QVT Monitor v0.3
リファレンスマニュアル

2022 年 8 月 2 日

1.0 版㈱Bee Beans Technologies

1目次
概要 .............................................................................................................................4
注意事項 ...............................................................................................................4
参考資料 ...............................................................................................................5
用語 ......................................................................................................................5
画面 .............................................................................................................................6[QVT Monitor]ウィンドウ ....................................................................................8
メニューバー ...............................................................................................10[Measurement]タブ ....................................................................................12[Log Book]タブ ............................................................................................18
2.1.3.1.

[Run List]タブ ......................................................................................21

2.1.3.2.

[Filter]タブ ...........................................................................................23

2.1.3.3.

[Run]選択時の[Data]タブ .....................................................................24

2.1.3.4.

[Run]選択時の[Text]タブ ......................................................................28

2.1.3.5.

[Run]選択時の[Parameter]タブ ...........................................................30

2.1.3.6.

[Run]選択時の[Deletion]タブ ...............................................................33

2.1.3.7.

[Histograms]選択時の[Data]タブ .........................................................34

2.1.3.8.

[Histograms]選択時の[Text]タブ ..........................................................37

2.1.3.9.

[Histograms]選択時の[Parameter]タブ ...............................................39

2.1.3.10.

[Histograms]選択時の[Deletion]タブ ...................................................43[Options]ダイアログ ...........................................................................................44[Connection]ダイアログ .....................................................................................46[Trigger and Sampling Rate]ダイアログ ...........................................................48[Startup Parameter]ダイアログ.........................................................................50[Calibration File Creation]ダイアログ...............................................................52[Analysis Parameter]ダイアログ .......................................................................54
1D グラフダイアログ..........................................................................................57
1D グラフのコンテキストメニュー..............................................................59
2.8.1.1.

[Peak Search]ダイアログ .....................................................................62[General]タブ ..............................................................................................64[Axes]タブ ...................................................................................................65[Series]タブ .................................................................................................66
2D グラフダイアログ..........................................................................................68
2D グラフのコンテキストメニュー..............................................................70
カラーマップのコンテキストメニュー .........................................................722

[Event List]ダイアログ ...................................................................................74[Pulse]タブ ..................................................................................................76[CSV]タブ ....................................................................................................78
分析処理 ....................................................................................................................80
Calibration .........................................................................................................80波形のベースライン調整 .....................................................................................81
ピーク検出 ..........................................................................................................81
Peak Area で Leading Edge を選択した場合...............................................82
Peak Area で CFD を選択した場合 .............................................................83
Peak Area で Baseline を選択した場合 .......................................................83
ピークの電圧 ......................................................................................................84
ピークの時間 ......................................................................................................85
ピークの電荷 ......................................................................................................86
Histograms 作成処理 .........................................................................................86
入出力ファイル ..........................................................................................................87
起動関連ファイル ...............................................................................................88
測定パラメーターファイル ..........................................................................88
オプションファイル .....................................................................................88
Measurement タブ用分析パラメーターファイル ........................................88
Log Book タブ用分析パラメーターファイル ................................................89
測定関連ファイル ...............................................................................................90
Raw データファイル....................................................................................90
測定情報ファイル ........................................................................................90
測定パラメーターファイル ..........................................................................90
Histograms 関連ファイル ..................................................................................92
Histograms ファイル ..................................................................................92
ビン情報ファイル ........................................................................................93
Histograms 情報ファイル ...........................................................................93
分析パラメーターファイル ..........................................................................94
Calibration ファイル ..........................................................................................95
グラフ関連ファイル ............................................................................................96png ファイル ...............................................................................................96
csv ファイル ................................................................................................96
イベント csv ファイル ........................................................................................973

概要
本書は、Bee Beans Technologies の製品 8ch-5Gsps-Digitizer With QVT software のソフ
トウェア QVT Monitor v0.3 のリファレンスマニュアルです。ハードウェア 8ch-5GspsDigitizer については、機器詳細仕様(1.2 参考資料[1])をご覧ください。

注意事項⚫ ハイセイフティ用途での使用について
本製品は、簡易実験等の一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途（原子力
核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など）に使用されるよう設計、製造されたものでありません。ハイセイフティ用途に本製品を使用しないでください。
⚫ 免責事項
本製品の故障、誤作動、不具合、通信不良、 停電、落雷などの外的要因、第 3 者による妨害行為などの要因によって、信号、データ取得機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
通信内容や保持情報の漏洩、改竄、破壊などによる経済的、精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。
⚫ 著作権等
本書に関する著作権は、株式会社 Bee Beans Technologies へ独占的に帰属します。
株式会社 Bee Beans Technologies が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。
本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書の記述に誤りや欠落があった場合も、株式会社 Bee Beans Technologies はいかなる責任も負わないものとします。
本書の記述に関する不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。
本文書中の会社名や商品名は、該当する各社の商標または登録商標です。

4

参考資料
[1] Bee Beans Technologies. 8ch-5Gsps-Digitizer BBTX-112 機器詳細仕様. 1.0.1 版.
※ こちら(https://www.bbtech.co.jp/download-files/16ch-1gsps-digitizer/index.html)からダウンロードできます。

用語
本書では表 1-1 に示す用語を使用します。

表 1-1.用語の説明
項番
1.

用語

説明

Raw データQVT Monitor が 8ch-5Gsps-Digitizer から受信する、
各チャンネルへの入力波形に関するデータです。

2.

Raw データファイル

Raw データを保存した独自バイナリ形式のファイルです。保存の有無を設定で切り替えられます。保存された
Raw データは[Log Book]タブで閲覧、分析することが
できます。

3.

Histograms

ユーザーが入力した分析パラメーターで Raw データを処理して作成した電荷、電圧、時間のグラフです。

4.

Histograms ファイル

Histograms を JSON 形式※で保存したテキストファ
イルです。Log Book タブでは Histograms ファイルを読み取ることで、保存時点のグラフや分析パラメーターを確認できます。

5.

Calibration

測定データは測定時点の環境の影響をうけるため、測定前に環境の影響を測定して、環境の影響を取り除くことを Calibration といいます。

6.

Calibration ファイル

環境の影響を測定し、Calibration のために予め作成される JSON 形式※のテキストファイルです。

7.

DRS4

スイス パウル・シェラー研究所で開発された 8ch のア
ナログメモリ Domino Ring Sampler 4 の略称です。

※ IETF STD 90 および RFC 8259 および ECMA-404 2nd edition を参照してください。

5

画面
QVT Monitor の各画面の概要は表 2-1 の通りです。

表 2-1.画面概要一覧
項番
1.

画面名

機能、開き方の概要

詳細[QVT Monitor]

測定の開始、終了、グラフの表示等、アプリケー

2.1 節

ウィンドウ

ションの主な操作を行うためのウィンドウです。
起動時に表示されます。

2.

[Options]

ファイルの読み込み、書き出しに使用するディレ

ダイアログ

クトリや Raw データファイルの最大サイズ等を2.2 節設定するダイアログです。[QVT Monitor]ウィン
ドウ上部のメニューバーから開きます。
3.

[Connection]

8ch-5Gsps-Digitizer の IP アドレスやポート番号

ダイアログを設定するダイアログです。[QVT Monitor]ウィ

2.3 節

ンドウ上部のメニューバーから開きます。
4.

[Trigger and8ch-5Gsps-Digitizer の設定である、サンプリング

Sampling Rate]

レートや Raw データ送信のトリガーを設定する

ダイアログ

ダイアログです。[QVT Monitor]ウィンドウ上部

2.4 節のメニューバーから開きます。
5.

[Startup

8ch-5Gsps-Digitizer 本体の IP アドレスやポート

Parameter]

番号、ADC の変換結果の符号付き、符号なしを変ダイアログ

更するダイアログです。変更した設定は 8ch-

2.5 節

5Gsps-Digitizer の起動時に反映されます。
6.

[Calibration

Calibration ファイルを生成するためのダイアロ

File Creation]

グです。[QVT Monitor]ウィンドウ上部のメニュ

ダイアログー バ ー か ら 開 き ま す 。 後 述 す る [Analysis

2.6 節

Parameter]ダイアログから開くこともできます。
7.

8.

[Analysis

Histograms のビン幅やピーク扱いする範囲の条

Parameter]

件等を設定するダイアログです。[QVT Monitor]

ダイアログ

ウィンドウから開けます。

[Pulse]8ch-5Gsps-Digitizer へのアナログ入力を表すグ

ダイアログ

ラフのダイアログです。測定中に[QVT Monitor]
ウィンドウから開き、波形を監視できます。測定完了後であれば、[Event List]ダイアログから任

6

2.7 節

2.8 節

意のイベントを選択して開き、波形を確認できま
す。
9.

10.

11.

12.

[Charge

電荷のヒストグラムを表すグラフのダイアログ

Histogram]です。測定中、測定完了後に[QVT Monitor]ウィ

ダイアログ

ンドウから開けます。

[Voltage

電圧のヒストグラムを表すグラフのダイアログ

Histogram]です。測定中、測定完了後に[QVT Monitor]ウィ

ダイアログ

ンドウから開けます。

[Time

時間のヒストグラムを表すグラフのダイアログ

Histogram]です。測定中、測定完了後に[QVT Monitor]ウィ

ダイアログ

ンドウから開けます。

[Voltage

電圧対電荷のヒストグラムを表すグラフのダイ

against

アログです。測定中、測定完了後に[QVT Monitor]

Charge]ウィンドウから開けます。

2.8 節

2.8 節

2.8 節

2.9 節

ダイアログ
13.

[Time

時間対電圧のヒストグラムを表すグラフのダイ

against

アログです。測定中、測定完了後に[QVT Monitor]

Voltage]ウィンドウから開けます。

2.9 節

ダイアログ
14.

[Charge

電荷対時間のヒストグラムを表すグラフのダイ

against

アログです。測定中、測定完了後に[QVT Monitor]

Time]

ウィンドウから開けます。

2.9 節

ダイアログ
15.

[Event List]

イベントに電荷、電圧、時間でフィルターをかけ、 2.10 節

ダイアログ

波形を表示したり csv ファイルを書き出したりするためのダイアログです。[QVT Monitor]ウィン
ドウの[Log Book]タブから開けます。

7

[QVT Monitor]ウィンドウ[QVT Monitor]ウィンドウは、測定の開始、終了や、グラフの表示など、本アプリケーショ
ンの主な操作を行うためのウィンドウです。QVT Monitor を起動すると表示されます。
QVT Monitor の各項目については、図 2-1、表 2-2 をご覧ください。図 2-1 の番号は表2-2 の項番に対応しています。

1

2〜3

図 2-1.[QVT Monitor]ウィンドウ8表 2-2.[QVT Monitor]ウィンドウ項目一覧
項番
1.

項目

説明

メニューバー

各種ダイアログを開きます。詳しくは2.1.1 メニューバーをご覧ください。

2.

[Measurement]タブ

測定の開始、終了を行い、測定中の電荷、電圧、時間に関するヒストグラムを見るためのタブです。詳しくは2.1.2[Measurement]タブをご覧ください。

3.

[Log Book]タブ

過去の測定の記録を確認したり、Raw データを再分析したりするためのタブです。詳しくは2.1.3 [Log Book]タブをご覧ください。

9メニューバー[QVT Monitor]ウィンドウの上部に表示されるメニューバーの説明です。図 2-2 の番号は、
表 2-3 の項番に対応しています。

1

2

3

4〜6

7

図 2-2.[QVT Monitor]ウィンドウメニューバー

10表 2-3.メニューバー項目一覧
項番
1.

項目
[About]説明[About QVT[About]ダイアログを表示します。[About]ダMonitor…]

イアログには QVT Monitor のバージョン情報が表示されます。

2.

[Options][Options…][Options]ダイアログを表示します。2.2 [Options]ダイアログもご覧ください。

3.

[Connection][Connection…][Connection]ダイアログを表示します。2.3[Connection]ダイアログもご覧ください。

4.

[Device][Trigger and[Trigger and Sampling Rate]ダイアログ

Sampling

を表示します。

Rate…]

2.4 [Trigger and Sampling Rate]ダイアロ
グもご覧ください。

5.

[Startup[Startup Parameter]ダイアログを表示しま

Parameter…]

す。
2.5 [Startup Parameter]ダイアログもご覧
ください。

6.

[Calibration][Calibration[Calibration File Creation]ダイアログを表

File Creation…]示します。
2.6 [Calibration File Creation]ダイアログ
もご覧ください。

11

[Measurement]タブ[Measurement]タブは測定の開始、終了の制御や、チャンネルへの入力波形やヒストグラムの表示を行うためのタブです。
[Measurement]タブで測定を実行している間は、[Vth Monitor]ダイアログでの入力信号の監視、[Calibration File Creation]ダイアログでの Calibration ファイルの作成を利用できません。
[Measurement]タブの各項目については図 2-3、表 2-4 をご覧ください。図 2-3 の番号は、
表 2-4 の項番に対応します。

4

1〜3

5〜6

7〜8

9〜12
17〜19

13〜16

20〜25

図 2-3.[Measurement]タブ

12

表 2-4.[Measurement]タブ項目一覧
項番

項目

説明

1.

[Run

[Run No.]

次の測定の番号を設定します。数値のみInformation]

スピンボックス

入力可能です。測定の実行中は編集できません。
入力してある数値は、測定の終了時に 1増加します。
Raw データファイルの名前、Raw デー
タファイルを含むディレクトリの名前
は、測定開始時の年月日と測定の番号によって決まります。既存のディレクトリ
と名前が重複する場合、測定の開始時に上書きするか確認するダイアログが表示されます。

2.

