TI01185C/07/DE/08.24-00
71657429
2024-04-30

Products

Solutions

ServicesTechnische Information
Liquiline System CA80COD
Analysator zur Bestimmung des Chemischen
Sauerstoffbedarfs (CSB)

Integrierter Controller mit digitaler Memosens-Technologie
Anwendungsbereich

Ihre Vorteile

Liquiline System CA80COD ist ein nasschemischer Analysatorzur quasikontinuierlichen Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) flüssiger Medien.

• Einfacher Ausbau zur Messstation durch Anschluss von bis
zu 4 Memosens-Sensoren• Dosiereinheit mit hoher Dosierpräzision• Automatische Messbereichsumschaltung innerhalb
10 ... 5000 mg/l O2• Digitale Feldbusse (z. B. PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus
TCP, Modbus RS485 und Ethernet IP) und Webserver

Der Analysator ist für den Einsatz in folgenden Anwendungenbestimmt:• Überwachung des Kläranlagenzulaufs• Kontrolle kommunaler Abwasserbehandlung• Überwachung industrieller Abwässer
• Kontrolle industrieller Abwasserbehandlung
Die Produktvariante "Schrank, Outdoor-Ausführung" darf im
Freien aufgestellt, montiert und betrieben werden.

Liquiline System CA80COD

Arbeitsweise und Systemaufbau
Messprinzip Chemischer
Sauerstoffbedarf

Der Chemische Sauerstoffbedarf, CSB, beschreibt als Summenparameter die Menge Sauerstoff die
notwendig ist, um alle oxidierbaren Substanzen in einer Probe vollständig zu oxidieren.
Für die Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs müssen zunächst die in der Probe enthaltenen Chloridionen maskiert werden, da diese das Messergebnis verfälschen würden. Dies geschieht
durch die Zugabe von Quecksilbersulfat. Nach der Maskierung der Chloridionen wird die Probe durch
die Zugabe von Schwefelsäure, Silbersulfat und Kaliumdichromat bei einer Temperatur von 175 °C
aufgeschlossen. Silbersulfat dient hierbei als Katalysator. Die hohe Temperatur und Kaliumdichromat, ein sehr starkes Oxidationsmittel, stellen den schnellen und vollständigen Aufschluss der Probesicher. Durch den Druckreaktor des CA80COD kann die erforderliche Aufschlusszeit zusätzlich verkürzt werden.

2
1

3

A0022399

1
1
2
3

Messzelle
LED-Einheit (zur Messung/Referenz)
Küvette - Misch- und Reaktionsgefäß
Detektor (für Messung/Referenz)

Das Oxidationsmittel selbst wird während der chemischen Reaktion von Cr6+ zu Cr3+ reduziert. Hiermit ist ein Farbumschlag der Lösung von orange nach grün verbunden. Die Reduktion des Chromats
und der Farbumschlag sind hierbei direkt proportional zu der Konzentration der oxidierbaren Substanzen in der Probe. Die optische Quantifizierung der umgesetzten Chromatmenge kann daher als
Maß für den Chemischen Sauerstoffbedarf der Probe verwendet werden.
Querempfindlichkeiten

Die aufgeführten Ionen wurden mit den angegebenen Konzentrationen überprüft. Eine summarische
Wirkung wurde nicht untersucht. Bis zu den angegebenen Konzentrationen wurden keine Querempfindlichkeiten beobachtet.
20 000 mg/l (ppm)
5000 mg/l (ppm)(NH4)2SO4
NaCl

Oxidierbare Substanzen

Bei den durch die CSB Methode oxidierten Substanzen handelt es sich vorwiegend um organische
Kohlenstoffverbindungen. Daneben werden aber auch einige anorganische Verbindungen wie z.B.
Jodid und Nitrit aufoxidiert.

Messeinrichtung

Eine vollständige Messeinrichtung besteht aus:
• Analysator Liquiline System CA80COD in der bestellten Konfiguration• Reagenzien und Standardlösungen (separat zu bestellen)• Saugkorb oder optionalem Y-Abscheider mit Prozessanschluss

2

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

11

11

10

10
5

5

1

1
9

9
2

2
78
6

6

3

7

8

4

4

5

5
A0044805

A0044804

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Endress+Hauser

Messeinrichtung mit Liquiline System CA80COD  3
und Saugkorb
Druckreaktor
Dosiereinheit
Ventilblock
Auslauf
Verdünnungsmodul (optional)
Saugkorb
MediumWasser für optionales Verdünnungsmodul
Schlauchpumpe
Spritze
Liquiline System CA80COD

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Messeinrichtung mit Liquiline System CA80COD
und Y-Abscheider
Druckreaktor
Dosiereinheit
Ventilblock
Auslauf
Verdünnungsmodul (optional)
Medium
Y-Abscheider (optional)
Wasser für optionales Verdünnungsmodul
Schlauchpumpe
Spritze
Liquiline System CA80COD

