QVT Monitor v0.3
クイックスタートガイド

2022 年 8 月 2 日

1.0 版㈱Bee Beans Technologies

1目次
概要 .............................................................................................................................3
参考資料 ...............................................................................................................3
用語 ......................................................................................................................4
システム概要 ........................................................................................................58ch-5Gsps-Digitizer とパソコンの接続 .......................................................................7
接続と導通確認の概要 ..........................................................................................7
パソコンの IP アドレス設定方法 ..........................................................................88ch-5Gsps-Digitizer との導通確認 .....................................................................13
QVT Monitor ソフトウェアのインストールと起動 ....................................................14
概要 ....................................................................................................................14
圧縮ファイルの展開 ............................................................................................14
QVT Monitor の起動 .................................................................................................18
8ch-5Gsps-Digitizer のセットアップ .........................................................................22
測定手順 ....................................................................................................................23
8ch-5Gsps-Digitizer への接続 ............................................................................24
Calibration ファイル作成の準備 ........................................................................26
Calibration ファイルの作成 ...............................................................................28
測定準備 .............................................................................................................31
測定の実行 ..........................................................................................................32
保存したデータの閲覧 ........................................................................................35
付録 ...........................................................................................................................37
QVT Monitor による IP アドレスの変更手順 .....................................................372

概要
本書は、Bee Beans Technologies の製品 8ch-5Gsps-Digitizer with QVT Software 用アプ
リケーションソフトウェア QVT Monitor のクイックスタートガイドです。ハードウェア
8ch-5Gsps-Digitizer については、機器詳細仕様(1.1 参考資料[1])をご覧ください。

参考資料
誤ったセットアップ方法は 8ch-5Gsps-Digitizer 本体故障の原因となりますので、機器詳細仕様(1.1 参考資料[1])の 2 章「入出力仕様」をよくご理解頂いた上でご利用ください。
[1] Bee Beans Technologies. 8ch-5Gsps-Digitizer BBTX-112 機器詳細仕様. 1.0.1 版.
[2] Bee Beans Technologies. QVT Monitor v0.3 リファレンスマニュアル.

3

用語
本書で使用する用語は表 1-1 の通りです。

表 1-1.用語の説明
項番
1.

用語説明

Raw データQVT Monitor が 8ch-5Gsps-Digitizer から受信する、各チャンネルへの入力波形デー
タです。

2.

Raw データファイル

Raw データを保存した独自バイナリ形式のファイルです。保存の有無を設定で切り替えられます。保存された Raw データは[LogBook]タブで閲覧、分析することができます。

3.

Histograms

ユーザーが入力した分析パラメーターで Raw データを処理して作成した電荷、電圧、時間のグラフです。

4.

Calibration

Raw データは測定時点の環境の影響をうけるため、測定前に環境の影響を測定して、環境の影響を取り除くことを Calibration といいます。

5.

Calibration ファイル

測定前に Calibration のために予め作成されるファイルです。Raw データから環境の影響を取り除くために使用します。

4システム概要
8ch-5Gsps-Digitizer with QVT Software の構成は表 1-2、図 1-1 の通りです。

表 1-2.システム構成
項番
1.

項目説明

8ch-5Gsps-Digitizer

8 チャンネルのアナログ信号を 1024 サンプ（本体ハードウェア)

ル分記録し、デジタルに変換して QVT Mo
nitor へ Ethernet で送信します。

2.

QVT Monitor

8ch-5Gsps-Digitizer を Ethernet 経由で制（ソフトウェア）御し、Raw データを受信します。波形グラ
フや Histograms を表示する機能があります。

