警報判定機能付き 1CH カードロガー
GTR-01A

操作説明書－現地操作編

2011 年９月

ジオテクサービス株式会社

1１．データロガーの仕様
データロガーの外観・特徴・仕様を以下に示す。
●DC12V（ソーラ、バッテリ、車載）駆動可能な省電力型の 1 チャンネルデータロガー。
●アナログ入力は±10V、分解能 1ｍV とレンジが広く、センサ用電源のオン・オフ制御も可能。
●蓄積されたデータはメモリカードにコピーして回収し、エクセル等で処理できる。
●定時データ計測以外に、警報判定機能や警報接点出力、RS‑485 通信ポートを備え、遠隔監視や防災警報装置として使用できる。
表‑1 データロガーの仕様
項

目

仕型式

GTR‑01A

種別

電圧入力型

入力電圧範囲入力チャンネル数

1 チャンネル様

自動計測データロガー（警報判定機能付き）±10.000V を‑10000～10000 に変換（１ｍV 分解能）
1ch

自動計測間隔

1,2,3,10,15,20,30、60 分～1,2,3,4、6,8,12,24 時間で設定可能データ記録個数

20,000 個（10 分計測で約 4.6 ヶ月）、上限を越えると古い順に上書き

データ形式
センサ用電源出力

CSV 形式テキストファイル（連番,日付,時刻,電圧値,現在値,初期値からの変化,時間変化,警報判定,警報出力,ﾊﾞｯﾃﾘ電圧）

電源電圧‑0.25V、最大 0.3A 程度。

計測時に 0～60 秒間出力可能

警報判定間隔1～60 秒間隔で設定可能（本体ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁの 1 番を ON で警報判定機能が動作）

警報判定方法

絶対値の上限・下限と時間変化量(１～60 分)の上限・下限の超過判定

警報接点出力ドライ接点出力

AC250V×3A

警報リセット入力

ドライ接点入力

12V×2ｍA

外部記憶媒体標準メモリカードにテキストファイルでコピー可能(一般市販カードに対応)

通信ポート

RS‑485、通信形式 B8,PN,S1 通信速度 9600bps

操作ボタン

ボタン１：

表示切替／設定ファイル書込（カード挿入時）

ボタン２：

センサ初期値リセット／データ回収（カード挿入時）

表示器

液晶表示器 16 文字×2 行（バックライト無し）

電源入力DC9～15V（市販の 12V ﾊﾞｯﾃﾘに対応。小型 7.2Ah ｸﾗｽで 4～6 ヶ月計測）

消費電流

待機時約 1ｍA、計測中：センサ無負荷時約 25ｍA

動作温度範囲‑10～＋50℃（結露なきこと）

寸法・重量

W168×D115×H26.5、490ｇ

22. データロガーの主な操作方法
データロガーGTR-01A の現地操作は、「操作スイッチ」と「ディップスイッチ」を用いる。
また、設定書込みとデータ回収はメモリーカードを使用する。

カード挿入
説明シール

操作ボタン
ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ

■警報判定機能付き1CHカードロガー
プログラム Rev1.2
通信条件 9600-N81XN
機能の選択スイッチ RS-485通信ｱﾄﾞﾚｽの選択
12
3
4
No.
5
678
表示画面
0OFF OFF OFF OFF
警報 空き 空き 時計
判定
設定 1 (9) ON OFF OFF OFFOFF
OFF 2 (A) OFF ON OFF OFF
ONON3 (B) ON ON OFF OFF↑OFF：単純ロガー動作
4 (C） OFF OFF ON OFF
液晶 表示切替[表示切替]ボタンを押すたびに画面切替
5 （D) ON OFF ON OFF
表示
表：変換済み数値， 裏：現在の計測生値 6 （E) OFF ON ON OFF
ｶｰﾄﾞ 設定書込み 設定カード挿入[設定書込]ボタン３秒押す
7 （F) ON ON ON OFF
OFF OFF OFF ON操作
ﾌｧｲﾙ名は"GTR-01A-SET.txt"で固定
8
データ回収
回収用カード挿入し[ﾃﾞｰﾀ回収]ボタン押す※(ｶｯｺ)内選択→8番=ON
ﾌｧｲﾙ名は"01A機器連番-日-時.csv"形式
センサ接続方法
ﾘｾｯﾄ 警報リセット カードを抜いた状態で[ﾘｾｯﾄ]を短く押す
V+ 12V電源プラス側
初期値ﾘｾｯﾄ カード抜いた状態で[ﾘｾｯﾄ]を５秒以上押す
S+ 信号出力プラス側
初期 時計設定［設定ｽｲｯﾁ4番ON]にして電源投入
S- 信号出力ﾏｲﾅｽ側
設定[表示切替]で日時選択，[ﾘｾｯﾄ]で値変更
GND 12V電源ﾏｲﾅｽ側
記録ﾃﾞｰﾀ消去 [表示切替]と[ﾘｾｯﾄ]押しながら電源投入※S-線無し→GNDと短絡
図‑1 装置の操作説明シール※以下の説明は、ディップスイッチ 1 番＝ON の状態で警報機能を使用する場合の例です。
警報機能を使用せず、単純なロガーとして使用する場合は、警報関係の記述は読み飛ばしてください。

