Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０６８Ｒ
Ｄ－０６８ＳＢＲ
診 断 用
Ｘ線管 D-068R，D-068SBR は、0.6 の焦点をもった固定陽極Ｘ線管で、定電圧回路で 110kV まで使用できます。このＸ線管は診断用Ｘ線管装置に適します。
D-068SBR は管容器に取り付けを容易にするため、D-068R に絶縁円筒及び鉛円筒をかぶせたものです。

一般定格
用途 .......................................................... モバイルＣアームの診断用Ｘ線撮影
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 110 kV
公称焦点値 ............................................................................... 0.6入力（1.0s） .......................................................................... 2020 W
公称撮影陽極入力 ...................................................................... 2100 W
撮影周期 ............................................................................ 1:60 以上(曝射時間:休止時間)
機械的定格：
外形寸法：
全

長 .......................................................................... 外形図参照

最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角度 .................................................................................. 9 °

材

質 ........................................................................ タングステン

固有ろ過 ................................................ アルミニウム当量 最小 0.8 mm / 50 kV
Ｘ線照射範囲 .......................................................... SID 970 mm にてφ245 mm★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-068R / D-068SBR

質量：D-068R ............................................................................ 約 800 g
D-068SBR .......................................................................... 約 1300 g

冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法：
D-068R .................................. 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定
D-068SBR ........................................................ 絶縁円筒又は鉛円筒にて固定

最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ........................................................................ 110 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 55 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流 ......................................................................... 30 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 3.7 A
使用フィラメント加熱電源回路 .................................. DC または AC（正弦波）20kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ........................................................................... 60 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 600 W
最大透視入力時間 .................................................................. 20 分(600W)

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧 力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％(結露ないこと)
気 圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa- 2 -D-068R / D-068SBR

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．６30~50kV
60kV

管電流 [mA]

252080kV

15100kV
110kV

10500.1

110

負荷時間 [s]管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．６（代表値）
305.540kV

80kV

5管電流 [mA]

204.5110kV

154Ef

103.5

530

2.5
2.7

2.9

3.1

3.3

フィラメント電流 [A]

- 3 -

3.5

3.7

フィラメント電圧 [V]25

D-068R / D-068SBR

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

60冷却50600W

4030300W
20150W
10加熱
00123

冷却（または負荷）時間 [min]- 4 -45D-068R / D-068SBRＤ－０６８Ｒ

外形図

φ28単位：ｍｍ

φ4-4 .1

M5 深10162 ±586 ±0.730.5

φ 45

主放射線方向焦点C2F2N16MAX.

φ52 MAX.

.3)17（φ主放射線方向
F1 / F2 : フィラメント
C1 / C2 : 陰極
N: 使用不可ショートピン

C1F1- 5 -

D-068R / D-068SBR

Ｄ－０６８ＳＢＲ

外形図

φ28単位：ｍｍ

φ4-ラジエーター

M5 深10φ 45176 ±586 ±0.7

φ 25 ±135

φ 22 ±13630.5

絶縁円筒

504.1

主放射線方向

9070

焦点鉛円筒

φ 64 ±1.5C2F2（φN.3179710φ 60 ±1.5)

主放射線方向F1 / F2 : フィラメント
C1 / C2 : 陰極
N: 使用不可C1F1ショートピン

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-D-068R/SBR 2018-11