Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０２３
Ｄ－０２３ＳＢ
診断用
Ｘ線管 D-023，D-023SB は、0.2 の焦点をもった小形固定
陽極Ｘ線管で、100kV まで使用できます。
このＸ線管は、鮮鋭な焦点と広い照射範囲を持っているた
め歯科診断用、特にＣＴ撮影に適します。
D-023SB は、管容器に取り付けを容易にするため、D-023に絶縁円筒と鉛円筒をかぶせたものです。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 100 kV
公称焦点値 ............................................................................... 0.2
公称陽極入力（1.0s） ................................................................... 387 W
公称撮影陽極入力 ....................................................................... 387 W
撮影周期 ............................................................................ 1:60 以上（曝射時間：休止時間）
機械的定格：
外形寸法：
全長 .......................................................................... 外形図参照

最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角度 ............................................................................... 10 °材

質 ........................................................................ タングステン

固有ろ過 ................................................. アルミニウム当量 最小 0.8 mm / 75 kV
Ｘ線照射範囲 .................................................... SID 485 mm にて 140 × 260 mm
質量D-023 .............................................................................. 約 320 g
D-023SB ............................................................................ 約 780 g★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-023 / D-023SB

冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法
D-023 ................................... 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定
D-023SB ..................................................... 絶縁円筒あるいは鉛円筒にて固定

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ........................................................................ 100 kV
陽極（ま た は 陰 極 ）アース間 ........................................................... 50 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 50 kV
最大使用管電流 ........................................................................ 4.3 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 3.9 A
フィラメント電圧（3.9A） ...................................................... 1.87 ～ 2.53 V
使用フィラメント加熱電源回路 ................................... DC または AC(正弦波)20kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ........................................................................... 35 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 250 W
最大負荷時間 ............................................................................ 40 s

- 2 -D-023 / D-023SB

許容環境条件
使用条件：
使用環境条件：
使用環境 ........................................................................ 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................. 10 ～ 60 ℃
圧

力 ..................................................................... 70 ～ 140 kPa

輸送及び保管条件：
周囲温度 .................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ..................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気圧 ...................................................................... 50 ～106 kPa- 3 -D-023 / D-023SB

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値０．２590kV

管 電 流 [mA]

460kV-80kV

100kV

350kV

21021357201030 40

負 荷 時 間 [s]管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値０．２（代表値）

5390kV
2.5100kV

32

フィラメント電圧

21.570kV
50kV

102.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

フィラメント電流 [A](最大フィラメント電流 3.9A)

- 4 -

13.7

3.8

3.90.5

フィラメント電圧 ［Ｖ］

管 電 流 ［mA］4D-023 / D-023SB

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

35315W
225W

30

175W

25201510冷却
5加熱
00246

冷却（または負荷）時間 [min]- 5 -810

D-023 / D-023SB

Ｄ－０２３

外形図
単位：ｍｍ

M5 深810°138 ±3

73 ±18

O 15.7

主放射線方向O45MAX

14 MAX

焦点FC.3)20(φN

ショートピンF : フィラメント
C : 陰極N : 使用不可C

F- 6 -D-023 / D-023SB

Ｄ－０２３ＳＢ

外形図
単位：ｍｍ

M5 深8O 58
O 54
O 15.714310 °

主放射線方向
146 ±340

O 25O 30

73 ±130

絶縁円筒

65

焦点

6 max.

鉛円筒FC20(φ.3)

N

ショートピンF : フィラメント
C : 陰極N : 使用不可

CF- 7 -営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-D-023/SB 2018-11