3【１．センサ計測値の確認方法】①ロガーの液晶画面に、日付・時刻とセンサの値が表示されます。
＜以下の画面例は、傾斜計 GIC‑45S を接続した場合の例です＞
初期画面には、計測された生の電圧値を、内部に書き込まれた校正係数で変換された以下の数値が表示されます。
・左下に傾斜角の時間変化量（≒傾斜速度）・右下に初期値からの傾斜角度（初期値リセットの方法は後述します）が示されます。傾斜計が真っ直ぐに設置されていれば、角度は±5.00 度以内を表示するはずです。
日付

時刻

１２／１７

ﾊﾞｯﾃﾘ電圧(V)

１６：２４ １２．６

－０．４０°－０．４０°

時間変化量(度／h) 初期値からの変化量(度)
注：“°”は、角度の「度」の意味です

最初の画面表示②ロガーの[表示]ボタンを押すと、センサの生値電圧値と、現在の角度の絶対値が表示されます。

カードは抜いておく

表示ボタン押す

計測生値が表示される
電圧値（ｍV）※最初の画面に戻すには、もう一回「表示」ボタンを押します。

4

角度の絶対値

【２．データの回収方法】①ロガーに SD カードを挿入して、[データ回収]ボタンを押す。
データ回収用カード[データ回収]ボタンを押す②SD カードに、以下の名前で、データがコピーされます。
GTR01A-01001-101217-12:5959.csv
機種名 GTR01A

－

機械番号

－

日付－ 時刻．

拡張子 csv③このファイルを、メモ帳やワードパットなどのテキスト編集ソフトで開くと以下のように表示されます。
表-1 データファイルの表示例：メモ帖やワードパッドで開いた場合;No,Date,Time,Volt(mV),Now,Change,Time Change,Alarm,Out,Battery
00001,2010/12/19,16:30:44,0,+0.000,+0.000,+0.000,0,0,12600002,2010/12/19,16:34:46,0,+0.000,+0.000,+0.000,0,0,12600003,2010/12/19,16:35:18,0,+0.000,+0.000,+0.000,0,0,126④データは左から順にカンマ区切りで、以下の順番に記録されています。
各項目の意味は次表の通りです。
表-2 カード回収データの項目説明（数値例は傾斜計 GIC-45S の場合）
項目

形式

数値例

意味;No連番

99999

01500

1500 番（1～20000）

Date

日付

YYYY/MM/DD

2011/06/12

西暦 4 桁表示

Time

時刻

HH:MM:SS

13：00：00

24 時間表記Volt(mV)

センサ測定電圧Ｘ±10000ｍV+2703

電圧ｍV 単位Now

物理量への変換値Ｙ±9.999～9999＋1.03°

変換式 Y=(X‑A)×B＋C で計算

Change初期値からの変化量Ｚ±9.999～9999＋0.03°

Ｚ＝Ｙ－初期リセット値

Time Change

時間変化量 ΔＺ/h

±9.999～9999+0.03°/h

Ｚの時間（1～60 分指定）変化

Alarm

警報判定結果91

1:：ON／0：OFF

Out

警報出力状態

901:：ON／0：OFF

Battery

ﾊﾞｯﾃﾘ電圧(V)

999127

0.1V 単位

5127=12.7V

⑤エクセル等が入ったパソコンでファイル名をクリックすると、データが表示されます。
表-3 データファイルの表示例：エクセルで開いた場合のイメージ（傾斜計の例）;No Date
TimeVolt(mV) Now
Change Time Change Alarm Out
1 2010/12/19 13:00:00
2600
0.00
0.20
0.00
02 2010/12/19 14:00:00
2600
0.00
0.20
0.00
03 2010/12/19 15:00:00
2601
0.01
0.21
0.01
04 2010/12/19 15:12:00
2630
0.30
0.500.29
15 2010/12/19 15:18:00
2615
0.15
0.35-0.1506 2012/12/19 16:00:00
2600
0.00
0.20-0.15
0No. 日付時刻