[Title]次の測定のタイトルを設定します。測定

テキストボックスの実行中は編集できません。
測定のタイトルは、測定の記録を見る時に表示されます。過去の測定のタイトル
も[Log Book]タブの画面から更新可能です。

3.

[Description]

次の測定の説明を設定します。測定中はテキストボックス

編集できません。
測定の説明は、測定の記録を見るときに表示できます。過去の測定の説明も[LogBook]タブの画面から更新可能です。

4.

[Edit Analysis Parameter…]

次の測定の実行中に行う分析のパラメ

ボタンーターを設定する、[Analysis Parameter]ダイアログを表示します。
2.7 [Analysis Parameter]ダイアログ
もご覧ください。

5.

[Measurement[Repeat]

次の測定の繰り返しの有無を設定しまBehavior]

チェックボックス

す。測定の実行中は変更できません。
チェックをつけると、測定を完了したとき自動的に次の測定を開始するように
なります。

13

6.

[Stop Trigger]

次の測定を自動的に終了する条件を指コンボボックス定します。測定の実行中は変更できません。
[Manual]、[Duration]、[Total Peaks]、[Peaks of Reference Ch.]の 4 つを選択できます。いずれを選択した場合でも手動では測定を終了できます。
[Manual]を選択した場合は、測定の自動的な終了はしません。
[Duration]を選択した場合はコンボボックスの下に時間入力欄(時、分、秒)が表示されます。入力した時間が経過すると測定を終了します。
[Total Peaks]を選択した場合は、コンボ
ボックスの下にカウント入力欄が表示されます。チャンネル毎に検出したピー
クの合計数が入力した数値以上になると測定を終了します。
[Peaks of Reference Ch.]を選択した場
合はコンボボックスの下にカウント入力欄が表示されます。測定中の分析用パラメーターのうち、[Reference Ch. forTime of Peaks]で指定したチャンネルで検出したピーク数が入力した数値以上になると測定を終了します。

7.

[Measurement[Start]ボタン

測定を開始します。

8.

Operations][Stop]ボタン

測定を手動で終了します。測定中のみクリックできます。
[Stop]ボタンで測定を終了した場合、測定を繰り返す設定になっている場合でも、次の測定を開始しません。

9.

[1D]

[Pulse…]ボタン

入力信号の波形をチャンネル毎に表示します。縦軸は電圧、横軸は時間です。
デフォルトの更新間隔は 100ms です。
測定開始後にクリックできるようにな
ります。

14

2.8 1D グラフダイアログもご覧ください。
[Charge…]ボタン

10.

検出したピークの電荷のヒストグラム
をチャンネル毎に表示します。縦軸はイ
ベント数、横軸は電荷です。デフォルトの更新間隔は 1000ms です。一度でも測定を開始するとクリックできるようになります。
2.8 1D グラフダイアログ、3.6 ピークの電荷もご覧ください。

11.

[Voltage…]

検出したピークの電圧のヒストグラム

ボタンをチャンネル毎に表示します。縦軸はイ
ベント数、横軸は電圧です。デフォルトの更新間隔は 1000ms です。一度でも測定を開始するとクリックできるようになります。
2.8 1D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧もご覧ください。

[Time…]ボタン

12.

検出したピークの時間のヒストグラム
をチャンネル毎に表示します。縦軸はイ
ベント数、横軸は時間です。デフォルトの更新間隔は 1000ms です。一度でも測定を開始するとクリックできるようになります。
2.8 1D グラフダイアログ、3.5 ピークの時間もご覧ください。

13.

[2D]

チャンネル選択用[Ch.0]から[Ch.7]の 1 つを指定します。

コンボボックス

2D グラフダイアログを開いた際、選択したチャンネルの 2D グラフが表示されます。一度でも測定を開始すると変更できるようになります。

14.

[Charge against

ピークの電荷と電圧に関する 2D ヒスト

Voltage…]ボタン

グラムを表示します。縦軸は電圧、横軸
は電荷、ピクセル毎の色はイベント数を表します。デフォルトの更新間隔は15

1000ms です。一度でも測定を開始するとクリックできるようになります
2.9 2D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧、3.6 ピークの電荷もご覧ください。
15.

[Voltage against

ピークの電圧と時間に関する 2D ヒスト

Time…]ボタン

グラムを表示します。縦軸は時間、横軸
は電圧、ピクセル毎の色はイベント数を表します。デフォルトの更新間隔は1000ms です。一度でも測定を開始するとクリックできるようになります。
2.9 2D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧、3.5 ピークの時間もご覧ください。

16.

[Time against

ピークの時間と電荷に関する 2D ヒスト

Charge…]ボタン

グラムを表示します。縦軸は電荷、横軸
は時間、ピクセル毎の色はイベント数を表します。デフォルトの更新間隔は1000ms です。一度でも測定を開始するとクリックできるようになります。
2.9 2D グラフダイアログ、3.5 ピークの時間、3.6 ピークの電荷もご覧ください。

17.

[Saving[Save]ボタン

測定中の分析で作成した Histograms をHistograms]

ファイルに書き出して保存します。
保存した Histograms は[Log Book]タブの画面からグラフとして確認できます。
ファイルのフォーマットは JSON です。
ヒストグラムを csv、png として保存したい場合はグラフダイアログの機能を利用してください。
2.1.3.7 [Histograms]選択時の[Data]タ
ブ、2.8 1D グラフダイアログ、2.9 2D グ
ラフダイアログもご覧ください。

16

[Cancel]ボタン

18.

Histograms 保存処理を中断します。Hi
stograms 保存処理の実行中のみクリッ
クできます。

Histograms 保存

Histograms 保存処理の進捗率が表示さプログレスバー

れます。

[Measurement[Run Progress]

測定が自動的に終了する設定である場

Status]

プログレスバー

合、測定の進捗率が表示されます。

21.

[Start]測定を開始した日時が表示されます。

22.

[Current] / [Stop]

測定中は[Current]を表示し、現在の日

19.
20.

時を示します。測定後は[Stop]を表示し、測定終了日時を示します。
23.

[Duration]

測定の時間長です。

24.

[Avg. Event

測定中の 1 秒あたりの Raw データの受

Rate]

信回数の平均値です。

[Event Count]

測定中に Raw データを受信した回数で

25.

す。

17

[Log Book]タブ[QVT Monitor]ウィンドウの中心部に表示されるタブのうち、過去の測定の検証に利用するタブです。図 2-4 の番号は表 2-5 の項番に対応します。

4〜5

1〜2

6〜9

3

図 2-4.[Log Book]タブ
表 2-5.[Log Book]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Run List]タブ

測定の一覧が表示されます。詳しくは2.1.3.1 [RunList]タブをご覧ください。

2.

[Filter]タブ[Run List]タブに表示する測定を限定するためのタブです。詳しくは2.1.3.2 [Filter]タブをご覧くださ
い。

18

3.

[Histograms Related toHistograms の一覧が表示されます。

Selected Run]

Histograms が一覧に表示される条件は、[Run List]
タブで選択されている全ての測定が、Histograms 作成に利用されていることです。
Histograms を 選 択 す る と 、 [Action Target] が[Histograms]に切り替わります。この時、ここで選択してある Histograms が、グラフ表示、タイトル
や説明の確認や編集、分析関連のパラメーターの確認や読み込み、Histograms の削除の対象となります。

4.

[Action[Run]

選択時、[Data]タブ、[Text]タブ、[Parameter]タブ、

Target]

ラジオボタン[Deletion]タブの内容が測定向けになります。各タブの操作の対象は Run List で選択してある測定です。
Run List で測定が選択された際、自動的に[Run]ラジオボタンが選択されます。
2.1.3.3 [Run]選択時の[Data]タブ、2.1.3.4 [Run]選択
時の[Text]タブ、2.1.3.5 [Run]選択時の[Parameter]
タブ、2.1.3.6 [Run]選択時の[Deletion]タブもご覧く
ださい。

5.

[Histograms]

選択時、[Data]タブ、[Text]タブ、[Parameter]タブ、

ラジオボタン[Deletion]タブの内容が Histograms 向けになります。各タブの操作の対象は[Histograms Related to
Selected Run]で選択してある Histograms です。
[Histograms Related to Selected Run]で Histogr
ams が選択された際、自動的に[Histograms]ラジオ
ボタンが選択されます。
2.1.3.7 [Histograms]選択時の[Data]タブ、2.1.3.8[Histograms]選択時の[Text]タブ、2.1.3.9 [Histogr
ams]選択時の[Parameter]タブ、2.1.3.10 [Histograms]選択時の[Deletion]タブもご覧ください。

6.

[Data]タブ

選択した測定の Raw データを再分析して作成した
Histograms や保存してある Histograms をグラフに表示するためのタブです。[Run]選択時の[Data]タブ
では、任意のイベントの波形をグラフ表示すること
や csv ファイルを書き出すことも可能です。

19

2.1.3.3 [Run] 選 択 時 の [Data] タ ブ 、2.1.3.7[Histograms]選択時の[Data]タブもご覧ください。
7.

[Text]タブ

選択した測定、Histograms のタイトルや説明を表示、編集するためのタブです。
2.1.3.4 [Run] 選 択 時 の [Text] タ ブ 、2.1.3.8[Histograms]選択時の[Text]タブもご覧ください。

8.

[Parameter]タブ

選択した測定、Histograms に関するパラメーターを表示するためのタブです。各パラメーターを読み込
み、再び使用することもできます。
2.1.3.5 [Run] 選 択 時 の [Parameter] タ ブ 、2.1.3.9[Histograms]選択時の[Parameter]タブもご覧ください。

9.

[Deletion]タブ

選択した測定、Histograms を削除するためのタブです。
2.1.3.6 [Run] 選 択 時 の [Deletion] タ ブ 、2.1.3.10[Histograms]選択時の[Deletion]タブもご覧ください。

20

[Run List]タブは[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの左上に表示されます。
[Run List]タブは、過去の測定の一覧を表示し、[Log Book]タブ内で処理対象とする測定を選択するためのタブです。
[Run List]タブの各項目については図 2-5、表 2-6 をご覧ください。図 2-5 の番号は表2-6 の項番に対応します。

1〜34

図 2-5.[Run List]タブ
表 2-6.[Run List]タブ項目一覧
項番
1.

項目
[Selection]

説明[Single]

選択時、測定一覧表の測定をクリックすると、最

ラジオボタン

後にクリックした測定のみが選択状態になります。

2.

[Multiple]

選択時、測定一覧表の測定をクリックすると、ク

ラジオボタン

リックした測定の選択、非選択状態が切り替わります。複数の測定の選択が可能です。

3.

4.

測定一覧表

[Range with

選択時、1 つの測定を選択状態にしてから、Shift

Shift Key]

キーを押しながら別の測定をクリックすること

ラジオボタン

で、間にある測定も一度に選択できます。
行毎に測定の番号、測定を開始した日、タイトルが表示されます。[Filter]タブを利用することで、測定一覧表に表示する測定を限定することがで
きます。

21

測定を 選択 する と、 [Log Book] タ ブの[Action
Target]が[Run]に切り替わります。選択してある測定が、Raw データ読み込み、タイトルや説明の表示や編集、測定関連のパラメーターの表示や読み込み、測定の削除の対象となります。
2.1.3.2 [Filter]タブもご覧ください。

22

[Filter]タブは[Run List]タブに表示する測定を限定するためのタブです。[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの左上に表示されます。2.1.3.1 [Run List]タブもご覧ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

図 2-6.[Filter]タブ
表 2-7.[Filter]タブ項目一覧
項番

項目

説明

1.

[Run No.]チェックボックス

測定の番号によるフィルターを有効にします。

2.

[Run No.]用

測定の番号に、入力された文字列を含む測定のみ表

テキストボックス

示します。

3.

[Date]チェックボックス

測定開始日によるフィルターを有効にします。

4.

[Date]用テキストボックス

測定開始日に、入力された文字列を含む測定のみ表
示します。

5.

[Title]チェックボックス

タイトルによるフィルターを有効にします。

6.

[Title]用テキストボックス

入力された文字列をタイトルに含む測定のみ表示
します。

7.

[Update run list]ボタン[Run List]タブの測定一覧表を更新し、条件に合う
測定のみ表示します。

8.

プログレスバー

左から順に、フィルター処理の進捗率、フィルター後の抽出数、Run 全体数です。

23

ここでは[Action Target]の[Run]ラジオボタン選択時の[Data]タブについて説明します。
[Data]タブは[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。
[Data]タブでは、[Run List]タブで選択している測定の Raw データファイルを読み込み、Histograms を作成します。[Run List]タブで複数の測定を選択している場合、全ての測定の Raw データファイルを読み込んで 1 つの Histograms を作成します。
[Data]タブの各項目については図 2-7、表 2-8 をご覧ください。図 2-7 の番号は表 2-8 の項番に対応します。
2.1.3.1 [Run List]タブもご覧ください。

1〜2

3

5

4
9〜12

6〜8
15
13

14

16

図 2-7.[Run]選択時の[Data]タブ24

表 2-8.[Run]選択時の[Data]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Load from log of the run]

選択中の Run の測定時に使用した分析パラメーター

ボタンを読み込みます。
v0.2 以前に測定した Run を選択した状態でクリックすると、分析パラメーターの読み込みに失敗した
旨のエラーメッセージが表示されます。

2.

[Edit…]ボタン

Raw データ読み込み用の[Analysis Parameter]ダイ
アログを開きます。
2.7 [Analysis Parameter]ダイアログもご覧ください。

3.