8ch-5Gsps-Digitizer
初期 IP アドレス：192.168.10.16
初期 TCP ポート：24
初期 UDP ポート：4660

検出器等

Ethernet ケーブル
QVT Monitor
Windows パソコン

8ch-5Gsps-Digitizer
給電ケーブル

電源

図 1-1.システム構成※ Windows パソコン、電源、給電ケーブル、Ethernet ケーブル、検出器等は別途ご用意ください。

5QVT Monitor は以下の環境で動作します。

表 1-3.動作環境
項番項目
ハードウェア要件
CPU

64 ビットをサポートしている Intel®または AM
D®プロセッサー(SSE 4.1 以降 2.4 GHz 以上)
※1、※2

メモリ

4.00GB

HDD

空き容量 100GB
空き容量 1GB につき約 6 万イベント保存できます。

ソフトウェア※1

ディスプレイ

1024×768 以上

ネットワークGigabit Ethernet×1

OS

Windows 10 64bit ※3

Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※2

AMD は Advanced Micro Device, Inc.の商標です。

※3

Windows は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

6

8ch-5Gsps-Digitizer とパソコンの接続
本章では 8ch-5Gsps-Digitizer とパソコンの接続を確認します。

接続と導通確認の概要
8ch-5Gsps-Digitizer の出荷時の IP アドレスは、192.168.10.16 です。パソコンとの導通確認手順は以下のとおりです。
①

機器詳細仕様(1.1 参考資料[1])に従い、8ch-5Gsps-Digitizer に給電してください。

②

パソコンの有線 LAN インタフェースと 8ch-5Gsps-Digitizer の LAN インタフェース
を Ethernet ケーブルで直接接続し、リンクの確立を確認します。8ch-5Gsps-Digitizerの Main LED が緑に点灯していればリンクが確立しています。

③

パソコンの有線 LAN インタフェースの IP アドレスを 192.168.10.1 に設定します。2.2
パソコンの IP アドレス設定方法を参照してください。

④

コマンドプロンプトから 8ch-5Gsps-Digitizer へ ping コマンドを実行して導通を確認します。2.3 8ch-5Gsps-Digitizer との導通確認を参照してください。

※ 8ch-5Gsps-Digitizer はハードウェアの TCP である SiTCP を使用しています。
DHCP、mDNS 等には対応していないため、IP アドレスをご利用の環境に合わせて変更する場合は、使用する固定 IP アドレスを割り当ててください。8ch-5GspsDigitizer の IP アドレスの変更には、QVT Monitor または SiTCP Utility ソフトウェアが必要です。
QVT Monitor で IP アドレスを変更する手順については、7.1 QVT Monitor による IPアドレスの変更手順をご覧ください。
SiTCP Utility は下記の URL からダウンロードできます。
https://www.bbtech.co.jp/download-files/sitcp/index.html

7

パソコンの IP アドレス設定方法
パソコンの IP アドレス設定方法は以下の通りです。
①

Windows のスタートボタンを右クリックし、コンテキストメニューから[ネットワーク接続(W)]を選択します。

図 2-1.スタートボタンのコンテキストメニュー：ネットワーク接続※1：スタートメニューの[設定]を開き[ネットワークとインターネット]を選択しても同じダイアログを表示できます。

8

②

設定ウィンドウの[アダプターのオプションを変更する]をクリックし、ネットワーク接続ウィンドウを開きます。

図 2-2.アダプターのオプションを変更する

9

図 2-3.アダプターのプロパティ③8ch-5Gsps-Digitizer と接続する LAN アダプターを選択して、右クリックし、コンテキストメニューの[プロパティ]を選択します。LAN アダプターの対応がわからない場
合は、Ethernet ケーブルを抜き差ししながら、表示が切り替わるアダプターを探します。

10

図 2-4.IPv4 の項目とプロパティボタン④

アダプターのプロパティウィンドウの[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ(R)]ボタンをクリックすると、IPv4 のプロパティダイアログが開きます。

図 2-5.IPv4 のプロパティ

11

⑤[次のアドレスを使う]を選択して、IP アドレスを 192.168.10.1、サブネットマスクを 255.255.255.0、デフォルトゲートウェイは入力せずに[OK]ボタンをクリックします。

図 2-6.IP アドレスの設定

12

8ch-5Gsps-Digitizer との導通確認
Windows の検索ボックスでコマンドプロンプトを検索して、起動します。

図 2-7.Windows 検索‐コマンドプロンプトを起動
コマンドプロンプトで ping 192.168.10.16 と入力して Enter キーを押下します。正常に導通している場合は以下のような応答が確認できます。
C:\Users\ユーザー>ping 192.168.10.16
192.168.10.16 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.10.16 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=255
192.168.10.16 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=255
192.168.10.16 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=255
192.168.10.16 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=255
192.168.10.16 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms[要求がタイムアウトしました。]と表示される場合は導通していません。再度設定を確認してください。

