最先端の技術水準
マイクロフルイディクス機器を全てのユーザーにELVEFLOWは、elvesys社のブランドです。
私たちは、2012年からプレミアムフロー機器を構築しています。
アカデミックと産業の両ユーザーへこれまで2,000を超えるシステムを供給しております。

当社の製品ラインは、ベストセラーのOB1フローコントローラを中心に構築されており、正確な液体処理のためのすべてを備えています。
すべての機器は、ソフトウェアと標準開発キットまたはライブラリを使用して、同じコンピュータで同時に制御できます。
当社の計測器は、モジュール式でアップグレード可能で、標準またはOEMバージョンがあります。

OB1 MK3+
マルチチャンネル 圧力制御装置

P.05

AF1シリーズ
シングルチャンネル 圧力制御装置

P.10

MUX DISTRIB
10way 双方向バルブ

P.13

MUX INJ
2ポジション／6ポート 双方向バルブ

P.15

MUXシリーズ
フロースイッチ（マトリクスタイプ）

P.17

MUX WIRE
バルブ＆バルブコントローラ

P.19

MFS
熱式 流量センサー

P.22

BFS
コリオリ式 流量センサー

P.25

MPS
低容量 圧力センサー

P.29

MFP
ルアーロック 圧力センサー

P.31

MBD
マイクロ流体 バブル検出器

P.33

MSR
センサー読み取りユニット

P.35

OEM
カスタム流体システム

P.09

ESI
ELVEFLOW ソフトウェア

パック＆アクセサリー
ELVEFLOWパック＆アクセサリ

P.37

P.38

ELVEFLOWは、マイクロ流体研究に最適な、高性能プラグアンドプレイフローコントロールシステムの開発にフォーカスしています。

ELVEFLOWの学際的なチームは、幅広い開発とサービスを提供します。

マイクロデバイス内で非常に速いフローの変化を可能にする、ピエゾテクノロジーを使用した、唯一のマイクロ流体フローコントロールシステムを提供します。

ELVEFLOWは、マイクロフルイディクスの優秀なエンジニア、物理学者、生物学者で構成され、合計70以上の出版物、400のレポート、10のマイクロフルイディック特許を持っています。

OB1-MK3+ マルチチャンネル 圧力制御装置

2年間保証
OB1-MK3+は、高性能のマイクロフルイディクス圧力制御装置です。

利用可能な5種類の圧力範囲から、最大で4チャンネルまで選択可能です。

優れたパフォーマンス
・圧力安定性 ： 0.005％FS
・応答時間： 9ms

・圧力分解能 ： 0.006％FS

モジュラー・セトリングタイム ： 35ms

アップグレード
ソフトウェア付

最先端のピエゾコントロール

アプリケーション・デジタルマイクロフルイディクス
・フローケミストリー＆ポリマー合成
・細胞培養：細胞灌流、連続注入
・ドロップレットシーケンス：RNAシーケンス
・Organ on a chip・Enhanced oil recovery
・Lab on a chipチャンネル数を1から4まで選択可能（後から、チャンネルを追加することも可能）

接続使用例①外部圧力源②①

外部圧力源または真空ソース源をOB1に接続②モニタリングとシーケンス
コンピューター上のELVEFLOWソフトウェアを使用して、自動的に圧力と流量を制御

③サンプル

④
③

OB1は、同じチャネル内で加減圧出来るため、選択に応じて、液体をタンクへ押し出し/引き込む事が可能④マイクロフルイディクスデバイス
OB1の加減圧機能は、正確なサンプルのハンドリング、過剰注入の完全制御を提供機能とメリット
・短いセトリングタイム

・最高の流動安定性

・正確なフロー制御

ピエゾ技術で、あらゆるマイクロデバイスの非常に速い変化を操作10ubarまでの圧力安定性により、広い流量範囲で優れた流量性能を確保

流量値をソフトウェアに入力。
7.5nL /分までの流量調整

・ソフトウェア自動化

・独自プログラムの作成

・拡張版データ保存

単一のパネルを介してすべての機器を制御
数日間、制御と注入を自動化する、強力なスクリプトモジュール

ソフトウェア開発キット（C++、Python、MATLAB、 LabVIEWライブラリ）

最大10msまでのサンプリングレートを結果で取り出す事が可能

・インストールと使用は簡単

・カスタマイズ・アップグレード

箱から出して、すべてを数分でセットアップ

利用可能な5つの圧力範囲から1〜4チャネルを選択

1チャンネルでスタートし、後で、チャンネルを追加することも可能

圧力レンジ
各チャンネル：右図にある、5種の圧力レンジから4chまで選択可能

仕様

製品＆サービス

ソフトウェア特長
・圧力と流量の可視化とレコーディング
・複雑なシーケンスのプログラミング＆自動化
・C++、Python、MATLAB、LabVIEW librariesで制御可能

