損失

Ton、Toff、導通、トータル

エネルギー損失

Ton、Toff、導通、トータル

高調波

THD-F、THD-R、RMS 測定。高調波歪のグラフ表示とリスト表示 IEC61000-3-2 Class A および MILSTD-1399 Section 300A に準拠したテスト

リップル測定変調解析

リップル電圧、リップル電流
正のパルス幅、負のパルス幅、周期、周波数、正のデューティ・サイクル、負のデューティ・サイク
ルの変動をグラフ表示

安全動作領域

スイッチング・デバイスの安全動作領域測定のグラフ表示およびマスク・テスト。

dV/dt および dI/dt 測定

スルー・レートのカーソル測定

リミット／マスク・テスト（オプション、DPO4LMT 型が必要）含まれる規格マスク 1

ITU-T、ANSI T1.102、USB

テスト・ソース

リミット・テスト：任意の Ch1～Ch4、または任意の Ref1～Ref4
マスク・テスト： 任意の Ch1～Ch4

マスクの作成マスクの作成リミット・テストの垂直軸マージン：0 ～ 1 div（1mdiv ステップ）、リミット・テストの水平軸マージン：0 ～ 500mdiv（1mdiv ステップ）
内部メモリから規格マスクをロード
テキスト・ファイルから、最大 8 セグメントまでのカスタム・マスクをロード

マスク・スケーリング

マスクにソースをロックする（ソース・チャンネルの設定変更時、マスクのスケールを自動調節する）
マスクにソースをロックしない（ソース・チャンネルの設定変更時、マスクのスケールを自動調節しない）

テストの実行回数

最小波形数（1～1,000,000、および無限大）
最小経過時間（1 秒～48 時間、および無限大）

違反のスレッショルド

1

1～ 1,000,000

帯域 350MHz 以上のモデルは、55Mbps のテレコム標準のテストに推奨されます。また 1GHz 帯域モデルは、ハイスピード（HS）USB のマスク・テストに推奨されます。

28 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
リミット／マスク・テスト（オプション、DPO4LMT 型が必要）
テスト・フェイル時のアクショ 取込みの停止、スクリーン・イメージのファイル保存、波形のファイル保存、スクリーン・イメージ
ンの印刷、トリガ・パルス出力、リモート・インタフェース SRQ のセットテスト完了時のアクション

トリガ出力パルス、リモート・インタフェース SRQ のセット

テスト結果の表示

テストのステータス、トータルの波形数、違反数、違反レート、トータルのテスト回数、テスト・フェ
イルの数、経過時間、各マスク・セグメントへのトータルのヒット数

2-スペクトラム・アナライザ（Opt. SA3 または SA6 が必要）
スペクトラム・アナライザ入力
スパン

1kHz～3GHz（Opt. SA3 を使用したモデル）または 1kHz～6GHz（Opt. SA6 型を使用したモデル）
スパンは 1-2-5 シーケンスで調整可能
可変分解能 = 次のスパン設定の 1%

分解能帯域幅レンジ

ウィンドウ関数の分解能帯域幅レンジは次のとおりです。
カイザー（デフォルト）：20Hz～200MHz
方形：10Hz～200MHz
ハミング：10Hz～200MHz
ハニング：10Hz～200MHz
ブラックマンハリス：20Hz～200MHz
フラットトップ：30Hz～200MHz
1-2-3-5 シーケンスで調整

RWB シェープ・ファクタ（カ 60dB/3dB シェープ・ファクタ 4:1 以上
イザー)
リファレンス・レベル

設定範囲：－140dBm～＋ 30dBm（1dB ステップ）

入力垂直軸レンジ

垂直測定レンジ：+30dBm～DANL
垂直軸設定：1dB/div～20dB/div（1-2-5 シーケンス）

垂直軸ポジション－100div～＋ 100div

垂直軸単位

dBm、dBmV、dBμV、dBμW、dBmA、dBμA

表示平均ノイズ･レベル

周波数範囲

DANL

9kHz～50kHz－116dBm/Hz 未満（－123dBm/Hz 未満、代表値）

50kHz～5MHz－130dBm/Hz 未満（－141dBm/Hz 未満、代表値）

5MHz～400MHz－146dBm/Hz 未満（－150Bm/Hz 未満、代表値）

400MHz～3GHz－147dBm/Hz 未満（－150dBm/Hz 未満、代表値）

3GHz～4GHz（Opt. SA6 を使用したモデルのみ）－148dBm/Hz 未満（－151dBm/Hz 未満、代表値）

4GHz～6GHz（Opt. SA6 を使用したモデルのみ）－140dBm/Hz 未満（－145dBm/Hz 未満、代表値）（DANL）

jp.tek.com 29

データ・シート
2-スペクトラム・アナライザ（Opt. SA3 または SA6 が必要）
TPA-N-PRE 型プリアンプを装 プリアンプを"Auto"に、リファレンス・レベルを－40dB に設定備した場合の DANL

プリアンプがバイパスの状態の MDO4000C シリーズの DANL は、プリアンプなしの MDO4000C
シリーズの DANL より最大で 3dB 高くなります。
周波数レンジ

DANL

9kHz～50kHz－119dBm/Hz 未満（－125dBm/Hz 未満、代表値）

50kHz～5MHz－140dBm/Hz 未満（－146dBm/Hz 未満、代表値）

5MHz～400MHz－156dBm/Hz 未満（－160dBm/Hz 未満、代表値）

400MHz～3GHz－157dBm/Hz 未満（－160dBm/Hz 未満、代表値）

3GHz～4GHz（Opt. SA6 を使用したモデルのみ）－158dBm/Hz 未満（－161dBm/Hz 未満、代表値）

4GHz～－6GHz（Opt. SA6 を使用したモデルのみ）－150dBm/Hz 未満（－155dBm/Hz 未満、代表値）

スプリアス応答2 次および 3 次高調波歪－60dBC 未満（－60dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 10dB 低（100MHz 以上）い場合

2 次および 3 次高調波歪－57dBC 未満（－65dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 10dB 低（9kHz～100MHz）

く、リファレンス・レベルが－15dBm 以下の場合

2 次相互変調歪（200MHz －60dBC 未満（－65dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 10dB 低
以上）

い場合

2 次相互変調歪（100MHz －57dBC 未満（－60dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 10dB 低以上～200MHz）く

2 次相互変調歪（10MHz～ －60dBC 未満（－65dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 10dB 低
100MHz）

く、リファレンス・レベルが－15dBm 以下の場合

3 次相互変調歪（10MHz－62dBC 未満（－65dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 10dB 低

以上）

く、リファレンス・レベルが－15dBm 未満の場合

3 次相互変調歪（9kHz～－62dBC 未満（－65dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 10dB 低

10MHz）

く、リファレンス・レベルが－15dBm 未満の場合

A/D スプリアス－60dBC 未満（－65dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号がリファレンス・レベルより 5dB 低
い場合。A/D エイリアシング・スプリアスを除く

A/D エイリアシング・スプ （5GHz－Fin）および（8GHz－Fin）：－55dBC 未満（－60dBc 未満、代表値）、自動設定オン、信号
リアス

がリファレンス・レベルより 5dB 低い場合

Opt. SA6 を使用したモデIF 除去：（次の周波数を除く全入力周波数：1.00GHz～1.25GHz および 2GHz～2.4GHz）：－55dBc

ルにのみ適用される仕様

未満（代表値）
1.00GHz～1.25GHz（5GHz－Fin）における IF スプリアス：－50dBc 未満（代表値）
2GHz～2.4GHz（6.5GHz－Fin）における IF スプリアス：－50dBc 未満（代表値）
イメージ除去：－50dBc 未満（入力周波数：5.5GHz～9.5GHz）