13

QVT Monitor ソフトウェアのインストールと起動
概要
QVT Monitor ソフトウェアは圧縮ファイルとして配布されます。ファイル名は
QVT_Monitor.<バージョン>.zip です。※<バージョン>はソフトウェアのバージョン（例）v0.2.2 等）です。
QVT_Monitor.<バージョン>.zip を適切なフォルダで解凍し、解凍されたフォルダ内のQVT_Monitor.exe をダブルクリックすると QVT Monitor を起動することができます。

圧縮ファイルの展開①

デスクトップ画面を表示します。

図 3-1.デスクトップ画面②

タスクバーの Windows マークの右クリックで表示されるコンテキストメニューの[エクスプローラー (E)]をクリックし、エクスプローラーのウィンドウを表示します。

14

③

QVT Monitor の圧縮ファイルを含むフォルダをエクスプローラーのウィンドウで開きます。

図 3-2.圧縮ファイルを含むフォルダ

15

④QVT Monitor の圧縮ファイルを右クリックし、コンテキストメニューを表示します。
コンテキストメニューの[すべて展開(T)…]をクリックし、[圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開]ダイアログを開きます。

図 3-3.コンテキストメニュー16

⑤[圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開]ダイアログの[ファイルを下のフォルダーに展開する(F):]の下に展開先のフォルダーを入力します。入力フォルダー内に「QVT_Monitor.<バージョン>」フォルダーが作成されます。最後に[圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開]ダイアログの[展開(E)]ボタンをクリックします。

図 3-4.[圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開]ダイアログ⑥

圧縮ファイルが展開されます。

17

QVT Monitor の起動①

エクスプローラーのウィンドウで、3.2 圧縮ファイルの展開で展開したフォルダー内にある[QVT_Monitor.<バージョン>]フォルダーを開きます。

図 4-1.展開後のフォルダー

18

②[QVT_Monitor.<バージョン>]フォルダーにある[QVT_Monitor.exe]ファイルをダブルクリックします。

図 4-2.実行形式ファイル

19

③

初回起動の時のみ、[Windows によって PC が保護されました]というポップアップが表示されます。この場合は、まずポップアップ中の[詳細情報]を押下し、 [実行]ボタンを押下します。

図 4-3.[詳細情報]および[実行]ボタン

20

④QVT Monitor が起動します。

図 4-4.起動時の画面

21

8ch-5Gsps-Digitizer のセットアップ
誤ったセットアップ方法は 8ch-5Gsps-Digitizer の故障の原因となりますので、機器詳
細仕様(1.1 参考資料[1])の 2 章「入出力仕様」をよくご理解頂いた上で、8ch-5Gsps-Digitizer をご利用ください。
8ch-5Gsps-Digitizer with QVT Software で Histograms を作成するとき、時間の基準とするチャンネルのピーク開始より先に入力した全チャンネルの信号は、分析の対象とならないためご注意ください。

22

測定手順
本章では、QVT Monitor の基本的な操作手順を説明します。表 6-1 の利用手順に従って操作します。各手順は詳細列に記載された節をご覧ください。

表 6-1.利用手順
#操作概要

詳細

8ch-5Gsps-Digitizer 接続[Connection]ダイアログで 8ch-5Gsps

6.1 節-Digitizer との接続のための設定をします。
Calibration ファイル作成の準備[Trigger and Sampling Rate]ダイ

6.2 節

アログで Raw データの送信条件、サンプリングレートを設定し、Calibration ファイル作成の準備をします。
Calibration ファイル作成[Calibration File Creation]ダイアロ

