Temp1000Ex

防爆型温度データロガー

Temp1000Exは本質安全防爆構造の温度データロガーです。 危険な場所で使用できる、IECEx 60079-0、IECEx 60079-11、指令2014/34 / EU（ATEXとして知られ ている）の最新に準拠した本質的に安全な認証を得ています。
デバイスはコンピュータから直接起動および停止でき、小さいサイズにより、ほぼどこにでも収まります。 Temp1000Exを使用すると、データをすばやく簡単に取得できます。 デバイスをIFC400またはIFC406USBドッキングステーション（別売り）に挿入するだけで、使用が簡単な日本語版ソフトウェアが残りの作業を行います。 Temp1000Exはサイズが小さいため、離れた場所や手の届きにくい場所に設置できます。 ソフトウェアでは電池の状態を簡単に認識し、この機能により、電池の寿命を最大限に活用でき、コストの節約となります。
MadgeTech ソフトウェアは強力な分析ツールであり、 madgetech.com から無料でダウンロードできます。データはグラフ形式や表形式で表示でき、要約参照や統計データ参照を使用して、分析や解析がおこなえます。

特徴• 頑丈• 再利用可能• 開始時間のプログラム• SUS 316製エンクロージャ• 使用が簡単• 低価格• CE 準拠• オプションのキーリングエンドキャップ

本質安全防爆認定(日本防爆仕様認定品)• 電気的保護:
IEC: 60079-11 Ex ia – Ex ic, Intrinsic
Safety Zones 0-2• 機器保護レベル:
Ga – Gc, Zones 0-2• ガスグループ: IIC• 温度クラス: T4

MadgeTech 4 ソフトウェアの特徴

利点
統計データ

P

• 簡単な設定と操作• ISO 17025認定校正証明書付属• 電池定電圧を簡単に特定

用途
Excelに転送

グラフ参照• 複数グラフ表示• 統計データ表示• デジタル校正• グラフ拡大• 致死方程式計算 (F0, PU)• 平均動態温度計算• 全世界時間サポート• データ注釈• 最低/最高/平均値ライン• 要約参照数値表参照

規則管理• エチレンオキサイドガス滅菌• HACCPプログラムの実施• 食品原料の処理と食品加工• 環境研究• 井戸監視• 食器洗い機のテスト• 危険ば場所での環境監視• 医療および製薬関係

Temp1000Ex
仕様*仕様はお知らせせず、変更する場合があります。

温度温度センサー

測温抵抗体 (RTD)

温度範囲-40 ºC ～ +80 ºC

温度分解能

0.01 ºC

校正後精度±0.5 °C (0 °C ～ ±50 °C)

GENERAL
スタートモード

ソフトウェアで即起動または最長24ヵ月先までの遅延起動

リアルタイム記録

PCと接続して、データをリアルタイムで記録可能(PC インターフェイスは防爆タイプなし)

パスワード保護可能

メモリー数

65,536

上書きモード可能

ロギング間隔1秒～24時間に1回で自在校正

ソフトウェアからデジタル校正

校正月日

Aデバイス内に自動的に記録され、ソフトウェアに表示されます。

電池タイプ

Tadiran TL-2150/S 3.6V リチム電池が予め取付済み。
危険でない場所で、皆様が電池交換可能

電池寿命

ロギング間隔15分で約2年

時間精度

10 秒/月 ( 0 ºC～ 50 ºC範囲)

データ形式

日付と時間付で °C, °F, K, °R

PCインターフェイス IFC400 又は IFC406
ポ レ ー テ ィ ン グシ
ステムの互換性

Windows 7, 8, 10

ソフトウェア
互換性

Standard Software version 4.2.17.0 又はそれ以降
Secure Software version 4.2.16.0 又はそれ以降

使用環境-40 ºC ～ +80 ºC
0 %RH～ 100 %RH (ケースが適切に密閉)サイズ

キーリングなし:
1インチプローブ: 67.6 mm x 24.6 mm dia
2インチプローブ: 100.1 mm x 24.6 mm dia.
5.25インチプローブ: 182.6 mm x 24.6 mm dia.
7インチプローブ: 227.1 mm x 24.6 mm dia.
キーリング付き:
1インチプローブ: 75.4 mm x 24.6 mm dia.
2インチプローｂ: 108.3 mm x 24.6 mm dia.
5.25インチプローブ200.0 mm x 24.6 mm dia.
7 インチプローブ: 235.1 mm x 24.6 mm dia.