残留応答－85dBm 未満（3.75GHz、4.0GHz、5.0GHz、6.0GHz（代表値）：－78dBm 未満、2.5GHz：－
73dBm 未満）、リファレンス・レベル：－25dBm 以下、入力終端：50Ω

30 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
2-スペクトラム・アナライザ（Opt. SA3 または SA6 が必要）
絶対振幅確度

中心周波数におけるパワー・レベル測定確度。中心周波数から離れた周波数では、チャンネル応答が絶対振幅確度に加算されます。40dB 以上の S/N 比に適用されます。
±1.0dB 未満（±0.5dB、代表値）、温度範囲：18℃～28℃、周波数レンジ：50kHz～6GHz、リファ
レンス・レベル：－25、－20、－15、－10、－5、0、5、10dBm±1.0dB 未満、代表値、50kHz～6GHz、他のすべてのリファレンス・レベル、温度範囲：18℃～28℃±1.5dB 未満、代表値、50kHz～6GHz、他のすべてのリファレンス・レベル、温度範囲：0℃～50℃±2.0dB 未満、代表値、9kHz～50GHz、他のすべてのリファレンス・レベル、温度範囲：18℃～28℃±3.0dB 未満、代表値、9kHz～50GHz、他のすべてのリファレンス・レベル、温度範囲：0℃～50℃

チャンネル応答

温度範囲 18℃～28℃で有効
仕様は、S/N（信号対ノイズ）比 40dB 以上で適用
測定中心周波数レンジ

スパン

振幅フラットネス、pk-pk

振幅フラットネス、RMS

位相リニアリティ、RMS

15MHz～6GHz

10MHz

0.3dB

0.15dB

1.5 °60MHz～6GHz

100MHz 以下

0.75dB

0.27dB

1.5 °170MHz～6GHz

320MHz 以下

0.85dB

0.27dB

2.5 °510MHz～6GHz

1,000MHz 以下

1.0dB

0.3dB

3.0 °

任意（開始周波数：10MHz 1,000MHz 以上

1.2dB

N/A

N/A

以上）

絶対振幅確度（AAA）および

AAA：±0.5dB 未満（代表値）温度範囲：18℃～28℃、50kHz～6GHz、プリアンプのどちらの状態

チャンネル応答（CR）、TPA-

でも

N-PRE 型プリアンプを接続

AAA：±2.0dB 未満（代表値）温度範囲：18℃～28℃、9kHz～50kHz、プリアンプのどちらの状態
でもAAA：±2.3dB 以下（代表値）、全温度範囲、プリアンプのどちらの状態でもCR：0.0dB

オシロスコープ・チャンネルからスペクトラム・アナライザへのクロストーク
入力周波数 1GHz 以下にリファレンス・レベルから－68dB 未満

おいて
入力周波数 1GHz～

リファレンス・レベルから－48dB 未満

2GHz：
位相ノイズ（1GHz CW）
1kHz－104dBc/Hz 未満（代表値）

10kHz－108dBc/Hz 未満、－111dBc/Hz 未満（代表値）

100kHz－110dBc/Hz 未満、－113dBc/Hz 未満（代表値）

1MHz－120dBc/Hz 未満、－123dBc/Hz 未満（代表値）

jp.tek.com 31

データ・シート
2-スペクトラム・アナライザ（Opt. SA3 または SA6 が必要）
基準周波数誤差（累積値）

累積誤差：1.6 x 10－6
年間エージング、基準周波数の校正確度、温度安定度のための許容値を含む
推奨される 1 年の校正期間にわたり有効、0℃～＋ 50℃

マーカ周波数測定確度±（（1.6×10－6×マーカ周波数）＋（0.001×スパン＋ 2））Hz
例：スパンが 10kHz、マーカが 1,500MHz の場合、周波数測定確度は±（（1.6×10-6×1500MHz）＋（0.001×10kHz ＋ 2））＝±2.412kHz となります。
スパンを含むマーカ周波数／RBW：1000:1 以下
基準周波数誤差（マーカ・レベルを含む）対表示ノイズ・レベル：30dB 以上

周波数測定分解能

1Hz

最大動作入力レベル
平均連続パワー＋ 30dB（1W）、リファレンス・レベル：－20dBm 以上＋ 24dB（0.25W）、リファレンス・レベル：－20dBm 未満

非破壊最大 DC 電圧±40VDC

非破壊最大パワー（CW） ＋ 32dB（1.6W）、リファレンス・レベル：－20dBm 以上＋ 25dB（0.32W）、リファレンス・レベル：－20dBm 未満
非破壊最大パワー（パルス） ピーク・パルス電力：＋ 45dBm（32W）
ピーク・パルス電力は、パルス幅 10μs 未満、デューティ・サイクル 1%未満、リファレンス・レベル＋ 10dBm 以上
TPA-N-PRE 型プリアンプを装備した場合の最大動作入力レベル
平均連続パワー＋ 30dBm（1W）

非破壊最大 DC 電圧±20VDC

非破壊最大パワー（CW） ＋ 30dBm（1W）
非破壊最大パワー（パルス） ＋ 45dBm（32W）（パルス幅：10μs 未満、デューティ・サイクル：1%未満、＋ 10dBm 以上のリ
ファレンス・レベル）
パワー・レベル・トリガ
周波数範囲Opt. SA3 を使用したモデル：1MHz～3GHz
Opt. SA6 を使用したモデル：1MHz～3.75GHz; 2.75GHz～4.5GHz、3.5GHz～6.0GHz

振幅動作レベル0～－30dB（リファレンス・レベルから）

振幅レンジ＋ 10～－40dB（リファレンス・レベルから、－65dBm～＋ 30dBm のレンジ内）

最小パルス期間

10μs のオン時間と 10μs の最小セトリング・オフ時間

スペクトラム・アナライザから 5ns 未満
アナログ・チャンネルのス
キュー

32 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
2-スペクトラム・アナライザ（Opt. SA3 または SA6 が必要）
RF 取込時間

FFT ウィンドウ・タイプ、係数、RBW 確度

スパン

最長 RF 取込時間

2GHz 以上

5ms

1GHz～2GHz

10ms

800MHz～1GHz

20ms

500MHz～800MHz

25ms

400MHz～500MHz

40ms

250MHz～400MHz

50ms

200MHz～250MHz

80ms

160MHz～200MHz

100ms

125MHz～160MHz

125ms

125MHz 未満

158ms

FFT ウィンドウ

帯域幅係数

RBW 確度

カイザー

2.23

0.90%

方形

0.89

2.25%

ハミング

1.30

1.54%

ハニング

1.44

1.39%

ブラックマンハリス

1.90

1.05%

フラットトップ

3.77

0.53%

3－任意波形／ファンクション・ジェネレータ（Opt. MDO4AFG が必要）
波形

サイン、方形、パルス、ランプ／三角、DC、ノイズ、Sin(x)/x (Sinc)、ガウシャン、ローレンツ、指数立上り、指数立下り、ハーバサイン、心電図波形、任意波形