6.3 節

グで Calibration ファイルを作成します。
測定の準備[Trigger and Sampling Rate]ダイア6.4 節

ログで Raw データの送信条件、サンプリングレートを設定します。
測定の実行[QVT Monitor]ウィンドウの[Measur

6.5 節

ement]で、波形の監視、分析を行います。必要に応じて Raw データファイルを保存します。
保存データの閲覧[QVT Monitor]ウィンドウの[LogBook]で Raw データファイルを分析します。また、測定毎の設定の確認や、Raw データの閲覧も可能です。

236.6 節8ch-5Gsps-Digitizer への接続
本章では QVT Monitor と 8ch-5Gsps-Digitizer の通信設定を説明します。
①[QVT Monitor]ウィンドウを表示します。

図 6-1.[QVT Monitor]ウィンドウメニューバーの[Connection]②[QVT Monitor]ウィンドウメニューバーの[Connection]をクリックし、プルダウンの[Connection…]をクリックすると、[Connection]ダイアログが開きます。図 6-2 の番号は、以下の手順の番号に対応しています。

24

345

図 6-2.[Connection]ダイアログ③[IP Address]、[UDP Port]、[TCP Port]スピンボックスに、8ch-5Gsps-Digitizer の IP
ア ド レ ス 、 UDP 、 TCP 用 ポ ー ト 番 号 を 入 力 し ま す 。 デ フ ォ ル ト 値 は そ れ ぞ れ
192.168.10.16、4660、24 です。

④[Connect]ボタンをクリックします。手順③で設定を変更した場合、確認ダイアログが表示されるので、内容を確認して[Yes]ボタンをクリックします。8ch-5Gsps-Digitizerと正しく接続できた場合は[Information]のテキストボックスに 8ch-5Gsps-Digitizerの情報が表示されます。接続に失敗した場合は、2 8ch-5Gsps-Digitizer とパソコンの接続を再度ご確認ください。

⑤[Close]ボタンをクリックし、[Connection]ダイアログを閉じます。

25

Calibration ファイル作成の準備
本章では、Calibration ファイル作成の準備のため、8ch-5Gsps-Digitizer に Raw データ送信条件、サンプリングレートを設定する手順を説明します。
①[QVT Monitor]ウィンドウを表示します。

図 6-3.[QVT Monitor]ウィンドウメニューバーの[Device]26

②[QVT Monitor]ウィンドウ上部のメニューバー[Device]をクリックし [Trigger andSampling Rate…]をクリックすると、[Trigger and Sampling Rate]ダイアログが表示されます。図 6-4 の番号は手順の番号に対応しています。

3456

図 6-4.[Trigger and Sampling Rate]ダイアログ③[Trigger for Sending Raw Data]の各項目では、8ch-5Gsps-Digitizer からパソコンへRaw データを送信するトリガーとなる条件を入力します。
[Source]には Raw データ送信トリガーとする入力を指定します。
[Delay]にはトリガー検出後に 8ch-5Gsps-Digitizer がサンプリングを停止するまでの時間を指定します。

④[Sampling Rate]コンボボックスでは実際の測定と同じサンプリングレートを選択します。

⑤[OK]ボタンをクリックすると、設定を 8ch-5Gsps-Digitizer に反映し、[Trigger andSampling Rate]ダイアログを閉じます。

27

Calibration ファイルの作成Calibration を行うことで測定環境の影響を除去することができます。

Calibration なし

Calibration あり

図 6-5. Calibration の効果(v0.2 使用)
QVT Monitor では、Calibration ファイルを利用することで Calibration を行います。
Calibration ファイルの作成方法は以下のとおりです。

28

①[QVT Monitor]ウィンドウを表示します。

図 6-6.[QVT Monitor]ウィンドウメニューバーの[Calibration]

29

②[QVT Monitor]ウィンドウのメニューバーの[Calibration]をクリックし、プルダウンの[Create Calibration File…]をクリックすると、[Calibration File Creation]ダイアログが表示されます。図 6-7 の番号は、以下の手順の番号に対応しています。

3648

図 6-7.[Calibration File Creation]ダイアログ③[Event Count]に補正値を求めるために使用するイベント数を入力します。この値を大きくするとより適正な補正値を求められますが Calibration ファイルの作成に時間がかかるようになります。測定系でのイベントレートに応じて、適切な値を入力してください。