3

Liquiline System CA80COD

Kundeneigene Lösung
Die Probe muss vor der Analyse kundenseitig aufbereitet und homogen sein (repräsentative Probe).
Die Probe kann einem externen Vorlagegefäß zugeführt werden. Die kundeneigene Probenvorbereitung muss über eine eigene Steuereinheit verfügen.
Die Ausführung des Liquiline System CA80 als Selbstansauger verfügt über kein Vorlagengefäß
mit Füllstandserkennung, daher muss prozessseitig eine kontinuierliche Probenzufuhr gewährleistet werden.
Y-Abscheider (optional)

Der Y-Abscheider ermöglicht die direkte Entnahme partikelhaltiger Proben aus Rohrleitungen. Er ist
daher auch für das Analyseverfahren COD geeignet, bei denen Partikel bis zu einer definierten Größe
miterfasst werden müssen.

1

2

3
4
A0030826

1
2
3
4

4

Medium
Y-Abscheider
Rohrklemmen
Klebemuffen ID 40 mm, gerade

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Gerätearchitektur
Blockschaltbild

31

mA

1

32

31

2

32

3

42

mA

7

Alarm

41

43

4

87
88
97
98

85

87
88
97
98

85

8

86

optional

4
optional

31

2

41

mA

42

32

31

2

8

86

9

43

41

mA

42

32

9

43

optional

optional
23

41

mA

42

5

9

24
43

23

41

mA

42

5

9

24
43

optional

optional
+

45

47

–

46

48

45

47

46

48

+
–
+
–
+
optional –

10

91
92
91
92

6
optional
A0021099

4

Endress+Hauser

Blockschaltbild CA80

1Stromausgang 1:1

6

Modbus/Ethernet (optional)

2

Stromausgänge

7Serviceschnittstelle

3

Alarmrelais

8

Versorgung Festkabelsensoren

4

2 x Memosens-Eingang (1 x optional)

9

2 oder 4 x Relais (optional)

5

2 x Stromeingang (optional)

10

2 Digitale Ein- und Ausgänge (optional)

5Liquiline System CA80COD

Slot- und Portkodierung

Slot
BASE2-E

2

A0040671

7

Slots und Ports am Display*

Analysatormesswert (parameterspezifisch)

2

1

1

2

1

Ports

A0044869
A0044868

5

Slot- und Portkodierung

6

Slot- und Portkodierung• Eingänge werden in aufsteigender Reihenfolge der Slots und Ports den Messkanälen zugeordnet.
Obiges Beispiel:Anzeige "CH1: 1:1 pH Glass" bedeutet:
Kanal 1 (CH1) ist Slot 1 (Basismodul) : Port 1 (Eingang 1), pH-Glas-Sensor• Ausgänge und Relais erhalten als Bezeichnung ihre Funktion, also z.B. "Stromausgang", und werden in aufsteigender Reihenfolge mit Slot und Portnummern angezeigt• Anzeige SP1: Analysator-Messkanal 1 mit Probenahmeort SP1 (Messwertanzeige ist parameterspezifisch, ist im Beispiel nicht dargestellt)

Kommunikation und Datenverarbeitung
Kommunikationsarten:• Feldbusse• PROFIBUS DP (Profile 3.02)• Modbus TCP oder RS485• PROFINET• EtherNet/IP• Konfiguration über Ethernet
Erweiterungsmodul 485DP/485MB und Stromausgänge
Für die Kommunikationsarten PROFIBUS DP und Modbus RS485:
Max. 2 Stromausgänge können parallel verwendet werden.
Ethernet-Funktionalität über Base2-Modul und Stromausgänge
Max. 6 Stromausgänge können parallel verwendet werden.
Busterminierung am Gerät• Über Schiebeschalter am Busmodul 485DP/485MB• Anzeige über die LED "T" auf dem Busmodul 485DP/485MB

Verlässlichkeit
Zuverlässigkeit durch Memosens-Technologie

6

Memosens
Mit Memosens wird Ihre Messstelle sicherer:• Kontaktlose, digitale Signalübertragung ermöglicht optimale galvanische Trennung• Absolut wasserdicht• Sensorkalibrierung im Labor möglich, dadurch im Prozess erhöhte Verfügbarkeit der Messstelle• Einsatz im Ex-Bereich ist unproblematisch durch eigensicher ausgeführte Elektronik.
• Vorausschauende Wartung durch Aufzeichnung von Sensordaten, beispielsweise:• Gesamtbetriebsstunden• Betriebsstunden bei sehr hohen oder sehr niedrigen Messwerten• Betriebsstunden bei hohen Temperaturen• Anzahl der Dampfsterilisationen• Sensorzustand
MEMO

