No.CX-126-01

温度

サーミスタ

NEW

監視機能付き無線ロガー
受信器イーサネット接続対応

MD8000 series
ワイヤレス ウォッチャ

温度

熱電対

温度

ワイヤレスウォッチャは無線式モニタリングシステムです

測温抵抗体

●温度、
湿度、電圧データを計測モニタリング●受信器イーサネット接続対応、
既設ネットワークにも接続可能●配線工事不要、設置レイアウト変更も自由自在

温湿度●広域エリアの集中監視を手軽に実施

サーミスタ
静電容量式

無線でデータの収集、監視をリーズナブルに提供します

電圧
直流

PC 1 台で最大 360 台のデータを一元管理

イーサネットPart11対応
ソフトウエアを用意

検査成績書
標準付属

※上記、機器写真はイメージであり実際の製品とは異なります。

ISO14001 認証 ISO9001 認証
JQA-EM2414
JQA-0656

「システム構築・運用・監視」
そのすべてをスマートに監視機能付き無線ロガーMD8000 seriesのイーサネット接続モデルはイーサネット上に受信器を最大6台接続する事を可能とし、各受信器は60台の送信器のデータを収集・監視する事ができ、多彩な警報判定と外部出力により充実した発報を行えます。サーミス

タ温度センサ、温湿度センサ以外にも、熱電対、測温抵抗体、電圧接続が可能で、より広い用途での利用が可能です。

上位のアプリケーションソフトでは最大360台の送信器のシステム管理とデータの一元管理を行います。イーサネット接続と特定小電力無線を組み合わせる事により、無線通信だけでは難しかった、広域エリアの収録データの一元管理を安価に行う事ができます。
■システム構築イメージ

受信器

送信器

送信器

受信器

送信器

送信器

イーサネット

PC

送信器

送信器

送信器

送信器
受信器

受信器

医薬品製造・保管

クリーンルーム・試験室

研究施設

厳格な温湿度管理が求められる医薬品製

入退室が厳しく管理されているクリーン

研究内容の多様化精密化に伴い、研究設

チャは適しています。
ワイヤレスウォッチャ

や、防護服・白衣への着替えが必要になり求められております。
ワイヤレスウォッチャ

造・保管の計測・監視にもワイヤレスウォッ

ルームでは、現場に行くための入室許可のソフトウェアは、データ収集・監視におけます。ワイヤレスウォッチャは、データ確認

求事項に対応しているので、厳しい管理がで簡単に確認出来るので、現場に行く手間

品質・製造管理

食品工場

製品の品質維持の為には、厳密な温湿度

大規模調理施設などは作業区域が細かくるFDA21CFR Part11およびER/ES指針の要求められる現場で選ばれています。

管理だけでは無く、温度や湿度に異常があった場合に、素早い対応ができるシステ

が、専用アプリケーションソフトにてPC 上
暇を解消致します。

分かれているために、無線通信だけではできます。

美術館・文化財
文化遺産等の展示スペースの温湿度管理をする場合、収録データを管理用のパソ

ネット接続と特定小電力無線を組み合わ線を利用したワイヤレスウォッチャなら配

アラームを作動させ、製品の品質維持をサせる事により、複数箇所の温湿度データの

02 MD8000 series

おり電波状況に応じて最大6 段まで中継できるので、レイアウト変更にも柔軟に対応

コンに転送するための敷設工事に手間とでした。ワイヤレスウォッチャは、イーサ

ポートします。

は、すべての送信器に中継機能を内蔵して温湿度データの一元管理を行うのは困難

ムが必要です。
ワイヤレスウォッチャは、異常があった際に即時に無線通信を開始し、備にもフレキシブルなレイアウト対応が一元管理を簡単に行う事ができます。

時間が掛かってしまいます。特定小電力無線・電源工事が不要で簡単に温湿度管理が行えます。

ワイヤレスウォッチャは、計測モニタリングにおけるリスクの軽減、業務負担の削減に貢献いたします。
ワイヤレスウォッチャは、分散配置された最大360台の送信器から無線で送られる収録データをイーサネット上に接続された6台の受信器を介して計測・監視するシステムです。

また、送信器に16,000データ保存可能な内蔵メモリーを搭載しています。その為、通信障害等が起こってもデータ欠損のリスクを軽減致します。パソコンに収集したデータは高いセキュリティ機能を有したデータベースに格納されるので、データの管理も容易です。
Point

Point

多彩な警報判定と外部出力単独で動作する送信器

・各受信器には、機能異常出力1点、警報接点出力2点を標準装備しております。

・16000データの内蔵メモリーを搭載、電源が切れても収録データを長期間保持します。

・直近6データの計測値が添付されたメールを、各受信器、アプリケーションソフトから出力できます。

・常時測定値を更新表示しているので、現場でのチェックも可能です。
・あわせキーのないクリック操作で、収録スタート、ストップもボタンひとつで可能です。

・監視日時、発報遅延回数の設定が可能なので、運用に合った監視ができます。

Point

現場に行く手間を解消
・パソコン一台で最大360台の送信器の収録データを一元管理できます。
・電波経路をパソコン画面上で簡単に変更でき、
レイアウト変更にも柔軟に対応できます。
・パソコン上から収録スタート、ストップ操作が可能です。