④[Use a new calibration file for measurement analysis]にチェックをつけます。

⑤

補正対象のチャンネルに一定の電圧を入力します。Calibration 後の電圧は、このとき入力した電圧との差を表します。

⑥[Create a calibration file]ボタンをクリックして、[Progress]のプログレスバーが 100%になるまで待ちます。

⑦

処理の完了を知らせるダイアログが表示され、このダイアログを閉じると、Calibration
ファイル保存用ダイアログが表示されます。Calibration ファイルは拡張子 clb2 で保存します。

⑧[Close]ボタンをクリックし、[Calibration File Creation]ダイアログを閉じます。

30

測定準備
測定準備の作業は6.2 Calibration ファイル作成の準備と同様です。[Trigger andSampling Rate]ダイアログの[Source]、[Delay]等に、測定に即した内容を設定してください。

31

測定の実行
本章では測定実行手順を説明します。
①[QVT Monitor]ウィンドウの[Measurement]タブを表示します。図 6-8 の番号は、以下の手順の番号に対応しています。

392101211

図 6-8.[Measurement]タブ②[Measurement]タブの[Run Information]の各項目を入力します。
[Run No]は測定の識別番号、[Title]は測定名称、[Description]は測定に関する説明です。
ここで入力した内容は、[Log Book]タブで測定情報として表示されます。

32

③[Measurement]タブの[Edit analysis parameter…]ボタンをクリックし、[AnalysisParameter]ダイアログを開きます。図 6-9 の番号は、以下の手順の番号に対応しています。

45678

図 6-9.[Analysis Parameter]ダイアログ④波形(1D Pulse)のみを表示する場合、手順④、⑤、⑦は不要です。
[Analysis Parameter]ダイアログの[Reference Ch. for Time of Peaks]コンボボックス
で、時間の基準とするチャンネルを選択します。

⑤波形(1D Pulse)のみを表示する場合、本手順は不要です。
[Analysis Parameter]ダイアログの[Detecting Peaks]に、チャンネル毎のピークの検出条件を入力します。
[Peak Area]で[Leading Edge]を選択した場合、電圧が[Threshold]で設定した閾値を[Edge]で設定した方向に越えると、閾値を超えている範囲をピークとして扱います。電荷、電圧、時間の計算は、ピークとして検出した範囲に対して行われます。
[Edge]ではピークの立ち上がり(Rise)、立ち下がり(Fall)を設定し、[Threshold]ではピークの閾値を設定します。
[Peak Area]の[CFD]、[Baseline]選択時の処理については、リファレンスマニュアル(1.1 参考資料[2])をご覧ください。

33

⑥[Analysis Parameter]ダイアログの[Calibration File]のテキストボックスには、6.3 で作成したファイルのパスを入力します。[…]ボタンでファイル選択ダイアログによりCalibration File を選択することができます。

⑦

波形(1D Pulse)のみを表示する場合、本手順は不要です。
ヒストグラムのビンの設定は [Analysis Parameter]ダイアログの[Bin]で変更できます。

⑧[Analysis Parameter]ダイアログの[OK]ボタンをクリックし、 [Analysis Parameter]ダイアログを閉じます。

⑨[Repeat]チェックボックスのチェックを外します。[Stop Trigger]コンボボックスで[Manual]を選択します。

⑩[Measurement]タブの[Start]ボタンをクリックし測定を開始します。

⑪[Pulse…]ボタンをクリックすると、波形のグラフが表示されます。その他の[1D]内のボタン、[2D]内のボタンをクリックすると、選択したヒストグラムが表示されます。

⑫[Measurement]タブの[Stop]ボタンをクリックして測定を終了します。

34

保存したデータの閲覧
本章では保存した Raw データを分析するための手順を説明します。
①[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブを表示します。図 6-10 の番号は、以下の手順の番号に対応しています。

3425

図 6-10.[Log Book]タブ35

②[Run List]タブの表で任意の run を選択します。

③[Data]タブの[Edit…]ボタンをクリックし、[Analysis Parameter]ダイアログに分析用の設定を入力します。[Measurement]タブから開ける[Analysis Parameter]ダイアログとは設定が独立して保存されることをご留意ください。[Analysis Parameter]ダイアロ
グの操作手順は6.5 測定の実行の手順④から手順⑧までをご覧ください。