SENS

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Wartbarkeit

Modulares Design
Der Analysator lässt sich modular, Ihren Anforderungen entsprechend, anpassen:• Nachrüstbare Erweiterungsmodule für neuen oder erweiterten Funktionsumfang, z. B. Stromausgänge, Relais und digitale Kommunikation• Aufrüstung zur Messstation mit digitalen Sensoren mit Memosens-Technologie• Optional: M12-Sensorstecker zum Anschluss von Memosens-Sensoren jeden Typs
Datenspeicher• Unabhängige, integrierte Ringspeicher (FIFO) oder Stapelspeicher zur Aufzeichnung• Eines Analogwertes (z. B. Durchfluss, pH-Wert, Leitfähigkeit)• Von Ereignissen (z. B. Netzausfall)• Analysatordatenlogbuch• Abtastzeit: automatisch an das Messintervall angepasst• Max. 2 Datenlogbücher
• 20 000 Einträge je Logbuch• Grafische Darstellung (Ganglinien) oder numerische Auflistung• Werkseinstellung: für alle Kanäle aktiviert, Ringspeicher (FIFO)• Datenlogbücher für digitale Sensoren:• Abtastzeit einstellbar: 1 ... 3600 s (1 h)• Max. 8 Datenlogbücher
• 150 000 Einträge je Logbuch• Grafische Darstellung (Ganglinien) oder numerische Auflistung• Kalibrierlogbuch: max. 75 Einträge• Hardwarelogbuch:• Hardwarekonfiguration und Änderungen daran• Max. 125 Einträge• Versionslogbuch:• U.a. Softwareupdates• Max. 50 Einträge• Eventlogbuch• Analysator Ereignislogbuch• Analysatorspezifische Ereignisse• Max. 19 500 Einträge, Ringspeicher oder Füllspeicher zur Aufzeichnung• Bedienlogbuch: max. 250 Einträge• Diagnoselogbuch: max. 250 Einträge

A0024359

8

Datenlogbuch: Grafische Darstellung auf dem Display

Mathematische Funktionen (Virtuelle Prozesswerte)
Neben "echten" Prozesswerten, die von angeschlossenen physikalischen Sensoren oder Analogeingängen geliefert werden, können Sie maximal 6 "virtuelle" Prozesswerte mittels mathematischer
Funktionen berechnen lassen.
Die "virtuellen" Prozesswerte können Sie:• Über einen Stromausgang oder einen Feldbus ausgeben• Als Regelstellgröße verwenden• Als Messgröße einem Grenzwertgeber zuweisen• Als reinigungsauslösende Messgröße verwenden• Sich in benutzerdefinierten Messbildern darstellen lassen

Endress+Hauser

7Liquiline System CA80COD

Diese mathematischen Funktionen sind möglich:• pH-Berechnung aus zwei Leitfähigkeitswerten nach VGB 405 RL, z. B. im Kesselspeisewasser• Differenz zweier Messwerte aus unterschiedlichen Quellen, z. B. zur Membranüberwachung• Differenzleitfähigkeit, z. B. zur Überwachung des Wirkungsgrades von Ionenaustauschern• Entgaste Leitfähigkeit, z. B. für Prozesssteuerungen im Kraftwerksbereich• Redundanz zur Überwachung von zwei oder drei redundant messenden Sensoren• rH-Berechnung aus den Messwerten eines pH- und eines Redoxsensors• Formeleditor als leistungsfähige Mathematikmaschine und für boolesche Operationen mit bis zu 3
Messwerten
FieldCare
Auf FDT/DTM Technologie basierende Software für Konfiguration und Asset Management• Vollständige Gerätekonfiguration bei Verbindung über FXA291 und Serviceschnittstelle• Zugriff auf einige Konfigurationsparameter und Identifikations-, Mess- und Diagnosedaten bei
Verbindung über HART-Modem• Download der Logbücher in CSV-Format oder Binärformat für die Software "Field Data Manager"
Field Data Manager
Visualisierungssoftware und Datenbank für Mess-, Kalibrier- und Konfigurationsdaten• Manipulationsgeschützte SQL Datenbank• Import, Speicherung und Ausdruck von Logbüchern• Gangliniendarstellung der Messwerte

A0016009

9

Field Data Manager: Darstellung von Ganglinien

SD-Karte
Das wechselbare Speichermedium ermöglicht:• Einfache und schnelle Softwareupdates und -upgrades• Einfache und schnelle Updates und Upgrades der Messparameterlisten• Datensicherung vom internen Gerätespeicher (z. B. Logbücher)• Übertragen kompletter Konfigurationen auf ein gleich ausgestattetes Gerät (Backup-Funktion)• Übertragen von Konfigurationen ohne Tag und Busadresse auf gleich ausgestattete Geräte(Kopierfunktion)
Endress+Hauser bietet industrie-erprobte SD-Karten als Zubehör an. Mit diesen Speicherkarten ist
höchste Datensicherheit gegeben.
Andere SD-Karten können eingesetzt werden. Für deren Datensicherheit übernimmt Endress+Hauser keine Haftung.