サイン波形
周波数範囲

0.1Hz～50MHz

振幅レンジ

20mVp-p～5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～2.5Vp-p（50Ω 負荷）

振幅フラットネス（代表値） 1kHz の振幅に対して±0.5dB（振幅 20mVp-p 未満の場合±1.5dB）
全高調波歪み（代表値）

1%（50Ω 負荷）
2%（振幅 50mV 未満、周波数 10MHz 以上の場合）
3%（振幅 20mV 未満、周波数 10MHz 以上の場合）

スプリアス・フリー・ダイ －40dBc（振幅 0.1V 以上）、－30dBc（振幅 0.1V 未満）、50Ω 負荷
ナミック・レンジ（SFDR）（代表値）
方形波／パルス
周波数範囲0.1Hz～25MHz

振幅レンジ

20mVp-p～5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～2.5Vp-p（50Ω 負荷）

デューティ・サイクル

10%～90%または最小パルス（10ns）、どちらか長い方

jp.tek.com 33

データ・シート3－任意波形／ファンクション・ジェネレータ（Opt. MDO4AFG が必要）
デューティ・サイクル分解 0.1%
能最小パルス幅（代表値）

10ns

立上り／立下り時間（代表 5ns（10%～90%）値）
パルス幅分解能100ps

オーバシュート（代表値） 2%未満、100mV を超える信号ステップ
非対称性±1% ±5ns、デューティ・サイクル 50%のとき

ジッタ（タイム・インター 500ps 未満
バル・エラー、代表値）
ランプ／三角周波数範囲

0.1Hz～500kHz

振幅レンジ

20mVp-p～5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～2.5Vp-p（50Ω 負荷）

シンメトリ

0%～100%

シンメトリの分解能

0.1%

DC
レベル・レンジ（代表値） ±2.5V（オープン回路）、±1.25V（50Ω 負荷）
ノイズ
振幅レンジ

20mVp-p～5Vp-p （Hi-Z 終端）、10mVp-p～2.5Vp-p（50Ω 終端）

振幅分解能

0%～100%、1%刻み

Sin(x)/x（Sinc）
周波数範囲（代表値）

0.1Hz～2MHz

振幅レンジ

20mVp-p～3.0Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～1.5Vp-p（50Ω 負荷）

ガウシアン
周波数範囲（代表値）

0.1Hz～5MHz

振幅レンジ

20mVp-p～2.5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～1.25Vp-p（50Ω 負荷）

ローレンツ波形
周波数範囲（代表値）

0.1Hz～5MHz

振幅レンジ

20mVp-p～2.4Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～1.2Vp-p（50Ω 負荷）

指数立上り／立下り
周波数範囲（代表値）

0.1Hz～5MHz

振幅レンジ

20mVp-p～2.5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～1.25Vp-p（50Ω 負荷）

ハーバサイン波形
周波数範囲（代表値）

0.1Hz～5MHz

振幅レンジ

20mVp-p～2.5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～1.25Vp-p（50Ω 負荷）

34 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
3－任意波形／ファンクション・ジェネレータ（Opt. MDO4AFG が必要）
心電図波形（代表値）
周波数範囲

0.1Hz～500kHz

振幅レンジ

20mVp-p～5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～2.5Vp-p（50Ω 負荷）

任意波形
メモリ容量

1～128k

振幅レンジ

20mVp-p～5Vp-p（オープン回路）、10mVp-p～2.5Vp-p（50Ω 負荷）

繰返しレート

0.1Hz～25MHz

サンプル・レート

250MS/s

周波数確度
サイン波およびランプ

130ppm（周波数 10kHz 未満）
50ppm（周波数 10kHz 以上）

方形波とパルス

130ppm（周波数 10kHz 未満）
50ppm（周波数 10kHz 以上）

分解能
振幅確度

0.1Hz または 4 桁、どちらか大きい方±[（振幅設定の 1.5%）＋（DC オフセット設定の 1.5%）＋ 1mV ]（周波数＝ 1kHz）

DC オフセットDC オフセット・レンジ±2.5V（オープン回路）、±1.25V（50Ω 負荷）

DC オフセット分解能

1mV（オープン回路）、500μV（50Ω 負荷）

オフセット確度±[(オフセット電圧設定の 1.5%)＋ 1mV]、25℃以上では 10℃毎に 3mV 低下

ArbExpress®

MDO4000C シリーズは、PC ベースのシグナル・ジェネレータ用波形生成／編集ソフトウェア、
ArbExpress® に 対 応 し て い ま す 。 MDO4000C シ リ ー ズ ・ オ シ ロ ス コ ー プ で 取 込 ん だ 波 形 を
ArbExpress に 転 送 し て 編 集 す る こ と が で き ま す 。 ArbExpress で 作 成 し た 複 雑 な 波 形 をMDO4000C シリーズに転送し、任意波形／ファンクション・ジェネレータ機能を使用して出力することもできます。ArbExpress ソフトウェアをダウンロードするには、
jp.tek.com/software/downloads にアクセスしてください。

4－ロジック・アナライザ（Opt. MDO4MSO が必要）

垂直軸システム － デジタル部
入力チャンネル数

16 デジタル（D15～D0）

スレッショルドチャンネルごとに設定可能

スレッショルドの選択肢

TTL、CMOS、ECL、PECL、ユーザ定義

ユーザ定義のスレッショルド

±40V

範囲

jp.tek.com 35

データ・シート
垂直軸システム － デジタル部
スレッショルド確度±［100mV ＋スレッショルド設定の 3%］

最大入力電圧±42Vpeak（代表値）

入力ダイナミック・レンジ

30Vp-p（200MHz 以下）
10Vp-p（200MHz 以上）

最小電圧スイング

400mVp-p

プローブ負荷入力インピーダンス

100kΩ

入力容量

3pF

垂直軸分解能1 ビット

水平軸システム － デジタル部
最高サンプル・レート（メイ500MS/s（2ns 分解能）ン）
最大レコード長（メイン）

20M

最高サンプル・レート

16.5GS/s （60.6ps 分解能）

（MagniVu）
最大レコード長（MagniVu） トリガを中心に 10k ポイント
検出可能最小パルス幅

1ns

チャンネル間スキュー（代表

200ps

値）
最大入力トグル・レート

500MHz（ロジック方形波として正確に再現できる正弦波の最高周波数。各チャンネルで短い延長
リードを使用する必要があります。最小スイング振幅における最高周波数。振幅が高くなるとより高いトグル・レートが可能）

5－シリアル・プロトコル・アナライザ（オプション）
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429、オーディオ・バスに対して、自動シリアル・トリガ／デコード／サーチが可能。
シリアル・バスをサポートした製品の詳細については、シリアル・トリガ／解析アプリケーション・モジュールのデータ・シートを参照してください。

36 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
5－シリアル・プロトコル・アナライザ（オプション）
トリガ・タイプ
I2C

10Mbps までの I2C バスのスタート、リピーテッド・スタート、ストップ、ミッシング・アクノレッ
ジ、アドレス（7 または 10 ビット）、データ、またはアドレスとデータでトリガ

SPI

50Mbps までの SPI バスの SS アクティブ、フレームの開始、MOSI、MISO または MOSI と MISOにトリガ

RS-232/422/485/UART 10Mbps までの Tx のスタート・ビット、Rx のスタート・ビット、Tx のパケットの最後、Rx のパケッ
トの最後、Tx のデータ、Rx のデータ、Tx のパリティ・エラー、Rx のパリティ・エラーにトリガ
USB：ロースピード