さらなる情報ESIELVEFLOW ソフトウェア

P.37

OEM-ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
カスタムメイド フルイディクシステム

OEM カスタム流体システム

ELVEFLOWは、あなたの製品に統合出来得る、広範囲なOEM流体コンポーネントを提供しています。
OEMコンポーネント製品は、接地面積を取らない＆容易なインターフェースにより、スムーズな連携を可能にします。

シリアルUSB接続が、APIを介したインターフェイスを可能とし、ネイティブの入出力トリガーが最適な相互作用を提供します。
空気圧接続と流体接続には、標準のフィッティングを使用します。

サービス
・クライアントとパートナー向け、個別専門家のアドバイス
・技術仕様の作成
・リスク管理と分析
・機械、電気、ソフトウェアの開発と製造
・試作
・ベータテスト、トラブルシューティング、継続的な改善・製造・・・限定のシリーズから大規模な生産まで・メンテナンス、サポート、トレーニング・システムのアップグレード

全ての流体OEM製品、およびカスタマイズのソフトウェア開発（C++, Python, MATLAB, LabVIEW）用のライブラリに対し、専用のソフトウェアを提供します。

OEMパートナーとして選ばれる理由
・受容的＆効率的なパートナー-私たちは、急速に変化するマーケットへ対応し続けることの重要性を熟知しています。
・ソフトの知的所有権に関する政策-私たちは、知的所有権が決して技術革新の障害であるべきでないと考えています。
・信頼できるメーカー-知名度の高い企業が、既に彼らの科学機器に対し、信頼してくれてます。
・証明された実績-我々のチームは、挑戦的な制約を考慮しながらも、いくつかのプロジェクトをうまく実行し、パートナーへベストソリューションをもたらしました。

AF1 シリーズ シングルチャンネル 圧力制御装置

AF1は、高性能の自律型：圧力＆流量制御装置です。
AF1は、3つの異なる圧力レンジがあり、圧力源と真空源が組み込まれています。

優れたパフォーマンス
・圧力分解能 ： 100μbar
・圧力安定性 ： 100μbar
・応答時間

ELVEFLOWソフトウェアと互換性があります。

： 50ms・セトリングタイム ： 100ms

スタンドアロン

PC不要

アプリケーション・デジタルマイクロフルイディクス：マイクロ-ドロップレット、異方性粒子、多相エマルション生成＆取り扱い
・ビーズと粒子組み換え
・液体サンプルの高速切替
・ミディアム灌流下での細胞培養実験

接続使用例① AF1加減圧ジェネレータ
高速かつ正確に加圧/減圧を制御②サンプル
タンクからマイクロ流体チップへ液体の押し出し/引き込み③マイクロフルイディクス
液体は、スムーズかつ正確にマイクロ流体チップに注入④モニタリング
コンピュータまたは機器のフロントパネルのノブを用いて、加減圧制御機能とメリット
・短いセトリングタイム

・最高の流動安定性

・正確なフロー制御

ピエゾ技術で、あらゆるマイクロデバイスの非常に速い変化を操作

100ubarまでの圧力安定性により、広い流量範囲で優れた流量性能を確保

流量値をソフトウェアに入力。
7.5ｎL /分までの流量調整

・ソフトウェア自動化

・独自プログラムの作成

・拡張版データ保存

単一のパネルを介してすべての機器を制御。
数日間、制御と注入を自動化する、強力なスクリプトモジュール

ソフトウェア開発キット（C++、Python、MATLAB、LabVIEWライブラリ）

最大10msまでのサンプリングレートを結果で取り出す事が可能

・インストールと使用は簡単

・圧力範囲

・ノブで圧力制御

箱から出して、すべてを数分でセットアップ

利用可能な３つの圧力範囲から選択

フロントパネルのノブ、スクリーンを用いて、圧力のモニター＆制御

仕様

製品＆サービスMUX DISTRIB 10way 双方向バルブ

このシーケンシャルインジェクションバルブは、10の異なるラインに1つの液体、もしくは1つのラインに10の液体サンプルを連続的に注入するためのセレクタとして用いる事が出来る、双方向：11ポート／10方向バルブです。

