Safety instructions

Temperature head transmitters
iTEMP® TMT84, iTEMP® TMT85
ATEX II 3G

XA073ra3

XA073R/09/a3/01.08
71069120de -Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete
Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX) → ä 5

en -Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
according to Directive 94/9/EC (ATEX) → ä 7

fr -Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles et selon Directive 94/9/CE (ATEX) → ä 9

TMT84, TMT85bg -Правила за техниката на безопасност за електрически средства запроизводство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика натова ръководство има възможност да си поръчате при нас едноръководство, преведено на езика на Вашата страна.
Заявление за съответствие с EGПроизводителят Endress+Hauser декларира с това заявление засъответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт
отговаря на изискванията на съответните европейски директиви.
Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлениетоза съответствие.

cs -

el -

et -

hu -

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate perl'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale nonrisulta comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta nella
vostra lingua.
Dichiarazione di conformità CE
Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore
Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee
vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, dellenorme e dei documenti elencati.

2Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych
w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana
jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas
przetłumaczony dokument.
Deklaracja zgodności WEProducent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z
nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującąEuropejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dukumenty
podane są w deklaracji zgodności.

pt -Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para
utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este
manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.
Declaração de conformidade CE
Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, ofabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas
europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas
na declaração de conformidade.

ro -Indicaţii de siguranţă pentru mijloacele de producţie electrice pentru zonele
periclitate de explozie. Dacă nu puteţi citi aceste instrucţiuni, atunci puteţi
comanda la noi instrucţiunile traduse în limba ţării dumneavoastră.
Declaraţie de conformitate CE
Producătorul Endress+Hauser declară prin declaraţia de conformitate alăturată
şi prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivelor europene
aplicabile. Directivele, normele aplicate şi documentele sunt menţionate în
declaraţia de conformitate.

sk -Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnost’ prečítat’ sitento návod, môžete si u nás objednat’ návod preložený do svojho jazyka.
Vyhlásenie o konformite s ES
Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia
o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušnýmeurópskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty súuvedené vo Vyhlásení o konformite.

sl -Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos
eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor
megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfelelőségi nyilatkozattal és aCE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó
európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és
dokumentumok a megfelelőségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

it -

pl -

Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi
räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata
meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
EU-vaatimustenmukaisuustodistus
Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa tällä vaatimustenmukaisuustodistuksella
ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien
EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on
merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke
omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een inuw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
EG Conformiteitsverklaring
De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het
aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met degeldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en
documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.

Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavateelektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite
meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

EL vastavusdeklaratsioon
Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooni
esitamisega ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab
kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.
Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud
vastavusdeklaratsioonis.
fi -nl -Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su
utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende
este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricanteEndress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas
europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación
se indican en la declaración de conformidad.

Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos,kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šosnorādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.
ES atbilstības apliecinājums
Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola
lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots sakaņā ar atbilstošajām
Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti
atbilstības apliecinājumā.

Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξηπεριοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τιςοδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένοστη γλώσσα σας.
Δήλωση πιστότητας ΕΚΜε αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματοςCE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν
συμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν.
Οι οδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαναναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

es -lv -Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug ieksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual,kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
EF-overensstemmelseserklæring
Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket sikrer
producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse medrelevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsengives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.

Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis.
Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kadužsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.
EB atitikties deklaracija
Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženklinimu
patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos
direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečímvýbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u násobjednat návod přeložený do svého jazyka.
Prohlášení o shodě s ES
Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení
a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropskýmsměrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v
Prohlášení o shodě.

da -lt -Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v
eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nasnaročite prevod v vaš jezik.
Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake
CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami.
Upoštevane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.

sv -Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i
explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan enöversatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
EG-försäkran om överensstämmelse
Endress+Hauser försäkrar med vidstående försäkran om överensstämmelseoch med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med detillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normernaoch dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.

Endress+Hauser

TMT84, TMT85

9-001/08

EG Konformitätserklärung
EG Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility, that the productdéclare sous sa seule responsabilité que le produit
TMT85, TMT84
mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :89/336/EWG
94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :EN 61010-1
EN 61326-1
EN 60079-0
EN 60079-15(2001)+ Cor 2002
(2006)(2006)(2005)

Erstmalige Anbringung des CE-Zeichens:
CE mark first affixed:
Année de mise en conformité CE :08

Nesselwang, 08.01.2008

Wilfried Meissner
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur

Endress+Hauser

3

TMT84, TMT85

4Endress+Hauser

TMT84, TMT85

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
iTEMP® TMT84 und iTEMP® TMT85
Temperaturkopftransmitterfür elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche

0Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG:

40

II3nAII

T6/T5/T4

G

Gerätegruppe II
Gerätekategorie 3
Für explosionsfähige Gemische aus Luft und brennbaren
Gasen, Dämpfen oder Nebeln