[Load raw data]ボタン[Run List]タブで選択している全ての測定の Raw データファイルを読み込み、Histograms を作成します。測定が選択されていない時、Raw データファイ
ルが保存されていない時、Raw データファイルを読み込み中である時はクリックできません。

4.

Raw データ読み込み

Raw データ読み込みの進捗率を表示します。

プログレスバー
5.
6.

[Cancel]ボタン

Raw データ読み込みを中断します。Raw データ読み(Raw データ読み込み)込み中のみクリックできます。

[1D][Charge…]ボタン

検出したピークの電荷のヒストグラムをチャンネル毎に表示します。縦軸はイベント数、横軸は電荷です。Raw データ読み込み後のみクリックできます。
2.8 1D グラフダイアログ、3.6 ピークの電荷もご覧
ください。

7.

[Voltage…]

検出したピークの電圧のヒストグラムをチャンネルボタン毎に表示します。縦軸はイベント数、横軸は電圧です。Raw データ読み込み後のみクリックできます。
2.8 1D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧もご覧
ください。

8.

[Time…]ボタン

検出したピークの時間のヒストグラムをチャンネル毎に表示します。縦軸はイベント数、横軸は時間です。Raw データ読み込み後のみクリックできます。
2.8 1D グラフダイアログ、3.5 ピークの時間もご覧
ください。

25

9.

2D

チャンネル選択用[Ch.0]から[Ch.7]の 1 つを指定します。2D グラフダ

コンボボックス

イアログを開いた際、選択したチャンネルの 2D グ
ラフが表示されます。Raw データ読み込み後のみ変更できます。

10.

[Charge against

ピークの電荷と電圧に関する 2D ヒストグラムを表

voltage…]示します。縦軸は電圧、横軸は電荷、ピクセル毎の色

ボタン

はイベント数を表します。Raw データ読み込み後のみクリックできます。
2.9 2D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧、3.6 ピークの電荷もご覧ください。

11.

[Voltage against

ピークの電圧と時間に関する 2D ヒストグラムを表

time…]

示します。縦軸は時間、横軸は電圧、ピクセル毎の色

ボタン

はイベント数を表します。Raw データ読み込み後のみクリックできます。
2.9 2D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧、3.5 ピークの時間もご覧ください。

12.

[Time against

ピークの時間と電荷に関する 2D ヒストグラムを表

charge…]示します。縦軸は電荷、横軸は時間、ピクセル毎の色

ボタン

はイベント数を表します。Raw データ読み込み後のみクリックできます。
2.9 2D グラフダイアログ、3.5 ピークの時間、3.6 ピークの電荷もご覧ください。

13.

[Save histograms]ボタン

Raw データ読み込みで作成した Histograms を保存します。Raw データ読み込み後のみクリックできます。
保存した Histograms は[Log Book]タブの画面からグラフとして確認できます。
ファイルのフォーマットは JSON です。ヒストグラ
ムを csv、png として保存したい場合はグラフダイア
ログの機能を利用してください。
2.1.3.7 [Histograms]選択時の[Data]タブ、2.8 1D グ
ラフダイアログ、2.9 2D グラフダイアログもご覧く
ださい。

14.

Histograms 保存

Histograms 保存処理の進捗率が表示されます。

プログレスバー

26

15.
16.

[Cancel]ボタン

Histograms 保存処理を中断します。Histograms 保(Histograms 保存)

存処理の実行中のみクリックできます。

[Show event list]ボタン

イベントに電荷、電圧、時間でフィルターをかけてイベントを検索する[Event List]ダイアログを開きます。電荷、電圧、時間の計算には、[Data]タブの[Edit…]ボタンから開かれる[Analysis Parameter]
ダイアログに入力した設定が使われます。
2.10 [Event List]ダイアログもご覧ください。

27

ここでは[Action Target]の[Run]ラジオボタン選択時の[Text]タブについて説明します。
[Text]タブは[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。
[Text]タブでは、[Run List]タブで選択している測定に関するタイトルと説明を表示、編集できます。[Run List]タブで複数の測定を選択している場合、最初に選択した測定のタイト
ル、説明が表示されます。
[Text]タブの各項目については図 2-8、表 2-9 をご覧ください。図 2-8 の番号は表 2-9 の項番に対応しています。
2.1.3.1 [Run List]タブもご覧ください。

1

2

4

3

図 2-8.[Run]選択時の[Text]タブ28

表 2-9.[Run]選択時の[Text]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Title][Run List]タブで選択している測定のタイトルが表示されテキストボックス

ます。
編集後に[Apply]ボタンをクリックすると、測定のタイトルを保存できます。[Run List]タブで複数の測定を選択している場合、選択している全ての測定のタイトルを保存します。

2.

[Description][Run List]タブで選択している測定の説明が表示されます。

テキストボックス

編集後に[Apply]ボタンをクリックすると、測定の説明を保存できます。[Run List]タブで複数の測定を選択している場
合、選択している全ての測定の説明を保存します。

3.

[Reset]ボタン[Title]と[Description]の内容を、保存してある内容に戻します。測定が選択済みであり、[Title]か[Description]が編集された状態でのみクリックできます。

4.

[Apply]ボタン[Title]と[Description]の内容を保存します。測定が選択済みであり、[Title]か[Description]が編集された状態でのみクリックできます。

29

ここでは[Action Target]の[Run]ラジオボタン選択時の[Parameter]タブについて説明します。[Parameter]タブは[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。
[Parameter]タブでは[Run List]タブで選択している測定に関する記録やパラメーターを表示します。[Run List]タブで複数の測定を選択している場合、最初に選択した測定の情報が表示されます。
[Parameter]タブの各項目については、図 2-9、表 2-10 をご覧ください。図 2-9 の番号は
表 2-10 の項番に対応しています。
2.1.3.1 [Run List]タブもご覧ください。

1

2

3
5〜24
4

25〜28

図 2-9.[Run]選択時の[Parameter]タブ
表 2-10.[Run]選択時の[Parameter]タブ項目一覧
項番

項目

説明

1.

[Run No.]

測定の番号です。

2.

[Start]測定の開始日時です。

3.

[Stop]

測定の終了日時です。

4.

[Event Count]

測定中に Raw データを受信した回数です。

30

5.

[Run

[IP]

8ch-5Gsps-Digitizer の IP アドレスです。

[TCP]

8ch-5Gsps-Digitizer の TCP ポート番号でParameter]
6.

す。Raw データの受信に利用します。
7.

[UDP]

8ch-5Gsps-Digitizer の UDP ポート番号です。設定の読み込み、書き込みに利用します。

8.

[Repeat]測定を繰り返す設定か否かを表します。値は[True]、[False]の 2 通りです。

9.

[Stop Trigger]

測定の[Stop Trigger]の設定内容です。
表 2-4.[Measurement]タブ項目一覧の項番6
もご覧ください。

10.

[Total Peaks][Stop Trigger]が[Total Peaks]である場合、測定を自動的に終了させる基準です。各チャン
ネルで検出したピークの合計数を表します。
[Stop Trigger]が[Total Peaks]以外の時は無意味な値です。
表 2-4.[Measurement]タブ項目一覧の項番6
もご覧ください。

11.

[Reference[Stop Trigger]が[Reference Peaks]である場

Peaks]

合、測定を自動的に終了させる基準です。時間の基準となるチャンネルで検出したピー
クの数を表します。
[Stop Trigger]が[Reference Peaks]以外の時は無意味な値です。
表 2-4.[Measurement]タブ項目一覧の項番6
もご覧ください。

12.

[Duration][Stop Trigger]が[Duration]である場合、測定を自動的に終了させる基準値です。測定の時間(秒)を表します。
[Stop Trigger]が[Duration]以外の時は無意
味な値です。
表 2-4.[Measurement]タブ項目一覧の項番6
もご覧ください。

13.

[Trigger

測定実行時の[Source]の設定内容です。

Source]

表 2-16.[Trigger and Sampling Rate]ダイア
ログ項目一覧の項番1 もご覧ください。

31

14.

[Trigger

測定実行時の[Delay]の設定内容です。

Delay]

表 2-16.[Trigger and Sampling Rate]ダイア
ログ項目一覧の項番2 もご覧ください。

15.

[Sampling

測定実行時の[Sampling Rate]の設定内容で

Rate]

す。
表 2-16.[Trigger and Sampling Rate]ダイア
ログ項目一覧の項番3 もご覧ください。

16.

[Loading[Device IP[Load parameter]ボタンをクリックした際

Parameter]

and Port]の 動 作を 設 定し ま す。 チェ ッ クす ると 、

チェックボックス[Connection]ダイアログの設定を測定実行時の内容で更新するようになります。
2.3 [Connection]ダイアログ もご覧ください。

17.

[Measurement

チェックすると[Load parameter]ボタンをBehavior]

クリックした際に、[Measurement]タブの[Mチェックボックス

easurement Behavior]の設定を測定実行時の内容で更新するようになります。
2.1.2 [Measurement]タブもご覧ください。

18.

[Device

チェックすると[Load parameter]ボタンをParameter]

クリックした際に、[Trigger and Sampling

チェックボックス

Rate]ダイアログの設定を、測定実行時の内容で更新するようになります。
2.4 [Trigger and Sampling Rate]ダイアロ
グもご覧ください。

19.

[Load parameter]

項番16〜18 で選択した測定実行時の設定をボタン

読み込みます。

32ここでは[Action Target]の[Run]ラジオボタン選択時の [Deletion]タブについて説明します。[Deletion]タブは、[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。
[Deletion]タブの[Delete]ボタンをクリックすると、本当に測定を削除するか確認するダイ
アログが表示されます。確認ダイアログで[Delete]をクリックすると、[Run List]タブで選択している全ての測定に関する全てのデータを削除します。
削除した測定の Raw データファイルやパラメーター情報は復元できないため、ご注意ください。

図 2-10.[Run]選択時の[Deletion]タブ

33

ここでは[Action Target]の[Histograms]ラジオボタン選択時の[Data]タについて説明します。
[Data]タブは[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。[Data]タ
ブでは[Histograms Related to Selected Run]で選択している Histograms を読み込み、グラフを表示できます。
[Data]タブの各項目については、図 2-11、表 2-11 をご覧ください。図 2-11 の番号は表2-11 の項番に対応しています。
[Histograms Related to Selected Run] については、表 2-5.[Log Book]タブ項目一覧の項
番3 をご覧ください。

1

2

3〜5
6〜9

図 2-11.[Histograms]選択時の[Data]タブ34

表 2-11.[Histograms]選択時の[Data]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Load Histograms][Histograms Related to Selected Run]で選択された

ボタン

Histograms の 読 み 込 み 処 理 を 開 始 し ま す 。
Histograms が選択済みであり、Histograms の読み
込み中でない時のみクリックできます。

2.

Histograms 読み込み

Histograms 読み込みの進捗率を表します。

プログレスバー
3.

[1D][Charge…]ボタン

検出したピークの電荷のヒストグラムをチャンネル毎に表示します。縦軸はイベント数、横軸は電荷です。
Histograms 読み込み後にクリックできます。
2.8 1D グラフダイアログ、3.6 ピークの電荷もご覧
ください。

4.

[Voltage…]

検出したピークの電圧のヒストグラムをチャンネルボタン毎に表示します。縦軸はイベント数、横軸は電圧です。
Histograms 読み込み後にクリックできます。
2.8 1D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧もご覧ください。

[Time…]ボタン

5.

検出したピークの時間のヒストグラムをチャンネル毎に表示します。縦軸はイベント数、横軸は時間です。
Histograms 読み込み後にクリックできます。
2.8 1D グラフダイアログ、3.5 ピークの時間もご覧
ください。

6.

2D

チャンネル選択用[Ch.0]から[Ch.7]の 1 つを指定します。2D グラフダ

コンボボックス

イアログを開いた際、選択したチャンネルの 2D グ
ラフが表示されます。
Histograms 読み込み後に変更できます。

7.

[Charge against

ピークの電荷と電圧に関する 2D ヒストグラムを表

Voltage…]示します。縦軸は電圧、横軸は電荷、ピクセル毎の色

ボタン

はイベント数を表します。
Histograms 読み込み後にクリックできます。
2.9 2D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧、3.6 ピークの電荷もご覧ください。

35

8.

[Voltage against

ピークの電圧と時間に関する 2D ヒストグラムを表

Time…]

示します。縦軸は時間、横軸は電圧、ピクセル毎の色

ボタン

はイベント数を表します。
Histograms 読み込み後にクリックできます。
2.9 2D グラフダイアログ、3.4 ピークの電圧、3.5 ピークの時間もご覧ください。

9.

[Time against

ピークの時間と電荷に関する 2D ヒストグラムを表

Charge…]示します。縦軸は電荷、横軸は時間、ピクセル毎の色

ボタン

はイベント数を表します。
Histograms 読み込み後にクリックできます。
2.9 2D グラフダイアログ、3.5 ピークの時間、3.6 ピークの電荷もご覧ください。

36ここでは[Action Target]の[Histograms]ラジオボタン選択時の[Text]タブについて説明します。
[Text]タブは[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。[Text]タ
ブでは[Histograms Related to Selected Run]で選択している Histograms のタイトルと説明を表示、編集できます。
[Text]タブの各項目については、図 2-12、表 2-12 をご覧ください。図 2-12 の番号は表2-12 の項番に対応しています。
[Histograms Related to Selected Run] については、表 2-5.[Log Book]タブ項目一覧の項
番3 をご覧ください。

1

2

4

3

図 2-12.[Histograms]選択時の[Text]タブ
表 2-12.[Histograms]選択時の[Text]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Title][Histograms Related to Selected Run] で選択して いる

テキストボックス

Histograms のタイトルが表示されます。

37

編集後に[Apply]ボタンをクリックすると、Histograms のタイトルを保存できます。
2.