8

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Selbstüberwachungsfunktionen

Elektronik• Bei Überstrom werden Stromeingänge deaktiviert und bei Wegfall des Überstroms automatischwieder aktiviert.
• Boardspannungen werden überwacht und zusätzlich wird die Boardtemperatur gemessen.
Zähler• Verbrauchsmaterialien wie Reagenzien, Pumpen- und Ventilschläuche oder Spritzen werden mittels Zähler überwacht.
• Abfallvolumen
Photometer• Automatische Überwachung der Temperatur• Aktive Überwachung der Kommunikation zwischen dem Photometermodul und der AnalysatorElektronik
Leckagesensor im Gehäuse

Datensicherheit

Alle Einstellungen, Logbücher usw. werden in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt, sodass die
Daten auch bei einer Unterbrechung der Energieversorgung erhalten bleiben.

IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung
installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, die es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.
IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen
Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

Eingang
Messgrößen

CSBcr O2 [mg/l, ppm]

Messbereich

CA80COD-**C4:
CA80COD-**C5:
CA80COD-**C6:

0 ... 500 mg/l O2, automatische Messbereichsumschaltung
0 ... 5000 mg/l O2, automatische Messbereichsumschaltung
0 ... 5000 mg/l O2 + Verdünnungsmodul (1:4)

Eingangstypen• 1 Messkanal (Hauptparameter Analysator)• 1 ... 4 digitale Sensoreingänge für Sensoren mit Memosens-Protokoll (optional)• Analoge Stromeingänge (optional)• Binäre Eingänge (optional)

Eingangssignal

Je nach Ausführung
2 x 0/4 ... 20 mA (optional), passiv, potenzialgetrennt

Stromeingang, passiv

Spanne> 0 ... 20 mA
Signal-Charakterisierung
linearInnenwiderstandnichtlinear
Prüfspannung
500 V

Kabelspezifikation (für optionale Sensoren mit Memosens-Technologie)

Kabeltyp
Memosens-Datenkabel CYK10 oder Sensorfestkabel, je mit Kabelendhülsen oder M12-Rundstecker(optional)
Kabellänge
max. 100 m (330 ft)

Endress+Hauser

9Liquiline System CA80COD

Ausgang
Ausgangssignal

In Abhängigkeit von der Ausführung:• 2 x 0/4 ... 20 mA, aktiv, potenzialgetrennt (Standard-Ausführung)• 4 x 0/4 ... 20 mA, aktiv, potenzialgetrennt (Ausführung mit 2 zusätzlichen Analogausgängen)• 6 x 0/4 ... 20 mA, aktiv, potenzialgetrennt (Ausführung mit 4 zusätzlichen Analogausgängen)• Binäre Ausgänge
PROFIBUS DP / RS485
Signalkodierung

EIA/TIA-485, PROFIBUS-DP-konform nach IEC 61158

Datenübertragungsrate

9,6 kBd, 19,2 kBd, 45,45kBd, 93,75 kBd, 187,5 kBd, 500 kBd,
1,5 MBd, 6 MBd, 12 MBd

Galvanische Trennung

Ja

Verbinder

Federkraftklemme (max. 1,5 mm), steckerintern gebrückt (TFunktion), optional M12

Busterminierung

Interner Schiebeschalter mit LED-Anzeige

Modbus RS485
Signalkodierung

EIA/TIA-485

Datenübertragungsrate

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200 BaudGalvanische Trennung

Ja

Busterminierung

Interner Schiebeschalter mit LED-Anzeige

Webserver und Modbus TCP
Signalkodierung

IEEE 802.3 (Ethernet)

Datenübertragungsrate

10 / 100 MBd

Galvanische Trennung

Ja

Anschluss

RJ45, optional M12IP-Adresse

DHCP oder Einstellung über Menü

EtherNet/IP
Signalkodierung

IEEE 802.3 (Ethernet)

Datenübertragungsrate

10 / 100 MBd

Galvanische Trennung

Ja

Anschluss

RJ45, optional M12 (D-kodiert)

IP-Adresse

DHCP (default) oder Einstellung über Menü

PROFINET

10Signalkodierung

IEEE 802.3 (Ethernet)

Datenübertragungsrate

100 MBd

Galvanische Trennung

Ja

Anschluss

RJ45

Name of station

Per DCP-Protokoll über Konfigurationswerkzeug (z. B. Siemens
PRONETA)

IP-Adresse

Per DCP-Protokoll über Konfigurationswerkzeug (z. B. Siemens
PRONETA)

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Ausfallsignal

einstellbar, entsprechend Empfehlung NAMUR NE 43• im Messbereich 0 ... 20 mA:
Fehlerstrom von 0 ... 23 mA• im Messbereich 4 ... 20 mA:
Fehlerstrom von 2,4 ... 23 mA• Werkseinstellung des Fehlerstroms für beide Messbereiche:
21,5 mA

Bürde

max. 500 ΩÜbertragungsverhaltenlinearStromausgänge, aktiv
Spanne0 ... 23 mA

Signal-Charakterisierung

linearElektrische Spezifikation

Ausgangsspannungmax. 24 V
Prüfspannung
500 V

Kabelspezifikation

KabeltypEmpfehlung: geschirmte Leitung
Kabelspezifikation
max. 2,5 mm2 (14 AWG)

Relaisausgänge
Elektrische Spezifikation

Relaistypen• 1 Wechselkontakt einpolig (Alarmrelais)• 2 oder 4 Wechselkontakte einpolig (optional mit Erweiterungsmodulen)
Maximale Last
• Alarmrelais: 0,5 A• Alle anderen Relais: 2,0 A
Schaltvermögen der Relais
Basismodul (Alarmrelais)
Schaltspannung

Last (max.)

