Slit Lamp Microscope

4ZL /2ZL

4ZL

2ZLSlit Lamp Microscope

4ZL/2ZL

ハイレベルの光学性能と使いやすさを追求し、細部にまでこだわった機能美あふれるスリットランプ

弊社は1955年の創業以来、世界の眼科医療に貢献してきました。
TAKAGIブランドの製品は、精密機械工業の盛んな長野で開発・設計、製造されています。目の健康を守ることは、美しいものを見る機会を守ること。それを信じるTAKAGIは、機能と意匠的美しさを兼ね備えた製品を創り出すことに喜びと誇りを持っています。ワールドクラスの技術力、確かな品質、優れたサービスにより、世界80か国を超える眼科医療に携わる皆様から高い評価を得ております。
TAKAGIのスリットランプは、良質な眼科医療に不可欠な際立った光源特性や、信頼の光学系など世界トップレベルの技術を搭載。
操作性や感染対策を考慮し、ユーザビリティーを追求しながら芸術的とも言われる独自のデザインを実現しました。
2ZLと4ZLは、日常の診察に最適な、シンプルで使いやすいスリットランプです。
快適さと実用性を追求した設計となっており、角膜から網膜まで広い範囲の診察において高い性能を発揮します。
5変倍の4ZLはバックグラウンド照明を標準装備したハイエンドモデル、3変倍の2ZLはコストパフォーマンスに優れたモデルです。

光学系
前眼部観察と眼底観察の両立

前眼部も眼底もバランスよく立体的に見える22 mmの光路間距離を採用しています。
接眼鏡筒は内方へ6°傾斜しており、融像が容易でストレスのない観察を実現します。
観察における情報量の多さは、診断の容易さと正確さに大きく影響します。実視野の広さは、情報量と密接な関係にあります。
2ZLと4ZLでは、広い実視野（2ZL：23.3 / 14 / 8.8 mm, 4ZL：35.9 / 23.3 / 14 / 8.8 / 5.5 mm）を確保し、情報取得量の最大化を図りました。
明るくてキレのあるLED光源

多彩なフィルターを標準装備

2ZLと4ZLには多彩なフィルターを標準装備しています。
ブルーコレクションフィルターは、LEDの長所を活かしながらLEDの有害光から患者の眼を守ります。青色光による光障害を防止しながらハロゲンランプに近い自然な色調を出す効果もあります。
フルオレセイン染色観察に効果的なブルーフィルターとコントラストを際立たせるグリーン（無赤色）
フィル
ターを使用すれば、様々な観察を容易に行うことができます。

TAKAGIの最新LEDテクノロジー

均一なLED光源が鮮やかでシャープな光を提供

LED特有の色のバラつきを抑え、安定した均一なスリット光を実現するために、1素子高輝度LEDを採用。鮮やかでシャープな光により、眼内の見えにくい微細組織の詳細までクリアに見ることができます。

1TAKAGI LED
With Blue Correction
Filter

0.90.80.7
Intensity [a.u.]

2ZLと4ZLはLED光源に特化して設計されており、ハロゲンランプに近い白色光で自然な色とキレのあるスリット光を提供します。
ランプユニットに専用のLED光源を使用しているため、製品寿命の間電球交換の心配はほぼありません。

Blue correction Filter使用時

0.60.50.40.30.20.10400450500550600650
Wavelength [nm]700750800

デ ザ イン
安全・清潔・快適な診察環境を実現する機能美

電源ケーブルなどのケーブル類を一切外に出さない画期的なデザインを採用したことで、外的要因によるケーブルの損傷がなくなり、故障の原因を大幅に取り除くことが可能となりました。
機械部分が一切露出しないST-50スマートテーブルと、ST-50に装備されているボタンで昇降操作を行える
CR-750S電動患者椅子を一緒に使用することで利便性が高まると共に安全で清潔感のある快適な診察環境 ST-50と同シリーズスリットランプ（700GL）の設置例が整います。