[Description][Histograms Related to Selected Run] で選択して いる

テキストボックス

Histograms の説明が表示されます。
編集後に[Apply]ボタンをクリックすると、Histograms の説明を保存できます。

3.

[Reset]ボタン[Title]と[Description]の内容を、保存してある内容に戻します。Histograms が選択済みであり、[Title]か[Description]が編集された状態でのみクリックできます。

4.

[Apply]ボタン[Title]と[Description]の内容を保存します。Histograms が選択済みであり、[Title]か[Description]が編集された状態
でのみクリックできます。

38

ここでは[Action Target]の[Histograms]ラジオボタン選択時の[Parameter]タブについて説明します。
[Parameter]タブは[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。
[Parameter]タブでは[Histograms Related to Selected Run]で選択している Histograms を作成する際に利用した分析パラメーターを表示できます。
[Parameter]タブの各項目については、図 2-13、表 2-13 をご覧ください。図 2-13 の番号は表 2-13 の項番に対応しています。
[Histograms Related to Selected Run]については、表 2-5.[Log Book]タブ項目一覧の項番
3 をご覧ください。

1

2〜29

30〜34

図 2-13.[Histograms]選択時の[Parameter]タブ39

表 2-13.[Histograms]選択時の[Parameter]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Related Run]

Histograms の作成に利用した測定の番号と日付の一覧です。

2.

[Histograms[Min. Charge (pC)]

Parameter]
3.

Histograms 作成時の、電荷に関するビンの最小値です。

[Max. Charge (pC)]

Histograms 作成時の、電荷に関するビンの最大値です。

4.

[Charge Width (pC)]

Histograms 作成時の、電荷に関するビンの幅です。

5.

[Min. Voltage (mV)]Histograms 作成時の、電圧に関するビンの最小値です。

6.

[Max. Voltage (mV)]Histograms 作成時の、電圧に関するビンの最大値です。

7.

[Voltage Width (mV)]Histograms 作成時の、電圧に関するビンの幅です。

8.

Histograms 作成時の、時間に関するビ[Min. Time (ns)]ンの最小値です。
9.

Histograms 作成時の、時間に関するビ[Max. Time (ns)]ンの最大値です。
10.

Histograms 作成時の、時間に関するビ[Time Width (ns)]ンの幅です。
11.

[Reference Ch.]

ピークの時間を決定する際に基準となるチャンネルです。
表 2-19.[Analysis Parameter]ダイア
ログ項目一覧 の項番1 もご覧ください。

12.

[Peak Threshold:0]

チャンネル毎の、ピーク検出に利用す13.

[Peak Threshold:1]

る閾値です。

14.

[Peak Threshold:2]

表 2-19.[Analysis Parameter]ダイア

15.

[Peak Threshold:3]

ログ項目一覧 の項番2 もご覧くださ

16.

[Peak Threshold:4]

い。

17.

[Peak Threshold:5]

18.

[Peak Threshold:6]

19.

[Peak Threshold:7]

40

20.

[Peak Edge Fall:0]

チャンネル毎の、ピークの正負の設定

21.

[Peak Edge Fall:1]

です。

22.

[Peak Edge Fall:2]

表 2-19.[Analysis Parameter]ダイア

23.

[Peak Edge Fall:3]

ログ項目一覧 の項番3 もご覧くださ

24.

[Peak Edge Fall:4]

い。

25.

[Peak Edge Fall:5]

26.

[Peak Edge Fall:6]

27.

[Peak Edge Fall:7]

28.

[Peak Area]

ピークの時間範囲の決定方法です。
3.3 ピーク検出もご覧ください。

29.

[Delay for CFD]

[Peak Area]が CFD である場合に使用

30.

[Rate for CFD]するパラメーターです。CFD の処理については3.3.2 Peak Area で CFD を選択した場合をご覧ください。

31.

Calibration ファイルです。

[Calibration File]

表 2-19.[Analysis Parameter]ダイア
ログ項目一覧 の項番7 もご覧ください。
32.

[Loading[Bin and Detecting[Load parameter]ボタンをクリックしParameter]

Peaks]た際の挙動を設定します。

チェックボックス

チェックをつけると、電荷、電圧、時間に関するビンの設定と、ピークの検出に関する設定(項番2〜項番27)を読み
込みます。

33.

[Calibration File][Load parameter]ボタンをクリックしチェックボックス

た際の挙動を設定します。
チェックをつけると、Calibration の有無、Calibration ファイルに関する設定(項番28〜項番31)を読み込みます。

34.

[Measurement][Load parameter]ボタンをクリックしラジオボタンた際の挙動を設定します。
選択すると、Histograms 作成時の分析
パラメーターを、測定中に利用する分
析パラメーターとして読み込みます。

35.

[Log Book][Load parameter]ボタンをクリックしラジオボタンた際の挙動を設定します。

41

選択すると、Histograms 作成時の分析
パラメーターを、[Log Book]タブで利用する分析パラメーターとして読み込
みます。
36.

[Load Parameter]

Histograms 作成時の分析パラメータ

ボタン

ーを読み込みます。

42

ここでは[Action Target]の[Histograms]ラジオボタン選択時の[Deletion]タブについて説明します。
[Deletion]タブは、[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブの右側に表示されます。
[Deletion]タブの Delete ボタンをクリックすると、本当に Histograms を削除するか確認
するダイアログが表示されます。確認ダイアログで[Delete]をクリックすると、[Histograms
Related to Selected Run]で選択している Histograms に関する全てのデータを削除します。
削除した Histograms は復元できないため、ご注意ください。

図 2-14.[Histograms]選択時の[Deletion]タブ

43

[Options]ダイアログ[Options]ダイアログでは、本ソフトウェアがファイルを書き出すためのディレクトリや、
Raw データ保存の有無等を設定できます。
[Options]ダイアログを開くには、[QVT Monitor]ウィンドウのメニューバーの[Options]をクリックし、プルダウン中の[Options…]をクリックします。メニューバーについては2.1.1
メニューバーをご覧ください。
[Options]ダイアログの各項目については図 2-15、表 2-14 をご覧ください。図 2-15 の番
号は表 2-14 の項番に対応しています。

1〜2

3〜4

5

6

7

図 2-15.[Options]ダイアログ
表 2-14.[Options]ダイアログ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Workspace

ディレクトリパス

ファイルの書き出し、読み込みに利用する

Directory]

テキストボックス

ディレクトリのパスです。このディレクト
リ内に、必要になったタイミングで
measurement、histograms、Calibration、
event_csv の 4 つのディレクトリが作成され、測定の記録や Raw データファイル、
Histograms ファイル、Calibration ファイ
ル、イベントの csv ファイルが保存されます。

44

[…] ボタン2.

ディレクトリ選択画面を開きます。ディレ
クトリを選択すると、項番1 にディレクト
リパスが入力されます。

3.

[Raw Data][Save]

チェックすると、測定実行時に Raw データ

チェックボックス

をファイルに保存するようになります。
Raw データを保存すると、測定完了後に任意の分析パラメーターで Histograms を作成できます。

4.

[Max. File Size]

Raw データファイル 1 つあたりの最大サイ

スピンボックスズを入力します。測定中、Raw データファ
イルは設定サイズ以下に分割して保存され
ます。

5.

6.

[Save Histograms

チェックすると、測定の終了時に、測定中

Automatically]に作成した Histograms を自動的に保存すチェックボックス

るようになります。

[OK]ボタン

設定を保存して[Options]ダイアログを閉じます。保存してある設定と入力内容が異なるとクリックできます。

7.

[Cancel]ボタン

設定を保存せずに[Options]ダイアログを
閉じます。

45

[Connection]ダイアログ[Connection]ダイアログは、8ch-5Gsps-Digitizer との通信について設定するためのダイアログです。通信を開始した際、8ch-5Gsps-Digitizer のサンプリングや Raw データ送信に関する設定を QVT Monitor に合わせて更新します。更新する項目について詳しくは、2.4[Trigger and Sampling Rate]ダイアログをご覧ください。
[Connection]ダイアログを開くには、まず[QVT Monitor]ウィンドウのメニューバーの[Connection]をクリックし、次にプルダウンの[Connection…]をクリックします。メニュー
バーについては2.1.1 メニューバーをご覧ください。
[Connection]ダイアログの各項目については図 2-16、表 2-15 をご覧ください。図 2-16 の番号は表 2-15 の項番に対応しています。

1〜6

7
8

図 2-16.[Connection]ダイアログ
表 2-15.[Connection]ダイアログ項目一覧
項番
1.
2.
3.
4.

項目

説明

[Connection

IP Address

通信先の 8ch-5Gsps-Digitizer の IP アドレ

Target]

テキストボックス

スです。

UDP Port

通信先の 8ch-5Gsps-Digitizer の UDP ポー

テキストボックス

ト番号です。

TCP Port

通信先の 8ch-5Gsps-Digitizer の TCP ポー

テキストボックス

ト番号です。

[Reset]ボタン[Connection]ダイアログの入力内容を、保存してある設定に戻します。入力内容が保46

存してある設定と異なる時にクリックできます。
[Apply]ボタン

5.

[Connection]ダイアログの入力内容を保存します。入力内容が保存してある設定と異なる時にクリックできます。

6.

[Connect]

保存してある設定で 8ch-5Gsps-Digitizer

ボタンとの通信を試みます。入力内容と保存してある設定が異なる場合、先に、入力内容を保存するか確認するダイアログを表示します。

7.

[Information]

Connect ボタンをクリックした時、通信に成功すると通信先の 8ch-5Gsps-Digitizerから読み取った情報を表示します。

8.

[Close]ボタン[Connection]ダイアログを閉じます。

47

[Trigger and Sampling Rate]ダイアログ[Trigger and Sampling Rate]ダイアログでは、入力信号のサンプリングに関する設定や
Raw データの送信条件などの設定を変更できます。[Trigger and Sampling Rate]ダイアロ
グの各項目については図 2-17、表 2-16 をご覧ください。図 2-17 の番号は、表 2-16 の項番に対応しています。

1〜2

3

4〜5

図 2-17.[Trigger and Sampling Rate]ダイアログ
表 2-16.[Trigger and Sampling Rate]ダイアログ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Trigger[Source]

Raw データ送信のトリガーとなる入力でfor

コンボボックスす。[NIM-IN0]、[NIM-IN1]から 1 つを選

Sending

択します。

Raw Data]

156.25MHz でサンプリングするため、短いパルスには反応しないことがあるのでご注意ください。
NIM 入力端子については機器詳細仕様(1.2
参考資料[1])をご覧ください。

2.
3.

[Delay]Raw データ送信のトリガー検出から、サン

スピンボックス

プリング停止までの時間です。

[Sampling Rate]

チャンネルへのアナログ入力のサンプリン

コンボボックスグ周波数です。 [1Gsps]、[2Gsps]、[10/3G
sps]、[5Gsps]から選択できます。

48

4.

[OK]ボタン[Source]、[Delay]、[Sampling Rate]の入力
内容を保存し、8ch-5Gsps-Digitizer に書き込みます。保存してある設定と入力内容が異なる時のみクリックできます。

5.

[Cancel]ボタン

設定を 8ch-5Gsps-Digitizer に書き込まず、[Trigger and Sampling Rate]ダイアログを
閉じます。

49

[Startup Parameter]ダイアログ[Startup Parameter]ダイアログの各項目については図 2-18、表 2-17 をご覧ください。図2-18 の番号は、表 2-17 の項番に対応しています。

1〜5

6〜11

12

図 2-18.[Startup Parameter]ダイアログ
表 2-17.[Startup Parameter]ダイアログ項目一覧
項番
1.
2.

項目

説明

[IP Address[IP Address]

8ch-5Gsps-Digitizer に設定される IP アドレ

and Port]

スピンボックスス、UDP ポート番号、TCP ポート番号です。

[UDP Port]
スピンボックス

3.

[TCP Port]
スピンボックス

4.

[Reset]ボタン

IP アドレスとポート番号の入力内容を、8ch5Gsps-Digitizer の現在の設定に戻します。
入力内容と現在の設定が異なる時のみクリックできます。

5.

[Write IP and

IP アドレスとポート番号の入力内容を、8ch-

port]ボタン

5Gsps-Digitizer に 書き込 みます 。設定は50

8ch-5Gsps-Digitizer の起動時に反映されま
す。
6.

[ADC

Current Page

8ch-5Gsps-Digitizer 起動時に読み込む設定

Valueの番号を表します。別のページを利用するにRange]

は、8ch-5Gsps-Digitizer のディップスイッチ
を切り替えます。詳しくは機器詳細仕様(1.2
参考資料[1])をご覧ください。

7.

Page 0Raw データ中の、波形を表す数値の範囲を符8.

Page 1号付き、符号なしのどちらにするか指定しま

9.

Page 2す。

10.

Page 3

11.

[Save]ボタン

Raw データ中の、波形を表す数値の範囲の設定を 8ch-5Gsps-Digitizer に書き込みます。

12.

