JPI-8S-5-2009の正誤表（計装設備機維持規格）（2011年07月30日）
頁

該当箇所

5Ⅰ表 1.2.1
6 関税法/揮発油税法

5Ⅰ表 1.2.1

13

6.2 データの管理・活用と技術基準の管理

13

6.2データの管理・活用と技術基準の管理31

Ⅱ.1 表 3.2
通常検査項目例

誤検査対象・課税用流量計
・貯槽・液面計
・貯槽・圧力計
・受入圧力計・タンク簡易温度計
・タンク電子温度計
・流量補正用温度計
関係条文

正検査対象
・税務用流量計及び温度補正装置
・税務用液面計（レベル計）及び温度計、圧力計（列一式削除）― 検査データを評価・解析し、解析結 ― 検査データを評価・解析し、検査・補修
果を検査・補修計画の見直し、設備の新 計画の見直し、設備の新設、変更及び運転の設、変更及び運転の改善などに活用可能 改善などに有効活用できる。とするため、情報の処理手順を定めるなど検査データを有効に活用できる。
― 設備維持管理業務で得られた各種の ― 設備維持管理業務で得られた各種の技術技術情報、保全業務を整理し、関係者全 情報、保全情報を整理し、関係者全てが容易てが容易に使用できる。に使用できる。
誤検査項目
検査内容
2 精度検査① 常用温度を挟む2点以上につき精度検査を（機械式温度補正装置）行う。JFI 1003（流量計に使用する温度補正装置の器差試験方法）に準拠のこと。
（１）
正2

検査項目
精度検査
（温度補正装置）

検査内容① 常用温度を挟む2点以上につき精度検査を行う。具体的な試験方法については、JFI1003（流量計に使用する温度補正装置の器差試験方法）等を参照のこと。（１）

４

誤
132

2Ⅱ.1 表 3.4
検査項目

検査項目
精度検査（流量計本体）

検査内容① 税関、税務対象 ：器差 ±0.2％以内。（１）② 税関、税務対象以外：器差は個々に定める。
精度検査① 税関、税務対象 ：器差 ±0.2％以内。（１）（機械式温度補正装置） ② 税関、税務対象以外：器差は個々に定める。

正12検査項目
検査内容
精度検査（流量計本体）① 税関、税務対象 ：器差 ±0.2％以内。（１）
精度検査（温度補正装置） ② 税関、税務対象以外：器差は個々に定める。

2

検査項目
発信出力の検査

誤
検査内容
（省略）

正33

Ⅱ.1 表 4.2
通常検査項目例

23検査項目精度検査（温度補正装置）

発信出力の検査

検査内容① 常用温度を挟む2点以上につき精度検査を行う。具体的な試験方法については、JFI
1003（流量計に使用する温度補正装置の器差試験方法）等を参照のこと。
（省略）

誤
133

Ⅱ.1 表 4.4
精度検査判定基準

39

Ⅱ.2表3.2.1
2 精度検査検査項目
精度検査（流量計本体）

検査内容① 税関、税務対象 ：器差 ±0.2％以内。
② 税関、税務対象以外：器差は個々に定める。

正検査項目
検査内容
1 精度検査（流量計本体）① 税関、税務対象 ：器差 ±0.2％以内。（１）2 精度検査（温度補正装置） ② 税関、税務対象以外：器差は個々に定める。
注（１） 流量計本体単独、温度補正装置単独及び両者の総合器差がいずれも±0.2％以内であること。
① ② 一定間隔をもって断続的に指示又は ② ①以外で、一定間隔をもって断続的に指示又は記録をする装置を有する高圧ガス保記録をする装置を有する高圧ガス保安
法該当温度計の場合にあっては、通常用 安法該当温度計の場合にあっては、通常用いられる測定範囲の最大値と最小値の差の±いられる測定範囲の最大値と最小値の0.5%以内であること。
差の±0.5%以内であること。
誤73

