56Lasers

レーザーダイオードモジュールCW
New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

Laser Diode Modules, CW• 異なる波長の種類が豊富• 超微細PID温度制御型LQCシリーズ・モデル• お求めやすい価格帯のLPMシリーズ・モデル

New Focus
チューナブル＆波長固定レーザー
VCSEL• 光学マウントへの取り付けが容易
保護ゴムキャップはクラス3Bレーザー以上の製品にのみ付属します。

NewportのFabry-Perot(FP)レーザーダイオードモジュールでは、紫外線や青から1,550 nmまで、高い光学出力レベルの様々な波長が利用できます。LPMシリーズのレーザーダイオードモジュールはお求めやすい価格設定となっており、ダイオードと平行光学系が1つのケースに収められています。LQCシリーズには、優れた光学品質、非常に高精度の電源、PID温度コントローラを含む内蔵型のレーザーダイオードモジュールが備わっています。LQCシリーズのレーザーモジュールは、温度と電流の制御が重要な要求の厳しい実験設備には理想的なものです。
すべてのダイオードレーザーモジュールは、楕円形(Eバージョン)または円形のビーム出力(Cバージョン)のどちらも利用できます。FP
レーザーの特性を理由として、以下に示す波長は代表的な値です。

半導体レーザーガスレーザー

これらのLDモジュールには、CDRH要件を満たすインターロック端子、重要なキースイッチ、ウォーミングタイム及びレーザーアクティブイ
ンジケータを動作させるために、LPMSシリーズの電源を使用しなければなりません。指定外の電源によってモジュールを駆動した場合には保証が適用されません。375 〜 473 nmの波長レンジの場合、レーザーモジュールは8 VDC電源を必要とします。635 〜 1,550 nmの波長レンジにおけるレーザー放射には、5 VDCの電源が必要となります。これらの装置は以下の発注表に示されていますが、個別に発注する必要があります。

仕様
LPMシリーズ

ビーム径(1/e²)(mm)

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

LQCシリーズ

中央波長の許容誤差

ビーム分散全角(mrad)<700 nmのモジュール±10 nm

700 - 1,300 nmのモジュール±15 nm

1,300 - 1,600 nmのモジュール
E バージョン

1.5 x 5.25

±20 nm

C バージョン

1E バージョン<1.5 x 0.7C バージョン

<1.2
<0.5

ノイズ(%)<5%(8時間)

電源安定性(%)<1%(8時間)

最大動作電流 (mA)

120

3,000動作電圧(VDC)

3.5 - 5

8 for 375-475 nm, 5 for 635-2,330 nm
0–40

0.5 D x 2.0 L (12.7 D x 50.8 L)

1.50 D x 6.20 L (38.05 D x 157.48 L)

動作温度範囲(°C)
レーザー・ヘッド・サイズ[インチ(mm)]

発注のご案内レーザーアクセサリー

LPMシリーズのレーザーダイオードモジュール
モデル

内容

LPM405-95E

紫レーザーダイオードモジュール、405 nm、95 mW、CW、楕円形ビーム

LPM635-03C

レーザーダイオードモジュール、635 nm、3 mW、CW、円形ビーム、マイクロレンズ

LPM635-08C

レーザーダイオードモジュール、635 nm、8 mW、CW、円形ビーム、マイクロレンズ

LPM639-30C

レーザーダイオードモジュール、639 nm、30 mW、CW、円形ビーム

LPM690-30C

レーザーダイオードモジュール、690 nm、30 mW、CW、円形ビーム

LPM1310-05E

レーザーダイオードモジュール、1,310 nm、5 mW、CW、円形ビーム

LPM1550-05E

レーザーダイオードモジュール、1,550 nm、5 mW,、CW、円形ビーム

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

Lasers

57

LQCシリーズレーザーダイオードモジュール
内容

LQC405-85E

紫LDモジュール、405 nm、85 mW、CW、楕円ビーム
LDモジュール、635 nm、3 mW、CW、円形ビーム (マイクロレンズ)
LDモジュール、635 nm、3 mW、CW、円形ビーム

