蒸留水製造装置
RFD240ND

Automatic Water Distillation Apparatus

ヒューマン・センタード・デザイン ～ 人 が中 心の研 究 環 境 へ～
研究環境で、いかに効率よく気持ちよくはたらけるか。
装置の構成を根本から見直し、未来の研究スタイルを築くため、ヒューマン・センタード・デザインを採用しました。
あくまで人が中心の設計を実現しています。
大型液晶搭載フリーアドレス・インターフェース
あなたが最も楽な姿勢で研究しやすい場所に歩み寄ってくれる採水ユニット。
大 型 液 晶 と タ ッ チ ホ イ ー ル・ イ ン タ ー
フェースで研究効率を格段にアップしてくれます。

大切な情報をきちっと把握し、機器を操作するには情報画面の大きさが大切です。
まさにこの蒸留水製造装置の顔とも言える大型液晶はあなたと、機器とを繋げる大切な役割を果たします。

インフォ・センタード・デザイン
操作時に一番必要な情報を、センターに配置する
ユーザー・インターフェース設計です。
遠目に見ても起動状況が一目で認識できるように情報のレイアウト、サイズを詳細に設計しています。

お好みテイストセレクト画面イージーオペレイトアングル
傾 斜 し た タ ッ チ ホ イ ー ル・ イ ン タ ー
フェース部は、操作時の手首や指への負担を軽減します。

自分の気分にあった装置との付き合いが、研究効率もアップさせます。
サイエンスシンプル、エモーショナル
フィーリング、キャラクターの 3 タイプ
から画像テイストをセレクト出来ます。
エモーショナルフィーリングの背景画像は季節で変わり、研究に集中されていても春夏秋冬を感じることができます。

タッチホイール・インターフェース
シームレスなセレクトスイッチは、直観的なアナログ操作を実現します。溝に指を沿わせ、旋回させると、採水量を設定でき、センターを押すと採水します。
また、隙間のないインターフェースです
ので、水が入り込む心配もなく、濡れてもさっとふきとれます。

状態表示 LED（ドット・インジケーター )本体の稼働状態を遠くからでも確認できるインジケーターです。
6 つの LED が様々なカラーで光り、またその点滅パターンで、機器の状況を区別してお知らせします。

● 大型液晶を搭載した可動型採水ユニット。
7 インチタッチパネルと静電タッチダイヤルで高い視認性とスマート採水を実現。
マグネット装着により、用途や設置場所に合わせた自由な位置で採水できます。

● 安定した純水をいつでも。
樹脂カートリッジが大容量になり、交換頻度を低減しました。

蒸留水貯水タンクはエアベントフィルターを標準装備し、タンク水の劣化を防止します。

● コンパクト＆メンテナンス。
前モデル RFD240NC のタンク容量 30L はそのままに、奥行きを短くして本体設置面積を省スペース化しました。
20L タイプの弊社旧製品 (RFD240NA) と同じ設置面積を実現しています。

フロントアクセスの採用とメンテナンス方法のディスプレイ表示で、消耗品や交換頻度の高い部品は簡単に交換可能です。

〈仕様〉
型
精性能構
成規格式
方法
精製
水
蒸 留 水 精 製 速 度
蒸 留 水 採 水 速 度
イオン交換水採水速度
蒸留水採水量設定範囲
イオン交換水採水量設定範囲
使 用 周 囲 温 度
ボ イ ラ ー・ 冷 却 器蒸留器
ヒ ー タ ー・ 容 量
原 水 フ ィ ル タ ー
イオン交換樹脂カートリッジ
蒸留水・イオン交換水最終フィルター
タンク用エアベントフィルター
水質計※ 1
蒸留水貯水タンク・水量表示
原 水 圧 力 範 囲
原 水 必 要 水 量※ 2
外 形 寸 法・ 質 量
電 源・ 必 要 電 源製付属品