1

検査項目
作動検査
（全作動検査）検査内容① 調節弁に0、50、100％を含む3点以上の作動信号を与え、その作動状態をインジケータにて確認する。
② オンオフ作動弁の場合は、全閉又は全開信号を与え、その作動状態を確認する。
③ 高圧ガス保安法に規定される緊急遮断弁においては、そのスイッチ操作又はインターロック模擬信号により、その作動状態を確認する。
④ 作動時間を規定している場合は、運転上及び保安上支障のない時間内で作動することを確認する。
⑤ 弁開閉の表示及びアンサーバック信号がある場合は、その作動状況を確認する。

1検査項目
作動検査
（全作動検査）検査内容① スイッチ操作又はインターロック模擬信号により、その作動状態を確認する。
②作動時間を規定している場合は、運転上及び保安上支障のない時間内で作動することを確認する。
③弁開閉の表示及びアンサーバック信号がある場合は、その作動状況を確認する。

1

検査項目
作動検査
（全作動検査）判定基準① 調節弁に0、50、100％を含む3点以上の作動信号を与えたとき、作動がスムーズで、その誤差が±5％以内、また、そのヒステリシスが±5％以内である。
ポジショナなしの場合は、その誤差が±10％以内、また、そのヒステリシスが±10％以内である。
② オンオフ作動弁の場合は、全閉又は全開信号を与えたとき、作動がスムーズで、確実に全閉、全開する。
③ 作動時間は、保安上支障のない時間内である。
④ 弁開閉の表示及びアンサーバック信号の作動は正常である。

1検査項目
作動検査
（全作動検査）判定基準① 全閉又は全開信号を与えたとき、作動がスムーズで、確実に全閉、全開する。
② 作動時間は、保安上支障のない時間内である。
③ 弁開閉の表示及びアンサーバック信号の作動は正常である。

Ⅱ.6 表 2.2
通常検査項目例
正誤76

Ⅱ.6 表 3.2
検査判定基準
正76

3.3
精密検査

91

Ⅱ.8 付表 1（液封式 原理）

109

4.3

誤

各評価は、Ⅱ.6表2.3.1～Ⅱ.6表2.3.2に従い、機能に支障がないこと。

正各評価は、Ⅱ.6表2.3.1～Ⅱ.6表2.3.2に従い、機能に支障がないこと。作動検査の判定基準についてはⅡ.6表3.3に示す。

1

検査項目
作動検査

溶接型ダイヤフラム

Ⅱ.6表3.3 検査判定基準
判定基準① 調節弁に0、50、100％を含む3点以上の作動信号を与えたとき、作動がスムーズで、その誤差が±10％以内、また、そのヒステリシスが±10％以内である。
② ポジショナ付きの場合は、その誤差が±5％以内、また、そのヒステリシスが±5％以内である。
③ オンオフ作動弁の場合は、全閉又は全開信号を与えたとき、作動がスムーズで、確実に全閉、全開する。
④ 作動時間は、保安上支障のない時間内である。
ダイヤフラム

誤リモートメンテナンス管理（以下、本文一式を下記のとおり差替え）

正リモートメンテナンス リモートメンテナンスとは、稼動中のDCSと遠隔監視システム（リモートセンター）との接続によりメンテナンス情報を専門技術者が診断・解析するものである。区分としては、『定期診断』および『緊急診断』に分けられる。
Ⅱ.10表4.3.1 リモートメンテナンス区分と効果区
分効
果
1 定期診断① システムログや自己診断情報を定期収集し解析する事により、不適合の兆候を事前に発見する事ができる。
② システムの異常による障害が顕在化する前に予防保全を図ることができる。
2 緊急診断① リモート接続により、発生しているエラー情報収集が可能である。
② 収集した情報を解析することにより、迅速に不適合箇所の特定または絞込みが可能である。
③ 不具合の診断解析結果によっては、リモート対応にて機能を回復させる事も可能である。