シンク、フレームの開始、リセット、サスペンド、レジューム、パケットの終了、トークン（アドレス）パケット、データ・パケット、ハンドシェイク・パケット、スペシャル・パケット、エラーにトリガ
トークン・パケット・トリガ－任意のトークン・タイプ、SOF、OUT、IN、SETUP。アドレスは任意のトークン、OUT、IN、SETUP トークン・タイプ。また、アドレスの条件（特定の値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能。SOF トークンのフレーム番号は、バイナリ、16 進、符号なし 10 進、Don't Care デジットで指定可能
データ・パケット・トリガ－任意のデータ・タイプ、DATA0、DATA1。データの条件（特定の値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能
ハンドシェイク・パケット・トリガ－任意のハンドシェイク・タイプ、ACK、NAK、STALL
スペシャル・パケット・トリガ－任意のスペシャル・タイプ、リザーブ
エラー・トリガ－PID チェック、CRC5、または CRC16、ビット・スタッフィング

USB：フルスピード

シンク、リセット、サスペンド、レジューム、パケットの終了、トークン（アドレス）パケット、デー
タ・パケット、ハンドシェイク・パケット、スペシャル・パケット、エラーにトリガ
トークン・パケット・トリガ－任意のトークン・タイプ、SOF、OUT、IN、SETUP。アドレスは任意のトークン、OUT、IN、SETUP トークン・タイプ。また、アドレスの条件（特定の値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能。SOF トークンのフレーム番号は、バイナリ、16 進、符号なし 10 進、Don't Care デジットで指定可能
データ・パケット・トリガ－任意のデータ・タイプ、DATA0、DATA1。データの条件（特定の値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能
ハンドシェイク・パケット・トリガ－任意のハンドシェイク・タイプ、ACK、NAK、STALL
スペシャル・パケット・トリガ－任意のスペシャル・タイプ、PRE、リザーブ
エラー・トリガ－PID チェック、CRC5 または CRC16、ビット・スタッフィング

jp.tek.com 37

データ・シート
5－シリアル・プロトコル・アナライザ（オプション）
USB：ハイスピード 2

シンク、リセット、サスペンド、レジューム、パケットの終了、トークン（アドレス）パケット、デー
タ・パケット、ハンドシェイク・パケット、スペシャル・パケット、エラーにトリガ
トークン・パケット・トリガ－任意のトークン・タイプ、SOF、OUT、IN、SETUP。アドレスは任意のトークン、OUT、IN、SETUP トークン・タイプ。また、アドレスの条件（特定の値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能。SOF トークンのフレーム番号は、バイナリ、16 進、符号なし 10 進、Don't Care デジットで指定可能
データ・パケット・トリガ－特定のデータ・タイプ、DATA0、DATA1、DATA2、MDATA。データの条件（特定の値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能
ハンドシェイク・パケット・トリガ－任意のハンドシェイク・タイプ、ACK、NAK、STALL、NYET
スペシャル・パケット・トリガ－任意のスペシャル・タイプ、ERR、SPLIT、PING、リザーブ。指定可
能な SPLIT パケット・コンポーネント：
ハブ・アドレス
スタート／コンプリート－Don't care、スタート（SSPLIT）、コンプリート（CSPLIT）
ポート・アドレススタート／エンド・ビット－Don't Care、コントロール／バルク／インタラプト（フルスピード・デ
バイス、ロースピード・デバイス）、アイソクロナス（データは、Middle、Data is End、Data is
Start、Data is All）
エンドポイント・タイプ－Don't Care、コントロール、アイソクロナス、バルク、インタラプト
エラー・トリガ－PID チェック、CRC5 または CRC16

Ethernet

3

10BASE-T および 100BASE-TX：スタート・フレーム・デリミタ、MAC アドレス、MAC Q タグ・
コントロール・インフォメーション、MAC 長／タイプ、IP ヘッダ、TCP ヘッダ、TCP/IPv4/MAC ク
ライアント・データ、パケットの終了、FCS（CRC）エラーでトリガ
100BASE-TX：アイドル
MAC アドレス－ソース、48 ビット・アドレス値の宛先にトリガ
MAC Q タグ・コントロール・インフォメーション－Q タグ 32 ビット値にトリガ
MAC 長／タイプ － アドレスの条件（特定の 16 ビット値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能
IP ヘッダ－IP プロトコル 8 ビット値、ソース・アドレス、宛先アドレスにトリガ
TCP ヘッダ－ソース・ポイント、宛先ポイント、シーケンス番号、Ack 番号にトリガ
TCP/IPv4/MAC クライアント・データ－データの条件（特定のデータ値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）
または範囲の内外でトリガ可能。トリガするバイト数は 1～16 から選択可能 Don't Care のバイト・オフセット・オプション：0～1499

CAN、CAN FD（ISO およ 1Mbps までの CAN 信号および 10Mbps までの CAN FD 信号上でフレームの開始、フレーム・タイ
び非 ISO）

プ（データ、リモート、エラー、オーバーロード）、識別子（標準または拡張）、データ、識別子とデータ、フレームの終了、Ack なし、またはビット・スタッフィング・エラーでトリガ。また、特定のデー
タの条件（≦、＜、＝、＞、≧、≠）、特定のデータ値でトリガ可能。ユーザ設定可能なサンプル・ポイ
ントはデフォルトで 50%に設定

2

ハイスピードは、アナログ・チャンネルの帯域が 1GHz のモデルのみでサポートされます。

3

100BASE-TX には、帯域 350MHz 以上のモデルを推奨します。

38 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
5－シリアル・プロトコル・アナライザ（オプション）
LIN

100Kbps まで（LIN の定義では 20Kbps）の SYNC、ID、データ、ID とデータ、ウェイクアップ・
フレーム、スリープ・フレーム、エラー（同期、パリティ、またはチェックサム・エラーなど）でトリガ

FlexRay

100Mbps までのフレームの開始、フレーム・タイプ（ノーマル、ペイロード、ヌル、同期、スタートアップ）、ID、サイクル・カウント、ヘッダ・フィールドの完了、データ、ID とデータ、フレームの終了またはエラー（ヘッダ CRC、トレーラ CRC、ヌル・フレーム、同期フレーム、またはスタート
アップ・フレーム・エラーなど）でトリガ

MIL-STD-1553

シンク、ワード・タイプ 3（コマンド、ステータス、データ）、コマンド・ワード（RT アドレス、T/R、
サブアドレス／モード、データ・ワード・カウント／モード・コード、パリティを個々に設定）、ス
テータス・ワード（RT アドレス、メッセージ・エラー、インスツルメンテーション、サービス・リク
エスト・ビット、ブロードキャスト・コマンド・レシーブ、ビジー、サブシステム・フラッグ、ダイ
ナミック・バス・コントロール・アクセプタンス（DBCA）、ターミナル・フラッグ、パリティを個々に設定）、データ・ワード（ユーザ定義の 16 ビット・データ値）、エラー（シンク、パリティ、マン
チェスタ、不連続データ）、アイドル・タイム（最短時間は 2μs～100μs から選択可能、最長時間は2μs～100μs から選択可能、最短以下、最長以上、範囲内、範囲外でトリガ）。RT アドレスの条件（特定の値との＝、≠、＜、＞、≦、≧）または範囲の内外でトリガ可能

ARINC-429

ワードの開始／終了、ラベル、SDI、データ、ラベルとデータ、エラーの条件（任意、パリティ、ワー
ド、ギャップ）でトリガ

I2S/LJ/RJ/TDM

ワード・セレクト、フレーム・シンク、またはデータにトリガ。また、データの条件（特定のデータ
値との≦、＜、＝、＞、≧、≠）または範囲の内外でトリガ可能。I2S/LJ/RJ の最高データ・レートは12.5Mbps。TDM の最大データ・レートは 25Mbps