実験室
洗浄室
保管庫
前室
分析室

接点出力を3点装備

集中管理室

製造ライン

受信器

製造ライン

ブザー
ランプ

E-mail通報

ット
サネ
イー

Point

配線・電源工事不要

・受信器がイーサネット接続対応、既存のネットワークに容易に接続できます。
・送信器は特定小電力無線対応なので、簡単に設置できます。
・送信器に中継機能を内蔵、データを収録しながらでも中継器として兼用可能です。
Wireless Watcher

03システム概要
ワイヤレスウォッチャはイーサネット通信と特定小電力無線を組み合わせたシステムの構築ができます。イーサネット上に受信器を最大6台接続する事を可能とし、各受信器は60台の送信器を接続出来、PC1台で最大360台のデータを一元管理できます。

送信器には中継機能を搭載しており、最大6段まで中継できるので、既存設備に設置する際も、複雑な工事をしなくても自由にシステム構築ができます。

無線ゾーン

測温抵抗体モデル

電圧入力モデル

測定範囲 （Pt100）-200.0～400.0℃

測定範囲 （電圧）±9.999V DC

温湿度センサモデル（電池仕様・直付け）

測定範囲

6

温度-10.0～50.0℃
湿度0～100%RH

1-5VDC5

4-20mADC
受信抵抗
EZ-RX250

4サーミスタ
外付けモデル

測定範囲

サーミスタ内蔵モデル

熱電対モデル3

電圧入力モデル（K熱電対）-40.0～80.0℃

測定範囲-200.0～800.0℃

2

測定範囲 （電圧）±9.999V DC

2
1-5VDC（専用バッテリ仕様）

測定範囲

酸素計
MG2102-000-30.0～60.0℃

14-20mADC
受信抵抗
EZ-RX250

CO2計
MA5102-00

サーミスタ内蔵モデル（電池仕様）

測定範囲-10.0～50.0℃

有線ゾーン

PC

イーサネット受信器イーサネット接続モデル●送信器最大60台を一括管理●警報発生時、異常発生時に接点出力・メール通報

04 MD8000 series※6段中継の例です。
（①～⑥）※温度センサは別売りです。

システム構成例

製薬会社倉庫、製造工場の環境モニタリング
ワイヤレスウォッチャは各種設備の収録データを一元管理するシステムです。製薬会社の製造工場には、製造ラインのほかに薬品保管設備や試験槽など様々な設備で構築されております。

ワイヤレスウォッチャは、イーサネット接続と特定小電力無線を組み合わせることにより、無線通信だけでは難しかった、各種設備の収録データの一元管理を安価に行うことができます。測定

データの管理には、FDA21 CFR Part11および厚生労働省ER/ES指針に準拠した高いセキュリティ機能を有した専用アプリケーションソフトを用意しており、製薬業界におけるコンピューター化

システムバリデーションを支援いたします。

さらに、電圧入力モデルを使えば、CO 2 濃度、圧力、重量、洗浄度等の外部機器の計測値をシステムに組み込むこともできます。

イーサネット受信器イーサネット
接続モデル

E-mail通報
温湿度センサモデル

サーミスタ外付けモデル

2F
安定性試験槽電圧入力モデル
1-5VDC分析室

集中管理室

CO2 インキュベーター

受信器イーサネット
接続モデル
受信器イーサネット
接続モデル

測温抵抗体モデル

4-20mADC
酸素計

温湿度センサモデル

温湿度センサモデル

E-mail通報

1F
製造ライン（クリーンルーム）

超低温フリーザー

薬品保管庫

保管庫

Wireless Watcher

05

用途事例

倉庫温度マッピング（温度分布測定）
厳格な温度管理が求められる医薬品等の倉庫では、保管空間の適格性確認と連続温度監視ポイントを決定するため、温度マッピングが必要となることがあります。温度マッピングを実施するためには、多数の計測機器の管理が必要になります。

ワイヤレスウォッチャなら360台の送信器を一元管理できるので、規模の大きな倉庫や空間のバリデーショ

ン・温度マッピングを手軽に行うことができます。

3F

2F● 各 送信 器が 時間同期しており、収録タイミングを合わせて計測1F● 送信器は電池駆動で電源

配線不要

用途事例

PCレス警報監視（受信器からメール通報）
節電やセキュリティ上の観点から、夜間などにPCの電源を切る企業が増えております。

アプリケーションソフト上で警報監視を行うシステムの場合、24時間稼働の専用PCを準備する必要があります。

ワイヤレスウォッチャは、警報判定を各送信器が行い、警報出力は受信器が単独で行うので、PCレスでの警報監視が可能です。

●警報発生時は最優先で送信器から受信器へのデータをフィードバックしリアル

ブザー

タイムに近い監視が可能● 受信器に、メール通報機能、警報出力3点を標準装備

ランプ

06 MD8000 series

E-mail通報●メール 送 信 先 は 各 受 信 器 に最 大 5件登録、送信器ごとに通報先を設定可能

ワイヤレスウォッチャの特長
Concept 1

イーサネット接続に対応①イーサネット環境を利用した広域監視
イーサネット接続と特定小電力無線を組み合わせる事により、無線通信だけでは難しかった、広域エリアの収録データの一元管理を手軽に行うことができます。

