外 さ な い か ら
曝 露 し な い

抗がん薬投与用完 全 一 体 型 輸 液 セ ット

外さないから、曝露しない

アン ティリークは 、曝 露 対 策に特 化した 完 全 一 体 型の 輸 液 セットです。
一 滴 も漏らさないための、「外さない 抗 がん 薬 投与」を提 案します。

ntioP“外さない”

2
Po i n tという曝露対策

1・抗がん薬投与後、接続部を外さないため、薬液の漏出がありません。
・完全一体型のため、接続部が外れるインシデントを防ぎます。

医療安全への配慮

・側管クランプの色分けにより、投与手順の標準化が可能です。
・一体型は感染リスク対策にも効果的です。

業務の効率化・オートプライミング機構により、容易に投与準備が完了します。

Po i n t
オ ー エ ーアイ エ スOAIS（One Action Integrated System）とは・ワンアクションでプライミング 完了・抗 がん 薬 バッグは “ 刺したら抜 かない” 動 作のワンアクションCSTD（Closed System Drug Transfer Device）は 調製時 の曝露対策であり、OAIS（One Action Integrated System）は 投与時 の曝露対策であると考えます。
“刺したら抜かない”曝露対策を実現する為の表現です。

3・完全一体型のため、器具の組み立てが不要です。

「 外 さ な い か ら 、曝 露 し な い 」の は な ぜ ？
漏出を比較する定性試験の結果、脱着式（外す投与）であるニードルレスポート（クローズドシステム）輸液セットは危険な薬剤が漏出していることが明らかになっています。
一方、完全一体型（外さない投与）のアンティリークは、薬剤の漏れが一切検出されていません。1）

外 さ な い か ら 、漏 れ な い 。だ か ら 曝 露 し な い の で す 。

W H O 国 際がん研 究 機 関（ I A R C ）による発がん性のリスク分 類
Carcinogenic to humans

Group1：（ヒトに対する発がん性がある）
シクロホ スファミドなど「シクロホスファミド」など一部の抗がん薬の中には「アスベスト」と同じ発がん性リスク分類（グループ1）のものがあります。2）
こ れ が ︑同 じ リ ス ク 分 類 の も の を

扱 う 姿 の 違いです︒

アスベスト取扱い時の作業員

抗がん薬を取り扱う看護師の自然流産リスク

抗がん薬取扱い時の看護師

2〜3.5 倍3）抗がん薬曝露が認められた職員の白血病に関連する染色体損傷頻度が上昇

ハザーダス・ドラッグによる健康被害 5）・めまい、頭痛・染色体の異常、DNA損傷・低体重児、学習障害

4）・白血病、乳がん
・自然流産・死産

参考文献：1）Clinical Engineering Vol.29 No.10 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院臨床工学技術部 抗がん薬の曝露防止完全一体型輸液セットの開発 ‐現場の課題を解決する医療機器の開発‐
2）Agents Classiﬁed by the IARC Monographs, Volumes 1-108 Last update: 16 July 2013
3）Valanis B, Vollmer WM, Steele P. Occupational exposure to antineoplastic agents selfreported miscarriages and stillbirths among nurses and pharmacists.
J Occup Environ Med1999;41(8):632-8.
4）McDiarmid MA, Oliver MS, Roth TS, et al. Chromosome 5 and 7 abnormalities in oncology personnel handling anticancer drugs. J Occup Environ Med.2010;52(10):1028-34.
5）
がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドライン2019 年版 日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、
日本臨床腫瘍薬学会 P23 表9 より作成側 管 の 使 用 順 が 直 観 的 に分 か るカラーリング
側管は童謡『チューリップ』の ♪赤・白・黄色〜”という歌詞の通りに色分けをしています。
一剤目は赤色の側管というように、下から順にお使いください。
だれもが・いつでも・同じように作業できる工夫です。

ー抗 がん薬 投与用

完 全 一 体 型 輸 液 セ ット

Basic−− ベーシックタイプ −全てのクランプは、ブリッジ付のためチューブが横 滑りせず、確 実に留めることができます。

ポリエーテルスルホン製
フィルター
0.2μm

﹁外す﹂投与管理から︑﹁外さない﹂曝露／感染対策へ

横 滑り防止クランプ

オートプライミング 機 構

患 者 さまの 負 担も 軽 減

各キャップに疎水性フィルターが付いているため、メインルート側管を短くし、輸液セット上部に重量を集のびん針を輸液バッグに刺入するだけで全てのルートに補液が約させることで、患者様の刺入部にかかる充填され、プライミングが完了します。

負担を軽減しました。

オートプライミングの様子を動画でご覧いただけます。 https://antileak.jp

ー同時 投与用側 管 ル ート付

Y-type−− Ｙタイプ −同時投与を伴なうレジメンにも対応する新しい形アンティリーク 製品種類

Basic
フィルター ポート

側管数

無有2※

無無4本※

2無有2※

無無2本2※無有※2無無1本2※

Y-type− ベーシックタイプ −フィルター ポート

チューブ径

型式

標準径

AL-20F4

細径

AL-S20F4

標準径AL-20F4/P2

細径

AL-S20F4/P2

標準径AL-20N4

細径

AL-S20N4

標準径

AL-20N4/P2

細径

AL-S20N4/P2

標準径AL-20F2

細径

AL-S20F2

標準径AL-20F2/P2

細径

AL-S20F2/P2

標準径AL-20N2

細径AL-S20N2

標準径AL-20N2/P2

細径

AL-S20N2/P2

標準径AL-20F1

細径

AL-S20F1

標準径AL-20F1/P2

細径

AL-S20F1/P2

標準径AL-20N1

細径

AL-S20N1

標準径

AL-20N1/P2

細径

AL-S20N1/P2− Ｙタイプ −

チューブ径

型式

標準径

AL-20F4/Y1/P2

細径

AL-S20F4/Y1/P2

標準径AL-20N4/Y1/P1

細径

AL-S20N4/Y1/P1

標準径AL-20F2/Y1/P2

細径

AL-S20F2/Y1/P2

標準径AL-20N2/Y1/P1

細径

AL-S20N2/Y1/P12

有無12有1無アンティリーク 製品仕様
ポリ塩化ビニル（DEHP フリー）

チューブ材質
点滴筒20 滴メインルート全長【ベーシック】1720mm（※印は2270mm） 【Y-タイプ】フィルター付き：2350mm／フィルター無し：2270mm

側管チューブ長【ベーシック・Yタイプ】下流側から、525mm・500mm・475mm・450mm 【Yタイプ（Yルート）】1140mm

包装単位

10 個 ／ 箱

販売名：輸液セット 製品名：アンティリーク 一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認番号：30300BZX00250000 クラス分類：管理医療機器

販売元

製造販売元
〒651-0084

兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2番16号 三宮南ビル7階

TEL：078-414-8282

FAX：078-414-8281 https://www.kbjapan.co.jp〒327-0003

栃木県佐野市大橋町1647番地

http://www.fgm.co.jp
ALBC-2024.6.4