CurrentX シリーズ
4, 8, 12, 16-チャンネル
直流電流データロガー

新しいCurrentXシリーズは、4、8、12、および16チャネルの直流電流データロガーで、ロギング間隔は4 Hzから可能です。今までのCurrentシリーズと比較し、MicroUSBとの接続、より多くのデータ取得のためのメモリの増加、ダウンロード速度の向上がプラスされました。

特徴

メモリ容量を最大化するために、皆様はチャネルを有効または無効にできます。 簡単に識別• リアルタイム操作に対応できるように、各チャネルには最大10桁のタイトルを付けることができます。

• 工学単位プログラム

MadgeTechソフトウェアは、CurrentXシリーズデータロガーのロギング開始と停止やダウンロードが簡単におこなえます。 分析用にグラフ、数値表、統計データが提供され、データは• 高分解能でのロギング• 4Hzからのロギング間隔• コンパクトサイズ

工学単位機能を使用して複数の単位で表示することもできます。 データは、さらに計算する• 外部ACアダプター又は交換可能ためにExcel®に自動的にエクスポートすることもできます。

な電池使用• 手動と自動のロギング開始• チャンネルタイトル名記入• 校正表明書付属利点

日本語対応MadgeTech 4ソフトウェアの特徴• 各種設定とインストールが簡単• 長期間で最小限のメンテナンス• 長期間の電圧モニタリングに対応

クーリングフラッグ

PExportで保存

グラフ参照
数値データ参照• 複数グラフ表示• 統計データ表示• デジタル校正• グラフ拡大/拡大終了• 滅菌F0,低温殺菌PU自動計算• 平均動態温度表示• 全世界時間サポート• データ注釈• 最低/最高/平均値ライン• 要約参照規則管理用途• カレントループ4 mA ～20 mA• pH 測定• 低レベルシグナル記録• 太陽光発電研究• 電池の研究• 生体センサーモニタリング• プロセス管理• 研究開発• 医療および製薬• 環境研究等多種CurrentX シリーズ仕様
仕様は予告なく変更される場合があります。

測定

LED

1 チャンネルにつき 2 つの状態表示 LED

入力接続UREMENT

取り外し可能なネジ端子

ロギング間隔4 Hzから24 時間に１回で自在校正

ソフトウェアからデジタル校正

校正日

データロガーに自動記録

電池タイプ

9 Vリチウム電池(取付け済), 皆様で電池交換可能

電池寿命

通常18ケ月

データ形式

日付と時刻付 A, mA, μA, 工学単位で表示

時間精度±1 分/月PCインターフェイス

USB-A /micro USB ケ ーブイル ( 付属)

オペレーティングシ
ステム適合

Windows 7, 8, 10モデル

30 mA160 mA

3A

電流範囲

-2 mA ～+30 mA ±160 mA

±3 A

電流分解能

0.0005 mA

0.005 mA

0.001 A

校正後精度

±0.016 mA±0.16 mA

±0.009 A

入力インピーダンス

10 Ω

1Ω

0.1 Ω

過負荷保護
(-0.3 V ～ +3.5 V)±316 mA±1000 mA

±6 A

入力とグラウンド間の最大電3V(電圧は3 V未満でなければなりません。すべての入力は、3 V以内でなければなりません.)

アナログ変換時間150 ms

温度係数< 50 ppm / ºC

適合ソフトウェア
使用環境

測定単位は、別の測定単位に変換できます。 これに工学単位より、温度、CO2、流量など、種々のタイプのセンサーからの電圧出力を監視するときに役立ちます。

サイズ

標準 Software version 4.2.19.0 又はそれ以降
セキュア Software version 4.2.18.0 又はそれ以降-20ºC～ +60 ºC
0 %RH t～ 95 %RH (結露無きこと)

4-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 31.0 mm
8-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 31.0 mm
12-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 42.7 mm
16-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 54.4 mm

全般
ロギング開始リアルタイム測定
メモリー数(全チャンネル使用)

ソフトウェアからすぐに開始又は最長6ヶ月先から開始をプログラム可能
PCと接続して、リアルタイムでデータを監視および記録

本体材質

ブラックアルマイト
4-チャンネル : 368 g

重量8-チャンネル : 368 g
12-チャンネル: 580 g
16-チャンネル: 800 g

4-チャンネル : 1,048,064/チャンネル
8-チャンネル : 524,032/チャンネル
12-チャンネル: 349,354/チャンネル
16-チャンネルl: 262,016/チャンネル

適合規格

CE

電池の注意 : 電池は、分解、ショート、充電、使用済みまたは他の電池との混ぜ合わせや火気または高温にさらされた場合、電界溶液の漏出、火炎、または爆発する可能性があります。 使用済みバッテリーは、速やかに市町村の規定に基づき廃棄してください。 電池は小児の手の届かない場所に保管すること。

CurrentX4-30mA

4-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX4-160mA

4-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX4-3A

4-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX8-30mA

8-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX8-160mA

8-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX8-3A

8-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX12-30mA

12-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX12-160mA

12-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX12-3A

12-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX16-30mA

16-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX16-160mA

16-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

CurrentX16-3A

16-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

U9VL-J

CurrentX用交換電池

販売代理店 日本ゲスコ株式会社

輸入総代理店 株式会社エムケーサイエンティフィック

〒305-0822 茨城県つくば市苅間825-1℡029（856）1388 Fax029（828）5578
e-mail: mail@gesco.co.jp
http://www.gesco.co.jp