操作性
人間工学に基づく快適設計

イメージングとインフォームドコンセント

4ZLは背景を明るくするバックグラウンド照明装置を標準装備しているため観察画像を簡単に撮影でき、またメイン光源と同じLEDをバックグラウンド照明としても採用したことで色バランスが崩れず、観察所見の映像化に高い効果を発揮します。
バックグラウンド照明の調光ボタンはジョイスティックの横に配置されているため操作がしやすく、集中力を欠かさずに撮影動作を行えます。バックグラウンド照明装置が必要な場合は4ZLをご注文ください。

実用的なオプション

眼圧測定用には、Rタイプのアプラネーショントノメーター AT-1または、Zタイプのアプラネーショントノメー
ター AT-2をご用意しています。
環境にやさしく経済的な再利用可能プリズムS12-18と一緒にご利用ください。

可変接眼鏡筒なし

13°

820

770

2ZLと4ZLは、人間工学に基づく設計で各種ノブの大きさや配置を最適化した高性能スリットランプです。
スリット幅調節ノブのすぐ下にダイヤルがあり、診察しながら親指でダイヤルを操作するだけでスリット長さとフィルターを簡単に変更できます。また、スリット光の回転と左右に振るスキャニングが装備されており、片手で容易に操作できます。
ワンハンドで制御できるジョイスティックは、手首、指、腕に負担がかからない軽くスムーズな動きが特徴です。
オプション品の13°傾斜アダプターもしくは可変接眼鏡筒を使用すれば首や肩への負担が和らぎ、快適な姿
勢でスリットランプを使用できます。
あご台は簡単に上下に調整でき、額あてにはフィンガーレストが付いているため指をかけることで動きが安定し、診察がしやすくなります。
アダプター /アダプター /可変接眼鏡筒あり

仕 様

寸 法 図
スリットランプマイクロスコープ2ZL スリットランプマイクロスコープ4ZL

型式

ガリレオ式双眼実体顕微鏡 ガリレオ式双眼実体顕微鏡

変倍形式

ドラム式3変倍ドラム式5変倍

総合倍率

10x, 16x, 25x

6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x

視路角

10°

10°

16倍ワイド・ハイアイポイント

接眼レンズ
実視野（直径）

顕微鏡部

瞳孔間距離

16倍ワイド・ハイアイポイント

23.3, 14, 8.8 mm

35.9, 23.3, 14, 8.8, 5 mm

52~82 mm

視度調整範囲52~82 mm

±7 D

±7 D

125 mm（対物レンズ）

125 mm（対物レンズ）1~14 mm連続可変

1~14 mm連続可変

119 mm（対物レンズから患 119 mm（対物レンズから患者の眼まで）
者の眼まで）

作動距離
焦点距離0~14 mm連続可変（14 mm 0~14 mm連続可変（14 mm時ほぼ円）
時ほぼ円形）

スリット幅
スリット長さ0°~180°連続可変、90°にクリックストップ

0°~180°連続可変、90°
クリックストップ

照明径

14, 8, 5, 3, 0.3 mm

14, 8, 5, 3, 0.3 mm

フィルター

ブルー／グリーン（無赤色） ブルー／グリーン（無赤色）／ブルーコレクション／ブルーコレクション

スリット回転スリット偏芯（水平） 可能（0°で固定可能）

スリット部

スキャニング角

左へ7°、右へ7°

LED(3500K)

可動範囲

15 mm（前後・左右）

15 mm（前後・左右）LED (赤)LED (赤)

