標準仕様書 型式：MS3706
薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 圧力・ロードセル変換器

概MS3700

29

要圧力センサ、ロードセル等にブリッジ電圧を供給し、その出力信号を各種計装統一信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁１出力／２出力 圧力・ロードセル変換器です。

5<86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７０６ -□-□□□□＿
型式125

供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
ブリッジ印加電圧
Ｅ２: 5V DC
Ｅ３: 10V DC
入力信号
１: 0 ～ 10mV DC
２: 0 ～ 100mV DC
第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

０: 指定電圧

１Ｗ: ± 10mV DC
２Ｗ: ±100mV DC
０ : 指定電圧信号
１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

第 2 出力信号
未記入：なし第 1 出力信号のコードと同じ☞第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。
☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第１出力 550Ω以下、第 2 出力 350Ω以下となります。

オプション
未記入: なし／Ｋ : 高速応答型 （10ms 以下:0～90%）／Ｌ : 電流２出力高出力負荷型(OUT-1:750Ω/OUT-2:550Ω)／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（ブリッジ抵抗）（例）MS3706-A-E3144（700Ω）
その他ご指定例・ﾌﾞﾘｯｼﾞ印加電圧“0”時MS3706-A-01AA（700Ω/ｴｷｻｲﾀ電圧 4V）
・入力“0”時MS3706-A-Ｅ20AA（700Ω/入力 0～20mV）
・出力“Z”時MS3706-A-Ｅ21Z6（700Ω/出力 8～20mA）・ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時
MS3706-A-Ｅ22A6/X（700Ω/応答周波数 50Hz）
・ｵﾌ ﾟ ｼ ｮ ﾝ 複 数 時は 、 ｺ ｰ ﾄ ﾞ 記 号 を 続 け て ご 指 定 下 さ い 。 （ /KX ）仕●電源(mm)様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～240V DC24V DC100～240V1 出力型
7.0VA 以下/ 2.1W 以下/ 7.2W 以下
2 出力型
7.0VA 以下/ 2.4W 以下/ 8.4W 以下●入力部

入 力 抵 抗 通電時:1MΩ以上（停電時:10ｋΩ以上）
入 力 許 容 電 圧 30V DC max.連続
ブリッジ印加電圧 5V DC @ブリッジ抵抗 120Ω
10V DC @ブリッジ抵抗 350Ω
その他
製作可能範囲入力範囲(DC)-200mV～200mV
入力スパン(DC)-5mV※1～400mV
入力バイアス-100～100%
ブリッジ印加電圧-3～10V*マイナス入力信号を含む場合、※110mV～となります。
（例 1）50～150mV⇒入力スパン 100mV、バイアス 50%（例 2）-10～30mV⇒入力スパン 40mV、バイアス-25%●出力部

最大出力負荷電圧出力(DC)
1V スパン以上
10mV
100mV
電流出力(DC)
4～20mA 1 出力4～20mA 2 出力2mA 以下
10kΩ以上100kΩ以上
750Ω以下第１出力 550Ω以下
第２出力 350Ω以下

ゼロ 点調整 範囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)製作可能範囲
電流信号
電圧信号
出力範囲(DC)
0～20mA-10～10V
出力スパン(DC)4～20mA
10mV～20V
出力バイアス
0～100%-100～100%*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20mA⇒出力スパン 16mA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%

MS3706 仕様書 Rev.2.51(MQDDK-130315-8)

Page: 1/2

標準仕様書

型式：MS3706 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 圧力・ロードセル変換器

端子配置図、信号割付●基 準 性 能変温応
C
信換度
答
M
号

精特速R
絶絶縁抵

耐電度
性度
R
縁

ｽﾊﾟﾝの±0.1%以内(25℃±5℃にて)10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
85ms 以下(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V AC，50/60Hz）



入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁
抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
圧 入力－[第1 出力、第 2 出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

  

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃

①②P ＋）（POWERN（－）
GND④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1－ EX(ﾌﾞﾘｯｼﾞ印加電圧)＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2＋ INPUT－ INPUT＋ EX(ﾌﾞﾘｯｼﾞ印加電圧)●取 付 ・ 形 状
取配

法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1[N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下●材付線方方質本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ端子台端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰDIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板
防 湿 処 理ABS 樹脂（UL-94V-0）
PBT 樹脂（UL-94V-0）
PC 樹脂（UL-94V-2）
PP 樹脂（UL-94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μm/金メッキ
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）
HumiSeal® 1A27NSLU（ポリウレタン樹脂）

ブ ロ ッ ク 図EX(ﾌﾞﾘｯｼﾞ印加電圧)＋ ⑪EX(ﾌﾞﾘｯｼﾞ印加電圧)－ ⑥＋⑨入力信号

EX 回路

ZS

増幅回路

⑩絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路⑤ 第 1 出力信号－－供給電源

P(＋) ①N(－) ②電源
回路④ 第 1 出力信号＋⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－GND※HumiSeal®は Chase Corporation の登録商標です。
MS3706 仕様書 Rev.2.51(MQDDK-130315-8)

Page: 2/2