Schaltzyklen (min.)230 V AC, cosΦ = 0,8 ... 10,1 A

700.000

0,5 A

450.000

0,1 A

1.000.000

0,5 A

650.000

0,1 A

500.000

0,5 A

350.000

115 V AC, cosΦ = 0,8 ... 1

24 V DC, L/R = 0 ... 1 ms

Endress+Hauser

11Liquiline System CA80COD

Erweiterungsmodul
Schaltspannung

Last (max.)

Schaltzyklen (min.)230 V AC, cosΦ = 0,8 ... 10,1 A

700.000

0,5 A

450.000

2A

120.000

0,1 A

1.000.000

0,5 A

650.000

2A

170.000

0,1 A

500.000

0,5 A

350.000

2A

150.000

115 V AC, cosΦ = 0,8 ... 1

24 V DC, L/R = 0 ... 1 ms

Minimale Last (typisch)• min. 100 mA bei 5 V DC
• min. 1 mA bei 24 V DC
• min. 5 mA bei 24 V AC
• min. 1 mA bei 230 V AC

Protokollspezifische Daten
PROFIBUS DP

Modbus RS485

12

Hersteller-ID

11h

Gerätetyp

155EhProfileversion

3.02

Gerätestammdateien (GSD)

www.endress.com/profibus
Device Integration Manager DIM

Ausgangsgrößen

16 AI-Blöcke, 8 DI-Blöcke

Eingangsgrößen

4 AO-Blöcke, 8 DO-Blöcke

Unterstützte Merkmale• 1 MSCY0-Verbindung (Zyklische Kommunikation, Master
Klasse 1 zu Slave)• 1 MSAC1-Verbindung (Azyklische Kommunikation, Master
Klasse 1 zu Slave)• 2 MSAC2-Verbindungen (Azyklische Kommunikation, Master
Klasse 2 zu Slave)• Gerätesperre: Das Gerät kann über Hard- oder Software
gesperrt werden.
• Adressierung mit DIL-Schaltern oder über Software• GSD, PDM DD, DTM

Protokoll

RTU / ASCII

Funktionscodes

03, 04, 06, 08, 16, 23

Broadcast unterstützt für Funktionscodes

06, 16, 23

Ausgangsdaten

16 Messwerte (Wert, Einheit, Status), 8 digitale Werte (Wert,
Status)Eingangsdaten

4 Sollwerte (Wert, Einheit, Status), 8 digitale Werte (Wert, Status), Diagnoseinformationen

Unterstützte Merkmale

Adresse einstellbar über Schalter oder Software

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Modbus TCP

Webserver

EtherNet/IP

TCP-Port

502

TCP-Verbindungen3

Protokoll

TCP

Funktionscodes

03, 04, 06, 08, 16, 23

Broadcast unterstützt für Funktionscodes

06, 16, 23

Ausgangsdaten

16 Messwerte (Wert, Einheit, Status), 8 digitale Werte (Wert,
Status)Eingangsdaten

4 Sollwerte (Wert, Einheit, Status), 8 digitale Werte (Wert, Status), Diagnoseinformationen

Unterstützte Merkmale

Adresse einstellbar über DHCP oder Software

Der Webserver ermöglicht den Vollzugriff auf Gerätekonfiguration, Messwerte, Diagnosemeldungen,Logbücher und Servicedaten über Standard-WiFi/WLAN/LAN/GSM- oder 3G-Router mit einer
benutzerdefinierten IP-Adresse.
TCP-Port

80

Unterstützte Merkmale• Ferngesteuerte Gerätekonfiguration(1 Session)• Speichern/Wiederherstellen der Gerätekonfiguration (überSD-Karte)• Logbuch-Export (Dateiformate: CSV, FDM)
• Zugriff auf Webserver über DTM oder Internet Explorer• Login• Webserver ist abschaltbar

Protokoll

EtherNet/IP

ODVA-Zertifizierungja

Geräteprofil

Generisches Gerät (product type: 0x2B)

Hersteller-ID

0x049Eh

Gerätetyperkennung

0x109F

Polarität

Auto-MIDI-X

Verbindungen

CIP

12

I/O

6

Explicit Message 6
Multicast

3 consumers

Minimum RPI

100 ms (default)

Maximum RPI

10000 ms

Systemintegration

EtherNet/IP

EDS

Rockwell

Add-on-Profile Level 3, Faceplate for Factory
Talk SE

Input (T → O)

Gerätestatus und höchstpriore Diagnosemeldung

IO-Daten

Messwerte:• 16 AI (analog input) + Status + Einheit• 8 DI (discrete input) + Status
Output (O → T)