価格（税抜き）RFD240ND
イオン交換→蒸留→濾過
蒸留水・イオン交換水
約 1.8L/ h
最大 3L/min（採水速度可変機能付）
約 0.5L/min ～ 1L/min
0.1L ～ 30.0L（0.1L 単位）または 10mL ～ 9,990mL（10mL 単位）
0.1L ～ 100.0L（0.1L 単位）
5℃～ 35℃
超硬質ガラスセラミックヒーター・1.4kW 1 本
前処理カートリッジフィルター 1 本
ワンタッチ接続式カートリッジ（混床式 4.2L) 1 本
中空糸フィルター（0.04µm) 各 1 個
エアベントフィルター（活性炭、ソーダ石灰、PTFE メンブレンフィルター） 1 個
デジタル表示（電気伝導率、比抵抗：温度自動補正式 25℃、温度）
ポリエチレン 30L（1L 刻み）
49kPa ～ 490kPa
約 2.3L/min
W600㎜× D425㎜（採水ユニット含む：590㎜）× H780㎜・約44㎏
AC100V 15A（50Hz/ 60Hz） / AC100V 20A
前処理カートリッジフィルター 1 本、イオン交換樹脂カ ートリッジ 1 本、中空糸フィルター 2 個、タンク用エアベントフィルター 1 個、元口 1 個、 給水ホース（接続ユニット付、内径 9㎜×外径 17㎜、2m）1本、中空糸フィルターキャップ 2 個、洗浄／採水用プラグ 2 個、カートリッジ接続ホース（ワンタッチジョイント付）1 本、採水チューブホルダー（240㎜・50㎜) 各 1 個、スパナ 1 本、ダイヤル操作説明シール /IEW 採水シール /DSW 採水シール 各 1 枚¥498,000

水質計の単位は、μs/㎝または MΩ・㎝で切替えが可能です。
※2 装置が正常に作動するために必要な供給水量です。
※1●

初期消耗品は、付属しております。

〈別売品〉
品

名型式

仕様

前処理カートリッジフィルター

RF000142

採RF002190

採水ユニットを取り付ける卓上型スタンド

採水ユニットアーム（壁固定型） RF002210

採水ユニット壁固定型モニターアーム

イオン交換樹脂カートリッジ
水ス

タン

ドRF000134

採水ユニットアーム（クランプ型） RF002200
RF003100

別置きタン

ク ※1 ※2

ワンタッチ接続
採水ユニット用クランプ型モニターアーム
30L

RF003150

100L（UV ランプ付）¥220,000

RF004040

タンク内殺菌用

RF003170

タンク内殺菌用 別置きタンク内殺菌用

RF0002200.04µmラン

プエ ア ベ ン ト フ ィ ル タ ー

中 空 糸 フ ィ ル タ ー
中空糸フィルターキャップ¥67,000¥190,000UV¥49,000

60L（UV ランプ付）

RF004031

RF003000
RF000225

別置きタンク接続用

タンク水劣化防止用—式

採 水 チ ュ ー ブ（5m） RF002130¥45,000

RF003130

別置きタンクフロート接続端子※1 ※2型¥39,000¥35,000¥160,000

100L

名採 水 チ ュ ー ブ（1m） RF002110

30L（UV ランプ付）
60L

品¥24,500

RF003110

RF003120
RF003140

タンク内殺菌用ＵＶランプユニット※1価格（税抜き）¥99,000¥125,000¥140,000¥100,000¥33,500¥20,000¥9,460¥500仕様

採 水 チ ュ ー ブ（3m） RF002120

装置本体—採水ユニット間延長用

外送機¥12,000

RF004051

超純水製造装置と連動運転可能

ス テ ン レ ス 採 水 台

RF004100

耐荷重 5㎏¥50,000

純水が施設配管されている場合¥57,000

続水¥6,500¥9,000構※1

接部価格（税抜き）

キット

架台

二 水 路 給 水 方 式 Ａ※1
二 水 路 給 水 方 式 Ｃ※1

RF004060
RF100171

ボックス式 W600㎜× D450㎜× H804㎜——

カートリッジ純水器を接続の場合

RF100181

1PA 専用スタンド 2 連対応

RF002140

50㎜——

1PA 用 接 続 ユ ニ ッ ト

RF100140

落 下 防 止 ス ト ラ ッ プ

RF002170

1PA 用スタンド

採 水 チ ュ ー ブ ホ ル ダ ー
リモートウォーターディスペンサー
フットス

イッチ

超純水製造装置との接続用

RF002160

RF004021
RF000281

前処理フィルター

採水ユニット落下防止用
240㎜

イオン交換水採水用—¥55,000¥4,700¥85,000¥24,000¥25,000¥39,800¥2,500¥4,000¥4,500¥70,000¥12,000※1 別置きタンク、別置きタンクフロート、別置きタンクフロート接続端子、タンク内殺菌用 UV ランプユニット、外部送水機構、二水路給水方式をご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。
※2 別置きタンクをご使用になる場合は、装置本体の改造が必要です。装置と別置きタンクの設置距離をご確認の上、ご照会ください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営 業 所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・
徳山・高松・北九州・福岡・大分

出 張 所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/