重量

キーリングなし:
1 インチプローブ: 60 g
2 インチプローブ: 68 g
5.25インチプローブ: 76 g
7 インチプローブ: 78 g
キーリング付き:
1 インチプローブ: 55 g
2 インチプローブ: 63 g
5.25インチプローブ: 71 g
7 インチプローブ: 75 g

本体材質

SUS 316製

IP 規格なし
注意: 防爆規格を維持するには、水に入れないこと。

認証

CE
ATEX Certificate #: 19ATEX0126
IECEx Certificate #: BAS 19.0109

電池の注意: 電池は分解やショート、充電、使用済みや他の電池と混ぜ合わせ、高温に晒した場合、電解溶液の漏出、火災や爆発の恐れがあります。使用済み電池は速やかに市町村の規定に基づき廃棄してください。 電池は小児の手の届かない場所に必ず保管すること。

ご注文情報
Temp1000Ex-1

1インチプローブ防爆型温度データロガー

Temp1000Ex-2

2インチプローブ防爆型温度データロガー

Temp1000Ex-5.25

5.25インチプローブ防爆型温度データロガー

Temp1000Ex-7

7インチプローブ防爆型温度データロガー

Temp1000Ex-1-KR

キーリングエンドキャップ付き1インチプローブ防爆型温度データロガー

Temp1000Ex-2-KR

キーリングエンドキャップ付き2インチプローブ防爆型温度データロガー

Temp1000Ex-5.25-KR

キーリングエンドキャップ付き5.25インチプローブ防爆型温度データロガー

Temp1000Ex-7-KR

キーリングエンドキャップ付き1インチプローブ防爆型温度データロガー

IFC400

Temp1000Ex1台用(解析ソフト・USBドッキングステーション・USBケーブル)

IFC406

Temp1000Ex6台用(解析ソフト・USBドッキングステーション・USBケーブル)

TL-2150/S

Temp1000ExとTemp1000Ex-KR用交換電池

販売代理店：日本ゲスコ株式会社
日本総代理店: 株式会社エムケー・サイエンティフィック

〒305-0822 茨城県つくば市苅間825-1
Tel: 029-856-1388 Fax: 029-828-5578
E-mail: mail@gesco.co.jp

2:3

Temp1000EX

Ø0.970 in[24.6 mm]

Temp1000EX-1

Ø0.188 in[4.8 mm]

Ø0.125 in[3.2 mm]

SCALE

Temp1000EX-2-TD

Ø0.188 in[4.8 mm]

Ø0.125 in[3.2 mm]AISI 316 SS
PEEK
Silicone

MATERIALS

2.0 in[51 mm]Temp1000EX-2

Ø0.188 in[4.8 mm]

NOTES

1.9 in[48 mm]PRODUCT

2.0 in[51 mm]
1.9 in[48 mm]DIMENSIONAL DRAWING

Temp1000EX-5.25-TD

Ø0.188 in[4.8 mm]

Ø0.125 in[3.2 mm]5.25 in[133 mm]
1.9 in[48 mm]Temperature Data Loggers

DOC-1211029-00 REV 2 2019.09.16(603) 456-2011
madgetech.com

Temp1000EX-7

Ø0.188 in[4.8 mm]

6 Warner Road
Warner, NH 03278

Temp1000EX-5.25

Ø0.188 in[4.8 mm]5.25 in[133 mm]
1.9 in[48 mm]Temp1000EX

1.1 in[27 mm]

1.6 in[40 mm]7.0 in[178 mm]
1.9 in[48 mm]