Endress+Hauser

Stellwerte:• 4 A0 (analog output) + Status + Einheit• 8 DO (discrete output) + Status13

Liquiline System CA80COD

PROFINET

Protokoll"Application layer protocol for decentral device periphery anddistributed automation", PNIO Version 2.34

Kommunikationstyp

100 MBit/s

Konformitätsklasse

Conformance Class B

Netzlastklasse

Netload Class II

Baudrate

Automatische 100 Mbit/s mit Vollduplex-Erkennung

Zykluszeiten

Ab 32 ms

Geräteprofil

Application interface identifier 0xF600
Generisches Gerät

PROFINET-Interface

1 Port, Realtime Class 1 (RT_CLASS_1)

Hersteller-ID

0x11h

Gerätetyperkennung

0x859Fh

Gerätebeschreibungsdateien (GSD)

Informationen und Dateien unter:• www.endress.com
Auf der Produktseite des Geräts: Dokumente/Software →Gerätetreiber• www.profibus.com
Auf der Webseite unter Products/Product Finder

Polarität

Auto-Polarität für die automatische Korrektur von gekreuzten
TxD- und RxD-Paaren

Unterstützte Verbindungen• 1 x AR (IO Controller AR)• 1 x AR (IO-Supervisor Device AR connection allowed)• 1 x Input CR (Communication Relation)• 1 x Output CR (Communication Relation)• 1 x Alarm CR (Communication Relation)

Konfigurationsmöglichkeiten für Messgerät• Webbrowser• Herstellerspezifische Software (FieldCare, DeviceCare)• Gerätestammdatei (GSD), ist über den integrierten Webserver
des Messgeräts auslesbar

Konfiguration des Gerätenamens

DCP Protokoll

Unterstützte Funktionen• Identification & MaintenanceEinfachste Geräteidentifizierung über:• Prozessleitsystem• Typenschild• Messwertstatus
Die Prozessgrößen werden mit einem Messwertstatus kommuniziert• Blinking-Feature (FLASH_ONCE) über die Vor-Ort Anzeige
für vereinfachte Geräteidentifizierung und -zuordnung• Gerätebedienung über Bedientools (z.B. FieldCare, DeviceCare)

Systemintegration

Informationen zur Systemintegration: siehe Betriebsanleitung• Zyklische Datenübertragung• Übersicht und Beschreibung der Module• Kodierung des Status• Startup-Parametrierung• Werkseinstellung

Energieversorgung
Versorgungsspannung• 100 ... 120 V AC / 200 ... 240 V AC
• 50 oder 60 Hz

Feldbusanschluss

Versorgungsspannung: nicht anwendbar

14

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Leistungsaufnahme

Alle Ausführungen außer "Outdoor"
250 VA
Ausführung "Outdoor"
250 VA + 650 VA je Schlauchheizung, max. 900 VA (Ausführung mit Kühlung) 1)

Kabeleinführungen• 4 x Bohrungen für M16, G3/8, NPT3/8", Memosens-Anschluss 2)• 4 x Bohrungen für M20, G1/2, NPT1/2"

Kabelspezifikation

Kabelverschraubung

Zulässiger Kabeldurchmesser

M16x1,5 mm

4 ... 8 mm (0,16 ... 0,32")

M12x1,5 mm (bei Bestellungausprägung M12-Buchse für Memosens-Sensoren)

2 ... 5 mm (0,08 ... 0,20")M20x1,5 mm

6 ... 12 mm (0,24 ... 0,48")

NPT³/₈"4 ... 8 mm (0,16 ... 0,32")

G³/₈

4 ... 8 mm (0,16 ... 0,32")

NPT½"

6 ... 12 mm (0,24 ... 0,48")

G½

7 ... 12 mm (0,28 ... 0,48")

Werksseitig montierte Kabelverschraubungen sind mit 2 Nm angezogen.

Anschluss optionaler Module

Mit Erweiterungsmodulen können Sie zusätzliche Funktionalität für Ihr Gerät erwerben.
HINWEIS
Energetisch nicht zulässige Hardwarekombinationen
Fehlmessungen bis zum Totalausfall der Messstelle aufgrund von Wärmestau oder Überlastung‣ Informieren, ob die geplante Erweiterung für Ihr Gerät eine zulässige Hardwarekombination
ergibt (Konfigurator auf www.endress.com/CA80COD).
‣ Maximal 8 Stromeingänge und Stromausgänge sind zulässig.
‣ Maximal 2 Module "DIO" sind zulässig.
‣ Im Zweifel an Ihre Endress+Hauser-Vertriebszentrale wenden.
Kabeldurchführungen und mögliche Kabeldurchmesser

1)2)

Der angegebene Leistungswert auf dem Typenschild bezieht sich auf die Leistungsaufnahme bei einer Inbetriebnahme bei 5˚C (41 °F) nach einer
Minute Betriebszeit.
Bei Ausführung "Outdoor" sind 2 Bohrungen belegt, daher sind nur 2 Memosens-Sensoren möglich