センサ 現在の 初期値か 時間変化
電圧値 数値
らの変化
ｍV°°°／ｈ※正規のデータには下の日本語説明がありません。

警報
判定
１：ON0001
00

Battery
126
126126126126126

警報 バッテリ
出力 電圧
１：ON 0.1V単位⑥計測値は、内部で所定の単位（°、m、mm など）に変換されていますが、元のセンサ電圧値からエクセルなどで再計算する場合には次の計算を行います。

※

物理値 Y=（電圧 XｍV －

ここでA）

B ＋×

A：初期値等（ゼロ点の出力電圧），

C

B：校正係数，

C：補正値（任意）

以下に、センサの変換係数の例を示します。
表‑4 センサの規定出力範囲と変換係数の例

計測対象
センサ名
測定範囲
出力電圧範囲 最小（ｍV)
最大
物理値ＹをA求めるためのB

伸縮計
JX‑P4200～256mm
6402560
8000.1

変換係数例

C

インバー線盛替え値（当初0）

同左

単位mmmm

12

計測CH例

傾斜計
その他
GIC‑45S
0～100mm -15～30°
01100
5000
5600
1000
2600
0.020.01

水位計
気温GL-表示 標高表示
温度
0～20m
0～20m -30～70℃
000
5000
5000
5000
000‑0.004‑0.0040.0230ｍ（センサ設置深度）

250.00ｍ（管頭標高）

‑30°

GL-ｍ

EL m℃

34560°で2600
ｍV出力

備考

＜センサの校正係数の求め方の例＞①伸縮計：㈱東京測器研究所製②アンプ：ジオテクサービス㈱製

歪み式伸縮計：KLG‑200A 200mm 約 2.5mV/V（5000×10－6 ひずみ）

③アンプの電圧出力④校正係数 B＝＝

歪みゲージアンプ

歪み出力 2.5mV/V ×5V 印加、倍率 200～200 倍

ゲージ電圧 5V ×

測定範囲 200mm／センサ電圧出力 5000ｍV

6＝

アンプ倍率 400 倍＝5000ｍV

0.04mm／mV【３．時計の設定方法】
時計の設定を行うには、本体の[設定ディップスイッチ－４番ＯＮ]の状態で、ロガーの電源投入を行い、時計設定モードに入る。
その後、[表示切替]ボタンで、日時や時分を選択し、[リセット]ボタンで数値を変える。

①[設定ディップスイッチの４番ＯＮ]にする

４番＝ＯＮ（上）②ロガーの電源リセットする。
注意：電源を切ってから、液晶が完全に消えリセットが掛かるまで 10 秒程度必要。

電源線の＋（赤）を一回外して再度接続③変更する項目（日付、時刻）に ＶＶマークが出る。

④[リセット]ボタンで日付や時刻の数値を変える。
⑤次の項目に移るには[表示切替]ボタンを押す⑥時計の設定が終了したら[設定ディップスイッチ４番＝ＯＦＦ]の状態に戻しておく。（ここで電源リセットは不要）7

【４．初期値のリセットの手順】
このロガーは、リセットボタンが押された時点からの、相対変化を計測する機能があります。
この機能は、次のような場合に使用します。
・傾斜計や伸縮計、水位計などで、設置時点を初期値として、そこからの変動量を測定したい。
・水圧計などで空気中の無圧状態で出力をゼロに合わせたい。
・ロードセルなどで、架台の重さを差し引いて計測したい。
ゼロリセットの手順を、傾斜計を例に説明します。

①ロガーの液晶画面に、日付・時刻と傾斜計の角度が表示されます。
下記の画面は、傾斜計の例で、初期状態で-0.4 度を示しています。
日付

時刻

１２／１７

１６：２４

－０．４０°

ﾊﾞｯﾃﾘ電圧(V)１２．６－０．４０°

時間変化量(度／h) 初期値からの変化量(度)注：“°”は、角度の「度＝°」の意味です

最初の画面表示②傾斜計の初期値を「0 度」にリセットします。
リセットボタンを５秒以上長押しすると、「ピー」と音がして、液晶画面に「＝SENSORRESET＝」と表示され、現在の表示値が初期値に設定されます。