6－デジタル・ボルトメータと周波数カウンタ
ソース

Ch1、Ch2、Ch3、Ch4

測定項目

AC RMS、 DC、AC ＋ DC RMS（読み値の単位は V または A）、周波数

電圧確度±（1.5%¦読み値－オフセット－ポジション¦）＋（0.5%¦（オフセット－ポジション）¦）＋（0.1×Volts/
div））

分解能

ACV、DCV：4 桁
周波数：5 桁周波数確度±（10µHz/Hz ＋ 1 カウント）

測定レート

100 回／秒。測定値の表示の更新回数は 4 回／秒。

垂直軸設定のオートレンジ

垂直軸設定を自動調節して測定のダイナミック・レンジを最適化： 任意の非トリガ・ソースに使用可
能グラフィカル測定

最小値、最大値、現在値、直前の 5 秒間に測定された値のレンジを示すグラフィカル・インジケータ

jp.tek.com 39

データ・シート
一般性能

表示特性
ディスプレイ・タイプ

10.4 型（264mm）液晶 TFT カラー・ディスプレイ

ディスプレイ解像度

1,024×768 ピクセル（XGA）

補間方式

Sin(x)/x波形スタイル

ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス

波形目盛

フル、グリッド、ソリッド、クロスヘア、フレーム、IRE、mV

フォーマットYT、XY、XY/YT 同時

波形取込レート

340,000 波形／秒以上（1GHz モデル、FastAcq アクイジション・モード）
270,000 波形／秒以上（200 MHz～500MHz モデル、FastAcq アクイジション・モード）
50,000 波形／秒以上（全モデル、DPO アクイジション・モード）

入出力ポートUSB 2.0 ハイスピード・ホス

USB マス・ストレージ・デバイス、キーボードをサポート。前面パネルに 2 ポート、後部パネルに 2

ト・ポート

ポート。

USB 2.0 デバイス・ポート

後部パネルにあり、USBTMC または TEKUSB-488 による GPIB 経由でオシロスコープと通信／制御、または PictBridge 対応プリンタを接続して直接出力可能。

印刷

PictBridge プリンタ、または電子メールの印刷が可能なプリンタへの出力。注：本製品には、OpenSSL
Project によって開発されたソフトウェアが含まれていますが、これは OpenSSL Toolkit で使用します（http://www.openssl.org/）。

LAN ポート

RJ-45 コネクタ、10/100/1000 Base-T をサポート

ビデオ出力ポート

DB-15 Fe コネクタ。外部モニタやプロジェクタに接続し、ライブ波形などのオシロスコープ画面を表示。XGA 分解能。

プローブ補正出力端子

前面パネルに出力ピン

振幅

0 ～ 2.5V

周波数

1KHz

40 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
入出力ポート
補助出力

後部パネルの BNC コネクタ
VOUT（ハイ）： オープン回路に対して 2.5V 以上、50Ω 負荷でグランドに対して 1.0V 以上
VOUT（ロー）： 4mA 以下の負荷で 0.7V 以下、50Ω 負荷でグランドに対して 0.25V 以下
オシロスコープのトリガ、オシロスコープの内部リファレンス・クロック出力、またはリミット／マスク・テストのイベント出力においてパルス信号出力が可能

外部リファレンス入力

時間軸システムは外部 10MHz リファレンス（10MHz ±1%）に位相ロック可能

ケンジントン・ロック

後部パネルにケンジントン・ロック用のセキュリティ・スロットを装備

VESA マウント

VESA 標準（MIS-D 100）の 100mm VESA マウント・ポイントを後部パネルに装備

LXI（LAN eXtensions for Instrumentation）
クラス

LXI Core 2011バージョン

バージョン 1.4

ソフトウェア
OpenChoice®デスクトップ

オシロスコープと Windows PC が、USB または LAN 経由で高速かつ簡単に通信できます。設定、波形、測定値、および画面イメージの転送、保存が可能です。Word と Excel のツールバーが含まれ、オシロスコープからのアクイジション・データと画面イメージを Word と Excel に自動転送して、す
ばやくレポートを作成したり、さらに解析することができます。jp.tek.com/software/downloads
からダウンロードできます。

IVI ドライバ

LabVIEW、LabWindows/CVI、Microsoft .NET、および MATLAB など、一般的なアプリケーショ
ン用の標準測定器プログラム・インタフェースを提供。

Web ベースの e*Scope®イン 標準 Web ブラウザを通じて、ネットワーク接続経由でオシロスコープの制御を可能にします。オシロ
タフェース

スコープの IP アドレスまたはネットワーク名を入力するだけで、ブラウザに Web ページが表示されます。この Web ページから、設定、波形、測定値、画面イメージを転送および保存したり、オシロス
コープの設定を Web ブラウザから直接変更することもできます。

LXI Web インタフェース

ブラウザのアドレス・バーにオシロスコープの IP アドレスまたはネットワーク名を入力するだけで、標準の Web ブラウザ経由でオシロスコープと接続できます。Web インタフェースで、機器のステー
タスと構成、ネットワーク設定のステータスと変更、e*Scope Web ベースのリモート・コントロー
ルを通じた機器の制御を行うことができます。すべての Web のやり取りが LXI Core 仕様、バージョン 1.4 に準拠しています。

jp.tek.com 41

データ・シート電源
電圧100～240V ±10%周波数50～60Hz ±10%（100～240V ±10%）400Hz±10%（115V ±13%）

消費電力

250W（最大）

物理特性
寸法

mm

in

高さ

229

9

幅

439

17.3

奥行

147

5.8

kg

ポンド

本体

5.1

11.2

梱包時

10.8

23.8

kg

ポンド

本体

5.5

12.2

梱包時

11.2

24.8

質量
Opt. SA3 または SA6 を装備していない機器

Opt. SA3 または SA6 を装備した機器

ラックマウント・タイプ

5U

冷却に必要なスペース

左側と後部に 51mm の空間が必要

EMC 適合性および安全性
温度
動作時

0～＋ 50℃

非動作時－30～＋ 70℃

湿度
動作時

高温：40～50℃で相対湿度 10～60%、低温：0～40℃で相対湿度 10～90%

非動作時

高温：40～60℃で相対湿度 5～55%、低温：0～40℃で相対湿度 5～90%

42 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
EMC 適合性および安全性
高度
動作時

3,000m

非動作時

12,000m

規制
CE マーク（EU）、UL 認定（米国／カナダ）

jp.tek.com 43

データ・シート

ご注文の際は以下の型名をご使用ください。
ステップ 1：MDO4000C シリーズの基本モデルを選択する
MDO4000C シリーズ
MDO4024C

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ、200MHz アナログ・チャンネル×4

MDO4034C

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ、350MHz アナログ・チャンネル×4

MDO4054C

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ、500MHz アナログ・チャンネル×4

MDO4104C

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ、1GHz アナログ・チャンネル×4

スタンダード・アクセサリ
プローブ
500MHz 以下のモデル

TPP0500B 型（500MHz、10:1、3.9pF）、アナログ 1Ch につき 1 本の受動電圧プローブ。

1GHz モデル

TPP1000 型（1GHz、10：1、3.9pF）アナログ 1Ch につき 1 本の受動電圧プローブ。

Opt. MDO4MSO を追加した P6616 型 16 チャンネル・デジタル・プローブ×1、ロジック・プローブ・アクセサリ・キット（部品機種

番号：020-2662-xx）。

アクセサリ
200-5130-xx

前面カバー

016-2030-xx

アクセサリ・バッグ

071-3448-xx

インストールと安全確保に関するマニュアル（英語、フランス語、日本語、簡体字中国語版）。その他の製品マニュアルは、jp.tek.com/manual/downloads からダウンロードが可能-

