Product Information

PIロータノード®
Ｅ７９０３９Ｘ

ロータノード E79039X は、回転機構に液体金属潤滑動圧軸受（ＬＭ軸受）を用いることで連続高速回転を可能とし、静粛性と高信頼性を実現したＸ線管装置です。
このロータノードは、シネ撮影などの高速繰り返し撮影に最適な優れた機能を備えており、グリッド制御による高速パルス透視が可能です。
陽極熱容量は 1500 kJ の大容量陽極を採用し、さらに水冷式熱交換器を備え、管装置冷却率は 3 kW と高冷却を実現しており、撮影間隔を短縮し、連続してより多くの撮影ができます。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ...............................クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路:
高電圧装置 ...........................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
連続透視時 .......................................................................... 125 kV
グリッド制御方式パルス透視時......................................................... 120 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.0
小焦点 ................................................................................. 0.6
公称陽極入力（照射時間：0.1s）：............................................... 最大入力図参照
大焦点 ............................................................................... 80 kW
小焦点 ............................................................................... 43 kW
公称撮影陽極入力：
大焦点 .............................................................................. 80 kW
小焦点 .............................................................................. 43 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E79039X

駆動特性：（スタータ：ST-7017 との組み合わせ）ステータ：ＸＳ－ＡＸ
起動時

定常時

駆動周波数

[Hz]

165140165140

電 力

[W]

1500

2300

370

320

電 圧

[V]

220170

150

125

87-

-

制動時間
[s]
3.012注 1）25A は起動開始初期の 2 秒間のみ。
2）アイドリング回転数（駆動周波数 140Hz～165Hz）からの起動時間。
3）アイドリング回転数（駆動周波数 160Hz～140Hz）までの制動時間。

-電 流
起動時間

[A][s]

123.5252)3)111)

陽極回転数 ..................................................................... 9000 min-1 以上
管電流遮断格子電圧（小焦点） ....................................................... -2900 VDC
絶縁抵抗（低電圧側） ............................................................... 2 MΩ以上
（DC 500 V にて測定）
熱交換器入力電圧／電流 ......................................................... AC 100 V, 2 A
熱交換器電源周波数 .................................................................. 50/60 Hz
正常使用における管容器温度範囲.................................................... 16 ～ 75 ℃
外囲器電流（125kV/100mA） ........................................................... 約 10 mA
外囲器電圧（125kV/100mA） ............................................................... 0 kV
機械的定格：
外形寸法 .......................................................................... 外形図参照
全 長 .............................................................................. 501 mm
最大部直径 .......................................................................... 175 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................ 11°
材 質 .................................................................レニウムタングステン
固有ろ過 ....................................... アルミニウム当量 1.1 mm / 75 kV IEC60522:1999
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 ............................................................. 125 kV, 18 mA
Ｘ線照射範囲 ....................................................... SID 820 mm にて 320×427 mm
質 量 ............................................................................... 約 38 kg
高電圧端子 .............................................................CLAYMOUNT 社 MINI-75 形
低電圧端子 ........................................................................ 外形図参照
冷却方式 ...................................................................水冷式熱交換器方式
使用位置 ................................................................................ 任意- 2 -E79039X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
連続透視時 .......................................................................... 125 kVグリッド制御方法パルス透視時......................................................... 120 kV
陽極（または陰極）アース間
撮影時 ............................................................................. 62.5 kV
連続透視時 ......................................................................... 62.5 kV
グリッド制御方法パルス透視時........................................................ 60.0 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 50 kV
最大使用管電流 ................................................................ 最大入力図参照
大焦点 .............................................................................. 800 mA
小焦点 .............................................................................. 480 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.8 A
小焦点 ............................................................................... 5.0 A
最大フィラメント電圧：
大焦点（5.8 A） ..................................................................... 15.2 V
小焦点（5.0 A） ..................................................................... 12.1 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 ...............................................................2200 W (3100 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ...............................................................1500 kJ (2100 kHU)
陽極冷却率 ...............................................................4500 W (6300 HU/s)
管装置熱容量 .............................................................1900 kJ (2679 kHU)公称連続入力：
水冷式熱交換器付(１) ..................................................3000 W (254 kHU/min)
注(１) 水冷式熱交換器(HEX-125)と組合せ、水冷式熱交換器の周囲温度 25℃での連続陽極入力。

