MS3100

標準仕様書 型式：MS3102
型式：MS3102
端子台型 絶縁２出力 測温抵抗体温度変換器

49.8

概要



測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁２出力 測温抵抗体温度変換器です。
102型 式 コ ー ド55<ＭＳ３１０２ -□-□□□＿



<







型式40

供給電源
Ａ: AC 100～100～ 240V (50～(50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC110V

仕●電入力信号Ｐ１:
Ｐ１: Ｐｔ 100Ω100ΩＰ５:
Ｐ５: Ｐｔ 50Ω
50Ω

第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

Ｊ: ＪＰｔ １00Ω00Ω
Ｎ: Ｎｉ 508.4Ω
508.4Ω
Ｙ： 上記以外

１ : 0 ～ 10mV DC２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ:
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ:
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ:
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

源

(mm)

様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～
AC100～240V : AC85～
AC85～264V（264V（47～47～63Hz）
63Hz）
DC24V : DC24V±
DC24V±10%
DC110V : DC90～
DC90～121V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%
各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
0.1%以内電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100DC110V
AC100-240V DC24V
約 7.0VA
7.0VA / 約 1.8W / 約 2.5W
2.5W

●入力部

Pt0～100℃
100℃
励 起 電 流 約 1mA ＠Pt0～
200Ωmax.
入 力 導 線 抵 抗 1 線あたり 200Ω
製作可能範囲＜標準仕様＞（入力 0%時の温度0%時の温度=0時の温度=0℃）
=0℃）
0～50℃
50℃ ············ 0～500℃
500℃ までの 50℃刻み
50℃刻み(例：Pt100
例：Pt100Ω
Pt100Ω：0～150℃150℃)
0～50℃
50℃ ············ 0～500℃
500℃ までの 50℃刻み
50℃刻み(例：ＪＰt100
例：ＪＰt100Ω
t100Ω：0～250℃250℃)
0～100℃
100℃

Pt 100Ω100Ω

ＪＰt100ＪＰt100Ω
t100Ω

第 2 出力信号
Pt 50Ω
50Ω第 1 出力信号のコードと同じ出力信号のコードと同じ＜準標準仕様＞
測定温度範囲（℃）☞第1 出力信号が電圧出力の場合、第出力信号が電圧出力の場合、第2、第2 出力信号は電流出力の測温抵抗体ご指定はできません。
☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第１出力20mＡの場合、出力負荷は第１出力 550Ω
550Ω以下、第 2 出力 350Ω
350Ω以下となります。
☞バーンアウトは上昇となります。

Pt 100Ω-200～
50 ℃以上100Ω
200～+850
JPｔ
ｔ100Ω
-200～
50 ℃以上 入力スパンのJP
100Ω
200～+500
Pt 50Ω
-200～
100 ℃以上
4 倍まで
50Ω
200～+600
Ni 508.4Ω
30 ℃以上508.4Ω - 50～50～+250（例）Pt100（例）Pt100Ω
Pt100Ω（150～150～200℃）
200℃）⇒入力スパン℃）⇒入力スパン 50℃、バイアス50℃、バイアス 150℃（150℃（3℃（3 倍）☞測定温度範囲またはバイアス条件を逸脱する仕様に関しましては特注仕様となります。

オプション
未記入： なし／Ｋ ： 高速応答型 （10ms 以下:0以下:0～:0～90%）
90%）／Ｘ ： 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定温度範囲）（例）MS3MS31（例）MS3102-A-P1A
P1A6（0～150℃）
150℃）＊温度レンジのご指定は min.10℃単位でご指定下さい。
min.10℃単位でご指定下さい。
その他ご指定例
・入力“・入力“Y”時 MS3102MS3102-A-YAA（入力YAA（入力 Cu10ΩCu10Ω at0℃
at0℃ 0～100℃）
100℃）
・出力“・出力“0”時 MS3102MS3102-A-P106（P106（0～150℃
150℃/出力 2～5V）
5V）・ｵﾌﾟｼｮﾝ“・ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時 MS3102MS3102-A-P1AA/X（P1AA/X（0～150℃150℃/応答周波数 50Hz）
50Hz）
・ ｵﾌ ﾟ ｼ ｮﾝ 複数 時は 、ｺ ｰﾄﾞ 記号 を続 け てご 指定 下さい 。（ /KX ）

