VGC50x Vakuum Messröhren Controller

Nachhaltige Lösung zur Prozessmessung, -überwachung undDatenspeicherung
Kompatibel zur breiten Pallette der INFICON Aktiv-Messröhren, ist dieneue VGC50x Kontroller Serie bestens geeignet den gesamten
Druckbereich von 10-10 bis 1500 mbar (10-10 bis 1125 Torr), sowie
den Schaltpunktstatus zu überwachen.

LEISTUNGEN

Einfache Bedienung mit Dot-Matrix geführtem Display-Menue zur Parameter- und SensoreinstellungSehr helles und klares Display zur Ablesung der Daten aus weiter EntfernungBalkendiagrammdarstellung mit Schaltpunkten oder Druck/ Zeit Darstellung

Datenprotokollierung und Paramterspeicherfunktion via USB Anschluss auf Rückseite (auf PC/ Host) oderFrontseite (USB Stick)

Ethernet Schnittstelle

Firmware upgrade online oder mittels USB Stick erhältlich

Zwei frei definierbare Schaltpunkte mit einstellbarer Hysterese pro Kanal

Hochauflösender - 16 bit A/D Wandler


Automatische Erkennung von INFICON Aktiv-Messgeräten

1

VGC50x Vakuum Messröhren ControllerProgrammierbarer 0 bis 10 V Messschreiber mit logarithmisch/ linearer Charakteristik für Einfach- oder
Kombinationsmessröhren (nur VGC502 and VGC503)

2

VGC50x Vakuum Messröhren Controller

BESTELLINFORMATIONEN

3

VGC50x Vakuum Messröhren Controller

TECHNISCHE DATEN
TypMesskanäle
AnzeigeRate

1/s

VGC501

VGC502

VGC50312

3LCD, LED backlight

LCD, LED backlight

LCD, LED backlight

101010೜³×F.S. …1×F.S.

೜³×F.S. …1×F.S.

೜³×F.S. …1×F.S.

Anschliessbare Messröhren
mit Anzeigebereich
CDG (A/D)

Torr

PCG

Torr

೜ೕ…1125

೜ೕ…1125೜ೕ…1125PSG

Torrb೜ೕ…750b೜ೕ…750b೜ೕ…750MPG

Torr೜೚…750೜೚…750೜೚…750PEG

Torr೜{೔ಹ೜³೜{೔ಹ೜³೜{೔ಹ೜³MAGTorr೜{೔ಹ೜³೜{೔ಹ೜³೜{೔ಹ೜³BCG

Torr೜{೔…1125

೜{೔…1125

೜{೔…1125BPG

Torr೜{೔…750೜{೔…750೜{೔…750HPG

Torr೜೗…750೜೗…750೜೗…750೜ೕ…1500೜ೕ…1500೜ೕ…1500

Anschliessbare Messröhren
mit Anzeigebereich
PCG

mbar

PSG

mbar

೜ೕ…1000೜ೕ…1000೜ೕ…1000MPG

mbar೜೚…1000೜೚…1000೜೚…1000PEG

mbar೜೚ಹ೜²೜೚ಹ೜²೜೚ಹ೜²MAG

mbar೜೚ಹ೜²೜೚ಹ೜²೜೚ಹ೜²BCG

mbar೜{೔…1500೜{೔…1500೜{೔…1500BPG

mbar೜{೔…1000೜{೔…1000೜{೔…1000HPGmbar೜೗…1000೜೗…1000೜೗…1000mbar, Torr, Pa, hPa,Micron, Vmbar, Torr, Pa, hPa,
Micron, Vmbar, Torr, Pa, hPa,Micron, V

Messeinheit (wählbar)

Schaltpunkte
Schaltpunkt Relais
Schaltpunkte

4

VGC50x Vakuum Messröhren Controller

264

TECHNISCHE DATEN
Typ

VGC501

VGC502

VGC503

Kanalzuordnung

1

1 or 21, 2 or 3

Einstellbereich

sensor dependent

sensor dependent

sensor dependent

adjustableadjustableadjustable

Relaiskontakt

floating changeover
contact

floating changeover
contact

floating changeover
contact

Stecker

D-sub, 15-pin, male

D-sub, 25-pin, female

D-sub, 25-pin, female

V (ac) • A

30 / 130 / 130 / 1

V (dc) • A

60 / 0.5

60 / 0.5

60 / 0.5

0 ... 10.3, sensor
analog output signal

0 ... 10.3, sensor
analog output signal

0 ... 10.3, sensor
analog output signal

Analogausgang

123

Programmierbarer
Analogausgang-1

1D-Sub, 15-pin, male

D-Sub, 9-pin, male

D-Sub, 9-pin, male

Hysterese

Schaltpunkte
Kontaktrate
Schaltpunkte
Kontaktrate
Analogausgang
BereichV

Analogausgang

SteckerSchnittstelle (digital)
Stecker

USB slave, master and USB slave, master and USB slave, master andEthernet, USB Typ A
Ethernet, USB Typ A
Ethernet, USB Typ A(stick), USB Type B,(stick), USB Type B,(stick), USB Type B,
FCC68/RJ45
FCC68/RJ45
FCC68/RJ45

Netz
Versorgung

V (ac)

100 ... 240

100 ... 240

Power
Versorgung

V (ac)

100 ... 240

Netz
FrequenzHz

50 ... 60

50 ... 60

PowerFrequenzHz

50 ... 60

Netz
VerbrauchWืื

PowerVerbrauch

5W

VGC50x Vakuum Messröhren Controller

ืTECHNISCHE DATEN
TypBetriebstemperatur(Umgebung)°CVGC501

VGC502

VGC503+5 ... +50+5 ... +50+5 ... +50

ABMESSUNGEN

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
30.11.2015
Generation
Data
Sheet_Entfernung gelber(2015-12)© 2015 INFICON