電源ケーブル-

OpenChoice® デスクトップ・ソフトウェア（ドキュメント CD に収録、jp.tek.com/software/
downloads からダウンロードも可能）-

計量標準総合センターへのトレーサビリティと、ISO9001 品質システム登録を文書化した校正証明書

Opt. SA3 または SA6 を使用

N－BNC アダプタ

した 103-0045-xx モデル

保証期間

本体と部品はすべて 3 年保証。付属プローブに関連する部品と技術料は 1 年保証。

44 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
ステップ 2：オプションを追加して MDO4000C シリーズ・オシロスコープを構成する機器のオプション
すべての MDO4000C シリーズは、以下のオプションを工場内で事前設定し、出荷することができます。
MDO4AFG

任意波形／ファンクション･ジェネレータを追加（13 種類の標準波形と任意波形の生成が可能）

MDO4MSO

16 デジタル・チャンネルを追加（P6616 型デジタル・プローブとアクセサリ付き）

SA3

内蔵スペクトラム・アナライザの周波数レンジを 9kHz～3GHz に拡張SA6

内蔵スペクトラム・アナライザの周波数レンジを 9kHz～6GHz に拡張

MDO4SEC

全ポートのオン／オフ制御とファームウェア更新をパスワードで保護し、機器のセキュリティを強化

電源ケーブルとプラグ
Opt.A0

北米仕様電源プラグ（115 V、60 Hz）

Opt.A1

ユニバーサル欧州仕様電源プラグ（220 V、50 Hz）

Opt.A2

イギリス仕様電源プラグ（240 V、50 Hz）

Opt.A3

オーストラリア仕様電源プラグ（240 V、50 Hz）

Opt.A5スイス仕様電源プラグ（220 V、50 Hz）

Opt.A6日本仕様電源プラグ（100 V、50/60 Hz）

Opt.A10中国仕様電源プラグ（50 Hz）

Opt.A11

インド仕様電源プラグ（50 Hz）

Opt.A12ブラジル仕様電源プラグ（60 Hz）

Opt.A99

電源コードなし

言語オプション
すべての MDO4000C シリーズ製品は、インストールと安全確保に関するマニュアル（英語、日本語、簡体字中国語、またはフランス語版）付きで出荷されます。完全なユーザ・マニュアルは以下に示す各言語版とも、jp.tek.com/manual/downloads から PDF フォーマッ
ト版をダウンロードできます。言語オプションには、その言語版の前面パネル用オーバーレイが付属します（L0 を除く）。
Opt. L0

英語（前面パネル・ラベル）

Opt. L1

フランス語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L2

イタリア語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L3

ドイツ語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L4

スペイン語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L5

日本語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L6

ポルトガル語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L7

簡体字中国語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L8

繁体字中国語（前面パネル・オーバーレイ）

jp.tek.com 45

データ・シート
Opt. L9

韓国語（前面パネル・オーバーレイ）

Opt. L10

ロシア語（前面パネル・オーバーレイ）

サービス・オプション
テクトロニクスでは、製品の耐用年数を延長し、また予期せぬコストにより損害が生じることがないように、お客様の多様なニーズに対応
したさまざまなタイプの保証／サービス・プランを提供しています。事故による損害を防止するため、あるいは校正プランによりメンテナ
ンスの費用を節約するためなど、お客様のさまざまなニーズに合わせて最適なサービス・オプションをご利用になれます。
Opt.C3

3 年標準校正（納品後 2 回実施）

Opt.C55 年標準校正（納品後 4 回実施）

Opt.D1

英文試験成績書

Opt.D3

3 年試験成績書（Opt. C3 と同時発注）

Opt.D5

5 年試験成績書（Opt. C5 と同時発注）

Opt.R5

5 年保証期間

Opt. T3

3 年間のトータル保証サービス・プランにより、ご使用の機器を常に新品同様の状態に保つことができます。

Opt. T5

5 年間のトータル保証サービス・プランにより、ご使用の機器を常に新品同様の状態に保つことができます。

オシロスコープのプローブとアクセサリは、保証およびサービスの対象外です。プローブとアクセサリの保証と校正については、それぞれのデータ・シートをご参照ください。

46 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
ステップ 3：アプリケーション・モジュールとアクセサリを選択する
アプリケーション・モジュール 別売のアプリケーション･モジュールは、MDO4000C シリーズ製品の購入時または導入後に購入することができます。また、30 日間試用可能なオプションのアプリケーション・モジュール機能も提供されます。この無料試用期間は、電源を最初に投入した時点で自動的に開始されます。
アプリケーション・モジュールにはライセンスがあり、アプリケーション・モジュールとオシロスコー
プ間で移動できます。ライセンスはモジュールに含めることもできるため、モジュールを他のオシロスコープに移動することができます。または、ライセンスをオシロスコープに残しておくこともできるため、モジュールを外して保管しておくこともできます。ライセンスをオシロスコープに移動してモジュールを外すことができるため、4 種類以上のアプリケーションを同時に使用することができます。
DPO4BND

DPO4AERO 型、DPO4AUDIO 型、DPO4AUTO 型、DPO4COMP 型、DPO4EMBD 型、DPO4ENET
型、DPO4LMT 型、DPO4PWR 型、DPO4USB 型および DPO4VID 型アプリケーション・モジュー
ルのすべての機能を 1 台のモジュールで提供するアプリケーション・モジュール・バンドル。複数のシリアル・バス・デバッグ／解析アプリケーション・モジュールが必要な場合に経費節約になり、さらに必要な機能全体を機器間で簡単に移動可能。

DPO4AERO

航空／宇宙通信用シリアル・トリガ／解析モジュール。MIL-STD-1553/ARINC-429 バスにおけるパケット・レベルでのトリガが可能で、信号のデジタル表示、バスの観測、パケット・デコーディング、
検索ツール、タイムスタンプ付パケット・デコード・テーブルなどの解析ツールを提供。
信号入力－任意の Ch1～Ch4、Math、Ref1～Ref4
推奨プローブ－差動またはシングルエンド（1 つのシングルエンド信号のみ必要）

DPO4AUDIO

オーディオ用シリアル・トリガ／解析モジュール。I2S、LJ、RJ、TDM オーディオ・バスにおけるパケット・レベルでのトリガが可能で、信号のデジタル表示、バスの観測、パケット・デコーディング、
検索ツール、タイムスタンプ付パケット・デコード・テーブルなどの解析ツールを提供。
信号入力－任意の Ch1～Ch4、任意の D0～D15
推奨プローブ－シングルエンド

DPO4AUTO

車載用シリアル・トリガ／解析モジュール。CAN、CAN FD（ISO および非 ISO）、LIN バスにおけるパケット・レベルでのトリガが可能で、信号のデジタル表示、バスの観測、パケット・デコーディン
グ、検索ツール、タイムスタンプ付パケット・デコード・テーブルなどの解析ツールを提供。
信号入力－LIN：任意の Ch1～Ch4、任意の D0～D15、CAN, CAN FD：任意の Ch1～Ch4、任意のD0～D15推奨プローブ－LIN：シングルエンド、CAN, CAN FD：シングルエンドまたは差動

DPO4AUTOMAXDPO4AUTO 型の機能に加えて、FlexRay に対応したトリガ、デコード、サーチ／デコード・テーブ
ルを提供。PC ベースのソフトウェア・パッケージにより、拡張アイ・ダイアグラム解析にも対応。