Einsatzbereiche:
Gerätekategorie

Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische (G)Kategorie 1

Zone 0, 1 oder 2Kategorie 2

Zone 1 oder 2Kategorie 3

Zone 2

Kennzeichnung der Schutzart:
Explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel
nach EuropanormEx

Zündschutzart
Betriebsmittelgruppe
Temperaturklasse

XA073R/09/a3
71069120
II 3G
Zugehörige Dokumentation für TMT84
Betriebsanleitung: BA257R/09/de
Technische Information: TI138R/09/de
Zugehörige Dokumentation für TMT85
Betriebsanleitung: BA251R/09/de
Technische Information: TI134R/09/deEndress+Hauser

5Sicherheitshinweise

TMT84, TMT85

Sicherheitshinweisea0009266-de

1.

Installieren Sie gemäß Herstellerangaben und für Sie gültigen Normen und Regeln.

2.

Beim Einbau des Gerätes ist darauf zu achten, dass die Gehäuseschutzart IP 54 nach EN 60529
eingehalten wird.

3.

Das Gerät ist in einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht unter Spannung zu öffnen. Es ist
darauf zu achten, dass der Gehäuseschutzgrad von IP 54 während des Betriebes eingehaltenwird.

4.

Bei der Zündschutzart Ex nL muss die Speisung mit einem zugehörigen energiebegrenzten
Betriebsmittel erfolgen.

5.

Das Gehäuse ist an die Potenzialausgleichsleitung anzuschließen.

6.

Verwenden Sie nur bescheinigte Leitungseinführungen, geprüft nach IEC 60079-0.

7.

Bei Umgebungstemperaturen größer als 70 °C müssen geeignete Kabel, Leitungen oder Leiter
für Rohrleitungen verwendet werden.

8.

Das Gerät muss so errichtet werden, dass auch in selten auftretenden Fällen eine Zündquelle
durch Stoß oder Reibung zwischen Metall und dem Gehäuse ausgeschlossen ist.

TMT84, TMT85

II 3G Ex nA II T6/T5/T4

Hilfsenergie (Klemmen + und -)U ≤ 9 bis 32 V DCAusgang

FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®
Stromaufnahme ≤ 11 mA

TMT84, TMT85

II 3G Ex nL IIC T6/T5/T4

Hilfsenergie(Klemmen + und -)Ui ≤ 32 V DC
Ci ≤ 5 nF
Li ≤ 10 μH

Geeignet zum Anschluss an ein Feldbussystem nach dem FNICO-Modell
U0 ≤ 7,2 V DC
I0 ≤ 25,9 mA
P0 ≤ 46,7 mW

Sensorstromkreis(Klemmen 3 bis 7)

6Max. Anschlusswerte

Ex nL IIC
Ex nL IIB
Ex nL IIA

L0 = 20 mH
L0 = 50 mH
L0 = 100 mH

Temperaturbereich

T6T5T4

Ta = -40 °C bis + 55 °C
Ta = -40 °C bis + 70 °C
Ta = -40 °C bis + 85 °C

C0 = 0,97 μF
C0 = 4,6 μF
C0 = 6 μF

Endress+Hauser

TMT84, TMT85

Safety instructions

Safety instructions
iTEMP® TMT84 and iTEMP® TMT85
Temperature head transmitterfor electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas

040Designation according to Directive 94/9/EG:

II3GEquipment Group II
Equipment Category 3
For explosive mixtures of air and combustible gases,
vapours or mists

Areas of application:
Equipment Category

Explosive gas-air mixtures (G)Category 1

Zone 0, 1 or 2

Category 2

Zone 1 or 2

Category 3

Zone 2

Designation of explosion protection:
Electrical apparatus with explosion protection toEuropean standard

ExnAII

T6/T5/T4

Type of protection
Apparatus group
Temperature class

XA073R/09/a3
71069120
II 3G
Associated documentation for TMT84
Operating instructions: BA257R/09/en
Technical information: TI138R/09/en
Associated documentation for TMT85
Operating instructions: BA251R/09/en
Technical information: TI134R/09/en

Endress+Hauser

7

Safety instructions

TMT84, TMT85

Safety notes

a0009266-en

1.

Install the unit to the manufacturers instructions and in accordance with the valid norms andregulations.

2.

When installing the unit note that the housing ingress protection classification IP 54 to EN
60529 is upheld.

3.

In an explosive atmosphere, do not open the device when voltage is supplied. Ensure that theIP 54 housing protection is maintained during operation.

4.

When operating in type of protection Ex nL the power must be supplied by an associatedenergy-limited electrical apparatus.

5.

The housing of the field transmitter must be connected to the potential matching line.

6.

Only use approved wire entries according to IEC 60079-0.

7.

