最新のイオンクロマトグラフの動向

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
IC ＆エレメンタル事業部
西日本IC営業部マネージャー
本 営業部 ネ ジ
中西 雄一

Dionexの歴史• 1975年にイオンクロマトグラフ法の発表
イオンクロマトグラフ法は1975年にDr.H.Smallらによって開発• 1976年にダイオネクス・コーポレーションが装置化• ’80年代半ば
80年代半ば、各国の公定法に採用開始
各国の公定法に採用開始• ’90年代、通則の制定とともに多くの分野で採用
日本ダイオネクス株式会社はDi
日本ダイオネクス株式会社はDionex
C
Corporationのti の100%出資の日本法人として1990年に設立• 2011年5月にThermo Fishier Scientificと経営統合• 2014年1月に日本法人統合 Thermo Fisher Scientific K.K.に社名変更• 国内外と共にシェア約70%
日本国内において約400台／年出荷
2Proprietary & Confidentialイオンクロマトグラフィーとは？
ポンプカラム最新の分離技術

導入バルブ•

ICで測定できるイオン種成分• 陰イオン
F－、Cl－、NO2－、NO3－、SO42－• 陽イオン
Na＋、NH4＋、K＋、Mg2＋、Ca2＋• 遷移金属類
Fe、Ni、Co、Cu、Mn、V• 糖質
単糖類 オリゴ糖類 糖タンパク質
単糖類、オリゴ糖類、糖タンパク質• 核酸、アミノ酸

イオンクロマトグラフィー 定義「溶離液を移動相として イオン交換体などを固定相とした「溶離液を移動相として、イオン交換体などを固定相とした分離カラム内で試料溶液中のイオン種成分を展開溶離させ、電気伝導度検出器、電気化学検出器、分光光度検出器又は蛍光検出器で測定する方法」（JIS K0127 イオンクロマトグラフ分析通則）
3

Proprietary & Confidential

ERS

排液

サプレッサー

検出器セル
検出器の応用イオン交換カラムカラム

官能基

境界層

基材
エチルビニルベンゼンジビニルベンゼン(EVBジビル ンゼン(EVBDVB)共重合体樹脂基材
4

Proprietary & Confidential

ポアの構造Conductivvity

イオン交換分離の原理
SO42-

Cl-

Retention timeCl-

OH－＋ OH－＋ O
OH－＋＋OH－＋ OH－＋＋ OH－＋ OH－＋ OH－＋＋ OH－

OH－
OH－

OH－

陰イオン交換基表面では，溶離液中陰イオンである水酸化物イオンが次々と吸着脱離している

5

Proprietary & Confidential＋ OH－＋ OH－＋ OH－＋ OH－＋ OH－＋＋ OH－＋ OH－＋ OH－＋＋ OH－＋ OH ＋ Cl＋ OH－
＋ OH－
＋ OH－
＋＋ OH－＋ OH－＋ SO 24＋＋ OH－

OH－

OH－
SO42-

OH－
OH－

測定イオンと水酸化物イオンがイオン交換基上でイオン交換される。

＋ OH －＋ OH＋ OH－＋ OH－＋ OH－＋＋ OH－＋ OH－＋2＋ SO4＋ OH－－－

ClOH－

1価の塩化物イオンは水酸化物イオンとイオン交換され，脱離する。

OH－

SO42-

2価の硫酸イオンは，水酸化物イオンとのイオン交換に時間を要するため，遅れて脱離する。

分離カラム内での各成分の挙動
カラム
溶離液
試料成分

溶離液

溶離液

溶離液

6

Proprietary & Confidential

クロマトグラム溶離液自動調製ディバイス
溶離液ジェネレータ

7

Proprietary & Confidential

溶離液ジェネレータ 自動調製の原理[ + ] Pt ｱﾉｰﾄﾞ

EGC KOHカ トリ ジカートリッジ

K+ポンプ

Pt カソード
2OH– + H2)(2H2O + 2e–

8Proprietary & Confidential

陽イオン交換膜

KOH
OH–

ベント

Current
Flow Rate

KOHリザーバ

チャンバー

H 2O

[KOH] KOH + H2CR-ATC
自動再生トラップカラム

H2デガス溶離液ジェネレータ(Eluent Generator)の特長• 超純水を供給するだけ• インラインで溶離液を生成• 純度の高い溶離液• ウォーターディップが最小限• グラジエント可能• 濃度を直接入力するだけ• グラジエントポンプ不要• ベースラインシフトは最小限• 再現性良好ポンプ