DPO4COMP

コンピュータ・シリアル・トリガ／解析モジュール。RS-232/422/485/UART バスにおけるパケッ
ト・レベルでのトリガが可能で、信号のデジタル表示バスの観測、パケット・デコーディング、検索ツール、タイムスタンプ付パケット・デコード・テーブルなどの解析ツールを提供。
信号入力－任意の Ch1～Ch4、任意の D0～D15
推奨プローブ－RS-232/UART：シングルエンド、RS-422/485：差動

DPO4EMBD

組込み用シリアル・トリガ／解析モジュール。I2C、SPI バスにおけるパケット・レベルでのトリガが可能で、信号のデジタル表示、バスの観測、パケット・デコーディング、検索ツール、タイムスタン
プ付きパケット・デコード・テーブルなどの解析ツールを提供。
信号入力－I2C または SPI：任意の Ch1～Ch4、任意の D0～D15
推奨プローブ－シングルエンド

jp.tek.com 47

データ・シート
DPO4ENET

Ethernet 用シリアル・トリガ／解析モジュール。Ethernet 用シリアル・トリガ／解析モジュール。
10BASE-T、100BASE-TX 4バスにおけるパケット・レベルでのトリガが可能で、信号のデジタル表
示、バスの観測、パケット・デコーディング、検索ツール、タイムスタンプ付パケット・デコード・
テーブルなどの解析ツールを提供。
信号入力－任意の Ch1～Ch4、Math、Ref1～Ref4
推奨プローブ－10BASE-T: シングルエンドまたは差動、100BASE-TX：差動DPO4USB

USB 用シリアル・トリガ／解析モジュール。ロースピード、フルスピード USB シリアル・バスでは、
パケットレベルの内容にトリガ可能。さらに、ロースピード、フルスピード、ハイスピード USB シリ
アル・バスにおける信号のデジタル表示、バス表示、パケット・デコード、検索ツール、タイムスタ
ンプ付パケット・デコード・テーブルなどの解析ツールを提供。 5
信号入力－ロースピード／フルスピード： 任意の Ch1～Ch4、任意の D0～D15、ロースピード／フルスピード／ハイスピード：任意の Ch1～Ch4、Math、Ref1～Ref4
推奨プローブ－ロースピード／フルスピード：シングルエンドまたは差動、ハイスピード：差動

DPO4PWR

パワー解析アプリケーション・モジュール。電源品質、スイッチング損失、高調波、SOA、変調、リッ
プル、スルーレート（dI/dt、dV/dt）をすばやく、正確に測定可能。

DPO4LMT

リミット／マスク・テスト用アプリケーション・モジュール。リミット／マスク・テスト用アプリケー
ション・モジュール。見本波形から作成したリミット・テンプレートに対するテスト、およびカスタ
ム・マスクを使用したマスク・テストが可能。 6

DPO4VID

HDTV およびカスタム（非標準）ビデオ・トリガ／ビデオ・ピクチャ・モジュール。

MDO4TRIG

拡張 RF パワー・レベル・トリガ・モジュール。パルス幅、ラント、タイムアウト、ロジック、およびシーケンスのトリガ・タイプで、スペクトラム・アナライザ入力のパワー・レベルをトリガ・ソース
として使用可能にします。

推奨アクセサリプローブ
当社は、お客様のアプリケーションに合った、数多くのプローブをご用意しています。プローブの詳細については、当社 Web サイト
ja.tektronix.com/probes を参照してください。
TPP0500B

500MHz、10：1 TekVPI® 受動電圧プローブ、入力容量：3.9pF

TPP0502

500MHz、2:1 TekVPI®受動電圧プローブ、入力容量 12.7pF

TPP0850

2.5kV、800MHz、50:1 TekVPI®受動高電圧プローブ

TPP1000

1GHz、10：1 TekVPI® 受動電圧プローブ、入力容量：3.9pF

TAP1500

1.5GHz TekVPI®アクティブ・シングルエンド電圧プローブ

TAP2500

2.5GHz TekVPI®アクティブ・シングルエンド電圧プローブ

TAP3500

3.5GHz TekVPI®アクティブ・シングルエンド電圧プローブ

4100BASE-TX には、帯域 350MHz 以上のモデルを推奨します。

5

USB ハイスピードは、アナログ・チャンネルの帯域が 1GHz のモデルのみで使用できます。

6

帯域 350MHz 以上のモデルは、55Mbps のテレコム標準のテストに推奨されます。USB ハイスピード（HS）は、アナログ・チャンネルの帯域が 1GHz のモデルのみで使用できます。

48 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
TCP0030

120MHz TekVPI® 30A AC/DC 電流プローブ

TCP0150

20MHz TekVPI® 150A AC/DC 電流プローブ

TDP0500

500MHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±42V

TDP1000

1GHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±42V

TDP1500

1.5GHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±8.5V

TDP3500

3.5GHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±2V

THDP0200±1.5kV、200MHz TekVPI®高電圧差動プローブ

THDP0100±6kV、100MHz TekVPI®高電圧差動プローブ

TMDP0200±750V、200MHz TekVPI®高電圧差動プローブ

P5100A

2.5kV、500MHz、100：1 高電圧受動プローブ

P5200A

1.3kV、50MHz 高電圧差動プローブ

アクセサリ
TPA-N-PRE

プリアンプ、公称ゲイン 12dB、9kHz～6GHz

119-4146-00

近接界プローブ・セット、100kHz～1GHz

119-6609-00

フレキシブル・モノポール・アンテナ

TPA-N-VPI

N-TekVPI 変換アダプタ

077-0585-xx

サービス・マニュアル（英語版のみ）

TPA-BNC

TekVPI®-TekProbe™ BNC 変換アダプタ

TEK-DPG

TekVPI デスキュー・パルス・ジェネレータ

067-1686-xx

パワー測定用デスキュー／校正フィクスチャ

SignalVu-PC-SVE

ベクトル・シグナル解析ソフトウェア

TEK-USB-488

GPIB-USB 変換アダプタ

ACD4000B

ソフト・キャリング・ケース

HCTEK54

ハード・キャリング・ケース（ACD4000B 型が必要）

RMD5000

ラックマウント・キット

jp.tek.com 49

データ・シート
その他の RF プローブ
詳細については、Beehive Electronics 社のウェブ・サイトをご参照ください。http://beehive-electronics.com/probes.html
101A

EMC プローブ・セット

150A

EMC プローブ増幅器

110A

プローブ・ケーブル

0309-0001

SMA プローブ・アダプタ

0309-0006

BNC プローブ・アダプタ

ステップ 4：購入後にアップグレード製品を購入する
機器のアップグレード
MDO4000C シリーズ製品は購入後、様々な方法で機能を追加することができます。以下に、用意されているさまざまな製品アップグレー
ドと、各製品のアップグレード方法を示します。
機器のオプション（無償）以 下 の オ プ シ ョ ン は 、 MDO4000C シ リ ー ズ の 製 品 を 登 録 し て い た だ く と （ jp.tek.com/
mdo4register）無償でご利用になれます。

デジタル・ボルトメータと 電圧測定：4 桁、AC、DC、AC ＋ DC、周波数カウンタ：5 桁。機器を登録すると発行される固有の周波数カウンタ
機能拡張オプション

ソフトウェア・オプション・キーを使用して、これらの機能を有効にできます。
MDO4000C シリーズは、以下のオプション製品を追加購入することで機能を拡張することができます。