[OK]ボタン[Startup Parameter] ダ イ ア ロ グ を 閉 じ ます。

51[Calibration File Creation]ダイアログ[Calibration File Creation]ダイアログは、Calibration ファイルを作成するためのダイアロ
グです。Calibration については、3.1 Calibration をご覧ください。
Calibration ファイルを作成する際は、補正対象のチャンネルに基準となる一定電圧を入力
してください。
[Calibration File Creation]ダイアログで Calibration ファイルを作成している間は、[QVT Monitor]ウィンドウ[Measurement]タブでの測定、[Vth Monitor]ダイアログでの入力信号の監視を利用できません。
[Calibration File Creation]ダイアログを開くには、まず[QVT Monitor]ウィンドウのメニ
ューバーの[Calibration]をクリックし、次にプルダウンメニューの[Create Calibration
File…]をクリックします。
[Calibration File Creation]ダイアログの各項目については、図 2-19、表 2-18 をご覧ください。図 2-19 の番号は、表 2-18 の項番に対応しています。

1
3
2
4〜5

6
7

図 2-19.[Calibration File Creation]ダイアログ52表 2-18.[Calibration File Creation]ダイアログ項目一覧
項番
1.
2.

3.

項目

説明

[Event Count]

Calibration ファイル作成に利用するイベント

スピンボックス

数です。

[Use a new calibration fileCalibration ファイルを保存する場合、測定用のfor measurement analysis]

分析パラメーターの[Calibration File]を、新しチェックボックス

い Calibration ファイルのパスで置き換えます。

[Create a Calibration File]

Calibration ファイル作成を開始します。ファイ

ボタン

ルの作成中はクリックできません。クリックすると、補正するチャンネルに基準となる一定電圧を入力するよう促し、Calibration ファイルの作成を始めて良いか確認するダイアログが表示されます。確認ダイアログの[Yes]ボタンをクリックすると、Calibration ファイルの作成が始まります。進捗率が 100%になると、保存ファイル
指定用のダイアログが表示されます。保存ファ
イルの指定後、Calibration ファイルが書き出さ
れます。

4.

[Progress]

プログレスバー

Calibration ファイル作成の進捗率を表示します。

5.

[Cancel]ボタン

Calibration ファイル作成を中断します。

6.

[Save again…]ボタン

Calibration ファイルを保存します。

7.

[Close]ボタン[Calibration File Creation]ダイアログを閉じます。Calibration ファイルの作成中であれば、作成処理を中断します。

53

[Analysis Parameter]ダイアログ[Analysis Parameter]ダイアログは、分析に関する設定項目を入力するためのダイアログです。具体的には、ピークの時間の基準をどのチャンネルにするか、波形のピークをどのように検出するか、Calibration をどのように行うか、Histograms をどのように作成するか、入力します。
[QVT Monitor]ウィンドウの[Measurement]タブから開ける[Analysis Parameter]ダイア
ログでは、測定中の分析について設定します。また、[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]
タブから開ける[Analysis Parameter]ダイアログでは、Raw データ読み込み中の分析について設定します。[Measurement]タブの測定と、[Log Book]タブの Raw データ読み込みでは、それぞれ専用の分析設定を使用します。
[Analysis Parameter]ダイアログの各項目については、図 2-20、表 2-19 をご覧ください。
図 2-20 の番号は、表 2-19 の項番に対応しています。

1

4〜6
2〜3
7〜8

9〜14

16

15

図 2-20.[Analysis Parameter]ダイアログ54表 2-19.[Analysis Parameter]ダイアログ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Reference Ch. for

検出したピークの時間を決定する際に基準Time of Peaks]コンボボックスとするチャンネルです。
3.5 ピークの時間もご覧ください。

2.

[Detecting[Edge]列チャンネル毎のピークの検出に利用する設

3.

Peaks][Threshold]列定です。[Rise] である時 は、入力 信号が[Threshold]以上になったら、ピークであると判断します。[Fall]である時は、入力信号が[Threshold]以下になったら、ピークであると判断します。
3.3 ピーク検出もご覧ください。

4.

[Peak Area]

5.

[Leading Edge]

ピークの時間範囲の決定方法です。

ラジオボタン

3.3 ピーク検出もご覧ください。

[CFD]
ラジオボタン

6.

[Baseline]
ラジオボタン

7.

[Calibration

テキストボックス

File]

Calibration ファイルのパスを入力するテ
キストボックスです。ここで指定したファ
イルが、測定中、または Raw データ読み込
み中の Calibration に使われます。
Calibration については3.1 Calibration もご覧ください。

[…]ボタン8.

ファイル選択ダイアログを開きます。選択
したファイルのパスが[Calibration File]テ
キストボックスに入力されます。

[Charge ofHistograms の電荷に関するビンの設定でPeaks]行

す。

[Voltage ofHistograms の電圧に関するビンの設定でPeaks]行す。

[Time ofHistograms の時間に関するビンの設定でPeaks]行す。

12.

[Min.]列

Histograms のビンの最小値です。

13.

[Max.]列

Histograms のビンの最大値です。

9.
10.
11.

[Bin]

55

[Width]列14.
15.

[OK]ボタンHistograms のビンの幅です。
設定を保存してダイアログを閉じます。入
力内容と保存してある設定が異なる時のみ
クリックできます。

16.

[Cancel]ボタン

設定を保存せずに、ダイアログを閉じます。

56

1D グラフダイアログ
1D グラフダイアログは波形の表示や、電荷、電圧、時間のいずれか 1 軸のヒストグラムの表示に使用されています。具体的には、[Pulse]ダイアログ、[Charge Histogram]ダイアロ
グ、[Voltage Histogram]ダイアログ、[Time Histogram]ダイアログが 1D グラフダイアロ
グです。
1D グラフダイアログでは、波形や 1 軸のヒストグラムをチャンネル毎に表示します。グラフの描画範囲を変更することや、グラフの内容を csv ファイルや png ファイルに書き出すことが可能です。
1D グラフダイアログの各項目については、図 2-21、表 2-20 をご覧ください。図 2-21 の番号は、表 2-20 の項番に対応しています。

4

1〜3

5〜6

7

図 2-21.1D グラフダイアログ57表 2-20.1D グラフダイアログ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[General]タブ

グ ラ フ全 体 に関 する 設 定項 目 で す 。2.8.2[General]タブもご覧ください。

2.

[Axes]タブ

グラフの X 軸、Y 軸に関する設定項目です。
2.8.3 [Axes]タブもご覧ください。

3.

[Series]タブ

グラフの系列に関する設定項目です。2.8.4[Series]タブもご覧ください。

4.

グラフ

グラフの描画範囲です。グラフを右クリック
するとコンテキストメニューが表示され、様々な操作を行うことができます。コンテキ
ストメニューについては2.8.1 1D グラフのコンテキストメニューをご覧ください。
X 軸、Y 軸の最大値、最小値付近をクリック
すると、テキストボックスが表示され、グラフの描画範囲を変更できます。コンテキスト
メニューを利用して描画範囲を変更することも可能です。

5.

チャンネルコンボボックス

コンボボックスで選択したチャンネルの、ビ6.

ビン範囲外イベント数

ン範囲外だったイベント数を右側に表示します。上はビン最小値より小さかったイベン
ト数、下はビン最大値より大きかったイベン
ト数です。
波形グラフでは表示しません。

7.

[Close]ボタン

1D グラフダイアログを閉じます。

58

1D グラフのコンテキストメニュー
1D グラフのコンテキストメニューでは、描画範囲、グリッド線の有無、背景色の変更や、
png ファイル、csv ファイルの書き出しが可能です。
コンテキストメニューを開くには、1D グラフダイアログの右側中央にあるグラフを右クリックします。
コンテキストメニューの各項目については図 2-22、表 2-21 をご覧ください。図 2-22 の番
号は、表 2-21 の項番に対応しています。

1〜16

図 2-22.1D グラフのコンテキストメニュー
表 2-21.1D グラフのコンテキストメニュー項目一覧
項番

項目

説明

1.

[Auto Scale X]

選択すると、チェック状態が切り替わります。

2.

[Auto Scale Y]

チェックしてある間、X 軸、Y 軸の描画範囲を自動的に調整します。手動で描画範囲を変更するとチェックが外れます。

3.

[Rectangle]

選択すると、チェック状態が切り替わります。チェックするとグラフ上で矩形を選択できるようになり、[Zoom In]、[Zoom Out]、[Move]のチェックが外れます。矩形を選択すると、描画範囲を選択された矩形に変更します。

59

4.

[Zoom In]

選択するとチェック状態が切り替わります。チェッ
クするとグラフクリック時にグラフを拡大するようになり、[Rectangle]、[Zoom Out]、[Move]のチェッ
クが外れます。

5.

[Zoom Out]

選択するとチェック状態が切り替わります。チェッ
クするとグラフクリック時にグラフを縮小するようになり、[Rectangle]、[Zoom In]、[Move]のチェックが外れます。

6.

[Move]

選択するとチェック状態が切り替わります。チェッ
クするとグラフのドラッグで描画範囲が移動するよ
うになり、[Rectangle]、[Zoom In]、[Zoom Out]のチ
ェックが外れます。

7.

[Reset]グラフの描画範囲を初期状態に戻します。

8.

[Show Grid]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェックしてある間、グラフにグリッド線を描画します。

9.

[Print…]

グラフを印刷するため、印刷用のダイアログを表示
します。

10.

[Save PNG…]

グラフを png ファイルに書き出すため、ファイル選
択用ダイアログを表示します。

11.

[Save CSV…]

グラフのデータを csv ファイルに書き出すため、ファイル選択用ダイアログを表示します。

12.

[Column Chart]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェックするとグラフが棒グラフとして描画されます。チェックを外すと折れ線グラフとして描画され
ます。

13.

[Connect Points]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェックすると折れ線グラフの点を繋ぐ線が描画されます。チェックを外すと点のみ描画されます。

14.

[Peak Search][Peak Search] ダ イ ア ロ グ を 表 示 し ま す 。 [PeakSearch]ダイアログではガウシアンフィッティング
を行い、1D グラフ中に曲線を描画します。
2.8.1.1 [Peak Search]ダイアログもご覧ください。

15.

[Log Scale]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェックすると Y 軸の目盛りを対数目盛りにしま
す。

60

16.

[Edit Background

グラフの背景色を設定するため、色選択ダイアログ

Color…]を表示します。

61

[Peak Search]ダイアログは、1D グラフのピークを検出し、ピークに対してガウシアンフィ
ッティングを行うために使用します。
[Peak Search]ダイアログを開くには、1D グラフダイアログでグラフを右クリックし、コン
テキストメニューの[Peak Search]をクリックします。
[Peak Search]ダイアログの各項目については図 2-23、表 2-22 をご覧ください。図 2-23の番号は、表 2-22 の項番に対応しています。

1

2
4

3

5

6
7

図 2-23.[Peak Search]ダイアログ
表 2-22.[Peak Search]ダイアログ項目一覧
項番

項目

説明

1.

Target Series

ピーク検索対象のチャンネルです。

2.

[Peak Threshold]

ピーク検索の閾値とビンの数です。 [Peak Threshold]以上

テキストボックスの値のビンが[Min. Peak Width]個以上続くとピークと見な[Min. Peak Width]

され、ガウシアンフィッティングの対象となります。

3.

テキストボックス
4.

[Search]ボタン

ピークを検索します。

62

5.

ピーク一覧

発見したピークのリストを表示します。[Position]はガウス関数の値が最大となる X 座標です。[Amplitude]はガウス関数の最大値です。[FWHM]はガウス関数の半値全幅です。
一覧のピークを選択すると、選択したピークに対応するガウス関数を描画する白線が強調されます。

6.

[Display Points]

チェックしてある間、ピークの範囲内の点を白く描画しま

チェックボックス

す。チェックしていない間、1D グラフダイアログのグラフ上でガウス関数が白線で描画されます。

7.

[Close]ボタン[Peak Search]ダイアログを閉じます。

63

[General]タブ[General]タブはグラフの全体的な項目を設定するためのタブです。[General]タブは 1D グ
ラフダイアログ、2D グラフダイアログの左側に表示されます。
[General]タブの各項目については、図 2-24、表 2-23 をご覧ください。図 2-24 の番号は、
表 2-23 の項番に対応しています。

12〜3

図 2-24.[General]タブ
表 2-23. [General]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Graph Title]

グラフの上部に表示されるタイトルです。書き換えた時点で反映されます。

2.
3.

[Auto

[Enabled][Enabled]チェックボックスがチェックしてあUpdate]チェックボックス

る間、測定実行中は[Interval]スピンボックスに[Interval]

入力された時間間隔でグラフが更新されます。

スピンボックス64

[Axes]タブ[Axes]タブはグラフの X 軸、Y 軸の描画について設定するためのタブです。[Axes]タブは
1D グラフダイアログ、2D グラフダイアログの左側に表示されます。
[Axes]タブの各項目については、図 2-25、表 2-24 をご覧ください。図 2-25 の番号は、表2-24 の項番に対応しています。

1〜2

3〜4

図 2-25.[Axes]タブ
表 2-24.[Axes]タブ項目一覧
項番

項目

1.

[Unit

X コンボボックス

X 軸、Y 軸の単位の接頭辞を選びます。変2.

Label]Y コンボボックス

更した時点でグラフに反映されます。

3.

[Label]X テキストボックス

X 軸、Y 軸に表示されるラベルを入力しまY テキストボックス

す。変更した時点でグラフに反映されます。

4.

説明

65

[Series]タブ[Series]タブはグラフの系列毎の描画について設定するためのタブです。[Series]タブは 1D
グラフダイアログの左側に表示されます。
[Series]タブの各項目については図 2-26、表 2-25 をご覧ください。図 2-26 の番号は、表2-25 の項番に対応しています。

1〜5

6
7
8

図 2-26.[Series]タブ
表 2-25.[Series]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Visible][Show]

チャンネル毎に[Show]、[Hide]ラジオボタ

タブ

ラジオボタン

ンが表示されます。[Show]を選択したチャ[Hide]

ンネルのグラフは描画され、[Hide]を選択

ラジオボタン

したチャンネルのグラフは描画されませ2.

