Product Information

PIアナリクス®
Ａ－１４０－Ｃｕ

アナリクス A-140-Cu は、0.4mm×12mm の焦点をもち（LFF）、最大定格 2.2kW，陽極接地形の分析用Ｘ線管です。
（ショートボディＸ線管）
このアナリクスは、Ｘ線回析用に適しております。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ...........................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 ...................................................................... 陽極接地方式
公称最高管電圧 ......................................................................... 60 kV
公称実効焦点 .................................................................. 0.4 mm ×12 mm
機械的定格：
外形寸法 .......................................................................... 外形図参照
全長 ........................................................................... 188±5 mm

最大部直径 ................................................................. φ67.8±0.05 mm
ターゲット：角度 .................................................................................. 0 °材質 .................................................................................. Ｃｕ
固有ろ過 ........................................................................ 0.3 mm Ｂｅ
Ｘ線照射角度 ......................................................................... 約 6°
Ｘ線照射窓 .......................................................................... 2 方向
質量 ............................................................................. 約 2.1 kg
冷却方式 .............................................................................. 水冷
冷却水量 ................................................................... 3.5 ℓ ／min 最小
冷却水温 ................................................................ 流水口にて 35℃以下
冷却水圧 ....................................................................... 最大 490 kPa
圧力損失 .......................................................................... 約 98 kPa★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

A-140-Cu

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ......................................................................... 60 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 10 kV
最大使用管電流 ......................................................................... 50 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 3.8 A
フィラメント加熱回路 .................................... 直流あるいは交流（正弦波）20 kHz 以下
最大入力 .............................................................................. 2.2 kW

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 .................................................................. 0 ～ 40 ℃
使用時湿度 ....................................................................... 85 ％以下(結露ないこと)
使用時気圧 ................................................................... 70 ～ 106 kPa
振動，衝撃 ............................................... 振動，衝撃のない環境で使用すること
輸送および保管条件:
温度 .......................................................................... -20 ～ 70 ℃
湿度 ............................................................................. 85 ％以下(結露ないこと)
気圧 .......................................................................... 50 ～106 kPa
振動 ......................................................................... 4.9 m/s2 以下
衝撃 .......................................................................... 98 m/s2 以下- 2 -A-140-Cu

最大入力図（絶対最大入力）60

管 電 流 [mA]

504030201000102030405060

管 電 圧 [kV]

管電流特性・フィラメント特性（代表値）
5012D250kV20kV
10308Ef206104022.62.833.2

フィラメント電流- 3 -

3.4

[A]

3.63.8

フィ ラ メ ント 電圧

管 電 流 [mA]

[V]

40

A-140-Cu

外形

図11O 55

43.2

X線放射窓
（線焦点）

17.3 ±0.332

単位：ｍｍTarget

105 ±1.2

X線放射窓
（点焦点）

188 ±542

O63 MAXO 29 ±1.2
O 41 ±1.2

管球取付ネジ
8M62-O8.5
冷却水出口

陰極端子2-M6
管球取付ねじ
4-R52O6

寸法精度はJISによる

O 67

O9.8 ±0.1

244

q 80

O 29

注1：→印はX線放射方向を示す

35.3

陰極端子82

φ3 深8

冷却水入口

8220.8

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-A-140-Cu 2018-11