最大10液体までの注入
二次汚染なしアプリケーション・チップ上の細胞培養・培地交換に対する、細胞反応・ドラッグスクリーニング
・毒性試験
・幹細胞アッセイ・フローケミストリーにおける、試薬切替

独特の性能
・ポート間移動の機械的応答時間 ： 280ms（Typ.）・9bar まで、耐圧OK・低いトータルの内容積 ： 11.6μL
・高い化学適合性（接液材料：PCTFEおよびUHWMPE）

機能
回転式バルブは、高速の媒体切替を容易に実行出来るよう、設計されています。
このシーケンシャル分配バルブは、10の異なるラインに1つの液体、もしくは1つのラインに10の液体サンプルを連続的に注入するためのセレクタとして用いる事が出来る、双方向：11ポート／10方向バルブです。

仕様

MUX INJ 2 ポジション／6ポート 双方向バルブ

この再循環バルブは、2つのセットアップコンフィグレーション間の切替を実行するための2ポジション／6ポート 双方向バルブです。
アプリケーションは、安定した一方向の流体再循環とサンプル注入です。

正確な量の注入独特の性能
・低い、ポート間のボリューム ： 660nL・ポート間の切替時間 ： 100ms
・高い化学適合性（接液材料：PCTFEおよびUHWMPE）
・サンプルの相互汚染および逆流なし

長時間の再循環駆動

アプリケーション・チップ上の細胞培養
・ドラッグクリーニング
・毒性試験
・幹細胞アッセイ・Organ on a chip・マイクロフルイディクスと組合わせた、SPRまたはTIRイメージング

機能仕様

MUX シリーズ フロースイッチ（マトリクスタイプ）
最大16chまでバルブを個別制御
省スペースサイズ

MUX Cross CHIP
マイクロ流体デバイスの流れを停止可能
・ロッカー：PEEK材バルブ
・プラグアンドプレイでフローストップをプログラム可能・完全平衡、100msでフローストップ
・超少量注入・トリガーあり（内部／外部）・用途 ： 瞬時のフローストップ, 少量のサンプル注入, サンプルのプレミキシング
・接液部材質 ： POM、Viton、PEEK、FKM

MUX FLOW SWITCH
マイクロデバイス内の薬品スイッチ切替・ロッカー：PEEK材バルブ, PEEK材マニホールド
・USBソフトウェアで、プラグアンドプレイ・サンプルの相互汚染および逆流なし
・フレキシブル：バルブ数＝4～256
・トリガーあり（内部／外部）

用途 ： セルバイオロジー＆フローケミストリー向け、薬品, 試薬と 細胞培養スイッチ
接液部材質 ： PEEK、FKM

MUX Quake VALVE
二層式PDMSバルブ開閉
・プラグアンドプレイでバルブスイッチをプログラム可能
・高速バルブスイッチ
・素晴らしいバルブポジションのチューニング
・フレキシブル：バルブ数＝4～256・トリガーあり（内部／外部）

用途 ： PDMSマイクロバルブとマイクロポンプおよび細胞閉じ込めデバイス制御
接液部材質 ： POM、Viton、PEEK、FKM

仕様

MUX WIRE バルブ＆バルブコントローラ
あらゆる種類のバルブをミックス

1～8chのバルブと接続
バルブ増設も簡単

低圧2方向 or 3方向バルブ

2方向：デフォルト設定を選択：オープンまたはクローズ
・気体または液体と互換性あり
・ロッカーバルブテクノロジー（流量変位<10nL）・低内容積：20μL＆開口部径：1.4mm
・広い圧力範囲：-0.75bar〜2.5bar（-11psi〜37psi）
・高い耐薬品性。接液部材質：PEEK + FKM + PVDFおよびオンデマンドオプション：（PEEKまたはPFA）+（EPDMまたはFKMまたはKalrez）+（PFAまたはPVDF）

