インプラント初期固定値・二次固定値測定計

AnyCheck− Neobiotech −インプラントの安定度を測定するために開発されたタッピング方式
AnyCheck（和田精密歯研株式会社）はISQ 値での骨内安定性を評価した数値にPeriotest（ドイツ）と類似した接触式の測応じて、インプラント周囲骨の状態を察定方式を採用しているが、インプラント知したり、荷重時期を決定する判断材料のために開発された製品であるため、イになるとのことである。また、タッピン

ンプラント体と骨の固定関係・結合関係グ方式であるため、測定時に各種アバッを崩さずに守るシステムが随所に搭載さトメントや上部構造をはずす必要が無いれている。

ので、インプラント埋入時から上部構造インプラント体の安定度を示す数値は

0 〜 99 の IST（Implant Stability Test）値

The Journal of Oral Implants 2019 No.77

装着後のメンテナンス時まで簡便に使用することができるのも利点である。

で表され、この数値は Osstell（スウェー本レポートでは、AnyCheck の操作性

デン）などで表示される周波数共鳴方式と特徴的なシステムについて検証してみ（RFA）の ISQ 値に準じている。そのためたい。

121

122

新製品紹介

本体の仕様
重量 100g の コ ン パ クトで軽量なボ、口腔内に挿入して操作す
ディで
（図 1）

タッピングロッド
タッピングロッド
フロントガイドる先端部のタッピングロッドやタッピ
ングロッドフロントガイドは分解して。
滅菌が可能となっている（図 2）
液晶スクリーンは多少小さめだが、電源ボタン &スタートボタン

機能的かつ合理的な表示方法を採用する
ことで計測値や計測の状況などが瞬時に理解できるようになっている（後述）。また、内蔵されている Bluetooth を利用して Data 転送を行うことで、患者情報の液晶スクリーン記録や管理も可能となっている。

3 時間のフル充電で、約 1000 回の使用ができる。
長さ 21cm / 重量 100g

測定方法

図 1：AnyCheck 本体の仕様

図 2：先端部のタッピングロッドやタッピングロッドフロントガイドは分解して滅菌が可能となっている。

インプラント埋入後の測定ではヒーリングアバットメントを、メンテナン
スの場合は上部構造などをタッピング（微槌打）して数値を測定する。

Periotest と類似した計測方法である
が、Periotest は本来は天然歯の動揺度を計測する目的で開発された製品であるため、比較的強めのタッピングでその回数も 16 回と多い。インプラントの安定性を診査する際に、確実に固定を

図 3：AnyCheck は、インプラント自体に衝撃を与えることのない絶妙な力でタッピングロッドが対象物に接触するとともに、接触回数も 6 回と少なく設定されているので、インプラントの骨内安定性に悪影響を与えるリスクが少ない。

得られていない、あるいは完全にインテグレーションが獲得されていないイ対象となるアバットメントや上部構造

時荷重や早期荷重など）を判断する場合

ンプラントを強く何度も打撃（槌打）すを絶妙な力（Periotest に比べて 20％減は、ヒーリングアバットメント上部へることは、逆にインプラントの骨内安少）で 6 回接触して数値を測定しインプタッピングロッドを接触角度を 0 〜 30˚定性に悪影響を与えるリスクもある。

。
ラント体の安定度を評価する（図 3）の範囲で軽く接触させて（図 4）、スター

AnyCheck は、タッピングロッドがインプラントジャーナル 2019 No.77

インプラント埋入後の荷重時期（即トボタンを押すことで測定が始まる。

インプラント初期固定値・二次固定値測定計「Any Check」

ISQ scale
6030˚

65

安定性 低70

安定性 普通ISQ＜60

失敗のリスク有ISQ 60-65

従来の荷重プロトコル

安定性 高
ISQ 65-70
早期荷重可

図 4：タッピングロッドの接触角度は 0 〜 30˚の範囲に調整する。

図 5：ISQ 値とインプラントの骨内安定性の関係。

測定値は IST 値として 0 〜 99 の範囲

Bluetooth 内蔵

ISQ

ISQ＞70即時荷重可で液晶スクリーンに表示され、数値が高いほど、安定性が高いということにな る。 こ の IST 値 は Osstell な ど で 採用されている周波数共鳴方式（RFA）のIST 値