ん。
変更した時点でグラフに反映されます。
3.

[Label]タブ

テキストボックス

チャンネル毎にテキストボックスが表示されます。ポップアップ中のチャンネルの系
列名は、ここに入力した文字列です。
変更した時点でグラフのポップアップに反映されます。

66

4.

[Color]タブ

色選択用

チャンネル毎に色選択用コンボボックスがコンボボックス

表示されます。各チャンネルのグラフは、
ここで選択した色で描画されます。
変更した時点でグラフに反映されます。

5.

[Style]タブ

線のスタイル選択用

チャンネル毎に線のスタイル選択用コンボ

コンボボックス

ボックスが表示されます。各チャンネルのグラフは、ここで選択したスタイルで描画されます。
変更した時点でグラフに反映されます。

6.

[Width]スピンボックス

グラフの全系列の線の太さです。
変更した時点でグラフに反映されます。

7.

[Opacity]スピンボックス

グラフの全系列の不透明度です。下げるほど、系列の線が透明に近づきます。
変更した時点でグラフに反映されます。

8.

[Anti-Aliasing]チェックボックス

チェックしている間、線のギザギザが目立たないようにグラフを描画します。
変更した時点でグラフに反映されます。

67

2D グラフダイアログ
2D グラフダイアログは電荷、電圧、時間のうち 2 項目を X 軸、Y 軸にとったヒストグラムの表示に使用されています。具体的には、[Voltage against Charge]ダイアログ、[Timeagainst Voltage]ダイアログ、[Charge against Time]ダイアログが 2D グラフダイアログとして挙げられます。
2D グラフダイアログでは、予め指定したチャンネルの 2D ヒストグラムを表示します。グ
ラフの描画範囲を変更することや、グラフの内容を csv ファイルや png ファイルに書き出すことが可能です。そのほかにグラフ中の各種テキストを変更可能です。
2D グラフダイアログの各項目については図 2-27、表 2-26 をご覧ください。図 2-27 の番
号は、表 2-26 の項番に対応しています。

4

1〜2

5
3

6

図 2-27.2D グラフダイアログ
表 2-26.2D グラフダイアログ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[General]タブ

グラフ全体に関する設定のためのタブです。
2.8.2 [General]タブもご覧ください。

2.

[Axes]タブ

X 軸、Y 軸に関する設定のためのタブです。
2.8.3 [Axes]タブもご覧ください。

3.

グラフ

2D グラフを描画するための範囲です。

68

2D グラフでは、X 座標、Y 座標に対応するヒストグラムの数
値が色で表現されます。色の定義についてはカラーマップを参照してください。
X 軸、Y 軸の最小値、最大値付近をクリックすると、テキストボックスが表示されます。テキストボックスに数値を入力す
ると、描画範囲を変更できます。
また、右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。コンテキストメニューからは、描画範囲の変更や、グラフの png ファイルや csv ファイルの書き出し等の操作が可能です。
2.9.1 2D グラフのコンテキストメニューもご覧ください。
4.

[Auto]ボタン

クリックすると、テキストが[Auto]から[Manual]、または[Manual]ボタン[Manual]から[Auto]に切り替わります。
[Auto]の時、カラーマップの最小値は 0 に、カラーマップの最大値はヒストグラムの最大値に設定されます。
[Manual]の時、カラーマップの最小値、最大値付近をクリッ
クするとテキストボックスが表示され、最小値、最大値を変更
できます。

5.

カラーマップ

グラフに描画されるヒストグラムの色と数値の対応関係を示します。
カラーマップの上のボタンのテキストが[Manual]であるとき、カラーマップの最小値、最大値付近をクリックするとテキストボックスが表示され、最小値、最大値を変更できます。
カラーマップを右クリックするとコンテキストメニューが表示され、コンテキストメニューから色と数値の対応関係を変更できます。
2.9.2 カラーマップのコンテキストメニューもご覧ください。

6.

[Close]ボタン

2D グラフダイアログを閉じます。

69

2D グラフのコンテキストメニュー
2D グラフのコンテキストメニューでは、描画範囲、グリッド線の有無の変更や、png ファ
イル、csv ファイルの書き出しが可能です。
コンテキストメニューを開くには、2D グラフダイアログの右側中央にあるグラフを右クリックします。
コンテキストメニューの各項目については、図 2-28、表 2-27 をご覧ください。図 2-28 の番号は、表 2-27 の項番に対応しています。

1〜14

図 2-28.2D グラフのコンテキストメニュー
表 2-27.2D グラフのコンテキストメニュー項目一覧
項番

項目

説明

1.

[Auto Scale X]

選択すると、チェック状態が切り替わります。

2.

[Auto Scale Y]

チェックしてある間、X 軸、Y 軸の描画範囲を自動的に調整します。手動で描画範囲を変更するとチェックが外れます。

3.

[Rectangle]

選択すると、チェック状態が切り替わります。チェックするとグラフ上で矩形を選択できるようになり、[Zoom In]、[ZoomOut]、[Move]のチェックが外れます。矩形を選択すると、描画範囲を選択された矩形に変更します。

4.

[Zoom In]

選択するとチェック状態が切り替わります。チェックするとグ
ラフクリック時にグラフを拡大するようになり、[Rectangle]、[Zoom Out]、[Move]のチェックが外れます。

70

5.

[Zoom Out]

選択するとチェック状態が切り替わります。チェックするとグ
ラフクリック時にグラフを縮小するようになり、[Rectangle]、[Zoom In]、[Move]のチェックが外れます。

6.

[Move]

選択するとチェック状態が切り替わります。チェックするとグ
ラフのドラッグで描画範囲が移動するようになり、[Rectangle]、[Zoom In]、[Zoom Out]のチェックが外れます。

7.

[Reset]グラフの描画範囲を初期状態に戻します。

8.

[Show Grid]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェックしてある間、グラフにグリッド線を描画します。

9.

[Print…]

グラフを印刷するため、印刷用のダイアログを表示します。

10.

[Save PNG…]

グラフを png ファイルに書き出すため、ファイル選択用ダイア
ログを表示します。

11.

[Save CSV…]

グラフのデータを csv ファイルに書き出すため、ファイル選択
用ダイアログを表示します。

12.

[1D Cut]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェックしてある間、グラフの上、右に、2D グラフのヒストグ
ラムを積算したヒストグラムが表示されます。上に表示される
ヒストグラムは Y 軸方向に、右に表示されるヒストグラムは X
軸方向に積算したヒストグラムです。
また、2D グラフ上には、Y の値 2 つ、X の値 2 つが直線で表示されます。これらの値は、矩形の選択、または、直線のドラッグで変更できます。
項番14 の[Inside Only]をチェックすると、上記の 4 つの値を示す直線で囲まれた矩形内のみ積算されます。[Inside Only]のチェックを外すと、積算方向の 2 つの値に挟まれた範囲を積算
します。

13.

[Log Scale]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェックするとカラーマップの目盛りを対数目盛りにします。

14.

[Inside Only]

選択すると、チェック状態が切り替わります。
チェック状態に応じて[1D Cut]の処理対象となるピクセルが変わります。詳しくは項番12 の[1D Cut]の説明をご覧ください。
[1D Cut]をチェックしてある間のみ表示されます。

71カラーマップのコンテキストメニュー
カラーマップのコンテキストメニューは、2D グラフの色と数値の対応を変更するためのコ
ンテキストメニューです。カラーマップの最小値から最大値まで 5 つの値に対応する色を選択できます。
カラーマップのコンテキストメニューを開くには、まず 2D グラフダイアログを開き、次に2D グラフダイアログ右側に表示されるカラーマップを右クリックしてください。
カラーマップのコンテキストメニューの各項目については、図 2-29、表 2-28 をご覧ください。図 2-29 の番号は、表 2-28 の項番に対応しています。

1〜15

図 2-29.カラーマップのコンテキストメニュー
表 2-28.カラーマップのコンテキストメニュー項目一覧
項番

項目

説明

1.

[Pattern - Rainbow1]

カラーマップのパターンを選択できます。

2.

[Pattern - Rainbow2]

3.

[Pattern - Grayscale]4.

[Pattern - BlueRedGreen]

5.

[Pattern - RedWhiteBlue]

6.

[Pattern - CyanMagenta]

7.

[Pattern - YellowHot]

8.

[Pattern - Blue]

9.

[Edit - Max Color]

カラーマップの選択した項目に対応する色を変10.

[Edit - Half Max Color]

更するため、色の選択ダイアログを表示します。

72

11.

[Edit - Half Color]

12.

[Edit - Half Min Color]

13.

[Edit - Min Color]

14.

[Edit - Reverse]

カラーマップの色を大小逆順に入れ替えます。

15.

[Edit -

グラフの背景色を選択するため、色の選択ダイア

Background Color]

ログを表示します。

73

[Event List]ダイアログ[Event List]ダイアログでは、イベントを電荷、電圧、時間の条件で検索し、選択したイベ
ントの波形をグラフダイアログに表示することや、条件に合致するイベント全てを csv フ
ァイルに書き出すことが可能です。検索対象は、[Event List]ダイアログを開いた際に[LogBook]タブの[Run List]で選択されていた測定の Raw データファイルです。
[Event List]ダイアログを開くには、[Log Book]タブ左上の[Run List]で測定を選択し、[LogBook]右側の[Data]タブの[Show event list]ボタンをクリックします。
電荷、電圧、時間の計算パラメーターを設定するには、[Log Book]タブ右側の[Data]タブの[Edit…]ボタンをクリックし、[Analysis Parameter]ダイアログの[Reference Ch. for Timeof Peaks]、[Detecting Peaks]、[Calibration]を入力してください。[Analysis Parameter]
ダイアログの[Bin]は[Event List]ダイアログには影響しません。
[Event List]ダイアログの各項目については、図 2-30、表 2-29 をご覧ください。図 2-30の番号は、表 2-29 の項番に対応しています。

1〜3
7〜8
4

5

9

6

図 2-30.[Event List]ダイアログ
表 2-29.[Event List]ダイアログ項目一覧
項番

項目

説明

1.

[Event[Charge]タブ

電荷、電圧、時間が特定の範囲であるイベン

2.

Filter][Voltage]タブ

トを検索するためのタブです。チャンネル毎74

[Time]タブ

3.

に電荷、電圧、時間の最小値と最大値を記入できます。
イベントの検索処理では、各チャンネルの電
荷、電圧、時間が全て最小値以上、最大値以下であるイベントを検索します。スピンボッ
クス横のチェックボックスにチェックを入れると、スピンボックスの数値がイベントの検索処理に反映されます。チェックを外すと、スピンボックスの数値は変更できず、イ
ベントの検索処理に反映されません。

4.

[Search for events]ボタン

イベントの検索処理を実行します。条件に合致したイベントは[Pulse]タブの表に表示されます。また[CSV]タブで csv を書き出すと、条件に合致した全てのイベントの情報が書き出されます。

5.

イベント検索プログレスバー

イベント検索処理の進捗率が表示されます。

6.

[Cancel]ボタン (イベント検索用)

イベント検索処理を中断します。

7.

[Pulse]タブ

選択したイベントの波形を見るためのタブです。詳しくは2.10.1 [Pulse]タブをご覧ください。

8.

[CSV]タブ

イベントを csv ファイルに書き出すためのタブです。詳しくは2.10.2 [CSV]タブをご覧く
ださい。

9.

[Close]ボタン[Event List]ダイアログを閉じます。

75

[Pulse]タブ[Pulse]タブでは[Event List]ダイアログで検索したイベントを任意に選択し、波形をグラフ表示することが可能です。
[Pulse]タブは[Event List]ダイアログの右側に表示されます。[Event List]ダイアログについては2.10 [Event List]ダイアログをご覧ください。
[Pulse]タブの各項目については、図 2-31、表 2-30 をご覧ください。図 2-31 の番号は、
表 2-30 の項番に対応しています。

1

2

3

図 2-31.[Pulse]タブ
表 2-30.[Pulse]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

イベント表

イベント検索処理で見つかったイベントが表示されます。1 ページにつき最大 50 個のイベントが表示さ
れます。

2.

イベント表ページ

イベント表のページ番号です。値に応じてイベント表

スピンボックスに表示されるイベントが変化します。右隣に表示されている数値はページ番号の最大値です。

76

3.

[Show pulse…]ボタン

イベント表で選択されているイベントの波形を表示
します。

77

[CSV]タブ[CSV]タブは[Event List]ダイアログで検索したイベントの Raw データを Calibration した
数値、またはさらに電圧に変換した数値として csv ファイルに書き出すためのタブです。
[CSV]タブは[Event List]ダイアログの右側に表示されます。[Event List]ダイアログについては2.10 [Event List]ダイアログをご覧ください。
[CSV]タブの各項目については、図 2-32、表 2-31 をご覧ください。図 2-32 の番号は、表2-31 の項番に対応しています。

1
3

2

4

5

7

6

図 2-32.[CSV]タブ
表 2-31.[CSV]タブ項目一覧
項番
1.

項目

説明

[Max. CSV Size]

csv ファイル 1 つあたりの最大サイズです。csv ファ

スピンボックスイルは最大サイズを超えないように分割して出力さ
れます。

2.

[Voltage (mV)]

選択すると csv ファイルに電圧を書き出します。

ラジオボタン

Calibration は適用済みです。保存する csv のファイ
ル名は voltage_<番号>.csv です。

78

3.

[Calibrated ADC Value]

選択すると csv ファイルに ADC 値を書き出します。

ラジオボタン

Calibration は適用済みです。保存する csv ファイル名は adc_<番号>.csv です。

4.

