Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０４５
診 断 用
Ｘ線管 D-045 は、0.4 の焦点をもった小形固定陽極Ｘ線管で、70kV まで使用できます。
このＸ線管は、小形で小さな焦点をもっているため歯科診断用Ｘ線管装置に適します。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ........................................................ 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................. 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 70 kV
公称焦点値注） ........................................................................... 0.4
入力（1.0s）（最大入力図参照） ....................................................... 585 W
公称撮影陽極入力 ....................................................................... 600 W
撮影周期 .......................................................................... 1:30 以上（曝射時間:休止時間）注）試験条件：70 kV，3.2 mA機械的定格：
外形寸法：
全長 ........................................................................ 外形図参照

最大部直径 .................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角度 ........................................................................... 12.5 °材質 ...................................................................... タングステン

固有ろ過 ........................................................ アルミニウム当量最小 1.0 mm
Ｘ線照射範囲 ......................................................... SID 200 mm にてφ70 mm
質量 ............................................................................. 約 100 g

冷却方式 ........................................................ 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................. 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法 ................................ 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-045

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ........................................................................ 70 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 35 kV
最低使用管電圧 ....................................................................... 50 kV最大使用管電流 ........................................................................ 12 mA
最大フィラメント電流 ................................................................. 3.0 A
使用フィラメント加熱電源回路 ............................. DC または AC (正弦波) 20 kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ........................................................................ 4300 J
最大陽極冷却率 ..................................................................... 100 W
最大負荷時間 ......................................................................... 3.2 s

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 ........................................................................ 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................. 10 ～ 60 ℃
圧力 ..................................................................... 70 ～ 140 kPa

輸送及び保管条件：
周囲温度 .................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ..................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気圧 ...................................................................... 50 ～106 kPa- 2 -D-045

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．４
121050kV

60kV

管 電 流 [mA]

70kV
864200.1

0.20.30.5 0.7

1235710負 荷 時 間 [s]管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
（代表値）
4.0

1250kV60kV103.53.062.5Ef42.021.5

1.002.22.32.42.52.62.7

フィラメント電流 [A]- 3 -2.82.93.0

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]70kV
8

D-045

陽 極 加 熱 ･冷 却 曲 線
4500

4300J

100W

4000

蓄積熱容量 [J]

3500
3000
50W

2500
2000
1500
冷却
1000
500
加熱
0050

100

150

時 間 [s]- 4 -200250

300

D-045外形図
単位：ｍｍ

4.5 ±0.2
M4 深12.6O 15min.
深12.5°

66 ±5

37 ±25O 12

主放射線方向

8max.

100min.

焦点

Φ31max.

FC

主放射線方向

O 13C

F

- 5 -

Ｆ：フィラメント(黄色）Ｃ：陰極営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-D-045 2018-11