ISQ 値に準じている。ISQ 値とは荷重時期の判断を行うために標準化された基準値で、65 〜 70 で早期荷重が可能、70 以上で即時荷重が可能という判断基

ステータスバー
図 6：正常に 6 回のタッピングで作動した場合の液晶スクリーン表示。

図 7：二度測定した場合は、一度目の数値が液晶スクリーンの左に表示される（黄枠）。

図 8：接触角度が 0 〜 30˚ の範囲を逸脱するとエラーが表示されて測定ができない仕組みになっている。

図 9：インプラントの動揺度が高く、2 回のタッピングで AnyCheck が自動的に作動を停止した場合の液晶スクリーン表示。赤のステータスバーが表示される。

正常に 6 回のタッピングで作動した30˚ の範囲に制限しているが、この範囲はさらに弱くタッピングを行い、それ場合の液晶スクリーンのステータスを逸脱するとエラーが表示されて測定でも動揺を感知したら 3 回目以降のタッ。
バーがグリーンで表示される（図 6, 7）。
ができない仕組みになっている（図 8）

ピングを自動的に停止するという機能

AnyCheck は、正確に測定するためまた、インプラントの動揺度が高い。この機能は緊急も備わっている（図 9）にタッピングロッドを接触角度を 0 〜と 1 回目のタッピングで感知し、2 回目避難的であるが、それ以外でも動揺度、この数値に準になっているので（図 5）応じて荷重時期を決定することもできる。

液晶スクリーン表示
先述したように、インプラントのために開発された製品なので、正確な測定ができない状況や、インプラントの骨内安定性に悪影響を及ぼす危険性がある場合などに術者に知らせてくれる機能が装備されている。

インプラントジャーナル 2019 No.77

123

124

新製品紹介

が軽微な場合、あるいはタッピング時に感知した数値にばらつきがある場合などは、5 回以下でタッピングが停止してステータスバーが黄色で表示される。このような場合は、数値が表（図 10）示されていたとしても再測定が必要という警告になる。

AnyCheck の注意点
AnyCheck の IST 値は、高さ 4.0mm

図 10：数値が表示されてもステータスバーが黄色で表示されたときは再測定が必要という警告になる。

AnyCheck の有用性のヒーリングアバットメントの上部を臨床的に大きなアドバンテージと考（税別）とちなみに価格は 480,000 円

タッピングした場合を基準値としていえられるのは、ヒーリングアバットメいうことであるが、詳細について興味る。 つ ま り、 イ ン プ ラ ン ト プ ラ ッ トントや上部構造を取りはずすことなくを持たれた先生は和田精密歯研株式会

フォームから 4mm 高い位置をタッピン使用できるので、インプラント埋入後社まで問い合わせしていただきたい。

グすることが基本となるので、それよから上部構造装着後までいつでも簡便

り低い位置（低いアバットメント）では、にインプラントの骨内安定性を評価で表示された IST 値よりも実際には低いきるということではないだろうか。

値になり、逆に高い位置（高いアバット

AnyCheck の測定時間は 1 インプラメント）だと表示された値より高い値がント体について 3 秒以内なので、一度に出ている可能性がある。ただし、これ複数のインプラント体を測定するのもについての補正値は和田精密歯研株式効率的と考えられる。

会社から提供されているので、それを参考にされることが奨められる。

費用面では、周波数共鳴方式のように smart peg に交換する必要がないた
め、測定時の消耗品も必要ない。
インプラント埋入直後から上部構造装着後のメンテナンス期間に至るまで同様の条件で測定や評価ができること

和田精密歯研株式会社
インプラント・矯正事業部

を考慮すれば、インプラントの経過を〒 532-0002 大阪市淀川区東三国 1-12-15

客観的に評価するためのツールとして有望なのではないだろうか。

インプラントジャーナル 2019 No.77

問い合わせ先辻本ビル 6F

TEL. 06-4807-6700
FAX. 06-4807-6788