MDO4AFG

任意波形／ファンクション・ジェネレータ。任意の MDO4000C シリーズ製品に追加できます。
任意の機種を一度だけアップグレードできるアプリケーション・モジュール・ハードウェア・キー
です。機能追加したモデルではその機能は永久に有効です。機能を追加した後にハードウェア・キー
は必要ありません。

MDO4MSO

チャンネル数を 16 追加します（P6616 型デジタル・プローブとアクセサリ付き）。
任意の機種を一度だけアップグレードできるアプリケーション・モジュール・ハードウェア・キー
です。機能追加したモデルではその機能は永久に有効です。機能を追加した後にハードウェア・キー
は必要ありません。

MDO4SA3内蔵スペクトラム・アナライザの入力周波数レンジを 9kHz～3GHz に拡張します。
任意の機種を一度だけアップグレードできます。このアップグレードは当社サービス・センターで実施する必要があり、機器校正も必要です。

MDO4SA6内蔵スペクトラム・アナライザの入力周波数レンジを 9kHz～6GHz に拡張します。
任意の機種を一度だけアップグレードできます。このアップグレードは当社サービス・センターで実施する必要があり、機器校正も必要です。

MDO4SEC

全ポートのオン／オフ制御をパスワードで保護し、ファームウェア更新機能を追加して、機器のセキュリティを強化します。
任意の機種を一度だけアップグレードできるソフトウェア・オプション・キーです。ソフトウェア・
オプション・キー製品の購入時には、オシロスコープの型名とシリアル番号が必要です。ソフトウェ
ア・オプション・キーは、型名と特定のシリアル番号の組み合わせに対してのみ有効です。

50 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ
スペクトラム・アナライザのアップグレード・オプション

スペクトラム・アナライザの入力周波数の最大レンジを、3GHz から 6GHz にアップグレードできます。このアップグレードは、当社サービス・センターで実施する必要があり、機器校正も必要です（スペクトラム・アナライザのアップグレードと機器校正は、注文明細行に個別の項目として表示されます。ご依頼があれば、オプションで受託校正にも対応いたします）。

MDO4SA3T6
購入後のサービス製品

MDO4000C シリーズのスペクトラム・アナライザを、3GHz から 6GHz にアップグレードします。
以下のアップグレードを追加することにより、各製品の標準保証期間を延長することができます。

MDO4024C-R5DW

5 年間の修理サービス（MDO4024C 型、製品保証期間を含む）

MDO4034C-R5DW

5 年間の修理サービス（MDO4034C 型、製品保証期間を含む）

MDO4054C-R5DW

5 年間の修理サービス（MDO4054C 型、製品保証期間を含む）

MDO4104C-R5DW

5 年間の修理サービス（MDO4104C 型、製品保証期間を含む）

MDO4000CT3

3 年間の完全保証プランにより、ご使用の機器を常に新品同様の状態に保つことができます。機器をご購入された日から 30 日経過した後にご利用になれます。

MDO4000CT5

5 年間の完全保証プランにより、ご使用の機器を常に新品同様の状態に保つことができます。機器をご購入された日から 30 日経過した後にご利用になれます。

jp.tek.com 51

データ・シート
帯域アップグレード･オプショ MDO4000C シリーズ製品は購入後、アップグレードにより帯域を拡張することができます。アップン

グレード製品は、いずれもオシロスコープのアナログ帯域を拡張します。帯域のアップグレードは、
現在の帯域と必要な帯域の組み合わせ、および現在使用中の機器にスペクトラム・アナライザが内蔵されているかどうかに基づいて購入してください。該当する帯域アップグレード製品には新しいアナ
ログ・プローブが付属します。アナログ帯域のアップグレードは、すべて当社サービス・センターで実施する必要があり、機器校正も必要です（帯域のアップグレードと機器校正は、注文明細行に個別の項目として表示されます。ご依頼があれば、オプションで受託校正にも対応いたします）。
アップグレード対象

Opt. SA3 または SA6（スペ アップグレード前の帯域アップグレード後の帯域

型名

200MHz350MHz

MDO4BW2T34

200MHz500MHz

MDO4BW2T54

200MHz

1GHz

MDO4BW2T104

350MHz500MHz

MDO4BW3T54

350MHz

1GHz

MDO4BW3T104

500MHz

1GHz

MDO4BW5T104

350MHz500MHz

MDO4BW3T54

350MHz

1GHz

MDO4BW3T104

500MHz

1GHz

MDO4BW5T104

クトラム・アナライザ）を装備した機器
MDO4024C

MDO4034C

××

MDO4054C

×500MHz

1GHz

MDO4BW5T104

MDO4024C○

200MHz350MHz

MDO4BW2T34-SA

200MHz500MHz

MDO4BW2T54-SA

200MHz

1GHz

MDO4BW2T104-SA

350MHz500MHz

MDO4BW3T54-SA

350MHz

1GHz

MDO4BW3T104-SA

500MHz

1GHz

MDO4BW5T104-SA

350MHz500MHz

MDO4BW3T54-SA

350MHz

1GHz

MDO4BW3T104-SA

500MHz

1GHz

MDO4BW5T104-SA

500MHz

1GHz

MDO4BW5T104-SA

MDO4034CMDO4054C○○

当社は SRI Quality System Registrar により ISO 9001 および ISO
14001 に登録されています。
製品は、IEEE 規格 488.1-1987、RS-232-C および当社標準コード＆フォーマットに適合しています。

52 jp.tek.com

MDO4000C シリーズ・オシロスコープ

jp.tek.com 53

データ・シート

ASEAN／オーストラリア・ニュージーランドと付近の諸島 (65) 6356 3900
ベルギー 00800 2255 4835*
中央／東ヨーロッパ、バルト海諸国 +41 52 675 3777
フィンランド +41 52 675 3777
香港 400 820 5835
日本 81 (3) 6714 3086
中東、アジア、北アフリカ +41 52 675 3777
中国 400 820 5835
韓国 +822-6917-5084, 822-6917-5080
スペイン 00800 2255 4835*
台湾 886 (2) 2656 6688

オーストリア 00800 2255 4835*
ブラジル +55 (11) 3759 7627
中央ヨーロッパ／ギリシャ +41 52 675 3777
フランス 00800 2255 4835*
インド 000 800 650 1835
ルクセンブルク +41 52 675 3777
オランダ 00800 2255 4835*
ポーランド +41 52 675 3777
ロシア／CIS +7 (495) 6647564
スウェーデン 00800 2255 4835*
イギリス／アイルランド 00800 2255 4835*

バルカン諸国、イスラエル、南アフリカ、その他 ISE 諸国 +41 52 675 3777
カナダ 1 800 833 9200
デンマーク +45 80 88 1401
ドイツ 00800 2255 4835*
イタリア 00800 2255 4835*
メキシコ、中央／南アメリカ、カリブ海諸国 52 (55) 56 04 50 90
ノルウェー 800 16098
ポルトガル 80 08 12370
南アフリカ +41 52 675 3777
スイス 00800 2255 4835*
米国 1 800 833 9200

* ヨーロッパにおけるフリーダイヤルです。ご利用になれない場合はこちらにおかけください： +41 52 675 3777
詳細については、当社ウェブ・サイト（jp.tek.com または www.tek.com）をご参照ください。
Copyright © Tektronix, Inc. All rights reserved. Tektronix 製品は、登録済みおよび出願中の米国その他の国の特許等により保護されています。 本書の内容は、既に発行されている他の資料の内容に代わるものです。 また、本製品の仕様および価格は、予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 TEKTRONIX および TEK は登録商標です。他のすべての商品名は、各社の商標または登録商標です。
26 Jul 2019jp.tek.com

48Z-60277-9