ルーター／ハブ

ワイヤレスウォッチャ
アプリケーションソフト

②受信器6台をパソコン上で一元管理③受信器単体でのメール通報

イーサネット上に受信器を最大6台接続する事を可能とし、各受信器は60台の送信器の収録データを収集・監視する事ができます。

アプリケーションソフトが起動していない状態でも、各送信器が計測・監視を行います。
警報判定時には受信器本体から接点出力（3点）とメール通報を行います。送信先は5件登録でき、送信器ごとにメール通報先を設定できます。また、前面キー操作でテストメールを送信することも可能です。

Wireless Watcher07

大きなシステムも直観的に構築

Concept 2①パソコン上で簡単構築②受信器一台当たり、中継6段、送信器60台接続可能

手元でシステムを仮決めし、設置後の調整はパソコン上で行えます。マウスでドラックするだけで簡単に電波経路を変更できます。

送信器に中継機能を搭載し、データを計測しながら中継の役割を兼用できます。受信器1台当たり最大で中継6段、送信器60台を接続できます。

※登録した受信器に依存せずに通信経路を変更できます。

●システム構成例

電波到達距離：屋外で約400m・屋内で約100m（見通し距離）※
屋外

400m

100m

移動
パソコン

受信器

送信器★★

送信器★★

送信器

m

電波状態が
パソコンで見れる！

0m

10

10

0m

100

E-mail

100m
ブザー
ランプ

E-mail 通報★：全送信器に中継機能を内蔵★：上記構成は中継3段の例です③受信器・送信器追加・削除も容易
受信器は、アプリケーションソフト上で簡単に登録できます。
送信器は、登録動作を行った受信器の直下へ接続されます。
登録された受信器・送信器はアプリケーションソフト
上で確認でき、簡単にシステムに追加・削除することができます。

送信器★★

送信器

送信器

※使用環境により異なりますので、導入前に
電波チェックをおすすめいたします。

受信器を検索自動的に追加有効性のあるデータ管理

Concept 3①トレンドグラフ②時刻補正が可能

収集した収録データは、PC内部にてデータベース化され、
トレンドグラフ等に利用できます。
トレンドグラフは収録間隔に関わらず同一のグラフに最大6台の送信器を表示することができます。表示させたトレンドグラ
フの拡大表示や左右へのスクロール等の画面操作も可能です。また、
トレンドグラフと連動して帳票表示することもできます。

パソコンと全ての受信器／送信器の時刻を同期し、システム全体の時刻のずれを防ぎます。SNTPによる受信器単独での時刻同期も可能です。

収録データ

パソコン

時刻データ

③送信器の生存確認機能④一覧画面

同一送信器に対して無線通信が連続して失敗した場合に警報を出力します※。システム
上の異常を早期に発見出来るため、システ
ム障害の軽減に役立ちます。※警報通信は除く

設定された周期に従って任意の送信器の最新データ、
無線通信時の電波強度、各機器の電池残量、警報の状況表示を自動で更新する事ができます。

収録データ

受信器

時刻データ

送信器

⑤スケーリング機能（電圧入力モデルのみ）
・本体表示もスケーリング値での表示が可能ですので、現場での指示確認が容易です。

・電圧値・スケーリング値それぞれ16,000データ収録でき、個

送信器

受信器
ブザー

送信器

メール

ランプ
送信器

08 MD8000 series

無線通信失敗別に警報監視も可能です。

Concept 4

幅広い監視ニーズに対応①複数部門を一元監視
360台の送信器を最大12グループに分けて管理する事ができます。
グルー
プ分けをする事により、一覧画面の表示やメール通報等をグループ毎に管理する事ができるので、複数の部門をまたいで監視する際に、担当部門の収録データを素早く確認する事ができます。
グループ設定画面

送信器のグループ割当て画面②多彩な警報判定機能
メール通報上限／下限 , 上上限／下下限警報
送信器ごとに、上限／下限警報、上上限／下下限警報を設定することができます。
また本警報前の予備警報として2段階の警報判定が可能です。
（例 上限／上上限警報の組合せ、下限／下下限警報の組合せ）

警報判定時にはアプリケーションソフトからメール通報を行うことができ、直近6データの計測値を添付します（送信先は最大5件まで登録）。
メール通報のフォーマット例

警報のメール通報設定画面

優先通報
警報発生時は最優先で送信器から受信器へデータをフィードバッ
クし、
リアルタイムに近い監視が可能です。

積算警報※
収録開始し積算警報が設定された時点からの温度積算値で判定される警報です。
積算表示 通信状態
電源種類
積算値は一覧画面のみの表示となります。基準値、積算基準方向(Hi/Lo)警報値設定5000.0℃・DAYまで設定可能。
※温度値以外の積算警報は使用できません。

