I-Tip:las innovadoras
puntas deaspiración
Una nueva dimensión
en la detección de fugas

I-TIP SENS:PARA APLICACIONES DELICADAS

I-TIP RUGGED:PARA APLICACIONES ROBUSTAS

I-Tip SENS está equipada con cepillos
comprimidos que rodean el punto de medición
y encuentran incluso la fuga más pequeña.

I-Tip RUGGED está equipada con unos labiosde caucho que envuelven el punto de medición,
para aplicaciones exigentes y con suciedad.

Optimice la calidad de su prueba:
I-Tip detecta cualquier fuga
¿En ocasiones pasa por alto las fugas? Con las puntas de aspiración I-Tip patentadasde INFICON, puede asegurarse de que no vuelva a ocurrir. I-Tip detecta cualquierfuga con extrema rapidez, precisión y fiabilidad. Las innovadoras puntas de aspiración
rodean por completo el punto de medición, con frecuencia una junta de soldadura en
una tubería, y aspiran la totalidad de la fuga de refrigerante y gas de prueba. Las puntas de aspiración I-Tip proporcionan resultados de prueba precisos incluso en puntosde medición de difícil acceso. De este modo, detectará más fugas en el menor tiempo
posible. I-Tip puede utilizarse con los detectores de fugas siguientes de INFICON:
Ecotec E3000, Protec P3000 y XL-flex.
DETECCIÓN DE FUGAS AU TOMÁTICA PARA SU LÍNEA DE P RODUCCIÓNLas puntas de aspiración I-Tip son particularmente potentes cuando se combinan
con el reconocimiento de la imagen 3D y el detector de fugas Ecotec E3000. De estemodo, podrá aplicar la detección de fugas automática directamente en la línea deproducción, ya sea en refrigeradores, bombas de calor e intercambiadores de calor.

Mediciones precisas incluso
en lugares de difícil acceso
Gracias a su diseño especial con cepillos o labios de caucho que rodean por completola tubería, las puntas de aspiración I-Tip siempre aspiran de forma fiable la fuga derefrigerante o gas de prueba, incluso en el caso de fugas que no se repiten más adelante.
Las pruebas demuestran lo bien que se detecta una fuga de prueba de 0,33 g/a R600aen una línea de refrigerante: con una punta de aspiración estándar, con I-Tip SENS y con
I-Tip RUGGED. Los gráficos siguientes muestran los resultados para cada una de las tres
puntas de aspiración para tres posiciones diferentes de la fuga: directamente hacia lapunta de aspiración, a un ángulo de 90° hacia arriba o a un ángulo de 180° hacia atrás.
Para cada posición de fuga y punta de aspiración, se registraron 25 lecturas.
SUP ERIORIDAD DEMOSTRADA
Cabe esperar que una punta de aspiración convencional no nivelada muy raramente
detectará fugas a un ángulo de 90°. Y las fugas en el lado opuesto de una tubería pasan
totalmente desapercibidas, a menos que utilice las puntas de aspiración I-Tip SENS o
I-Tip RUGGED.

Punta de aspiración estándar

I-Tip SENS

I-Tip RUGGED

0,50,40,30,20,10

100

200

300

0

0

100

200

300

0100

200

300

0

300

0

100

200

300

0°

300

90°

0,50,40,30,20,1
100

200

100

200

0,50,40,30,20,10100

200

300

0100

200

300

0100

200

300

180°¿Le gustaría saber cómo funciona ladetección de fugas por aspiración automatizada con I-Tip? ¡Vea nuestro vídeo!

Información para pedidos:
531-040: paquete I-Tip SENS
531-041: paquete pequeño I-Tip SENS
531-042: paquete I-Tip RUGGED
531-043: adaptador para I-Tip XL-line

Las ventajas de I-Tip a simple vista:• Detección de las fugas incluso más pequeñas
y ocultas.
• Mayor calidad debido a la detección de todaslas fugas.
• Posibilidad de realizar mediciones automáticas
por robot, con independencia del operador.
• Reducción de los tiempos de medición y el
consumo de helio.
• Pruebas de líneas de refrigerante de entre 2 y
14 mm de diámetro.

INNOVACIÓN BASADA EN TECNOLOGÍA P ROBADA Y PATENTADA
ISO 14001
ISO 9001w w w .infico n.co m

En INFICON sabemos que no se puede ser líder en tecnología sin ser líder eninnovación. Por eso desarrollamos y fabricamos sistemas pioneros que ayuden
a nuestros clientes a superar los retos, presentes y futuros, de su sector.

reach .ger many @in f icon . com

Debido a la mejora continua del producto, es posible que las especificaciones se modifiquen sin previo aviso.
miba95zh-03 (2308)    © 2023 INFICON