[Data Name]

データ名です。csv ファイルを保存する際、出力先のテキストボックス

ディレクトリ名として使用します。ディレクトリのパスはテキストボックスの下に表示されます。

5.

[Save events as CSV]

イベントを csv ファイルに保存します。[Data Name]

ボタンが空である時、イベントの検索が完了していない時はクリックできません。

6.

csv 保存プログレスバー

csv ファイル保存の進捗率が表示されます。

7.

[Cancel]ボタン

csv ファイル保存処理を中断します。

(csv 保存用)

79

分析処理
8ch-5Gsps-Digitizer で利用している DRS4 では、チャンネルの入力信号を、アナログリン
グメモリの先頭から末尾まで順に記録し、1024 個目の末尾に到達したら再び先頭から上書きすることを繰り返します。アナログリングメモリのサンプル 1 つ分の記憶容量をセルと呼びます。
8ch-5Gsps-Digitizer は NIM 入力トリガーが掛かると、サンプリング結果を ADC で数値に変換し、1 チャンネルあたり 1024 個の数値を 8 チャンネル分、Raw データとして送信しま
す。チャンネル毎の数値 1024 個のうち、末尾 29 個分の数値は不安定なため、該当部分は分析処理に使用しません。
QVT Monitor では Raw データを基に、電圧、電荷、時間を分析します。分析処理の流れは以下の通りです。
1.

Calibration (3.1 節)

2.

波形のベースライン調整 (3.2 節)

3.

ピーク検出 (3.3 節)

4.

電圧の分析 (3.4 節)

5.

時間の分析 (3.5 節)

6.

電荷の分析 (3.6 節)

また、電圧、電荷、時間の分析結果をもとにヒストグラムを作成します。ヒストグラム作成
処理について詳しくは3.7 節を参照してください。

Calibration
DRS4 にはセルや読み出しの順番に依存するオフセットがあり、サンプリング結果を ADC
で数値に変換すると、変換結果はオフセットの影響を受けた数値になります。
Calibration の目的は上記のオフセットを補正し、本来の入力に近いデータを復元することです。Calibration ファイルの作成では、一定電圧をチャンネルに入力している状態で、アナログデジタル変換の結果の平均値をセル、読み出しの順番毎に求めます。
Calibration 処理では、受信した波形からセル、読み出しの順番毎に上記の平均値を減算し、補正後の波形とします。ピークの検出や、電荷、電圧、時間の計算は、補正後の波形を基に行われます。

80

波形のベースライン調整
Calibration 後、チャンネル毎の波形中で最も分布が多い電圧を、電圧 0 のベースラインとして扱います。

ピーク検出
ピーク検出の処理では、まず[Analysis Parameter]ダイアログの[Reference Ch. for Time ofPeaks]で指定したチャンネルのピークを検出します。この時、[Analysis Parameter]ダイア
ログの[Detecting Peaks]、[Peak Area]の内容に応じて、波形のピーク検出処理の方法が変わります。
次に、他のチャンネルについても、[Reference Ch. for Time of Peaks]と同様の方法でピークの検出を行います。ただし、[Reference Ch. for Time of Peaks]で指定したチャンネルのピーク開始位置以降に存在するピークのみ検出します。

81

Peak Area で Leading Edge を選択した場合[Leading Edge]を選択した場合、波形の電圧が[Threshold]を超えた範囲を基にピークの時間範囲を決定します。[Edge]が[Rise]である場合、最初に波形の電圧が[Threshold]以上になった時間から、波形の電圧が[Threshold]未満になるまでの時間をピークとして扱います。
[Edge]が[Fall]である場合、最初に波形の電圧が[Threshold]以下になった時間から、波形の電圧が[Threshold]より大きくなるまでの時間をピークとして扱います。
図 3-1 はピーク検出の例です。各チャンネルの[Edge]は[Rise]であるものとします。青色の線は各チャンネルの入力波形を、緑色の点線の高さは各チャンネルの[Threshold]の数値を表します。この時、各チャンネルでは緑色で示した範囲をピークの範囲として扱います。

[Reference Ch. for Time of Peaks]で指定した Ch. 0
電圧

ピーク
時間

Ch. 1
電圧

無視される

ピーク

ピーク

時間

Ch. 2
電圧

ピーク
時間

図 3-1.Leading Edge のピーク検出例

82

Peak Area で CFD を選択した場合
CFD を選択した場合、Constant Fraction Discriminator の仕組みを参考に、ピークの時間
範囲を決定します。まず波形の電圧が[Threshold]を超える位置を探し、以下の 2 つの波形を加算して合計値が 0 になる時の波形の電圧(以下、電圧 V)を調べます。
•

波形の電圧に[CFD Parameter]の[Rate]を掛けたもの•

波形の電圧に-1 を掛け、[CFD Parameter]の[Delay]だけ遅延させたもの[Edge]が[Rise]である場合、最初に波形の電圧が電圧 V 以上になった時間から、波形の電圧が電圧 V 未満になるまでの時間をピークとして扱います。[Edge]が[Fall]である場合、最初に波形の電圧が電圧 V 以下になった時間から、波形の電圧が電圧 V より大きくなるまでの時間をピークとして扱います。

Peak Area で Baseline を選択した場合[Baseline]を選択した場合、波形の電圧が[Threshold]を超える位置から見て、直前と直後の電圧が 0 である位置を基に、ピークの時間範囲を決定します。[Edge]が[Rise]である場合、波形の電圧が 0 以上になった時間から、波形の電圧が電圧 0 未満になるまでの時間をピークとして扱います。[Edge]が[Fall]である場合、最初に波形の電圧が 0 以下になった時間から、波形の電圧が 0 より大きくなるまでの時間をピークとして扱います。

83

ピークの電圧[Analysis Parameter]ダイアログの[Edge]に応じて、挙動が変わります。[Edge]が[Rise]である場合、ピークの範囲内で最も高い電圧が、ピークの電圧です。[Edge]が[Fall]である場
合、ピークの範囲内で最も低い電圧が、ピークの電圧です。
電圧は、Calibration 後の ADC 値に、電圧に変換するための係数6.2 × 10−5 を掛けて算出されます。この時の電圧の単位は V です。
図 3-2 は、ピークの電圧を表しています。ただし、この時[Reference Ch. for Time of Peaks]
で指定したチャンネルの波形は図 3-1.Leading Edge のピーク検出例と同様であり、チャンネルの[Edge]は[Rise]であるものとします。青色の線はチャンネルの入力波形を、青色の点線の高さはピーク中の最高電圧を、緑色の点線の高さは[Threshold]を、黒色の横線の高さ
は電圧が 0 である高さを表します。この時、緑色の矢印の長さがピークの電圧に該当しま
す。

電圧

無視される

ピーク

ピークの電圧

Ch. 1

ピーク
時間

図 3-2.ピークの電圧84ピークの時間[Analysis Parameter]ダイアログの[Reference Ch. for Time of Peaks]で指定されたチャンネルのピーク開始時間と、時間を求めるチャンネルのピーク開始時間の差が、ピークの時間です。
ピークの時間は、ピーク開始位置までの Raw データのチャンネル内のワード数の差に、サンプリングの時間間隔を掛けて計算されます。例えば、[Reference Ch. for Time of Peaks]
で指定した Ch. 0 のピーク開始位置が 100 サンプル目、Ch. 1 のピーク開始位置が 250 サ
ン プ ル 目 、 サ ン プ リ ン グ レ ー ト が 1Gsps で あ る 場 合 、 Ch. 1 の ピ ー ク の 時 間 は(250 − 100) × 10−9 秒で求められ、150ns です。
図 3-3 はピークの時間を表す図です。各チャンネルの[Edge]は[Rise]であるものとします。
青色の線はチャンネルの入力波形を、緑の点線の高さは各チャンネルの[Threshold]を、青色の点線はピークの開始時間を表します。この時、ピークの時間は緑色の矢印の長さに該当します。

[Reference Ch. for Time of Peaks]で指定した Ch. 0
電圧

ピーク
Ch. 1 のピークの時間

時間

Ch. 1
電圧

無視される

ピーク

ピーク

時間

図 3-3.ピークの時間85ピークの電荷電圧を時間について積分し、インピーダンスで割った結果が、ピークの電荷です。ピークの範囲のみが積分の対象です。電圧については3.4 ピークの電圧もご覧ください。
電荷の計算では、以下の式で電荷𝑞(C)を求めます。
𝑛2

6.2 × 10−51
( ∑ 𝑟𝑖 )
𝑞=
50
𝑝
𝑖=𝑛1

ここで、波形の先頭から見て𝑛番目の数値を𝑟𝑛 、ピーク開始位置、終了位置の数値が先頭から見て𝑛1 、𝑛2 番目、サンプリングレートを𝑝とします。また、6.2 × 10−5は波形の数値を電圧(V)に変換する係数であり、50(Ω)は 8ch-5Gsps-Digitizer の入力インピーダンスを表します。
図 3-4 はピークの電荷を表す図です。ただし、この時[Reference Ch. for Time of Peaks]で指定したチャンネルの波形は図 3-1.Leading Edge のピーク検出例と同様であり、チャンネ
ルの[Edge]は[Rise]であるものとします。青色の線はチャンネルの入力波形を、黒色の横線の高さは電圧が 0 である高さを、緑色の点線の高さは[Threshold]の値を表します。この時、青色に塗りつぶされた範囲の面積に係数を掛けた値が、ピークの電荷を表します。

電圧

無視される

ピーク

Ch. 1

ピーク
時間

図 3-4.ピークの電荷

Histograms 作成処理
ヒストグラムが 1 次元の場合、横軸がビンの範囲内であればヒストグラムのカウントを 1増やします。横軸がビンの範囲外であれば、ビンの最小値より小さいことを表すカウント、またはビンの最大値より大きいことを表すカウントを 1 増やします。
ヒストグラムが 2 次元の場合、横軸、縦軸ともにビンの範囲内であれば、ヒストグラムのカ
ウントを 1 増やします。

86

入出力ファイル
QVT Monitor で入力、出力するファイルを表 4-1 に示します。

表 4-1.入出力ファイル一覧
項番

分類

ファイル

詳細

起動関連

測定パラメーターファイル

4.1.1 項2.

オプションファイル

4.1.2 項3.

Measurement タブ用

4.1.3 項1.

分析パラメーターファイル
Log Book タブ用

4.

4.1.4 項分析パラメーターファイル
Raw データファイル

4.2.1 項6.

測定情報ファイル

4.2.2 項7.

測定パラメーターファイル

4.2.3 項

5.

測定関連

8.

Histograms

Histograms ファイル

4.3.1 項

9.

関連

ビン情報ファイル

4.3.2 項10.

Histograms 情報ファイル

4.3.3 項11.

分析パラメーターファイル

4.3.4 項Calibration ファイル

4.4 節

画像ファイル

4.5.1 項

テキストファイル

4.5.2 項12.

Calibration
関連

13.
14.

グラフ関連

87

起動関連ファイル
測定パラメーターファイル
測定パラメーターファイルは、QVT Monitor 終了時の測定に関する設定を書き出した
JSON ファイルです。QVT Monitor を終了した際に作成されます。書き出し先のパスは以下の通りです。
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥QVT_Monitor¥.run
この測定パラメーターファイルは、QVT Monitor を起動した際、終了時の設定を再現する
ために読み込まれます。

オプションファイル
オプションファイルは、QVT Monitor 終了時の[Options]ダイアログの設定を書き出した
JSON ファイルです。QVT Monitor を終了した際に作成されます。書き出し先のパスは以下の通りです。
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥QVT_Monitor¥.params
オプションファイルは、QVT Monitor を起動した際、終了時の設定を再現するために読み込まれます。

Measurement タブ用分析パラメーターファイル
Measurement タブ用分析パラメーターファイルは、QVT Monitor 終了時の、測定中に使用する分析パラメーターを書き出した JSON ファイルです。QVT Monitor を終了した際に作成されます。書き出し先のパスは以下の通りです。
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥QVT_Monitor¥.meas_histograms
Measurement タブ用分析パラメーターファイルは、QVT Monitor を起動した際、終了時の設定を再現するために読み込まれます。

88

Log Book タブ用分析パラメーターファイル
Log Book タブ用分析パラメーターファイルは、QVT Monitor 終了時の、[Log Book]タブのRaw データ読み込み、イベント検索で使用する分析パラメーターを書き出した JSON ファ
イルです。QVT Monitor を終了した際に作成されます。書き出し先のパスは、Windows の場合は以下の通りです。
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥QVT_Monitor¥.ver_histograms
Log Book タブ用分析パラメーターファイルは、QVT Monitor を起動した際、終了時の設定を再現するために読み込まれます。

89

測定関連ファイル
Raw データファイル
8ch-5Gsps-Digitizer から受信した Raw データを書き出したバイナリファイルです。
[Options]ダイアログの[Save]チェックボックスをチェックしてある場合に、測定を実行する度に作成されます。書き出し先のパスは、以下の通りです。
([Options]ダイアログの Workspace Directory に入力したパス)¥measurement¥(日付)_(測定の番号)¥(日付)_(測定の番号)_(枝番).raw
ここで(日付)は、測定を行った西暦の年月日 8 桁を表します。(測定の番号)は、測定実行時に入力した[Run No.]です。(枝番)は、測定中にそのファイルが何番目に作られた Raw デー
タファイルであるかを表す番号です。
Raw データファイルは、[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブで過去の測定について再び分析する時に読み込まれます。
Raw データのフォーマットについては機器詳細仕様(1.2 参考資料[1])をご覧ください。