H2O
99Proprietary & Confidential

F

炭酸系溶離液F

EG使用

試薬から調製電解液
KOH
K

P

EG使用, KOH

V
インジェクション
EGC
バルブ
カートリッジカラム

サプレッサー、電気伝導度検出器へ

溶離液の種類による違い
感度

ノイズ
炭酸系溶離液0.05

NO3－
水酸化物系溶離液
面積 : 2.6 µS/min
高さ : 12 µS
理論段数 : 10700

10µS/cm

0.04
0.03

40 mmol/L KOH（バックグランド電気伝導度：1 µS ）0.01µS/cmm

炭酸系溶離液02 min
Proprietary & Confidential

5Retention time (min)10ウォーターディップ
F－ 0.1 mg/L

1mS/cm510

水酸化物系溶離液

0 02
0.02

0.00 0面積 : 1.5 µS/min
高さ : 7 µS
理論段数 : 7400

8 mmol/L Na2CO3, / 1 mmol/L NaHCO3（バックグランド電気伝導度：23 µS ）0-1
0Retention time (min)4溶離液濃度とピーク高さの関係
カラム:
溶離液:
溶離液流量:
カラム温度
カラム温度:
サプレッサ:
試料導入量:
検出器:

93025
9

ピーク:
ピク
1. F , 2. ClO2-, 3. BrO3-, 4. Cl-, 5. NO2-, 6. ClO3-,
7. Br-, 8. NO3-, 9. SO42-

25 mmol/L KOHµSS/cm201220 mmol/L KOH

1515215 mmol/L KOH
678910 mmol/L KOH

00510

ピーク高ささ (µS)

1051520252SO42-

10934IonPac AG19/AS19
10, 15, 20, 25 mmol/L KOH
1.0 mL/min
35 ºC
オートサプレッサー
10 µL
電気伝導度

303540Retention time (min)

45

5055

60

NO2-

8NO3Br-

6ClF-

420510152025

溶離液濃度 (mmol/L)

11

Proprietary & Confidential

30溶離液ジェネレータの利点(EG; Eluent Generator)

μS/cm

65432101,2785910611131412024681012Retention time (min)14163530252015105018KOHH (mmol/L)

グラジエントによる分離の改善が容易

A) イソクラティック条
件7343,4μS/cm

765432104512302478109 1166810Retention time (min)12

測定中に溶離液濃度を変化させることにより、保持が弱く早く溶出する成分の分離が 改善される
12Proprietary & Confidential

3530132514201515101250141618

KOH (mmol/LKL)

B) グラジエント条件

カラム:
溶離液:
流量:
試料導入量:
検 出:

IonPac AG17-C, AS17-C
A) 12 mmol/L KOH （EG※使用)
B) KOH グラジエント (EG ※使用)
1.0 mL/min10 μL
電気伝導度（サプレッサー使用）※EG=溶離液ジェネレータ

ピーク (mg/L)
1. F－
2. 酢酸
3 プロピオン酸
3.
4. ギ酸
5. ClO2－
6. BrO3－7 Cl－
7.
8. NO2－25555535

溶離液濃度が低いときは保持の強い成分はほとんどイオン交換されずカラムの入り口で保持さど オ 交換されずカ保持される。溶離液がある濃度を超えた時点で一気に溶出するためグラジエントによってピーク幅が改善されてシャープなピークとなる。

9. Br－
10. NO3－
11 ClO3－
11.
12. CO32－
13. SO42－
14. シュウ酸
15 PO42－15.

101010205510陽イオンとアミン類の他成分同時分析
40 mmol/L MSA

121011

溶離液流量:
サプレッサ:
恒温槽温度:
検出器:
試料導入量:

8µS//cm641312234751mmol/L
MSA
010208109

Proprietary & Confidential

14630

40

Retention time (min)13カラム:
溶離液:

5060

IonPac CG17/CS17
メタンスルホン酸(MSA)グラジエント
溶離液ジ ネレ タ使用
溶離液ジェネレータ使用
1.4 mL/min
オートサプレッサー
30C
電気伝導度
25 L

