AP29ECO
Probenahmeeinheit
Zur Integration in automatischeDichtheitsprüfsysteme

Zur Automatischen Dichtheitsprüfung mit der Wasserstoff-MethodeDie Probenahmeeinheit AP29ECO ergänzt das
Wasserstoff-Lecksuchgerät Sensistor Sentrac undermöglicht eine automatisierte Dichtheitsprüfung
mit der Wasserstoffmethode. Der AP29ECO saugt
eine definierte Luftprobe an und leitet sie über einen
eingebauten Wasserstoffsensor weiter.
Die Probenahmeeinheit hat eine automatischeSpülfunktion. Diese wird entweder jeweils vor und nachder Probenahme aktiviert oder immer dann, wenn die
WasserstoffKonzentration den gewählten Grenzwertüberschreitet. Damit ist das System auch nach derDetektion von Groblecks innerhalb von Sekunden wieder
einsatzbereit. Diese Eigenschaft sorgt zusammen mit derbesonderen Eignung von Wasserstoff als Prüfgas für eineunübertroffene Zuverlässigkeit Ihres Prüfsystems. Seine
robuste Konstruktion und seine Wartungs-freundlichkeit
sind Voraussetzung für den harten Industrieeinsatz. Das
Sensorelement kann bei Bedarf ersetzt werden, ohne die
Probenahmeeinheit dafür zu öffnen. Der Ansaugstrom
wird durch eine besonders langlebige Membranpumpe

VORTEILE AUF EINEN BLICK• Saugt eine definierte Luftprobe in den eingebautenWasserstoffsensor• Führt Gaslecktests, Dichtheitsprüfungen mit
Prüfklammer und Scanprüfungen durch. Auchgeeignet zur Überwachung der WasserstoffKonzentration• Die im Falle eines Groblecks eintretende
Spülfunktion minimiert den Zeitraum bis zur erneuten
Einsatzfähigkeit• Automatische Kalibrierung• Erhältlich mit Ansaugstrom von 1 oder 3 cm³/Minerzeugt. Die wartungsfreundliche Pumpe wird nur während
einer Probenahme in Betrieb gesetzt. So zeichnet sichder AP29ECO als kostengünstige und umweltfreundliche
Alternative aus. Die Probenahmeeinheit ist wahlweise
mit einem Ansaugstrom von 1 cm³/Min oder 3 cm³/Min
erhältlich. Der AP29ECO überwacht den Gasstrom undsendet einen Alarm an Sentrac, falls die Saugleistungnachlässt.
S O FUNKT I ONI E RT ’S
Dichtheitsprüfung in einer Akkumulationskammer
Man beaufschlagt das zu prüfende Objekt mit einem
Prüfgasgemisch aus Wasserstoff und Stickstoff und bringtes in eine Kammer, in der die Luft durch einen Ventilator
umgewälzt wird. Der Wasserstoff, der aus einer etwaigen
Leckstelle austritt, wird sich in der Kammer proportional
zur Leckgröße ansammeln. Der AP29ECO saugt nach einer
bestimmten Akkumulationszeit eine Gasprobe an und misst
deren Wasserstoff-Konzentration. Wenn die Konzentration
während der Prüfung den gewählten Grenzwert übersteigt,
gibt der Sentrac ein Alarmsignal ab. Im Falle eines
Groblecks unterbricht der AP29ECO die Probenahme,
sendet einen Alarm und spült den Ansaugschlauch wieder.
Dichtheitsprüfung mit einer Prüfkammer
Dazu beaufschlagt man das Prüfobjekt mit dem Prüfgasgemisch. Die zu prüfende Stelle (z.B. Verbindungen oderVentile) wird mit einer Prüfklammer abgedichtet. DiePrüfklammer sollte so konstruiert sein, dass die Luft, diedurch sie hindurch strömt, das Prüfgas aufnimmt, das aus
etwaigen Lecks austritt. Die Wasserstoff-Konzentration in
der Gasprobe ist proportional zur Leckgröße. Auf dieseWeise lassen sich kleine Lecks in Sekunden feststellen.

AP29ECO PROBENAHMEEINHEITTECHNISCHE DATEN
Empfindlichkeit

0,5 ppm H2; 3x10-5 mbar l/s

Versorgung

Stromversorgung (24 V DC) vom Lecksuchgerät Sensistor
Sentrac
Kalibrierungsgas
Frischluft ohne H2-Kontaminierung

Umgebungstemperaturbereich

10° bis 50°C

Abmessungen

92 mm x 185 mm x 260 mm

Gewicht

4,2 kgKompatibilität

Für den Gebrauch mit dem Lecksuchgerät Sentrac wird ein
Combox60 (P/N 590-821) benötigt

BESTELLINFORMATIONEN
Cat. No.
AP29ECO, 3 cc/s(komplett mit Kabel C21 3m, PC Bus-Kabel und Sentrac
Externer Sub-D IO Adapter)

590-035

AP29ECO, 1 cc/s
(komplett mit Kabel C21 3m, PC Bus-Kabel und Sentrac
Externer Sub-D IO Adapter)

590-036

Zubehör
H65 Sensor

590-250

APC Bus-Kabel, 2 m

591-420

Sentrac Externer DSUB IO Adapter

598-330

Combox60

590-821

Kabel C21, 3 m

590-161

Kabel C21, 6 m

590-175

Kabel C21, 9 m

590-165

Kalibrierlecks

Siehe separates Datenblattw w w. i n fi c on. c omr e a c hus @inficon.com

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.
nibb69de1-c (2309)   ©2023 INFICON