●出力

入力スパン

入力バイアス部

最大出力負荷電圧出力(DC)
電圧出力(DC)
1V スパン以上
10mV
100mV
電流出力(DC)
4～20mA
電流出力(DC)
20mA 1 出力
4～20ｍ
20ｍA 2 出力

2mA 以下10kΩ
10kΩ以上100kΩ
100kΩ以上
750Ω
750Ω以下第１出力 550Ω
550Ω以下第２出力 350Ω
350Ω以下ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±5%スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)変換器前面トリマにより可変)
バ ー ン ア ウ ト 上昇 （A､B､B’何れが断線しても）MS3102 仕様書 Rev.1.8(MQDDK-111125-2)

Page:

1/2

標準仕様書●出力

型式：MS3102 端子台型 絶縁２出力 測温抵抗体温度変換器部●適合規格製作可能範囲電流信号
0～20 mA
4～20 mA
0～100%

出力範囲(DC)
出力範囲(DC)
出力スパン(DC)
出力スパン(DC)
出力バイアス

電磁両立性指令(2014/30/EU)(2014/30/EU)
適 合 E C 指 令 電磁両立性指令
EN61326EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU)
低電圧指令(2014/35/EU)
IEC61010IEC61010-1/EN610101/EN61010-1:2010
設置カテゴリⅡ、汚染度 2、最高使用電圧 300V

電圧信号
-10～
10～10V
10mV～10mV～20V-100～
100～100%*電流出力信号の場合、電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となり0.1mA 未満の出力は精度保証外となります。
未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20mA⇒
20mA⇒出力スパン 16mA、16mA、バイアス 25%
25%（例 2）-1～4V⇒出V⇒出力スパン 5V、バイアスバイアス-20%
20%[入力・出力・GND]
入力・出力・GND]－電源間
GND]－電源間 強化絶縁

端子配置図、信号割付●基 準 性 能変
温応C
信換度
答
M号

精特速R
絶絶

縁

抵

耐電度
性度
R
縁

±[ｽﾊﾟﾝの 0.15%+0.1℃］以内
0.15%+0.1℃］以内（25℃±25℃±5℃±5℃にて）10℃の変化に対してスパンの±10℃の変化に対してスパンの±0.2%℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
0.2%以内170ms 以下（0以下（0～90%）90%）@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V以上（500V AC，AC，50/60Hz）
50/60Hz）

23

22

21:

98

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁100MΩ以上（@500V以上（@500V DC）
DC）
抗 100MΩ
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
入力－[[第 1 出力、第 2 出力出力]]－[電源、大地電源、大地]]各間
圧 入力－：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1C37.90.1-1989 に準拠
温度：-5～55℃
55℃
動 作 環 境 温度：
湿度：5
湿度：5～90%RH（結露のないこ90%RH（結露のないこと）（結露のないこと）10～60℃
60℃
保 存 温 度 -10～234567①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2N.C
P ＋）
（POWER
N（－）
GND
A RTD
B RTD
B’RTD
N.C＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1●取 付 ・ 形 状
DIN レール取付
M3.5 ネジ端子接続（脱落防止機構）
0.8～
0.8～1[N・1[N・m] *推奨値
*推奨値
W49.8×W49.8×H102.0×
H102.0×D40.0mm(DIN レール含む)
レール含む)
量 140g 以下

取 付 方 法配 線 方 法
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
外 形 寸 法質

●材

質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端 子 ネ ジ基板
防 湿 処 理ABS 樹脂（UL樹脂（ULUL-94V94V-0）
鉄/ニッケルメッキ
ガラスエポキシ（FRガラスエポキシ（FRFR-4：ULUL-94V94V-0）
ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）
1A27NS（ポリウレタン樹脂）

ブ ロ ッ ク 図

定電流回路

A⑦

Z1 S1

増幅回路
絶縁回路

測温抵抗体
基準抵抗

第 1 出力回路⑪ 第 1 出力信号＋

Z2 S2⑫ 第 1 出力信号－

第 2 出力回路① 第 2 出力信号＋絶縁回路

B ⑧
B’⑨P(＋) ④電源供給電源回路

絶縁回路② 第 2 出力信号－

N(－) ⑤GND⑥MS3102 仕様書 Rev.1.8(MQDDK-111125-2)

Page:2/2