ピーク (mg/L)
1. Na+
2 NH4+
2.
3. モノエタノールアミン
4. K+
5. ジエタノールアミン
6. トリエタノールアミン
7 モノエチルアミン
7.
8. ジエチルアミン
9. シクロヘキシルアミン
10. トリエチルアミン
11. Mg2+
12 Ca22+12.
13. エチレンジアミン
14. N,N,N,N-テトラメチル
エチレンジアミン

ＩＣＳシリーズと溶離液ジェネレータ 納入実績
発電所関連 納入実績

約4割が溶離液ジェネレータを使用

5%%
36%

17%
42%

ICS-1100/1000
ICS-1600/1500
ICS-2100/2100
ICS-3000/5000

納入実績；2005年4月～2014年3月

システム

台数

EG含

ICS-1100/1000

265ICS-1600/1500

620

ICS-2100/2100

5454

ICS-3000/5000

75ICS Total

14964

EG使用比率14

Proprietary & Confidential

43%0.4mm04mm 径カラム
キャピラリーイオンクロマトグラフィー

15

Proprietary & Confidentialキャピラリー ICとは• サンプル注入量が同じ場合、検出感度は通常のIC※の約100倍• 注入量を減らすことができる• 濃縮分析を行うことでさらに高感度分析が可能• 溶離液流量が通常のIC※と比べて非常に少ない• キャピラリーIC の標準的な溶離液流量 ： 0.01～0.015mLmin• 流量が少ないので連続稼動が可能• 24時間に必要な溶離液時間 必 な溶離液 ： 14.4mL （流量 0.01mL/minの場合）
場合）装置を停止しないで常に稼動させているため安定時間を必要としない
急なサンプル分析にも対応可能※通常のIC ： スタンダードボアシステム（4mmカラム径）

16

Proprietary & Confidentialキャピラリーイオンクロマトグラフ用カラム

スタンダードボア 4mm径

キャピラリーキャラリ 0.4mm径
径4mm径

0.4mm径
0.4 mm（断面積比）

4 mm
(1)

溶離液流量

1.0 mL/min

0.01 mL/min

溶離液量45L /月(1440mL /日)

0.45L
045L /月(15mL /日)

1100

カラム内径

同一注入量の感度比17Proprietary & Confidential(1/100)細径カラムによるピーク強度向上
カラム： 測定成分

検出器セル

内径4内径4mm

断面積 1/100（内径1/10）⇒ 流量1/100ピーク強度100倍

内径0.4mm
カラム断面積を1/100にしたとき、線速度が同一になる流量は元の1/100である
流量が1/100のとき単位時間当たりの体積が1/100になるため、試料注入量が同じであればピ ク強度を100倍にできる
あればピーク強度を100倍にできる
18

Proprietary & Confidential

スタンダード・マイクロボア・キャピラリー ICの比較

16.0

キャピラリーIC
試料導入量：0.4μL
1LiKNaCa

Mg
NH4CConductivity
y [µS]-22.00マイクロボアIC 試料導入量：10μL

16.0LiKNa

Mg

CaNH4-2.0

スタンダードIC 試料導入量：40μL
16.0

LiKNaCaMg
NH4-2.00.000

19Proprietary & Confidential

2.004.006.0
608.080

Retention Time [min]10.00012.0015.050

10µLでppb分析
10µLの注入量でµg/L (ppb)レベルの測定が可能
通常のオートサンプラーによる導入と同じ⇒ 注入時間の大幅な短縮
0.47

1µS/cm2Dionex IonPac AS1930 °C
C20 mmol/L KOH
0.010 mL/min
電気伝導度(サプレッサー/炭酸除去デバイス使用）
試料注入量： 10 µL
カラム：
カラム温度：
溶離液：
流量：
検出：