Endress+Hauser

15Liquiline System CA80CODÜbersicht aller optionalen Module
Modulbezeichnung
4R

2DS

DIO

• 2 Analogausgänge
0/4 ... 20 mA• 2 Relais• Best.-Nr.
71111053• 2 Relais• Best.-Nr.
71125375• 4 Relais• Best.-Nr.
71125376• 2 Digitale Sensoreingänge• 2 Spannungsversorgungen fürdigitale Sensoren• Best.-Nr.
71135631• 2 Digitale Eingänge• 2 Digitale Ausgänge mit Hilfsspannung• Best.-Nr.
71135638

42 1
43

42
43

16

Relay 1
Relay 4

Relay

43

GY
PK
GY

47
48

+ 1
–

47 +
48

2

–

42
43
41

41
42 2

43
41

PK

42
43
41
42
43

+ 87 BN– 88 WH
A 97 GN
98 YE
B+ 87 BN– 88 WH
A 97 GN
98 YE
B

Sensor 1

Relay

41

43
41

42

85
1+
– 86
85
2+
– 86

Sensor 2

32 –2

Relay 231 +42

Relay 3

32 –

41

41

Relay 1

+1

Relay 2

31

Sensor supply

2R

0/4 ... 20 mA

AOR

45 +
1
46 –
45 +
46 – 2
91 +

1
–
91 +
2
92
–
92

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Modulbezeichnung
4AO

2AI

485DP

485MB

• 2 Analogausgänge
0/4 ... 20 mA• Best.-Nr.
71135632• 4 Analogausgänge
0/4 ... 20 mA• Best.-Nr.
71135633• 2 Analogeingänge • 5V-Versorgung
0/4 ... 20 mA
für PROFIBUS• Best.-Nr.
DP-Terminierung
71135639• RS485 für PROFIBUS DP• Best.-Nr.
71575177

32

32

–

–

2

23+
24

+3

31 +
32

2

–

4

–

–

1
2
4
8
16
32
64
128/SW
Serviceon
DIP switch

31 +

31

0/4 ... 20 mA

–

+

PWR

2

–

24

• RS485 für Modbus• Best.-Nr.
71575178

T COM SF BF

32

23
1

on
DIP switch

31+

32

+1

PWR

–

31

T COM SF BF

32+1

0/4 ... 20 mA

0/4 ... 20 mA

31

0/4 ... 20 mA

MB/RS485

24 23

24 23

2AO

1
2
4
8
16
32
64
128/SW
Service

Termi- DGND
nation VP

82

Termi- DGND
nation VP

82

81

96

96'

96

96'

95'

95

99'

99

95
99

DP/
RS485

MB/
RS485

81

95'
99'

PROFIBUS DP (Modul 485DP)
Die Kontakte 95, 96 und 99 sind im Stecker gebrückt. Dadurch wird der PROFIBUS bei gezogenem Stecker nicht unterbrochen.

Endress+Hauser

17Liquiline System CA80COD

Sensoranschluss (optional)

Sensoren mit Memosens-Protokoll
Sensortypen

Sensorkabel

SensorenDigitale Sensoren ohne
zusätzliche interne Spannungsversorgung

mit Steckverbindung
und induktiver Signalübertragung• pH-Sensoren• Redoxsensoren• Kombisensoren• Sauerstoffsensoren (amperometrisch und optisch)• Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren• Chlorsensoren (Desinfektion)

Festkabel

Induktiv messende Leitfähigkeitssensoren

Digitale Sensoren mit zusätzli- Festkabelcher interner Spannungsversorgung• Trübungssensoren• Sensoren zur Trennschichtmessung• Sensoren zur Messung des spektralen Absorptionskoeffizienten (SAK)• Nitratsensoren• Optische Sauerstoffsensoren• Ionensensitive Sensoren

Leistungsmerkmale
Maximale Messabweichung 3)

Nach Kaliumhydrogenphthalat-Test
0 ... 30 mg/l (ppm)

1,5 mg/l (ppm) 1)> 30 ... 50 mg/l (ppm)

3 mg/l (ppm) 1)> 50 ... 100 mg/l (ppm)

6 mg/l (ppm) 2)> 100 ... 200 mg/l (ppm)

8 mg/l (ppm) 2)> 200 ... 400 mg/l (ppm)

4 % vom Messwert> 400 ... 5000 mg/l (ppm)

3 % vom Messwert

1)
2)

Kalibriert bei 50 mg/l (ppm)
Kalibriert bei 500 mg/l (ppm)

Maximale MessabweichungSensoreingänge→ Dokumentation des angeschlossenen Sensors

Maximale Messabweichung
Stromein- und ausgänge

Typische Messabweichungen:< 20 μA (bei Stromwerten < 4 mA)< 50 μA (bei Stromwerten 4 ... 20 mA)
jeweils bei 25 °C (77° F)
zusätzliche Abweichung in Abhängigkeit von der Temperatur:< 1,5 μA/K

LOQ (Bestimmungsgrenze)

15 mg/l (ppm) O2

Wiederholbarkeit 3)± 5 % des Messwerts

Wiederholbarkeit Sensoreingänge→ Dokumentation des angeschlossenen Sensors

Messintervall

kontinuierlich (ca. 55 min), einstellbar 30 min ... 24 h

Aufschlusszeit

3 ... 120 min

3)18

Gemessen mit CA80COD-AAxxxxx in Anlehnung an HJ 377-2019. Messfehler beinhalten alle Unsicherheiten des Analysators. Nicht beinhaltet
sind Unsicherheiten durch die als Referenz benutzen Standardlösungen.