警報端子台（AC電源仕様のみ）

一覧画面の定時メール送信
アプリケーションソフトからテキストファイル化した一覧画面を定時送信することができます。
（1、3、6時間／1日1回から選択）
送信器名

日付

食堂

2013/1/9 19:50 18.3℃

温度

倉庫

2013/1/5 1:20 13.2℃

工場

2013/1/9 19:41 17.3℃

実験室2013/1/9 19:46 23.7℃

湿度

積算値

警報

収録状態

通信

電池

グループ

電波強度4 電池残量4
0.0℃・Day 測定

収録停止中 電波強度4 AC電源接続

23%RH

1
2

電波強度4 電池残量42

電波強度1 電池残量4

2

キーロック

送信器端子台の機能を「トリガ入力」
または「接点出力」
として割り当てできます。

受信器・送信器のキー操作をアプリ
ケーションソフト上でロックすることができ、第三者による設定変更を防止します。

①トリガ入力：トリガ入力により警報判定の有効/無効を設定します。

送信器：全てのキー操作をロック②接点出力：警報発生時に送信器
端子台から接点出力します。

受信器：機能ごとに操作をロック

監視日時範囲発報遅延回数変化率警報

勤務時間外などの不在時のみの監視が可能です。

警報点を超えたデータが指定回数に達した時に発報します。

測定値が設定時間単位で設定温度を超える変化があった場合に警報を出力します。

●退社時間

●出社時間

例：発報遅延回数3回の場合
（温度）

監 視

発報する

警報値
発報しない
警報

（時間）

変化率警報成立条件
収録開始から指定回数N分、変化率警報の判定が無効になります（N：送信器のデータ収録回数）。

Wireless Watcher

09

Concept 5

信頼性の高い計測を実現

測温抵抗体・熱電対の入力が可能

送信器側に16,000データをメモリー

検査成績書を標準付属

チノーは長年培ったノウハウから使用目的

送信器側に最大16,000データ※の大容量送信器ご購入時に検査成績書を標準付属しに適した温度センサのご提案が可能です。

メモリーを搭載し、不測の事態によるデーます。
またトレーサビリティ証明書（別売）も万が一、電池切れになった場合でも、送信器

サビリティ体制が信頼の証です。

タ欠損を防ぎます。

にメモリーされた収録データを保持します。

発行可能です。JCSS認定業者によるトレー※温湿度センサモデルは温度・湿度それぞれ16,000デー
タ収録することができます。

電圧入力モデルは電圧値・スケーリング換算値それぞれ16,000データ収録することができます。

トレーサビリティ証明書(見本)Concept 6

Part11対応ソフトウェアを用意

MD8000シリーズ セキュリティ機能付きアプリケーションソフト Ethernet版は、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV「コンピュータ化システ
ムバリデーション」に対応したIQ（据付時適格性確認）、OQ（稼働性能適格性確認）用のテンプレートも準備しCSVを支援致します。

FDA 21CFR Part11

ER / ES指針

Part11は、米国食品医薬品管理局（FDA）により施行された電子記録と電子

平成17年4月1日に、厚生労働省医薬食品局長通知として発出された「医薬1997年に制定されています。

利用について」です。
日本版Part11と言われることもあります。

署名に関する規則で、紙への記録を電子媒体に置き換える時の要求事項が品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の適正管理ガイドライン

バリデーション

平成24年4月1日に、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知とセンサや機器の据付、性能評価はもちろん、コンピュータ化システムバリして施行された「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ

デーションとそのドキュメントについても承っております。

化システム適正管理ガイドラインについて」です。

DQ（設計時適格性確認）
要求仕様、機能仕様、
性能仕様、
メーカ選定

IQ（据付時適格性確認）

OQ（稼動性能適格性確認）

納入品の照合、ハードウェアの設置環境、
ハードウェア・ソフトウェアの据付確認

PQ（稼動時適格性確認）

重要な機能・性能の試験、
セキュリティの試験、検証

運転時の確認、保守

オーディットトレイル（監査証跡）

収集データの保護

パソコン操作全般、ログイン/ログアウトなどのセキュ

吸い上げた収録データを、データベース（SQL

リティの状態を履歴として残します。

Server2012）化して保存します。収録データは、

ユーザIDとパスワードを持った登録ユーザのみ開くことができ、第三者による改ざんを防止します。

セキュリティ

電子署名

100件までのユーザを登録でき（管理ユーザは5件ま

署名レベルを4段階設定できます（作成・検印・ザごとに設定や操作機能のアクセス権限を4つのレ署名付きトレンドグラフの表示や印刷、帳票形

で）、登録ユーザのみログインが可能です。登録ユー

検認・承認）※1。

ベルまで設定可能です。パスワードの長さ、複雑さ、式の表示が可能です。

有効期間、一意性、不正パスワードの入力制限回数の設定が可能です。

機能名一覧画面表示
収録データ収集
CSV出力
グラフ表示
グラフ印刷(電子署名)
収録データ分割/結合/バックアップ
警報監視停止オーディットトレイル表示
警報履歴表示ユーザーID変更
フルネーム
パスワード
ユーザー削除ユーザー画像変更
ユーザーロック解除