73456—— 標準液—— 超純水ブランク

1. F0.36

0Retention Time (min)従来の1000µL注入と同等の感度
20Proprietary & Confidential

20

2. Cl2
3. NO24. Br5. NO36. CO327. SO42-濃度(µg/L)
0.203
0.3
1.0
1.01.01.0キャピラリーイオンクロマトグラフ用濃縮カラム

濃縮カラム0.4μL注入用バルブ

21Proprietary & Confidential

6方バルブに変更し、直接取り付けデッドボリュームを最小限にする

濃縮時の感度と濃縮時間比較
10.00.4mm径カラム

0.4mm径 1mL濃縮

65.0µS/cm

流量：0.01mL/min

21-1.010.0カラム： Dionex IonPac AG19/AS19345

溶離液:10-50 mmol/L KOH

7

濃縮量: 1mL (MAC-100)
検出器:電気伝導度（サプレッサー使用）

64mm径 100mL濃縮4mm径カラム

25.0カラム： Dionex IonPac AG19/AS191345

流量：1.0mL/min7

溶離液:10-50 mmol/L KOH-1.005101520Retention Time (min)253035 濃縮量: 100mL (UTAC-LP2)
検出器: 電気伝導度（サプレッサー使用）

同感度となる濃縮量（濃縮時間）の比較

4mm径
10 mL(5 min)0.4mm径
0.1 mL (0.5 min)

100 mL (50 min)

1 mL(5 min)1000 mL(500 min)

10 mL (50 min)

濃縮流量: 4mm条件： 2.0 mL/min, 0.4mm条件：0.2 mL/min
22

Proprietary & Confidential

1. F2. Cl3. NO24. Br5. NO36. SO427 PO437.

濃度(µg/L)
0.2
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
101.0

Always On

Always Ready

長期間連続分析
装置は常に安定している

毎日の タ トアッ が不要
毎日のスタートアップが不要→ より多くの試料を分析→ 突然の分析依頼にも対応→ 溶離液の調製や廃液処理の回数を低減＝分析作業効率のUp!
分析作業効率のU !
23

Proprietary & Confidential

2次元ICへの応用例
粗分離
流量：1.0 mL/min

内径4 mmカラム

サプレッサー

伝導度セル

超純水ポンプ

溶離液 試料導入
ジェネレータバルブ

トラップカラム

再測定

サプレッションされた溶離液と試料

流量：0.25 mL/min
超純水ポンプ

溶離液
ジェネレータ

伝導度セル

サプレッサー

内径2 mmカラム

2次元IC
粗分離： 目的成分を十分保持させるために、高交換容量のカラムを使用
再測定： 内径0.4mmのキャピラリカラムや内径2 mmのカラムを用いることで、高分離・高感度で測定可能
24

Proprietary & Confidential

2次元 分析例（ミネラルウォータ）

25

Proprietary & Confidential

高速・高分離能 4μmカラム

26

Proprietary & Confidential

粒子径 4 µmカラム
粒子径を小さくすると、＜メリット＞• 理論段の高いピークが得られる• 分離能を維持しながら分析時間を短縮できる一方でカラム圧力が増大し、高圧対応装置が必要
粒子径4 µmの樹脂の樹脂

小粒子径カラムの開発：7-11 μm⇒4 μm
高耐圧装置の開発： 20.7 MPa ⇒ 34.5 MPa

ICS-4000やICS-5000
ICS4000やICS 5000+は34.5Mpa（5000psi）で分析可能
は34 5Mpa（5000psi）で分析可能
ポンプ、溶離液ジェネレーター、CR-TC など高圧対応

27

Proprietary & Confidential

微粒子化の効果

7.5μm 樹脂

3導入量：5μL 27648915AS18-Fast 7.5μm
μ4μm 樹脂

導入量：2.5μL

AS18 F t 44μm
AS18-Fast
28

Proprietary & Confidential

ピーク：
1. F－0.5－
2. ClO2
5.0
3. Cl－
3.0
4. NO2－
5.0
5 CO32－ 205.
20.00－
6. Br
10.02－
7. SO4
10.0
8. NO3－
10.0－
9. ClO3
10.0mg/L/L

4μmカラムによる陰イオンの迅速分析
20カラム:

2134567

溶離液:
カラム温度.:
試料注入量:
検出器:

30 µL/min, 2820 psiµS/cm

25 µL/min, 2430 psi

ピーク:

20 µL/min, 2030 psi

15 µL/min, 1570 psi

10 µL/min,µL/min 1140 psi-1505Minutes

29Proprietary & Confidential

10Dionex IonPac AS18-4µm,
0 4 × 150 mm
0.4
30 mM KOH
30 °C
0.4 µL
電気伝導度
1. Fl
0.2 mg/L
2. Cl
1
3. NO2 1
4 SO4 14.
5. Br
16. NO3 1
7. PO4 2高速分析用カラム（陽イオン）2A) 充填剤8.5 µm（4 x 250 mm)
1 0 mL/min
1.0L/ i310B) 充填剤5 µm（3 x 150 mm)
0.5 mL/min

