少量の条件検討からスケールアップまで対応
Sunscreenで最適な製剤条件を見つけることに成功したらSunshineを利用しLNPのサイズを調整しましょう。
さらにはスケールアップするためにプロトコールやプロセスを最適化しましょう。理想的な流量を見つけ、異なる混合オプションを模索していきます。
つづいて、これらを安定に保つことができる適切な希釈倍率に調整していきます。すべてが整えばSunshineは連続モードに移行し、1日に数十リットルを作製できるようになります。つまり、１つのプラットフォームでプロセス開発とスケールアップを実現します。
このような画期的なシステムの誕生を待ち望んでいた研究者は多かったのではないでしょうか。

• 15分で10回の実験• フラクション＆総流量• 1 mL から連続フロー• 流量0.1～30 mL/min• 再利用可能なマイクロ流路チップ• Sunscreenからのプロトコールの移行が可能

Sunshineによる条件の最適化
片方のシリンジにペイロードをセットし、もう片方に脂質をセットするだけで 、マイクロ流路チップ、Sunnyでの混合準備は完了します。シンプルでよく知られたT混合手法を使用する場合は、Sunny Tを、粒子形成のための流体接触面積を増やすには、クロスジャンクションを使用したSunny Xを選択します。
また、Sunshineのフルレンジの流量、比率、および統合インライン希釈を使用するには、Sunny Tridentを選択してください。Sunnyは容易にSunshineに取り付け、そして外すこともできます。
そのため、一度お好みのものを見つければ、それを何度もリピートし使うこSunny Trident

Sunny X

Sunny T

• Reverse-angle mixing• Cross-type mixing• T-mixing• In-line dilution• Multiple channel sizes• Multiple channel sizes

使いやすいソフトウェア
SunshineのSunny Suiteソフトウェアにプレートの中身、脂質とペイロードの比率や混合する流量を入力すれば準備は完了です。ソフトウェアが実験内容に不備がないかを事前にチェックしますので、心配はいりません。15分で10種類のサンプルを調製、またはSunshineを長時間稼働させて数リットルのLNPを作製することも可能です。

サイズ調整する「細胞内への取り込まれやすさ」
または「ペイロードの放出」
に関してはLNPのサイズがとても重要になります。Sunshineはフラクション流量、総流量および希釈実験を自動化するプラットホームなので再現性を維持しつつ、サイズ・ダウンし安定な状態に保つことができます。一回あたり最大10個のパラメーターを操作したら、その後の作業はSunshineにお任せください。

DOTAP LNPs
1.0

140

0.9
120
0.8
0.7
0.6

80

0.5
60

0.4
0.3

400.2
200.1
0

05 mL/分

9 mL/分

7 mL/分
流量12 mL/分

PDI

Z平均（nm）

100

プロセスの最適化からスケールアップ
Sunshineは条件検討からスケールアップをカバーしています。
マイクロ流路チップ、LNPの大量生産にも対応していますので、SunshineはミリリットルまたはリットルのオーダーのLNP作製においてもサイズとPDIの一貫性を保ちます。

DOTAP LNPs
0.50

1600.45

1400.401201000.30

800.250.20600.15400.10200.050005101520
Aliquot Number

2530

PDI

Z-Average (nm)0.35Sun シリーズ
Sun シリーズは、LNP 開発の各ステップで使用できる素晴らしいソリューションを取り揃えています。Sunscreen は、一度に最大 96 種類の製剤条件のハイスループットスクリーニングを自動化し、最適な LNP 製剤条件を素早く発見することができます。次に、最良の製剤条件を Sunshine で採用し、自動化実験と連続フローモードの両方により、完璧な混合プロセス条件で粒子を合成します。
臨床試験の段階になったら、Sunbather で GMP に完全に準拠した環境で粒子を製造します。

ScreenOptimize

Produce信頼できるプロセス
Sun シリーズは、送液に同じポンプを使用し、製剤の混合に同じレンジの Sunny を使用しているため、製剤条件のスクリーニングからプロセス開発や GMP 製造まで円滑に移行することが可能です。200 µL の製剤を数百種類スクリーニングする場合でも、臨床試験用の粒子を数リットル製造する場合でも、あらゆるスケールで同じ一貫性のある結果を得ることができます。

1201.00.9

1000.80.7
800.5600.4
400.30.2
200.100
Sunscreen

Sunshine
ProtocolSunshine
Continuous

Sunbather

PDI

Size (nm)0.6

仕様
アプリケーション

スループット

15分で10サンプル

総流量範囲

0.1～30 mL/分（チップによる）

流量比（水対有機）の範囲

1:1～10:1

標準的なサンプル量の範囲（FRRが3:1の場合）

1～6.5 mL

最小投入量（デッドボリュームを含む）

320 µL

連続モードの容量範囲

連続モードで20 mL～無限大

インライン希釈

有

標準的な粒子サイズの範囲

40～200 nm*

PDI0.2未満*

封入効率90%超*

装置物理

重量・寸法（必要なスペース）31 kg、高さ53 cm×幅60 cm×奥行き65 cm

作動圧

0～10 bar

電気電圧入力

100 V～240 V AC、50～60 Hz

通信

Sunny Suiteソフトウェア経由のUSB

その他の情報流体ポートのサイズ

1/4”-28、10-32、
ルアーフィッティング

サンプルループサイズ

1、5、10 mL

液体貯留量

250 mLの加圧可能ボトル4本

廃液貯留量

1L

接液材料

PTFE、PCTFE、FEP、ETFE、PEEK、ポリプロピレン、FFKM、FKM、
ハステロイC276、ス
テンレスT316、ガラス、タイゴン（廃液チューブ）、PET（廃液ボトル）

コンピュータWin 11、モニタ、キーボード、マウスを備えた別のコンピュータ

消耗品
Sunny

様々な形状およびチャンネルサイズのガラスマイクロ流路混合装置

使用可能な種類

Sunny 490 Trident T, Sunny 100 X, Sunny 100 T, Sunny 190 X, Sunny 190
T, Sunny 275 X, Sunny 275 T, Sunny 150 3D, Sunny 50 Micromixer*処方によるUnchained Labs
東京都千代田区神田須田町2-9-2
PMO神田岩本町3F
Phone: 03-3526-2811
Toll-free: 1.800.815.6384
Email: info@unchainedlabs.com© 2024 Unchained Labs. 禁無断複写・転載。Unchained Labsのロゴ、Stunner、Sunscreen、SunshineおよびSunshineのロゴはUnchained Labsの商標および／または登録商標です。掲載されているその他すべてのブランドや製品名は、各社が所有する商標です。
Rev B