測定情報ファイル
測定のタイトルと説明、日時、イベント数等が記録された JSON ファイルです。
測定を実行する度に作成されます。書き出し先のパスは以下の通りです。
([Options]ダイアログの Workspace Directory に入力したパス)¥measurement¥(日付)_(測定の番号)¥(日付)_(測定の番号)_information.json
ここで(日付)は、測定を行った西暦の年月日 8 桁を表します。(測定の番号)は、測定実行時に入力した[Run No.]です。
測定情報ファイルは、[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブを利用する際に読み込まれます。

測定パラメーターファイル
測定に関する 8ch-5Gsps-Digitizer の設定項目の値を記録した JSON ファイルです。

90

測定を実行する度に作成されます。書き出し先のパスは以下の通りです。
([Options]ダイアログの Workspace Directory に入力したパス)¥measurement¥(日付)_(測定の番号)¥(日付)_(測定の番号)_parameter.json
ここで(日付)は、測定を実行した西暦の年月日 8 桁を表します。(測定の番号)は、測定実行
時に入力した[Run No.]です。
この測定パラメーターファイルは、[QVT Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブを利用する
際に読み込まれます。

91

Histograms 関連ファイル
Histograms ファイル
Histograms ファイルは、Histograms の種類、チャンネル、ビン毎のカウントが書かれた
JSON ファイルです。ヒストグラムの種類毎、チャンネル毎にファイルを分けて書き出されます。Histograms を保存する度に書き出されます。ファイルの書き出し先は以下の通りです。
([Options]ダイアログの Workspace Directory に入力したパス)¥histograms¥Histograms_(番号)¥(ヒストグラムの種類)_(チャンネル).json
ここで、(番号)は Histograms 毎に重複しないよう自動的につけられた番号であり、[QVT
Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブでも確認できます。(ヒストグラムの種類)は q_1d、
qv_2d、t_1d、tq_2d、v_1d、vt_2d のいずれかの文字列です。(チャンネル)は chN の N を
0~7 の整数にした文字列です。
Histograms ファイルは、[Log Book]タブで[Load histograms]ボタンをクリックすると読み込まれます。
電荷のヒストグラムの具体的なファイルの例は、以下の通りです。
{"Axis":"Charge","Ch.":"0","Values":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,583,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}電荷と電圧のヒストグラムの具体的なファイルの例は、以下の通りです。
{"Ch.":"0","Values":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,583,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"X-Axis":"Charge","Y-Axis":"Voltage"}92

ビン情報ファイル
ビン情報ファイルは Histograms の電荷、電圧、時間のビンの最小値、最大値、ビン幅が書かれた JSON ファイルです。ヒストグラムを保存する度に書き出されます。ファイルの書
き出し先は以下の通りです。
([Options]ダイアログの Workspace Directory に入力したパス)¥histograms¥Histograms_(番号)¥axis.json
ここで、(番号)は Histograms 毎に重複しないよう自動的につけられた番号であり、[QVT
Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブでも確認できます。
ビン情報ファイルは、[Log Book]タブを利用する際に読み込まれます。
具体的なファイルの例は、以下の通りです。
{"Charge":{"Max.":1e-10,"Min.":-1e-10,"Width":1e-11},"Time":{"Max.":1.0000000000000002
e-06,"Min.":0,"Width":1.0000000000000001e-07},"Voltage":{"Max.":0.1,"Min.":-0.1,"Width":0.01}}

Histograms 情報ファイル
Histograms 情報ファイルは、Histograms のタイトル、説明、関連する測定の日付と番号が書かれた JSON ファイルです。Histograms を保存する度に書き出されます。ファイルの書き出し先は以下の通りです。
([Options]ダイアログの Workspace Directory に入力したパス)¥histograms¥Histograms_(番号)¥histograms(番号)_information.json
ここで、(番号)は Histograms 毎に重複しないよう自動的につけられた番号であり、[QVT
Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブでも確認できます。
Histograms 情報ファイルは、[Log Book]タブを利用する際に読み込まれます。

93

分析パラメーターファイル
分析パラメーターファイルは、Histograms を作成する時に利用した[Analysis Parameter]
ダイアログの設定値を記録した JSON ファイルです。Histograms を保存する度に書き出されます。ファイルの書き出し先は以下の通りです。
([Options]ダイアログの Workspace Directory に入力したパス)¥histograms¥Histograms_(番号)¥histograms(番号)_params.json
ここで、(番号)は Histograms 毎に重複しないよう自動的につけられた番号であり、[QVT
Monitor]ウィンドウの[Log Book]タブでも確認できます。
分析パラメーターファイルは[Log Book]タブを利用する際に読み込まれます。
具体的なファイルの例は、以下の通りです。
{"Calibration File":"C:¥¥Users¥¥bbt¥¥Documents¥¥QVT_Monitor¥¥calibration¥¥example.clb2","Charge Width (pC)":1,"Delay for CFD":"3","Max. Charge (pC)":50,"Max. Time (ns)":"994","Max. Voltage (mV)":10,"Min. Charge (pC)":-125.00000000000001,"Min. Time (ns)":"0","Min. Voltage (mV)":-100,"Peak Area":"Leading Edge","Peak Edge Fall":[true,false,false,false,false,false,false,false],"Peak Threshold":[-0.02,0,0,0,0,0,0,0],"Rate for CFD":
0.5,"Reference Ch.":"0","Time Width (ns)":"10","Voltage Width (mV)":1}

94

Calibration ファイル
Calibration ファイルは、Raw データ中に含まれる波形情報と、実際の入力波形のずれを取り除くためのファイルです。拡張子は clb2 ですが、内容の実態は JSON です。Calibration
処理については3.1 Calibration もご覧ください。
Calibration ファイルの作成については、2.6 [Calibration File Creation]ダイアログをご覧ください。
Calibration ファイルは、8 個のリストを含むリストが 2 つ書かれた JSON ファイルです。
2 つのリストにはそれぞれ"cell"、"readout"の名前を割り当ててあります。8 個のリストにはそれぞれ 1024 個の数値が書かれています。𝑖番目のリストの𝑗番目の数値は、チャンネル𝑖のアナログリングメモリの𝑗番目のセルまたは読み出しの補正用の数値を表します。

95

グラフ関連ファイル
png ファイル
ヒストグラムのグラフの画像を png ファイルとして書き出すことができます。png ファイ
ルには、書き出し時点のグラフの画像が保存されます。
png ファイルを保存するには、まず、グラフダイアログのグラフを右クリックしてコンテキ
ストメニューを表示します。次にコンテキストメニューの[Save PNG…]をクリックしてファイル選択用ダイアログを表示します。最後に、ファイル選択用ダイアログにファイル名を入力すれば、png ファイルの書き出しが完了します。

csv ファイル
ヒストグラムのデータを csv ファイルとして書き出すことができます。csv ファイルには、グラフの描画範囲を問わず、全てのデータが書き出されます。csv ファイルにはビン情報は書き出されません。
csv ファイルを保存するには、まず、グラフダイアログのグラフを右クリックしてコンテキ
ストメニューを表示します。次にコンテキストメニューの[Save CSV…]をクリックしてファイル選択用ダイアログを表示します。最後に、ファイル選択用ダイアログにファイル名を入力すれば、csv ファイルの書き出しが完了します。

96

イベント csv ファイル
[Event List]ダイアログの[CSV]タブで、指定した条件を満たすイベント群を csv ファイルに書き出すことができます。書き出す内容は、Calibration 済みの ADC 値、または、
Calibration 済みの ADC 値を電圧に変換した値の 2 つから選択できます。[Event List]ダイ
アログの csv ファイル書き出しについては、2.10.2 [CSV]タブをご覧ください。
csv ファイルの列数は 8192 です。行数は記載されたイベントの数と等しくなります。イベント 1 つが 1 行に該当し、チャンネル 0 からチャンネル 7 まで順に 1024 個ずつ、合わせて 8192 個の数値が、1 行毎に書き出されます。

97

図表目次
表 1-1.用語の説明 .......................................................................................................................... 5
表 2-1.画面概要一覧 ...................................................................................................................... 6
図 2-1.[QVT MONITOR]ウィンドウ ............................................................................................... 8
表 2-2.[QVT MONITOR]ウィンドウ項目一覧 ................................................................................. 9
図 2-2.[QVT MONITOR]ウィンドウメニューバー ........................................................................ 10
表 2-3.メニューバー項目一覧 ...................................................................................................... 11
図 2-3.[MEASUREMENT]タブ ....................................................................................................... 12
表 2-4.[MEASUREMENT]タブ項目一覧 ......................................................................................... 13
図 2-4.[LOG BOOK]タブ ............................................................................................................... 18
表 2-5.[LOG BOOK]タブ項目一覧 ................................................................................................. 18
図 2-5.[RUN LIST]タブ ................................................................................................................. 21
表 2-6.[RUN LIST]タブ項目一覧 .................................................................................................. 21
図 2-6.[FILTER]タブ ..................................................................................................................... 23
表 2-7.[FILTER]タブ項目一覧....................................................................................................... 23
図 2-7.[RUN]選択時の[DATA]タブ ................................................................................................ 24
表 2-8.[RUN]選択時の[DATA]タブ項目一覧 ................................................................................. 25
図 2-8.[RUN]選択時の[TEXT]タブ ................................................................................................ 28
表 2-9.[RUN]選択時の[TEXT]タブ項目一覧 ................................................................................. 29
図 2-9.[RUN]選択時の[PARAMETER]タブ ..................................................................................... 30
表 2-10.[RUN]選択時の[PARAMETER]タブ項目一覧 .................................................................... 30
図 2-10.[RUN]選択時の[DELETION]タブ ..................................................................................... 33
図 2-11.[HISTOGRAMS]選択時の[DATA]タブ ................................................................................ 34
表 2-11.[HISTOGRAMS]選択時の[DATA]タブ項目一覧 ................................................................. 35
図 2-12.[HISTOGRAMS]選択時の[TEXT]タブ ................................................................................ 37
表 2-12.[HISTOGRAMS]選択時の[TEXT]タブ項目一覧 ................................................................. 37
図 2-13.[HISTOGRAMS]選択時の[PARAMETER]タブ ..................................................................... 39
表 2-13.[HISTOGRAMS]選択時の[PARAMETER]タブ項目一覧 ...................................................... 40
図 2-14.[HISTOGRAMS]選択時の[DELETION]タブ........................................................................ 43
図 2-15.[OPTIONS]ダイアログ ..................................................................................................... 44
表 2-14.[OPTIONS]ダイアログ項目一覧 ....................................................................................... 44
図 2-16.[CONNECTION]ダイアログ .............................................................................................. 46
表 2-15.[CONNECTION]ダイアログ項目一覧................................................................................ 46
図 2-17.[TRIGGER AND SAMPLING RATE]ダイアログ ................................................................... 48
表 2-16.[TRIGGER AND SAMPLING RATE]ダイアログ項目一覧 .................................................... 4898

図 2-18.[STARTUP PARAMETER]ダイアログ ................................................................................. 50
表 2-17.[STARTUP PARAMETER]ダイアログ項目一覧 .................................................................. 50
図 2-19.[CALIBRATION FILE CREATION]ダイアログ .................................................................... 52
表 2-18.[CALIBRATION FILE CREATION]ダイアログ項目一覧...................................................... 53
図 2-20.[ANALYSIS PARAMETER]ダイアログ ................................................................................ 54
表 2-19.[ANALYSIS PARAMETER]ダイアログ項目一覧 ................................................................. 55
図 2-21.1D グラフダイアログ ..................................................................................................... 57
表 2-20.1D グラフダイアログ項目一覧 ....................................................................................... 58
図 2-22.1D グラフのコンテキストメニュー................................................................................ 59
表 2-21.1D グラフのコンテキストメニュー項目一覧 ................................................................. 59
図 2-23.[PEAK SEARCH]ダイアログ ............................................................................................. 62
表 2-22.[PEAK SEARCH]ダイアログ項目一覧 .............................................................................. 62
図 2-24.[GENERAL]タブ ............................................................................................................... 64
表 2-23. [GENERAL]タブ項目一覧 ................................................................................................ 64
図 2-25.[AXES]タブ ...................................................................................................................... 65
表 2-24.[AXES]タブ項目一覧 ....................................................................................................... 65
図 2-26.[SERIES]タブ ................................................................................................................... 66
表 2-25.[SERIES]タブ項目一覧 .................................................................................................... 66
図 2-27.2D グラフダイアログ ..................................................................................................... 68
表 2-26.2D グラフダイアログ項目一覧 ....................................................................................... 68
図 2-28.2D グラフのコンテキストメニュー................................................................................ 70
表 2-27.2D グラフのコンテキストメニュー項目一覧 ................................................................. 70
図 2-29.カラーマップのコンテキストメニュー .......................................................................... 72
表 2-28.カラーマップのコンテキストメニュー項目一覧 ............................................................ 72
図 2-30.[EVENT LIST]ダイアログ ................................................................................................ 74
表 2-29.[EVENT LIST]ダイアログ項目一覧 .................................................................................. 74
図 2-31.[PULSE]タブ .................................................................................................................... 76
表 2-30.[PULSE]タブ項目一覧 ..................................................................................................... 76
図 2-32.[CSV]タブ ....................................................................................................................... 78
表 2-31.[CSV]タブ項目一覧 ........................................................................................................ 78
図 3-1.LEADING EDGE のピーク検出例 ....................................................................................... 82
図 3-2.ピークの電圧 .................................................................................................................... 84
図 3-3.ピークの時間 .................................................................................................................... 85
図 3-4.ピークの電荷 .................................................................................................................... 86
表 4-1.入出力ファイル一覧.......................................................................................................... 87

99

以上

100