For ambient temperatures higher than 70 °C, suitable cables, wires or conductors for conduits
must be used.

8.

The temperature transmitter must be installed so, that even in the event of rare incidents, anignition source due to impact or friction between the enclosure and iron/steel is excluded.

TMT84, TMT85

II 3G Ex nA II T6/T5/T4

Power supply (terminals + and -)U ≤ 9 to 32 V DCOutput

FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®
Current consumption ≤ 11 mA

TMT84, TMT85

II 3G Ex nL IIC T6/T5/T4

Power supply(terminals + and -)Ui ≤ 32 V DC
Ci ≤ 5 nF
Li ≤ 10 μH

Applicable for connection to a Fieldbus system according to FNICO-model
Uo ≤ 7.2 VDC
Io ≤ 25.9 mA
Po ≤ 46.7 mW

Sensor circuit (terminals 3 to 7)

8Max. connection values

Ex nL IIC
Ex nL IIB
Ex nL IIA

Lo = 20 mH
Lo = 50 mH
Lo = 100 mH

Temperature range

T6T5T4

Ta = -40 °C to + 55 °C
Ta = -40 °C to + 70 °C
Ta = -40 °C to + 85 °C

Co = 0.97 μF
Co = 4.6 μF
Co = 6 μF

Endress+Hauser

TMT84, TMT85

Conseils de sécurité

Conseils de sécurité
iTEMP® TMT84 et iTEMP® TMT85
Transmetteurs de températurepour matériels électriques destinés aux zones explosibles

040Marquage selon directive 94/9/EG:

II3

GGroupe d’appareils IICatégorie d’appareils 3
Pour mélanges explosifs d’air et de gaz,vapeurs et brouillards inflammables

Domaines d’application :Catégorie d’appareilsMélanges explosifs Gaz - Air (G)Catégorie 1

Zone 0, 1 ou 2

Catégorie 2

Zone 1 ou 2

Catégorie 3

Zone 2Marquage du mode de protection :Matériel électrique protégé contre les explosions
selon norme européenne

ExnAII

T6/T5/T4

Mode de protection
Groupe d’appareils
Classe de température

XA073R/09/a3
71069120
II 3G
Documentation correspondante TMT84
Manuel de mise en service : BA257R
Information technique : TI138R
Documentation correspondante TMT85Manuel de mise en service : BA251R
Information technique : TI134R

Endress+Hauser

9Conseils de sécurité

TMT84, TMT85

Conseils de sécurité

a0009266-fr

1.

Installer d’après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.

2.

Lors du montage de l’appareil il faut veiller au respect du degré de protection IP 54 selon
EN 60529 pour le boitier.

3.

En atmosphère explosible l'appareil ne doit pas être ouvert sous tension. Il faut veiller à ce quele degré de protection du boîtier IP 67 soit préservé au cours du fonctionnement.

4.

En mode de protection Ex nL, l'alimentation doit être réalisée par un matériel électriqueassocié à limitation d'énergie.

5.

Relier le boîtier du transmetteur de température de terrain à la ligne d'équipotentialité.

6.

N'utiliser que des entrées de câble certifiées : critères de sélection voir IEC 60079-0.

7.

Lors de températures ambiantes supérieures à 70 °C, il convient d’utiliser des câbles, fils
ou conducteurs pour tubes appropriés.

8.

Le transmetteur de température doit être monté de manière à ce que, même dans de rares cas,la présence d’une source d’inflammation due à un choc ou une friction entre le métal/l’acieret le boîtier soit exclue.

TMT84, TMT85

II 3G Ex nA II T6/T5/T4

Energie auxiliaire (bornes + et -)U ≤ 9 à 32 V DCSortie

FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®
Consommation de courant ≤ 11 mA

TMT84, TMT85

II 3G Ex nL IIC T6/T5/T4

Energie auxiliaire (bornes + et -)Ui ≤ 32 V DC
Ci ≤ 5 nF
Li = 10 μHConçu pour le raccordement à un système bus de terrain selon modèle FNICO
U0 ≤ 7,2 V DC
I0 ≤ 25,9 mA
P0 ≤ 46,7 mW

Circuit de courant capteur(bornes 3 à 7)

10Valeurs de raccordement max.

Ex nL IIC
Ex nL IIB
Ex nL IIA

L0 = 20 mH
L0 = 50 mH
L0 = 100 mH

Gamme de température

T6T5
T4

Ta = -40 °C à + 55 °C
Ta = -40 °C à + 70 °C
Ta = -40 °C à + 85 °C

C0 = 0,97 μF
C0 = 4,6 μF
C0 = 6 μF

Endress+Hauser

TMT84, TMT85

Conseils de sécurité

Endress+Hauser

11www.endress.com/worldwide

XA073R/09/a3/01.08
71069120
FM+SGML 6.0 / ProMoDo