管理者

新しいユーザー作成
別のユーザー管理
セキュリティ設定
経路変更
経路に機器追加/削除（PC設定）
自動収集設定
時計設定
警報設定
受信器名称
受信器設定削除
送信器名称
送信器グループ設定

○
○
○
○
○

×
×
×
○
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

○
○
○
○
○
○
○

×
×
○
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

●アクセス権限一覧

10 MD8000 series

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ユーザーレベル3

○
○
○
○
○
×
○
○
○
×
○
○
×
○
×

ユーザーレベル2

○
○
○
○
○
×
×
○
○
×
○
○
×
○
×

ユーザーレベル1

○
×
×
×
×
×
×
○
○
×
○
○
×
○
×

※1「作成」、「承認」などの名称も変更可能です。

機器ラインナップ
送信器

受信器イーサネット接続モデル専用

NEW

デザイン

●センサにはサーミスタ、温湿度、
熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意●検査成績書を標準付属●16,000データの内蔵メモリー●中継機能を標準装備

送信器：受信器イーサネット接続モデル専用●登録した受信器に依存せずに通信経路を変更可能

価

格：23,800円（税別）〜※送信器ライナップは別紙P12を参照●AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵

受信器

イーサネット接続モデル

NEW

デザイン

●イーサネット接続対応でPCに最大6台接続可能●受信器1台あたり送信器最大60台を一括管理●無線通信経路、電波状況の管理（アプリケーションソフトで目視可能）●警報発生時、異常発生時に接点出力（本体警報ランプ点灯）

受信器：イーサネット接続モデル●アプリケーションソフトと連動し、定期通信、任意通信形
価式：MD800R-00L

格：58,000円（税別）

アプリケーションソフト

形式

MD8000シリーズ アプリケーションソフト
Ethernet版

MD8000シリーズ セキュリティ機能付き
アプリケーションソフト Ethernet版

MD800A-00L

MD800A-11L

無線通信ネットワーク構成設定●●

送信器設定（収録周期／警報設定／名称）●●

送信器のグループ管理機能●●

収録データ管理機能（データベース化）●●

収録データの保護●●

CSVファイル出力●●

モニタリング設定●●

トレンドグラフ●●

警報出力（接点・メール）●●システムの自動バックアップ

●

電子署名

●

ユーザーアカウント管理機能●

オーディットトレイル（監査証跡）
定価●50,000円（税別）

630,000円（税別）

Wireless Watcher11送信器（受信器イーサネット接続モデル専用）※1
製 品 名

形

式

サーミスタ内蔵モデル

サーミスタ外付けモデル

MD8□10-N00

MD8□11-□00
電源種類
0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

価格 電池仕様（ 税 別 ） AC電源仕様：23,800円：29,800円
専用バッテリ仕様 ：26,800円

製 品 名

形

式

熱電対モデル※5

電源種類
0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

MD8□12-□00

電源種類
0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

リード長
1：約1m
3：約3m
5：約5m

電池仕様
：25,800円※2
AC電源仕様：31,800円※2
専用バッテリ仕様 ：28,800円※2

測温抵抗体モデル※5MD8□13-□00

価格 電池仕様（ 税 別 ） AC電源仕様

温湿度センサモデル

MD8□14-P00
熱電対入力
K：K熱電対
T：T熱電対：33,000円※4：39,000円※4
専用バッテリ仕様 ：36,000円※4電池仕様：33,800円※3
AC電源仕様：39,800円※3
専用バッテリ仕様 ：36,800円※3

電圧入力モデル

電源種類
0：電池
1：AC電源

電池仕様
AC電源仕様

ケーブル長
N：直付け
1：1m
3：3m
5：5m

MD8□15-V00：31,000円：37,000円※ 1 受信器（MD800R-00U）USB接続モデルには使用できません。
※ 2 リード長１m仕様の価格です。3m仕様では1,000円加算、5m仕様では2,000円加算します。
※ 3 直付け仕様の価格です。
ケーブル長1m仕様では3,000円加算、3m仕様では5,000円加算、5m仕様は7,000円加算します。
※ 4 K熱電対仕様とT熱電対仕様は同価格です。
※ 5 温度センサ（熱電対・測温抵抗体）は別売です。

12 MD8000 series

電源種類
0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

電源種類
0：電池
1：AC電源

電池仕様
AC電源仕様：31,000円：37,000円

仕様■送信器〈受信器イーサネット接続モデル専用〉
製品名

サーミスタ内蔵モデル

サーミスタ外付けモデル 温湿度センサモデル

熱電対モデル

測温抵抗体モデル

電圧入力モデル形

MD8□10-N00

MD8□11-□00

MD8□12-□00

MD8□13-□00

MD8□14-P00

MD8□15-V00［電池仕様、AC電源仕様］－10.0～50.0℃［専用バッテリ仕様］－30.0～60.0℃－40.0～80.0℃

温度：－20.0～60.0℃
K熱電対：－200.0～800.0℃
電池仕様（直付け）、
T熱電対：－200.0～400.0℃
AC電源仕様（直付け）：－10.0～50.0℃
専用バッテリ仕様（直付け）－20.0～60.0℃
湿度：0～100％RH

