Product Information

PI

Ｘ線管
Ｉ－２１１８Ｂ
工 業 用
Ｘ線管 I-2118B は、Ｘ線非破壊検査用に開発された工業用Ｘ線管で、１.0×0.7 の小焦点をもち陰極接地の定電圧回路にて、最大入力は 55 W、電圧は 55 kV まで使用できます。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ......................................................................... 55 kV
公称焦点値 ...................................................................... (１) 1.0×0.7
注(１) JIS Z 4102:2005 (7.4.1)
機械的定格：
外形寸法 .......................................................................... 外形図参照
全長 ............................................................................... 96 mm

最大部直径 ......................................................................... φ31 mm
ターゲット：
角度 ................................................................................. 20 °
材質 .......................................................................... タングステン
固有ろ過 ......................................................... 1.65 mm 硝子（最小 1.45 mm）
Ｘ線照射範囲：(外形図参照)
管軸方向 ......................................................................... 最小 20 度
管軸と直角方向 ................................................................... 最小 70 度
質量 ............................................................................. 約 200 g

冷却方式 ........................................................... 油浸（冷却油温 60 ℃以下）
保持方法 .............................................................. 陽極部ネジ（Ｍ５）固定
使用位置 ................................................................................ 任意★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

I-2118B

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ......................................................................... 55 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 20 kV
最大使用管電流 ........................................................................ 1.0 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 2.1 A
フィラメント加熱周波数 .................................. 直流あるいは交流（正弦波）20 kHz 以下
最大入力 ................................................................................ 55 W

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧

力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa

輸送及び保管条件:
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％(結露ないこと)
気圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa- 2 -I-2118B

管電流特性・フィラメント特性（代表値）
2.5

120kV

55kV

管 電 流[mA]Ef
0.6

1.50.410.2

0.5001.5

1.6

1.71.81.922.1

フィラメント電流 [A]

最大入力図
1.21

管 電 流

[mA]

0.8

0.6

0.4

0.2010203040

管 電 圧 [kV]

- 3 -50

フィラメント電圧 [V]20.8

I-2118B

外形図
単位：ｍｍ（９）φ９Ｍ５ 深さ９Ｘ線照射範囲

９６±３（１０９）．
Ｍｉｎ
２０°６５±０．８

焦点１３Ｍａｘ．

主放射線方向注）

ＣＦ７０°Ｍｉｎ．

Ｎ

Ｘ線照射範囲（φ３１）

ＮＣＦ

注１）Ｘ線の照射範囲は幾何学的構造によって決まる。

主放射線方向陰極端子結線
Ｆ：フィラメント
Ｃ：カソード（管内で短絡）
Ｎ：使用不可営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-I-2118B 2018-11