カードは必ず抜いておく

リセットボタンを５秒以上押し続ける③警報判定は、一定時間間隔（1～60 秒の間で事前に設定済み。標準 10 秒間隔）しばらく待ち角度表示が「+0.00」に変わるの確認します。
初期値からの変化量がゼロ変わる

8「センサーリセット」と表示

【５．警報判定条件の変更方法】－警報モード（ディップスイッチ１番＝ON の時のみ）
警報判定条件は、メモリーカードに記述して、ロガーに書き込むことが可能です。
下記の例は、出荷時に書き込まれた傾斜計の警報値を現場で書き換える場合の手順例です。
（１）出荷時の警報条件：
A：変化速度警報：傾斜計の角度変化が１時間当り±0.23 度（＝移動速度±4mm/h 相当）以上。
B：累積変化警報：無し↓（２）変更する警報条件
A：変化速度警報：傾斜計の角度変化が１時間当り±0.12 度（＝移動速度±2mm/h 相当）以上。
B：累積変化警報：傾斜計の角度変化が初期値から±2.30 度（＝移動量±40mm/h 相当）以上。
この条件を変更する場合①メモ帖やワードパッドを開き下記の 1 行を手打ちで入力する@UL-12,12,-230,230

全て、半角の大文字。

ここで・最初の 2 項目は、時間変化量（変化速度）警報の、下限と上限設定値
・後ろの 2 項目は、初期値からの変化量の警報範囲の下限と上限設定値
・数字は、小数点を除いた整数で指定。
小数点以下 2 桁表示なので、230＝2.30°の意味
・警報設定が不要なら、下限は-9999、上限は 9999 を指定
例：@UL-12,12､-9999,9999→初期値からの変化量警報無し@UL-9999,12､-9999,9999→時間変化量の下限警報無し②上記の内容を、SD カードに「GTR-01A-SET.txt」というファイル名前で保存する。
③ロガーにカードを差込、[設定書込]ボタンを 5 秒以上長押しする。

設定ファイルの書き込まれたカードを挿入[設定書込]ボタンを 5 秒以上押す④設定がうまくいけば、上記で打ち込んだ文字が一瞬、表示され、OK が表示される。
設定内容が間違っていれば、一旦画面が停止し、警告の「ピー」という音が鳴る。

9

＜警報設定ファイルの例＞
この製品用の標準的な設定ファイルは、御要望に応じて、メールや HP で配布しております。
このファイルは以下のような無いようですので、必要に応じて書き換えて使ってください。
①設定ファイルの例「設定ファイル集」→「020 時間変化量警報の変更」→「GTR-01A-SET.txt」というテキストファイルをメモ帖等で開き、中の警報数値を書き換えて保存する。

以下は、管理値を±4mm/h(0.23 度)→±2mm/h(0.12 度)に細かくする例です。

＜ファイルの中味＞// 1CH カードロガー設定ファイル 2010/12/17// 傾斜計の時間変化量の警報値の変更// ロガー機種 GTR-01A,// 接続センサ 傾斜計 GIC-45S//---------------------------------------------------------------------// 注意 先頭に@の文字がある行が,設定値として読み込まれます//

それ以外は脚注とみなされます。

//---------------------------------------------------------------------// 7.警報判定値

この数値を書き換え@UL-12,12,-9999,9999//[1]時間変化量下限（-9999 は判定無し)//[2]時間変化量上限（ 9999 は判定無し)//[3]初期値からの変化量の下限（-9999 は判定無し)//[4]初期値からの変化量の上限（ 9999 は判定無し)//<傾斜計の警報数値例>//

値は物理値で指定

表示が少数以下 2 桁なら 0.30 度＝30 のように桁数分繰り上げた

数値//

時間変化量の警報

水平変位4mm/h 相当=0.23 度/h ->//時間変化量の警報

水平変位2mm/h 相当=0.115 度/h -> 12 に変更//

初期値からの警報

水平変位 40mm相当=2.30 度

23 を指定-> 230 を指定※ロガー側は、先頭が「@」マークで始まる文字以外は、コメントとして無視します。

10

３．警報接点出力の利用
現地で、サイレンや回転灯を動かす場合には、警報接点出力が利用できます。
警報接点出力の最大容量は、250V×3A なので、・12V 警報装置で、最大 36W。
・24V 警報装置で、最大 72W。
まで直接駆動できます。
それ以上の場合は、外部で一旦リレー受けをしてください。