41256634分に短縮

06810424524Retention time (min)12ピーク
1.Li+2.Na+
3.NH4+
4.K+
5.Mg2+
6 C 2+
6.Ca

カラム:
ラIonPac CG12A / CS12A,, 溶離液
溶離液: メタンスルホン酸酸 A)) 20 mmol/L,, B)) 33 mmol/L,, 流流量: A)) 1.0 mL/min,, B)) 0.5 mL/min,,
検出器: 電気伝導度（サプレッサー使用）
30Proprietary & Confidential

新検出器；電荷検出器
定性・定量分析；IC-MS
形態別分析；IC ICP MS
形態別分析；IC-ICP-MS

31

Proprietary & Confidential

Dionex ICS-4000 電荷検出器 (Charge Detector)

純水ポンプ

溶離液ジェネレーター(OH– or H+)
電荷検出器

カラム排液

CR-TC

サプレッサ
ー
サンプル(オートサンプラー)
32

Proprietary & Confidential

電気伝導度検出器

電荷検出器の特徴• 電気伝導度検出器と同様にイオン成分の一斉検出が可能• 感度は、成分によらず一定で、価数に比例するシグナルは電荷に比例• 弱酸、弱塩基は強制的に解離するため相対的に高い感度を示す• シグナルと濃度は直線関係を示す• 印加電圧はシグナルと同様にノイズにも影響を与える• 電気伝導度検出器と同時に使用し、電気伝導度の情報を補完する
電気伝導度検出器と同時に使用し 電気伝導度の情報を補完する

Reference: Dasgupta et. al., Anal. Chem., 2010, 82 (3), pp 951–958

33

Proprietary & Confidential電気伝導度検出器と電荷検出器の比較
電荷検出器では有機酸の感度向上が期待できるµS//cm11 電気伝導度検出器
81186341 42567139121718191410200.85

1516

電荷検出器

µA

0.80
0.75
0.70
0510152025Retention time, min34

Proprietary & Confidential

3035401. F2. 酢酸
3. ギ酸
4. BrO35. Cl6. NO27. ClO38. Br9. NO310. 炭酸
11. SO4212. マロン酸
13. シュウ酸
14. S2O3215. CrO4216. PO4317. AsO4218. SCN19. ClO4-電荷検出器における検出原理-QC–2OH + H2OH-

H+H+OHCl--

OH- H+OH-H+H+OH-

OH- H+OH-

H+H+OH-

OH- H+OH-H+H+OH-

OH- H+

H2035

電気伝導度検出器から–

2H2O + 2e

Proprietary & Confidential

陽イオン交換膜

陰イオン交換膜

H2O

H20++2H + ½ O2 + 2e–

電荷検出器の応答30

各20 µMの応答値（1.5 V印加時）
NaNO3Currrent, A

29.6

KCl
NaCl

HNO3

CH3SO3H

HClO4

NaNO3KCl
NaCl
HNO3
CH3SO3H
HClO4

29.2

28.828.4*実測値

2802040Time, min36

電気伝導度
電荷検出*(µS/cm/mM)) (µ(µ(µA/mM,1.5V))
1211480
1041480
9814754211475
38014754181480

Proprietary & Confidential60電荷検出器の特徴
フッ化物イオン

4030µS/cm

1510µS/cmµS/cm

4020510050
Concentration

0100

30
20
100050Concentration

10001266

1055844µA

362221

10050
Concentration

10050
Concentration

100050Concentration

1000050
Concentration

弱解離性分の直線性が改善
Proprietary & Confidential

03403750AµA

電荷検
出50µA

電気伝導度検出塩化物イオン

ギ酸20100

白ワイン 電気伝導度検出器（CD) vs. 電荷検出器（QD)7カラム:
溶離液:
流量:
注入量:
カラム温度:
検出:試料:

912832410A
B
20Retention time, min
381310610115Proprietary & Confidential

3042*Clの感度をそろえて比較

IonPac AS11-HC-4µm (0.4x250 mm)
1-60 mmol/L KOH
0.015 mL/min
0.4 µL
30 ᵒCA)QDB)CD（サプレッサー使用）
超純水で200倍希釈