LQC658-30C

LDモジュール、658 nm、30 mW、CW、円形ビーム

LQC660-110C

LDモジュール、660 nm、110 mW、CW、円形ビーム

LQC690-30C

LDモジュール、690 nm、30 mW、CW、円形ビーム

LQC705-38C

LDモジュール、705 nm、38 mW、CW、楕円ビーム

LQC870-90C

LDモジュール、870 nm、90 mW、CW、楕円ビーム

LQC905-85C

LDモジュール、905 nm、85 mW、CW、楕円ビーム

LQC940-90C

LDモジュール、940 nm、90 mW、CW、楕円ビーム

LQC1310-05E

LDモジュール、1,310 nm、5 mW、CW、楕円ビーム

LQC1550-05E

LDモジュール、1,550 nm、5 mW、CW、楕円ビーム

危険
レーザー放射—ビームを直接浴びないようにしてください。
最大出力：300mW
波長：600〜1650nm
CLASS IIIbのレーザー製品

レーザー放射ビームを浴びないようにしてください。
CLASS 3Bのレーザー製品

New Focus
チューナブル＆波長固定レーザー
VCSEL

LQC635-03C
LQC639-30C

New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

モデル

電源、ケーブル、マウント(別売り)内容

LPMS-5-110

635-2,330 nm 用モジュール電源、5V DC/110 VAC

LPMS-5-220

635-2,330 nm 用モジュール電源、5V DC/220 VAC

LPMS-8-110

500 nm 用モジュール電源、8V DC/110 VAC

LQC-CAB

LQCレーザーモジュール用インターフェースケーブル

CLD-1

円筒形レーザーダイオード用オプティカルマウントアダプタ、0.6インチダイオード用1インチマウント(LPMシリーズの取り付けには本部品を使用してください)

U100-A

高精度クリアエッジミラーマウント、直径1.0インチ、アクチュエータなし、8-32(M4)CLR(CLD-1アダプタの取り付け用)

A-2-1.5

オプティカルマウントアダプタ、38.1 mm - 50.8 mm(1.5 - 2 in.)(LQxシリーズの取り付けには本部品を使用してください)

U200-A

高精度クリアエッジミラーマウント、直径2.0インチ、アクチュエータなし、8-32(M4)CLR(S-2-1.5アダプタの取り付け用)

NewportのLPMSシリーズの電源は、単なる電源ではありません。LPM及びLQCレーザーダイオードモジュールをCDRHに適合させるうえで重要な機器です。本製品は、インターロック入力、主要イネーブルスイッチ、遅延起動、及びレーザーアクティブインジケータが備わっています。
波長レンジが375 〜 473 nmのレーザーモジュールは8 VDC電源、波長レンジが635 〜 1,550 nmのモジュールは5 VDC電源を必要とします。モジュールの駆動に指定外の電源が使用された場合には保証が適用されません。

多彩なレーザーモジュール
本製品は様々な波長と出力レベルが利用でき、楕円形(Eバージョン)または円形(Cバージョン)のいずれかの出力ビーム形状を選択することができます。円形ビームはダイオードレーザーモジュールに内蔵されたマイクロレンズを使って発生され、楕円形バージョンよりも高い品質を示します。Newportは、お客様の研究において柔軟性が得られるように、多様な異なる出力波長と高い出力及びビーム品質を備えた高性能レーザーダイオードモジュールを提供することに努めています。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

レーザーアクセサリー

簡単でより低価格の固定出力電源を備えたレーザーダイオードモジュールをお求めの方にはLPMシリーズのレーザーダイオードモジュールをお勧めしますが、一方LQCシリーズのレーザーは、温度と電流の制御が重要となる、要求の厳しい実験手順において理想的な製品です。

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

レーザーダイオードモジュールにはLPMSをお使いください

半導体レーザーガスレーザーモデル