Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０５８Ｒ

診 断 用
Ｘ線管 D-058R は、0.5 の焦点をもった小形固定陽極Ｘ線管で、70kV まで使用できます。
このＸ線管は、小形で小さな焦点をもっているため歯科診断用Ｘ線管装置に適します。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................. 中性点接地方式
公称最高管電圧 ....................................................................... 70 kV
公称焦点値 ............................................................................. 0.5
入力（1.0s） ......................................................................... 675 W(最大入力図参照)
公称撮影陽極入力 ..................................................................... 690 W撮影周期 .......................................................................... 1:30 以上(曝射時間:休止時間)
機械的定格：
外形寸法：
全 長 ........................................................................ 外形図参照
最大部直径 .................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角 度 ......................................................................... 12.5 °材 質 .................................................................... タングステン
固有ろ過 ...................................................... アルミニウム当量最小 1.0 mm
Ｘ線照射範囲 ........................................................ SID 200 mm にてφ80 mm
質 量 ........................................................................... 約 165 g
冷却方式 ........................................................ 油浸（冷却温度 60℃以下）
使用位置 ................................................. 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法 ............................................. 陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-058R

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ....................................................................... 70 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 35 kV
最低使用管電圧 ....................................................................... 50 kV
最大使用管電流 ....................................................................... 13 mA
最大フィラメント電流 ................................................................. 3.0 A
フィラメント電圧（3.0A） ...................................................... 2.8 ～ 3.6 V
使用フィラメント加熱電源回路............................... DC または AC（正弦波）20kHz 以下

熱特性：
陽極熱容量（油温：25℃） ........................................................... 13 kJ
最大陽極冷却率（油温：25℃） ........................................................ 300 W
最大負荷時間 .......................................................................... 10 s

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 ........................................................................ 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................. 10 ～ 60 ℃
圧 力 ..................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 .................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ..................................................................... 10 ～ 90 ％(結露ないこと)
気 圧 ...................................................................... 50 ～106 kPa- 2 -D-058R

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．５50kV

管 電 流 [mA]131260kV

1070kV

864200.1

0.2

0.3

0.5 0.7

2135710負 荷 時 間 [s]管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置（代表値）
144.550kV70kV

10管 電 流 [mA]

460kV

3.583Ef

62.54221.502.2

2.3

2.42.52.62.72.8

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 3.0A）- 3 -2.93.01

フィラメント電圧 [V]12D-058R

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

14300W

冷却1210200W

86100W

42
加熱
00123

冷却（または負荷）時間 [min]- 4 -45D-058R

外形図
単位：ｍｍ
Ｍ５ 深６８２±５（８）°．５
１２５３±２１３５

φ３０

主放射線方向φ３１ｍａｘ．

８ｍａｘ．

１００ｍｉｎ．

焦点Ｆ

主放射線方向
φ１３Ｋ

Ｆ- 5 -Ｆ： フィラメント
Ｋ： 陰極（黄色）（黒色）営業部 応用技術課〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJA-D-058R 2022-04 Rev.0