④[Data]タブの[Load raw data]ボタンをクリックすると、Raw データの読み込みが始まります。プログレスバーに表示される進捗率が 100%になるまで待ちます。

⑤[Data]タブの[1D]、[2D]の任意のボタンをクリックすると、選択したヒストグラムが表示されます。

36

付録
QVT Monitor による IP アドレスの変更手順①[Connection]ダイアログを開き、8ch-5Gsps-Digitizer と通信可能な状態にします。詳しくは6.1 8ch-5Gsps-Digitizer への接続をご覧ください。

②

メニューバーの[Device]、プルダウンの[Startup Parameter…]をクリックし、[StartupParameter]ダイアログを開きます。

3

4

5

図 7-1.[Startup Parameter]ダイアログ③[IP Address]テキストボックスに設定したい IP アドレスを入力します。

④[Write IP and port]ボタンをクリックし、8ch-5Gsps-Digitizer に IP アドレスを書き込みます。

⑤[OK]ボタンをクリックします。

⑥

8ch-5Gsps-Digitizer を再起動します。8ch-5Gsps-Digitizer の IP アドレスが、手順③で入力した内容に変更されます。

⑦

再び 8ch-5Gsps-Digitizer と通信するには、[Connection]ダイアログを開き、設定を更新します。詳しくは6.1 8ch-5Gsps-Digitizer への接続をご覧ください。

37

図表目次
表 1-1.用語の説明 .......................................................................................................................... 4
表 1-2.システム構成 ...................................................................................................................... 5
図 1-1.システム構成 ...................................................................................................................... 5
表 1-3.動作環境 .............................................................................................................................. 6
図 2-1.スタートボタンのコンテキストメニュー：ネットワーク接続 .......................................... 8
図 2-2.アダプターのオプションを変更する .................................................................................. 9
図 2-3.アダプターのプロパティ .................................................................................................. 10
図 2-4.IPV4 の項目とプロパティボタン ...................................................................................... 11
図 2-5.IPV4 のプロパティ............................................................................................................ 11
図 2-6.IP アドレスの設定 ............................................................................................................ 12
図 2-7.WINDOWS 検索‐コマンドプロンプトを起動 ..................................................................... 13
図 3-1.デスクトップ画面 ............................................................................................................. 14
図 3-2.圧縮ファイルを含むフォルダ ........................................................................................... 15
図 3-3.コンテキストメニュー ...................................................................................................... 16
図 3-4.[圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開]ダイアログ................................................................. 17
図 4-1.展開後のフォルダー.......................................................................................................... 18
図 4-2.実行形式ファイル ............................................................................................................. 19
図 4-3.[詳細情報]および[実行]ボタン .......................................................................................... 20
図 4-4.起動時の画面 .................................................................................................................... 21
表 6-1.利用手順 ............................................................................................................................ 23
図 6-1.[QVT MONITOR]ウィンドウメニューバーの[CONNECTION] ............................................ 24
図 6-2.[CONNECTION]ダイアログ ................................................................................................ 25
図 6-3.[QVT MONITOR]ウィンドウメニューバーの[DEVICE] ..................................................... 26
図 6-4.[TRIGGER AND SAMPLING RATE]ダイアログ ..................................................................... 27
図 6-5. CALIBRATION の効果(V0.2 使用) ...................................................................................... 28
図 6-6.[QVT MONITOR]ウィンドウメニューバーの[CALIBRATION] ............................................ 29
図 6-7.[CALIBRATION FILE CREATION]ダイアログ ...................................................................... 30
図 6-8.[MEASUREMENT]タブ ....................................................................................................... 32
図 6-9.[ANALYSIS PARAMETER]ダイアログ .................................................................................. 33
図 6-10.[LOG BOOK]タブ ............................................................................................................. 35
図 7-1.[STARTUP PARAMETER]ダイアログ ................................................................................... 37

以上38