95 mm

電源電圧

AC 100-240 V (±10%), 0.4-0.2 A AC 100-240 V (±10%), 0.4-0.2 A

固視灯

本体電源入力95 mm

DC 5 V 2 A

S10-17 コンビネーション TV カメラ
アダプター（イエローフィルター内蔵）

11.5 kgシステムチャート

オプション品S11-02ビームスプリッター

TB700
トノメーターベース

O08-11
ビデオカメラアダプター

O09-07SE
アシスタントスコープ
ショートタイプ

S11-01
ビームスプリッター

型番AT-1
O08-11
O12-20AT-1
アプラネーション
トノメーターS06-44
S09-06SE
アシスタントスコープ
ロングタイプＳ１４−Ｏ５

S06-66
患者用ハンドレスト

S14-05目盛付アイピース

Ｓ１４−Ｏ６

S06-71
ブレスシールド

S14-06
レチクル付アイピース
O12-20可変接眼鏡筒4ZL / 2ZL

ＩＮ

イメージングシステム

IN
OUT

TD-2
デジタルカメラ
アダプター

電源キットにつきましては弊社営業部まで問い合わせください。

安全に正しくお使いいただくために、「取扱説明書」をよくお読みいただいてからご使用ください。
検眼用器具

35148000

細隙灯顕微鏡

S06-66
S06-71

詳細

アプラネーショントノメーター：Rタイプ（取付用トノメーターベース必要）
TVまたはビデオカメラ取付用アダプター F = 50 mm

接眼鏡筒の角度を変えて首や肩への負担を軽減する鏡筒
蛍光観察のコントラストを高めるイエローフィルター
首や肩への負担を和らげる13°傾斜アダプター

検査中に患者が掴んで楽に姿勢を保てるようにする患者用ハンドレスト（標準装備、単体での購入可）
ブレスシールド（標準装備、単体での購入可）

S09-06SE ロング助手用単眼顕微鏡

S09-07SE ショート助手用単眼顕微鏡
S10-17
S11-01

S10-17
コンビネーション
TVカメラアダプター（イエローフィルター内蔵）

S11-02

S06-5913°
傾斜アダプター

オプション仕様

S06-59

S06-44
イエローフィルター

※1光学台用電源キット

機械器具22489(固視灯長さ含まず )DC 5 V 2 A

重量（パワーアダプターとオプションを除く） 11 kg※1348

上下可動範囲

標準仕様

S06-59 13°傾斜アダプター

LED(3500K)

105 mm（前後・左右）30 mm（上下）105 mm（前後・左右）30 mm（上下）

微動範囲

電源部

AT-1 アプラネーショントノメーター

ジョイスティックの片手操作 ジョイスティックの片手操作による前後・左右・上下移動 による前後・左右・上下移動操作

あご台部

369

可能（0°で固定可能）

左へ7°、右へ7°

光源
架台部

S06-71 ブレスシールド（高さ 290mm x 幅 220 mm）標準装備
462

販売名称

S14-05

ビームスプリッター、カメラアダプター、イエローフィルター機能を一つにまとめたアダプター

カメラや助手用単眼顕微鏡を取り付けるためのビームスプリッター(分光比率40: 60)

カメラや助手用単眼顕微鏡を取り付けるためのビームスプリッター(分光比率30: 70)
計測を可能とする目盛付き接眼レンズ

S14-06

レチクル（十字線）付き接眼レンズ

TD-2

Canonの一眼レフデジタルカメラ取付用アダプター

TB700

AT-1装着用トノメーターベース●製品改良のため、カタログにある記載内容と外観は予告なく変更されることがあります。
●撮影時の光や印刷の色合いにより、カタログの写真と実際の製品の色は多少異なる場合があります。

一般医療機器

2ZL
4ZL

届出番号
届出番号

20B2X00012000047
20B2X00012000054

販売代理店

本社 〒383-8585
長野県中野市岩船330-2
TEL.
（0269）
22-4512FAX.
（0269）
26-6321https://www.takagi-j.com

東日本支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-21-1（ショールーム） アウルタワー2階 205号室

TEL.
（03）
5615-9282
FAX.
（03）
5615-9283
西日本支店 〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町3-24-5
TEL.
（06）
6334-4512
FAX.
（06）
6334-4521

株式会社タカギセイコー

PB(4ZL/2ZL)J Rev.4 Printed in Japan 2024.6 KY