- 3 -E79039X

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 18 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％(結露無いこと)
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度：
冷却水充填前(１) ............................................................ -20 ～ 70 ℃
冷却水充填後 .................................................................. 2 ～ 60 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％(結露無いこと)
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa
姿 勢 .............................................................................. 陰極下注(１) 冷却水が一部でも残っていると冷却水の凍結によりＸ線管装置が破損する場合があります。

- 4 -E79039X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
陽極回転数 ９０００ｍｉｎ－１
公称焦点値：１．０800

110kV

100kV

80kV 70kV

90kV

125kV
60kV

70050kV

管 電 流 [mA]

600
500
400
300
200
10000.01

0.03
0.07
0.020.05 0.1

0.20.30.5
10.7235 7 10負 荷 時 間 [s]装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。

公称焦点値：０．６480100kV

90kV

80kV

70kV

60kV
50kV

450 110kV
400 125kV

管 電 流 [mA]

350300250200150
1005000.010.030.070.02
0.05 0.1

0.20.30.5
10.7

235 7 10負 荷 時 間 [s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。
- 5 -E79039X

フィラメント・管電流特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．０（代表値）
800

100kV

16125kV

600

1514500
フィラメント電圧

1340070kV

3001260kV
2001150kV

101000フィラメント電圧 [V]700

管 電 流 [mA]

1780kV

94.95.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.55.6

5.75.8

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．６（代表値）

80kV

400

14100kV350

管 電 流 [mA]

1570kV

13125kV300

12
フィラメント電圧

250

11200

1060kV150

950kV100850

704.2

4.3

4.4

4.5

4.64.7

フィラメント電流 [A]

- 6 -

4.8

4.9

65.0

フィラメント電圧 [V]480450E79039X

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線（周囲温度２５℃）

Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]

2000

2200W

冷却
1500

1000
1100W

500

0加熱
01020304050607080

冷 却 時 間 [min]陽極加熱・冷却曲線
1500
1400

陽極に残存する熱量 [kJ]

1300冷却1200

2200W

1100
1000

1500W

900
1000W

800
700
600

500W

500
400
300
200100

加熱005101520

冷 却 時 間 [min]- 7 -2530

E79039X

外形図（１）
単位：ｍｍ

鉛コーン形状2222104
4X M8 深さ1574

詳細 A

2O 175

112

128

O9A
153

4X M6 深さ845°

焦点位置
A

焦点中心
66
B
-1.5mm≦A≦1.5mm-1.0mm≦A≦1.0mm-1.0mm≦B≦1.0mm-1.5mm≦B≦1.5mm

501234149.5

115.511v

90

焦点位置

56.4 ±1.5267

B
85

C

ANODE

E
163.5

CATHODE42157

X線放射方向基準軸
L (1.0：大焦点)

C (COMMOM)

陽極，陰極端子: CLAYMOUNT MINI-75
S (0.6:小焦点)

G (GRID)CATHODE- 8 -E79039X

外形図（２）
単位：ｍｍ

主放射線方向49.5

焦点位置8649.52098656.4 ±1.598130130C矢視図

B矢視図

低電圧端子結線図
FE

76コネクタ (CNNA)
端子台 (TB1)

51612

B1 B2 B3
A1 A2 A3151140

B1 B2 B3
A1 A2 A3コネクタ (CNNB)

詳細 E

コネクタ (CNNB)

端子台 (TB1)

詳細 D
132コネクタ (CNNA)
45671112315160ET
CS112MTS2PUVWGG

サージアブソーバー
低電圧端子
ET・・・・・保護接地端子
U ・・・・・ステータコイルU相V ・・・・・ステータコイルV相W ・・・・・ステータコイルW相
G ・・・・・ゲッター
MT・・・・・金属外囲器端子

P ・・・・・ポンプモータ (50/60Hz 100V)
C ・・・・・温度スイッチ共通
S1・・・・・温度スイッチ 80℃(常時閉)
S2・・・・・温度スイッチ 70℃(常時閉)FE・・・・・ケーブルシーケンス線アース- 9 -営業部 応用技術課〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJ-E79039X 2022-04 Rev.5