~~10 乎ャル~II 電子工偉大住畿長符~~
本格的なテスターを白作しよ弓

Z和電気計器の押目。マ，~，：；~~·Iiキけ ~語マKIT‑SD の製作J

。 予算／ 4,725円。 難易度／＊＊＊古女

学習ポイシト＠ハンダ付けテクニック
＠テスターのしくみ
＠テスターによる測定方法

多国太郎

テスターは電子工作の必需測定器です。電子機
器を組み立てて回路配線に間違いがないかを調べたり、故障した電気機器の原因を調べたり、電源に使う電池の容量や、電源器の電圧を確かめた
り、抵抗器の容量を調べるときにテスターは活躍します。今回、製作に挑戦するのは三和電気計器が発売しているアナログマルチテスター組立キット KIT‑80 という製品です。しっかりしたケースに入った、実戦的な製品です。一生使える、皆《写真 1) テスタ ー完成さんの親友になってくれるはずです。ぜひ機会をテキストが付属しています。68ページもある立見つけてチャレンジしてみましょう。

fや派な内容で、組立て実習を しながら、理論の基礎学習もできる本格派を学習できます。

KIT‑
SD には、カリキュラムに合わせた専用

中学校、工業高等学校、各種専門学校、高専大学等の教育用およsn腸量産芳員長一

ca： に鯵織して...符い.す..電流の測定ですので篭源の舗伎に注意し、・・
滋
賀E
手厳は以下のとおりです

び企業内の技術者やサービスマンの研修用としても利ど＝ミ：用されています。
電気計ii!~ の基礎

知識をもった人の指導のもとで製作することを前提に
2...固定回路の電源をOFFにしてから図絡を切り雌し、通事テストピンをプラス側、翼民テストピンをマイナス側

ζ量豊ム主主〈写真 2｝測定方法

3...固定街路の篭磁をONにしメータの.れを V•All

II
で.み取ります。しているので、 一
般市販はされていません。学校や職場で呼びかけて、指導者を見つけ出91

~~10 乎ャル~！！電子Z偉大錐載殺待望事、して製作してください。 この記事を見せて説得するのもよいでしょう 。

写 真 1が完成したテスタ ー KIT‑SD です。
ハンドストラップも付いています。

00V、測定できるのは DCV＝直流電圧最大 6

組み立て方法は①早く組み立てる為の部品表順に製作

ACV＝交流電圧最大 600V、DCA＝最大 0.
3A、②部品学習を重点、に置いた配置図で製作を進める

Q ＝抵抗値段大 2MQ、それに l.
5Vの電池を測定するレンジも用意されています。

カリキュラム③ テスターの内部回路構成を理解しながら進める

IT‑SD の仕様です。
第 1表が K
写真 2がマニュアルの一部です。

回路構成順に製作授業の進捗状況や、の 3通りが用意されています。
製作する人たちの習熟度に合わせることができま1
土

製作は慎重に行うキットの内容を写真 3に示します。 プリントす。
アナログテスターの原理、構造、特性をわやす

基板に取り付ける抵抗器が 18本。 ダイオードがく説明した組立実習テキストや指導解説書、修理マニュアルも用意されていて、組み立て後の動作7本あります。 これはシールに貼り付けてあります。 コンデンサは l個。他に OQ調整用の半固定試験や、校正方法についても掲載しであり 。電気ボリュームがあります。パラの抵抗器 2本があり回路実習の参考資料としても活用可能な内容がもますが、これはハンダ付け練習用です。
このキットは、とても親切な工夫が凝らされてりこまれています。
安全設計で、重要なメータ一指針部はドロップいます。専用テキストの 1ページが 台紙部品表

ショックプルーフメーターを採用。 lmの高さかtl¥:抗；とダになっていて、シールに日占り付けてある :らコンクリート床面に落とした衝撃にも耐えられイオードを 重ね合わせると Rl とか Dl などる、がんじような作りです。

の部品番号、値、カラーコードとダイオードの記スタンドにもなる保護用カバーが付属していますから、現場で活躍してくれます。

号が一目でわかるようになってい ます。ダ イオードのカソード側には帯状の印刷がしてありますか〈第 1表｝KIT‑80 の仕様
一般仕様
メーター感度60.0μA

レンジ切り換えマニュアル

確度保証湿度範囲

23±2℃

電源

SUM‑3 (1.
5V) x245〜 75%PH以下結露のな いこと内蔵ヒューズゆ5.
2×20mm (0.5A/250V）ガラス管入り 2本 （1本 は予備）、遮断容量 300A

付属品

組立・取扱説明書、ハンドストラップ、予備ヒ ュース、テス トリード（TL‑61T)

寸法159.5×129X41.5mm

重量約 320g

その他

RS品番 464‑3011)
ブザーキ ッ トは別売り （組立キ y 卜 （RS品番 4643005） はブザーキ y 卜組込み周設計済み

詳細仕様
Function

レンジ

内部抵抗許容差300mV／16.?kO八最大目盛値 ±3%3/12V

20k0/V30/120/300/600V

9k0/V

ACV （交流電庄）

12/30/120/300/600V

9k0/V

直流電流）
DCA （60μ!
3m!
30m!
0.
3A

パ γテリ ーチ工 yク）
BATT （単 1〜単 4形乾電池 （負荷抵抗 200)