高圧2方向 or 3方向バルブ

2方向：デフォルト設定を選択：オープンまたはクローズ
・気体または液体と互換性あり
・ロッカーバルブテクノロジー（流量変位<10nL）・低内容積：50μL、開口部径：1.6mm
・広い圧力範囲：0barから4.5bar（0psiから65psi）
・高い耐薬品性。接液部材質：PEEK + FKM + PVDFおよびオンデマンドオプション：（PEEKまたはPFA）+（EPDMまたはFKMまたはKalrez）+（PFAまたはPVDF）

カスタムマニホールド
オンデマンド設計
・お客様の要件を満たすためにバルブと互換性がある、いかなる流体マニホールドをオンデマンドで設計します。
・たとえば、クローズ時間：20msの4into1バルブを提供できます。

バルブコントローラ
マイクロ流体バルブを容易に制御・高速液体切替・液体サンプリング・ストップ・アンド・ゴー フロー・フラッシング, すすぎ, いくつかの液体の連続注入を含んだ、複雑なシーケンス

機能

仕様

MFS 熱式 流量センサー

超低流量モニタリング用の高精度液体流量センサーです。
熱式フローセンサーは、
M8-4pin電気コネクタが付属しており、ELVEFLOWソフトウェアを通じて、直接制御可能です。

独特の性能
・校正済の流量フロー ： 0.07μL/min～5,000μL/min
・センサー応答時間 ： 40ms
・1.5pL/sまでの分解能

5種類の流量レンジ
高い化学適合性

アプリケーション・OB1圧力制御装置と接続して、直接流量制御が可能
・双方向の流量測定（押し出し/引き込み）原理

接続使用例仕様

仕様

BFS コリオリ式 流量センサー

Bronkhorst社との提携により、マイクロフルイディクスに適した、ユニークなコリオリ式流量センサーを開発しました。

このセンサーは、精度、広範囲、すべての液体との直接的な互換性（キャリブレーションは不要）などの様々な恩恵を提供します。

独特の性能
・広い流量レンジ ： 1.6μL/min～500mL/min（水の場合）
・最大流量： 500mL/min（水の場合）・センサー応答時間 ： 35ms

すべての液体とガスと互換性

・マスフロー精度 ： 測定値の2％まで（要求に応じ、mvの0.2％まで）

キャリブレーション不要

アプリケーション・化合物半導体加工
・太陽電池とFDP技術
・食品および製薬産業
・医療用マイクロケミカルまたは分析設備
・校正ラボ

原理

接続使用例仕様

トータルエラー（％ m.v.）

フローセンサー比較（MFS VS BFS）

MPS 低容量 圧力センサー

高精度の圧力センサーは、液体に適合し、内径＝3/32インチのチューブ、もしくは、外径＝1/16インチのチューブ用、10-32フィッティングと互換性があります。
マイクロフルイディックのセットアップにて、低い液体の流量をモニタします。

圧力フィードバックオプション

独特の機能
・精度

： 0.2％FS（MPS2～4）

・5種類のレンジ : 70mbarから7,000mbar
・内容量： 7μL

・セトリングタイム： 20ms

測定と検出

アプリケーション
マイクロ流体セットアップのどこにでも液体圧力センサーを接続、コンピューターに圧力を記録し、圧力制御装置を用いながら、適切に流量を調整できます。

仕様

MFP ルアーロック 圧力センサー

フロースルー圧力センサーは、ガスまたは液体に適合し、標準ルアーロックと互換性があります。

独特の機能

フロープラス流体センサーは、センサーを通じて流れる流体媒体の圧力を測定することを目的としています。

・１つのレンジ（0～16bar）–オーバーレイ25bar

高い化学的適合性・精度 ： 最大 2％FS・デッドボリュームなし
・フローレート ： 最大 100mL/min

最大16bar

アプリケーション
マイクロ流体セットアップのどこにでも液体圧力センサーを接続、コンピューターに圧力を記録し、圧力制御装置を用いながら、適切に流量を調整できます。

仕様

幅広い媒体適合性
コンタクト材料：FFKM
FDA認定を受けているため、食品業界での使用に適しています。

MBD マイクロ流体 バブル検出器

センサーは、透明なチューブ内の液体の存在を検出、別の機器へ信号をトリガー、停止、一定の時間のウエイトのような一時停止を適宜に実行、チューブをクリアにするための十分な流量を与えたり、もしくはセンサをリセットする事が出来ます。