Pt100：－200.0～400.0℃

電圧：±9.999V DC

応答性 注2）

約90分

約16分

温度：約12分、湿度：約30秒

測定精度［電池仕様、専用バッテリ仕様］ ±0.5℃±1digit
温度：±0.5℃±1digit［電池仕様、AC電源仕様］±0.3℃±1digit（本体が－5～50℃において） （本体が－5～50℃において） ±0.1％rdg±0.5℃(本体が20～30℃時)±1.0℃±1digit±1.0℃±1digit（本体、コネクタが0～40℃時、（上記以外）（上記以外）±0.5℃±1digit (上記以外)
冷接点補償含む）
湿度：±3％RH±1digit［AC電源仕様］［専用バッテリ仕様］（20～80％RH／本体が25℃に ±0.1％rdg±0.5℃±1.5℃±1digit
おいて）
（本体、
コネクタが－10～50℃
温度係数：±0.4％RH／℃
時、冷接点補償含む）

分解能

0.1℃

0.1℃

0.1℃／1％RH

保護構造

IP67（防塵・防水構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

約130ｇ（電池仕様、
リード長約1m）

約130ｇ（電池仕様、直付け）

式

測定範囲

本体質量（電池含まず） 約110g（電池仕様）

収録間隔※交換用センサ MD9203

16,000データ／チャンネル

収録モード

エンドレス／ワンタイム

機

能

登録した受信器に依存せずに通信経路を変更可能
リモート操作による、収録動作の開始と停止が可能

表示

オン抵抗：最大 35Ω／ 負荷電圧：最大 DC30V／負荷電流：最大70mA
接続適用ケーブル 単線：AWG22～AWG16／より線：AWG24～AWG16（※AC電源仕様のみ）

電［電池仕様］アルカリ単３乾電池または、ニッケル水素充電池2本［AC電源仕様］AC電源（100～240VAC）＋バックアップ用内蔵２次電池［専用バッテリ仕様］専用リチウム電池1本

電池寿命 注1）

─±0.003V DC±0.1%rdg（本体が10～40℃において）

0.1℃

0.1℃

0.001V DC

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様のみ)

約130ｇ（電池仕様）

約130ｇ（電池仕様）

約130ｇ（電池仕様）

計測値表示、時計表示、収録有無表示、収録モード表示、電池残量表示、電波強度表示、警報表示、外部電源 有/無表示

接点仕様
源

─
±0.2℃±1digit(本体が20～30℃において)±0.3℃±1digit(本体が0～20℃／30～40℃
において)5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間

収録容量（警報端子台）─

12ヶ月（電池仕様）
2年（専用バッテリ仕様）

12ヶ月（電池仕様）
2年（専用バッテリ仕様）

11ヶ月（電池仕様）
2年（専用バッテリ仕様）［電池仕様］アルカリ単３乾電池または、ニッケル水素充電池2本［AC電源仕様］AC電源（100～240VAC）＋バックアップ用内蔵２次電池
8ヶ月（電池仕様）
2年（専用バッテリ仕様）

４ヶ月（電池仕様）

通信方式

特定小電力無線 ARIB STD T-67／無線周波数：429MHz帯／通信距離：屋内見通し約100m､屋外見通し約400m

使用環境［電池仕様、AC電源仕様］使用温度範囲：－10～50℃、使用湿度範囲：10～80%RH（ただし結露なきこと） ※ACアダプタ：0～40℃［専用バッテリ仕様］使用温度範囲：－30～60℃、使用湿度範囲：10～90%RH（ただし結露なきこと） ※温湿度モデルは－20～60℃

付属品

取扱説明書、壁取り付け用タッピングネジ、検査成績書、アルカリ単3乾電池（電池仕様）、ACアダプタ（AC電源仕様、ケーブル長：1.5m）
専用リチウム電池（専用バッテリ仕様）、温湿度センサユニット「MD9203」（温湿度センサモデルのみ。本体またはケーブルに取付済み）

５ヶ月（電池仕様）※使用環境により変動します※無線によるデータ収集には、MD800R-00L（受信器）とアプリケーションソフトが必要です。
注1）条件：収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日毎、モニタリング通信なし、警報発報なし、周囲環境25℃において。中継機能を使用する場合、中継負担が多くなるにつれて電池の消耗が早くなりますので、
AC電源仕様をご利用ください。
システム構築に際しては1台の中継器に通信が集中しないように配慮ください。
注2）静止気中における90％応答（湿度は25℃環境下）■受信器〈イーサネット接続モデル〉
形
機