DCV （直流電圧）

注）許容差保証条件
温度 23土2℃、湿度 45〜 75%、 姿 勢 水 平 （±5。
）
、 交流レンジは正弦波 （50Hzまたは 60Hz)

92

最大目盛f
直土 4%
目盛長 さ ±3%

ザ料亭ャル手、！！電子Z偉大錐畿 長待望事、

プリント基板

00調整器
00調整器ツマミ

夕、イオド

抵抗器

ネームシール〈写真 3)
ら注意深く確認しましょう（写真 4。
）

まっています。

抵抗器は極性がないので、取り付ける方向はど

プリント基板にシルク印刷されている部品番号

ちらでもかまいませんが、ダイオードはトランジと、記号を照らし合わせて取り付けて。ハンダ付

スタと同じ半導体で極性があります。方向は決けしていきます。
プリント基板には、ハンダ付け練習基板が付いています。製作する前に折り：ぎllll'u:

払総ltl>
続 的》

取ってしまいます。 この練習基板は、抵抗器の足を、プリント基板に差込みやすくするためのメジャーにもなっていまw

明盤側す。
）
。
これも親切ですね（写真 5
写真 6は、部品取り付け面の作業が終了したようすです。ヒューズと電池用端子も取り付けられています。テストリー
ドは左がマイナス用の黒い配線、右はプmm 刊 的都 盤 趨 盤 鋤 鋤ト~.
〈
写真 4）台紙部品表に抵抗とダイオードを貼り付けるラス用の赤の配線です。
写真 7はプリントパターン側から見た配線完了したプリント基板です。 ヒューズ用の金具が左端に、電池用端子が上の左の位置にハンダ付けされています。
OQ調整用の半固定ボリュームは、パターン面に付けます（右上） 。
中央の同心円は、パターンがむき出し

93

ば10 乎ャル~II 電子工維大錐載 議待望事、《写真 5｝ハンダ付け練習基板で抵抗の足曲げ寸法を計る〈
写真 8｝スイッチフラシを置き、基板をかぶせる〈
写真 6｝基板の配線完了（部品面）〈
写真 9｝基板はめ込み終了。 トラップを付けてリヤケースをはめるにな っていて、レンジ切り替えのロータリースイ ッチ（回転式スイ ッチ）の接触部分になります。
レン ジ切り 替えのスイ ッチを、指定の位置に回し、接触端子 となスイ ッチブラシを所定の位置にはめて、プリント基板をかぶせれば、テスターの。
基本部分は完成です （写真 8）
写真 9は、プリント基板のはめ込みが終了した〈
写真 7}基板の配線完了（プリントパターン面）

メーター O位調整器

予備ヒユース

単三乾電池

テストリード00調整つまみ
交流電圧直流電圧
テストリード収納部

直流電流

抵抗値
ヒュース

〈
写真 10｝各部の呼びかた94

~~Iむ 乎ャル~！！電子工維大錐獣長待望襲、ょうすです。つめがしっかりと固定してくれます。

れで生涯の友になるマイテスターが完成です。

リヤケースをはめる前に、テストリードのケース

写真 10が内部と 表面の各部の名称と機能です。

から外の部分の長さをそろえ、余った黒線はケー

写真 1
1がメーターの測定レン ジ、メモリの倍数

ス内でトグロをまかせます。

を示しています。

予備 ヒューズと、電池、ストラ ップも忘れずにメーター O位置調整、 OQ調整を行い、電圧やセットして、リヤケースをはめます。そしてねじ抵抗値を計ってみてください。電流測定はたいへ止めします。

ん微妙なので、初心者は指導者の指示に従って表に して、ダイヤルプレートを貼ります。あらかじめノリが付いています。ずれないように慎重貼りましょう 。OQ調整つまみを 差し込めば、 こ行ってください。高電圧は危険なので、同様です。
皆さんが、テスターを使いこなせる電子技術者になることを期待しています。

測定レンジ｜目盛数字倍率｜測定目盛ー × 1k①②③④

主i
旦一一一一」x1①

X1
×1
X0.001x0.1②・ 肺，.
.
お曲Q/VDQ<QV

Q/
VDCO.
割9'l.
Ol'f'DC
it<QIVAC

滋纏鱒欝dH

刈可一川一川一刈一川一則一川

×0.
0
1×0.
0
1
X
0.
00
1〈
写真 11)メーターの測定レンジと目盛数字倍率n計「電子工作マガジン春休み電子工作教室 iillH
得ランド」が開催されます。
開催日は 2013年 4月 7E
l（日）の午後 1時〜4時（受付開始： 12時 30分） 。参加費は 2,000円で、募集人数は付き添いの父兄と 15組（参加者は小学校高学年〜中 ・高校生ぐらいまで） 。
fflj器ラン開催会場は東洋計測器本店のある計 i
ドビル（東京都千代田区外事11回 ト 3‑12 電話：03‑3255‑8036）です。※地図参照。
製作物は KIT‑SD で、編集部が直接指導します。
お申し込み・お問い合わせは電波新聞社販売
3 3445 8201 （ダイヤルイン）
部で、電話は 0干141‑8715東京都品川区東五反田 1‑11 15(http://www.dempabooks.jp/)〆2012年春の工作教室会場風景d韮お茶の，195