独特の機能・カメラに比べ、費用効果あり・真／偽ロジックをベース・信頼出来る、不侵入技術
・バブルバーストでの細胞損傷を防止

バブルモニタリング
液体界面の検出

アプリケーション・バブル検出・液位検知
・血液処理装置
・患者が接続する医療機器
・空気検知に基づく、両側の再循環実行

・マイクロ流体バブル検出器は、外径＝1/16インチ or1/4インチのチューブで用いるのに適した、２つの異なるケースから構成されます。

仕様

機能
光線は、既存パワーのLEDで放射されます。
この光線は、毛細管や流体を通り抜け、通過します。それから、NPNシリコンフォトトランジスタによって収集されます。このフォトトランジスタは、光を電気に変換します。
流体が変化すると、それに応じて、光学指数と光吸収係数が変化します。
それは、電気の変化を引き起こし、流体内の変化を検出することを可能にします。

MSR センサー読み取りユニット

センサーリーダーは、ELVEFLOW圧力センサーやフローセンサーを含む、さまざまな種類のアナログセンサーの所得ができる、インターフェースユニットです。

独特の性能
・高速： 10KHz・解像精度 ： 11bit
・リアルタイムコントロールとフィードバックループ最大4台のセンサーをモニタリング

・最大4台のセンサーを同時に読み取りリアルタイムコントロールとフィードバック

アプリケーション・センサーリーダーは、いかなるタイプの流量制御機器（シリンジポンプ、ぜん動式のポンプ、灌流、圧力制御装置）のフローレート、圧力、もしくは他の物理的なパラメータをモニタするために用いる事が出来ます。
・センサーリーダーは、電源供給に対し、異なる電源で機能しつつ、様々なセンサーを同時に使える、２つの独立した電源供給を組み込んでいます。

仕様

ESI ELVEFLOW ソフトウェア
流量を直接入力
フロープロファイルのカスタム作成可能
進んだワークフローの自動化

ELVEFLOW ソフトウェアは、数回のクリックで、マイクロ流体機器の直観的制御が可能です。
ELVEFLOW ソフトウェアは、スケジューラーを使用する事で、基本的な制御と複雑なタスクの双方向けにデザインされています。
ELVEFLOW ソフトウェアは、連続的な流体の流れ生成、ボリュームの投与、動的フロープロファイルの生成、光マイクロ流体の制御など、多くのアプリケーションを簡単にします。

ナショナルインスツルメンツは、組込み電子機器における、我々の技術パートナーです。

重要な事項
・圧力と流量の可視化とレコーディング・複雑なシーケンスのプログラミング＆自動化・C++、Python、MATLAB、LabVIEW librariesで提供されるライブラリを介して、容易に交互の機器制御

パック＆アクセサリー
ELVEFLOW パック＆アクセサリ
ELVEFLOWパック
DROPLET GENERATION PACK
ドロップレット生成用のフロー制御とチップ

CELL＆BIOLOGY PACK
細胞ベース実験用の液体処理
アプリケーションパックは、マイクロ流体実験を成功させるために必要なすべてを含んでいる、オールインワンソリューションです。
このアクセサリーパックは、あなたのニーズに完全に適合したマイクロ流体セットアップを得る事を保証します。

Organ-on-a-chip PACK
Organ on a chip実験用のフロー制御とチップソリューション

MICROFLUIDIC STARTER PACK
マイクロフルイディクスを知るためのオールインワンソリューション

One-way RECIRCULATION PACK
連続的な一方向再循環実験のためのフルシステム

マイクロフルイディック アクセサリ
・タンク

・バブルリムーバー
・オンチップタンクXXS
・4チューブホルダー
ELVEFLOWアクセサリ製品は、ELVEFLOWホームページより、
PRODUCTS→ACCESSORIESを選択して頂きますと詳細を確認する事が出来ます。

製品をご確認頂いた上で、購入をご希望される製品がございましたら、その旨を最後のページに掲載しています、株式会社エス・イー・アール：営業担当者まで、お知らせ下さい。

・加圧コンプレッサ
・真空コンプレッサ
・KIT FITTINGS スターターパック ルアー
・KIT FITTINGS スターターパック プッシュイン
・9ポート マニホールド
・PTFEチューブ（外径=1/16インチ x 内径=1/32インチ）x50m
・リモートフロー制御

仕様

OB1圧力制御装置専用のタンク仕様