式
能

MD800R-00L
送信器通信機能：MD8□10シリーズ、MD8□11シリーズ、MD8□12シリーズ、MD8□13シリーズ、MD8□14シリーズ、MD8□15シリーズとのデータ通信
収録機能：送信器の収録内容ごとに最大2000件／チャンネルのデータを一時的に上書き保存
接点出力機能： ①送信器から測定値警報を受信時にALARM1、ALARM2接点出力動作が可能
警報種接点割当：上限／下限、上上限／下下限、上昇変化率/下降変化率/積算／上限もしくは下限／上上限もしくは下下限／全てから接点1、2に割当②下記状態発生時にALARM3接点出力動作
・送信器、受信器の機能異常
・電池残量低下警報
・送信器収録データ欠損警報発生
・AC電源未接続異常（AC電源仕様のみ）
・受信器警報メール送信失敗時
・無線不通警報発生時
オン抵抗：最大 35Ω／ 負荷電圧：最大 DC30V／負荷電流：最大70mA
接続適用ケーブル

単線：AWG22～AWG16／より線：AWG24～AWG16

メール通報機能：送信器に警報が発生した時、機器異常が発生した時にメール送信
モニタリング機能：設定されたモニタリング周期で、順番通りに送信器の直近の収録データのみを読み出し
送信器割当：警報接点出力、メール通報、モニタリングする送信器を選択
キーロック：受信器本体のキー操作を機能ごとにロック（アプリケーションソフトで設定）

電 源
無線通信方式
本体質量
使用環境
付属品

専用ACアダプタ 100～240V AC±10％ 50／60Hz
特定小電力無線

ARIB STD T-67／無線周波数：429MHz帯／通信距離：屋内見通し約100m、屋外見通し約400m※使用環境により変動します

約110g
0～40℃、20～80％RH（ただし結露なきこと）
取扱説明書、専用ACアダプタ（ケーブル長：1.5m）、データ通信用LANケーブル、
クイックリファレンス

Wireless Watcher

13アクセサリ
交換用センサMD9203専用バッテリ

価格：8,800円（税別）

価格：2,000円（税別）

温湿度センサモデルのセンサ部は交換可能。
保守やメンテナンスが容易。
（本体ご購入時は標準で付属します）

交換用専用バッテリ
専用バッテリ仕様MD8200シリーズには充電
機能はございません。
（本体ご購入時は標準で付属します）

取付ホルダー

MD9010/MD9011

取付ホルダー

送信器用（両面テープ）
価格：2,700円（税別）

取付ホルダー

MD901R

受信器用（両面テープ）
価格：3,700円（税別）MD9020/MD9021

取付ホルダー

送信器用（磁石）
価格：5,000円（税別）MD902R

受信器用（磁石）
価格：6,000円（税別）

集録・監視パッケージシステム「CISAS/V4」
CISAS/V4は弊社の記録計、ロガー、調節計および市販のPLC（プログラマブルコントローラ）をシステムコンポーネントとし、各種装置・設備などのデータをコンピュータで集録・監視するパッケージシステムです。
ワイヤレスウォッチャとはイーサネット接続にて受信器より送信器に収録された直近の1データ※を取得しCISAS/V4のデータに集約します。CISAS/V4の豊富なオペレーション機能と組み合わせて、より拡張性の高いシステムを構築することが可能です。

※送信器の内部にメモリーされたデータの収集機能はありません。

PC

2F

HUB

HUB

PC
ネットワーククライアントネットワーククライアント

保管室A

保管室B

ソフトウェア機能
PC

1F
管理室

14 MD8000 series

CISAS（サーバー）●「リアルタイムトレンド」：データをトレンド表示します。
●「グラフィックモニタ」：データをグラフィカルな画面で表示します。
●「帳票出力」：指定した時刻のデータを日単位で集計して帳票出力します。
●「ネットワーククライアント」：複数のPCからデータを確認できます。

外形寸法
送信器（本体）
［正面］

119

44

［側面］

［背面］

(11)

95

●電池仕様

50

33

●AC電源仕様●専用バッテリ仕様

37

37

65

109

Wireless watcher

CONNECT

KEY LOCKSTART/STOPDISPLAY※送信器本体部分の外形寸法は、全てのセンサモデルで共通になります。
（サーミスタ内蔵モデル／サーミスタ外付けモデル／温湿度センサモデル／熱電対モデル／測温抵抗体モデル／電圧入力モデル）

送信器（センサ部／熱電対端子台）●サーミスタ外付けモデル●温湿度センサモデル

Wireless watcher

KEY LOCK

Wireless watcher

START/STOPDISPLAY

CONNECT

KEY LOCK

Wireless watcher

START/STOPDISPLAY

CONNECT

KEY LOCKSTART/STOPDISPLAY

17

CONNECT●熱電対モデル

44

33
42●電力入力モデル32●測温抵抗体モデル

Ø618

Wireless watcher

KEY LOCKSTART/STOPDISPLAY

CONNECT

KEY LOCKSTART/STOPDISPLAY

17

17

CONNECT

Wireless watcher

33
42

43
53

［正面］

受信器

［背面］

106

(11)