警報判定時に接点が導通状態になる。

11

４．警報装置への応用例
1CH 警報ロガーを搭載した、サイレン・パトライト付きの警報盤の例です。
①地表または地中に設置した傾斜計の角度変化で、地盤の動きを検知します。
②データロガーは傾斜計の角度変化を、平常時には 1 時間に 1 回データを内部メモリに記録します。
また、下記の警報発生と解除の時点でもデータを記録します。
③データロガーは傾斜計の動きを、10 秒おきに判定し、次の２つの条件で警報を発します。
A：変化速度の警報：傾斜計の角度変化が１時間当り±0.23 度（＝移動量±4mm/h 相当）超過。
B：初期値からの変化量の警報：無し※波線部の条件は、後述する「設定カード書込み」で変更することができます。

携帯通信装置（オプション）
単管パイプ

回転灯

傾斜計
±0.23度/h変化
サイレン (移動速度4mm/h相当)
で検知など
太陽電池

警報盤
データロガー
バッテリ
傾斜計
斜面（法面）

図-2 法面の傾斜計の警報システム例④電源スイッチを ON にすると警報動作を自動で開始します。
⑤データロガーは、警報状態を検知している間接点信号を出力します。
⑥接点信号が ON で、タイマーが 30 秒間（ダイヤルで 0～1 時間変更可能）サイレンを鳴らします。
⑦サイレンを手動で止めたい場合は、[警報スイッチ]を OFF にします。
⑧夜間や休日などに警報が出た場合に備え、[警報履歴ランプ]が付いています。
始業前点検で、このランプが点滅していたら、状況を確認してください。
⑨[警報履歴ランプ]は、[履歴履歴クリアボタン]を押せば消灯します。
⑧警報履歴ランプ⑨警報履歴クリアボタン⑦警報スイッチ⑥警報タイマー④電源スイッチ⑩傾斜センサ切替スイッチ（オプション）
図-3 警報スイッチとタイマー

12下の写真は、標準的な機器構成です。現場状況により、機材の追加や交換が必要になる場合があります。
①太陽電池
標準は、12V×20W が１枚付きます。但し、日陰の場合は 2～4 枚必要になる場合があります。
②バッテリ
標準は、小型のシールドバッテリ 12V×7.2AH クラスです。
このバッテリで曇天が２週間続いた場合と、サイレンが 1～3 時間以上鳴る場合に対応できます。
但し次の場合は、一回り大きな 12V×38AH（乗用車用バッテリ）が必要になります。
・より大音量の「アンプ外付けサイレン」を接続する場合。
・サイレンやパトライトをより長時間（８時間以上）駆動する必要がある場合。
・梅雨や積雪、樹木の繁茂で、ソーラ発電量の低下が長期に続く場合。
③サイレンは、低消費電力のアンプ一体型、パトライトは LED 点滅型を標準としますが、より大音量・高輝度の警報装置が必要な場合は、サイレンアンプ装置等の追加が必要になります。
③組み立て用の単管パイプやクランプは、現場状況に合わせて別途ご用意ください。
収納箱（単管用クリップ付き）
警報ロガーGTR‑01A

サイレン・パトライト（単管取付金具付き）

充電コントローラ（背面に収納）警報履歴ランプ
警報スイッチ
電源及びセンサ切替スイッチ

太陽電池（単管取付金具付き）

傾斜計※写真のソーラは小型のもので実際は※L=30cm タイプ

12V バッテリ※写真は小型の 7.2AH 型

一回り大きなものになります

図-4 現地警報盤の機器構成例13警報タイマー

５．FOMA パケット通信装置の接続例
パケットアダプタ GS‑1212 と接続する場合の、結線手順を示します。

①FOMA 通信機

パケットアダプタ
GS‑1212②アンテナ

図-5 FOMA 通信盤の例③通信線
３線（灰色）④バッテリ電源線
赤黒コード①FOMA 通信機
プラスッチクの箱を、ステンレスバンドで単管に止めてください（番線等でも OK）②アンテナ
黒アンテナを垂直に立ててください。方向は、携帯の基地局がある側に設置してください。

電波の来る方向に向ける
単管に固定

14

③通信線（RS-485 の３線）
カードロガーGTR-01A の「RS-485」という端子に、下記の色で接続してください。

「RS‑485」端子に下記の順番で接続

＋－GND

赤白

銀（又は黒）④通信コマンドに付いては詳細説明書を参照してください。

15