1.キナ酸
2.F3.乳酸
4.酢酸
5.吉草酸
6.Cl7.NO38.炭酸
9.リンゴ酸10.未同定211.SO4212.PO4313.クエン酸

弱解離物質の検出

F 0.1mM
2.80

Cl 0.1mM

カラム:
溶離液:
溶離液
流量:
試料注入量:
カラム温度:
検出器:
検器
印加電圧:

Dionex IonPac AS11-HC -4μm
5-60mMKOH
0.015 mL/min
0.4 µL
35 °C
電荷検出器
電荷検器
12VμA

NO2 0.1mM

電気伝導度では検出できなかったホウ酸などの弱解離物質の検出が可能
BO3 1mM(Pka 9.24)

0.00
0.039

Proprietary & Confidential

Retention time(min)10.0IC-質量分析計(MS)マイクロボアカラム、溶離液ジェネレータにより、より容易にMSと接続可能に
イオンクロマトグラフ
伝導度セル
溶離液

有機溶媒
分析カラム

サプレッサー

インジェクタ
質量分析計
●
●
●

イオン源

化合物の質量電荷比(m/z)の違いにより選択的に検出可能
MSの種類によっては定性も可能
質量電荷比(m/z)の小さい成分の検出は難しい

ESI1

1.
2.
3.
4.

40

Proprietary & Confidential

分析部
四重極型
極
飛行時間型
FT-ICR2型検出部MCP3EM4など

ESI: エレクトロスプレーイオン化
FTICR:フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型
MCP: マイクロチャンネルプレート
EM: 電子増倍管

イオンクロマトグラフ:

マススペクトロメトリ:

41

Proprietary & ConfidentialCitricc

Succinicc

Malic

Gluconnic

AdipicIC-MSによる有機酸 1ppbの測定例

カラム:IonPac AG20/AS20 (2 mm I.D.)
溶離液濃度:
10-60 mmol/L KOH （溶離液ジェネレータ使用）
溶離液流量
溶離液流量:
0 25 mL/min
0.25
L/ i
サプレッサ:
ASRS
ポストカラム液: 90 % アセトニトリル, 0.2 mL/min
試料導入:
25 µL
四重極MS/MS, イオン源温度: 600 ºC

Dionex ICS-5000 + iCAP Qc システム

42

Proprietary & Confidential

IC-ICP-MSの構成

ICP-MS部
ICP
MS部

IC部

• ICの検出器としてICP-MSを用いる手法• ICの出口配管をICP-MSのネブライザーに接続するだけ
ブザ

43

Proprietary & Confidential

IC+ iCAP Qc のデータ(As)• As 標準溶液濃度：0.45 ppb• 6 つの化学種を分離• 感度：~8,000 cps / ppb• 所要時間：~15 分• IC条件:• カラム：Dionex IonPac AS7 (2x250mm)• 溶離液：20-200
溶離液 20 200 mM
M 炭酸アンモニウム• 流量： 0.3 mL/min• 注入量： 20 µL

DMA（ジメチルアルシン酸）

AsB（アルセノベタイン）

44

Proprietary & Confidential

As(III)

MMA（モノメチルアルソン酸）

AsO

As(V)

Dionex ICSラインナップ
NEW

ICS-5000+
高性能システム・モジュラータイプ
HPICキャピラリー
アドバンスドシステム
・恒温槽内蔵ICS-1600
システム
・LCDパネル付
・キャピラリーIC対応
・カラーLCDパネル付
標準システム ・ カラムオーブン付
・溶離液ジェネレータ装備可能
p・溶離液ジェネレータ付 ・Cap専用機
LCDパネル付
・LCDパネル付
・糖質アミノ酸分析対応
糖質アミノ酸分析対応
・ カラムオーブン付 ・IC-MS, IC-ICP-MS対応 ・溶離液ジェネレータ付 ・IC-MS , IC-ICP-MS対応
ICS-1100
・CD/QD/ED検出器選択可能
ベーシックシステム・カラムオーブンオプション

ICS-2100

ICS-900

コンパクトシステム

45

Proprietary & Confidential

ICS-4000

Dionex イオンクロマトグラフに関するお問合わせ
URL; http://www.thermoscientific.jp/IC/index.html

お客様専用フリーダイヤル 0120-753-670
46

Proprietary & Confidential