44

95

50

［側面］

31

118

Wireless watcher
ERROR

POWER

ALARM 174

ALARM 2RESET

ALARM 3TEST MAIL

CONNECTCOMMUNICATINGCONNECTTEST MAIL

ALARMCLEAR

Wireless Watcher

15

■アプリケーションソフト仕様
Windows7 SP1※1（32bit/64bit 日本語版）

OS※.NET Framework4.0以降※ディスプレイは解像度1024×768画素以上、65536色以上を推奨

データベースSQL Server 2012 Express SP2（付属）メモリ

2ギガバイト以上

CPUIntel® Core™ 2 Duo(クロック1.8GHz)と同等以上送信器への設定機能

収録間隔：5、10、30秒、1、5、10、15、30分、1、2、3時間
収録開始／停止
測定値のオフセット：±10℃ ±10%RH ±1.000V
各種警報設定：上限、上上限、下限、下下限、上昇変化率、下降変化率、変化率警報成立条件、積算（積算は温度のみ）、警報監視時間帯、警報発報遅延
キーロック：送信器キー操作不可

受信器への設定機能

警報出力の動作設定：警報出力時の接点動作について設定
ネットワーク設定：IPアドレス設定、SNTP設定、
メール設定
無線通信の経路情報：受信器1台あたり最大60台
現在値のモニタリング周期：なし、1、5、10、15、20、30、１時間、3時間、6時間（送信器の台数に依存）
時計情報：PCと同期もしくは時計サーバとの同期
キーロック：受信器の各キーごとにロック設定

パソコンへの設定機能

収録データ収集周期：3時間ごと、1日ごと（時間指定）、1ヶ月ごと（時間指定）、
リピート※2、収集なし
グループ設定（12グループまで）：各送信器をグループ分け
各種警報出力設定：警報を受信器が受信した段階において、設定されたメールアドレスへ警報メールを送信※直近6データの収録データを添付
グループごとの警報メール監視機能
イーサネット通信不通時にメール送信
収録データ欠損警報
一覧画面定時メール送信：1、3、6時間／1日1回
パソコンと受信器の時計同期有無（SNTP設定している受信器は同期しない）

読み込み機能各経路の電波強度：直近の通信で得られた4段階の強度
各送信器の電池残量：4段階の残量表示、AC電源での駆動情報、電源断状態のバックアップ駆動情報（AC電源仕様のみ）※中継動作のみの端末も含む
送信器の収録状態
モニタリングした各送信器データ（直近温度データ／積算温度データ）

収録データ出力機能

収録データ出力機能
トレンドグラフ出力
CSV出力
収録データの分割／結合／複製■セキュリティ機能付きアプリケーソンソフト専用機能
ユーザ管理

ユーザ毎にID、パスワード、電子署名権限、操作権限について設定

電子記録・署名

収録データへの電子署名が可能

セキュリティ設定

パスワードの制限、ユーザの制限、電子署名、パスワードの規則性について設定

オーディットトレイル（監査証跡） ユーザの操作履歴を自動記録
自動バックアップ

無効／毎日（時間指定）／毎月（日時指定）※1 セキュリティ機能付きアプリケーションソフトはProfessionalのみ対応※2 収録周期をリピートして設定する場合、電池の消耗が早くなりますので、AC電源仕様をご利用ください。

電波法に関する注意事項◎本機器は、
電波法に基づく技術基準適合証明もしくは工事設計認証を受けていますので、免許が不要ですが、ご使用に際しては下記を厳守してください。

●本機器には、電波法に基づく技術基準適合証明もしくは工事設計認証を受けた無線機器であることを示すラベルを貼り付けてあります。
ラベルは絶対に剥がさないでください。
●本機器を改造して使用することは法律で禁じられています。

●本機器は日本国外の電波法には準じておりませんので、ご使用は日本国内のみとしてください。
＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意● 本製品は、
一般工業計器として設計・製造したものです。

● 本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 古紙配合率100％

再生紙を使用しています● 記載内容は性能改善などにより、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8（3956）
2111（大代）FAX03（3956）
8927
103

東京支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8（3956）
2205（代） FAX03（3956）
2477
103
東
立
千

京 103
（3956）
2401
川 1042（521）
3081
葉 1043
（224）
8371

横
厚

浜 1045（440）3171
木 1046（295）
9100

URL : http://www.chino.co.jp/● このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。

北部支店 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81（大宮アネックスビル）
（643）
4641
（代） FAX048
（643）
3687
1048

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1（名古屋国際センタービル）
（581）
7595
（代）FAX052
（561）
2683
1052

大
札
仙

名 古 屋 1052
（581）
7595
静
岡 1054（255）
6136

宮 1048（643）
4641
幌 1011（757）
9141
台 1022
（227）
0581

新
高
水

潟 1025（243）
2191
崎 10274（42）6611
戸 1029
（224）
9151

富

山 1076
（441）
2096

（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101（大同生命江坂ビル）（6385）
7031（代） FAX06（6386）
7202
106
大
大
岡
高

阪 106
（6385）
7031
津 1077（526）
2781
山 1086（223）
2651
松 1087
（822）
5531

広
島 1082（261）
4231
福岡 1092（481）
1951
北 九 州 1093
（531）
2081

Cat.No. CX-126-01 Apr.-'15-05 Printed in Japan B 294