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Probenbedarf

8 ml (0,27 fl oz)/Messung

Reagenzienbedarf

1 Set Reagenzien reicht bei einem Messintervall von 1 h für 50 Tage

Standardbedarf• Nullstandard: bei einem Kalibrierintervall von 48 h, einem Reinigungsintervall von 24 h und einer
Länge des Probenschlauchs von 3 m (9,84 ft) ca. 500 ml (16,9 fl.oz) pro Monat (ohne Verdünnungsmodul)• Standard 1: bei einem Kalibrierintervall von 48 h ca. 90 ml (3,04 fl.oz) pro Monat (ohne Verdünnungsmodul)

Verdünnungswasser-Bedarf

Ca. 20 ml (0,68 fl.oz) pro Messung
Für erwartete Probenkonzentrationen von < 50 mg/l (ppm) ist vollentsalztes Wasser zu empfehlen.

Kalibrierintervall

1 h ... 90 Tage, abhängig von Anwendung und UmgebungsbedingungenWartungsintervall

1 x wöchentlich, je nach Anwendung

Betreuungsaufwand• Wöchentlich: Sichtkontrolle• Monatlich: 1 StundeMontageMontageort

Bei der Aufstellung des Gerätes folgende Punkte beachten:‣ Bei Wandmontage sicherstellen, dass die Wand eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt und im
Lot steht.

‣ Bei Sockelmontage das Gerät auf einen ebenen Untergrund stellen. Die Sockelaufstellung ist nur
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
Einbauhinweise

Endress+Hauser

in Innenräumen erlaubt.
Das Gerät vor zusätzlicher Erwärmung (z. B. Heizung) schützen.
Das Gerät vor mechanischen Vibrationen schützen.
Das Gerät vor korrosiven Gasen, z. B. Schwefelwasserstoff (H2S) schützen.
Maximale Höhendifferenz und maximale Entfernung vom Probenahmeort unbedingt beachten.
Einen freien Ablauf sicherstellen, keine Syphonbildung.
Eine ungehinderte Luftzirkulation an der Vorderseite des Gehäuses sicherstellen.
Offen ausgelieferte Analysatoren (d. h. Analysatoren ohne Tür) ausschließlich in abgeschlossenen Bereichen aufstellen oder in einen Umschrank oder in eine ähnliche Einrichtung einbauen.
Nur Ausführung "Outdoor": Für die Außenaufstellung wird die Mastmontage empfohlen.

Es ist möglich, das Gerät auf folgende Arten zu montieren:• An einer Wand montiert• Auf einen Sockel montiert• Mastmontage / An einem Mast (Zubehör)

19

Liquiline System CA80COD

Montageabstand Analysator≥330(12.99)≥100 (3.94)≤116 °

A0036774

 10

Notwendiger Montageabstand. Maßeinheit mm  11(in).

A0036775

Maximaler Öffnungswinkel

Montageabstand bei Ausführung für Wandmontage

750 (29.53)

Ø 11 (0.43)

Ø 10.7 (0.42)
120 (4.72)
A0036779

 12Abmessungen Halterung. Maßeinheit mm (in)Umgebung
Umgebungstemperaturbereich

Alle Gehäuse-Ausführungen mit Ausnahme der Outdoor-Ausführung+5 ... +40 °C (41 ... 104 °F)
Outdoor-Ausführung-20 ... +40 °C (-4 ... 104 °F)

Lagerungstemperatur–20 … 60 °C (–4 … 140 °F)

Relative Luftfeuchte

10 … 95 %, nicht kondensierend

Schutzart

IP55 (Schrank, Standgehäuse), TYPE 3R (Schrank, Standgehäuse)20

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Elektromagnetische Verträglichkeit 4)

Störaussendung und Störfestigkeit gem. EN 61326-1, Klasse A für IndustriebereicheElektrische Sicherheit

Nach EN/IEC 61010-1:2010, Schutzklasse I
Niederspannung: Überspannungskategorie II
Für Installationen bis 2000 m (6500 ft) über NN

Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad 2

Prozess
Probentemperatur

4 … 40 °C (39 … 104 °F)

Konsistenz der Probe

feststoffarm, wässrig, homogenisiert

Probenzuführung

Analysator (ohne optionalen Y-Abscheider):drucklosY-Abscheider (optional):• Zulässiger Druckbereich: max. 4 bar (58.01 psi)
• Durchfluss: ausreichend Durchfluss für einen vollständig gefüllten Y-Abscheider gewährleisten 5)

Konstruktiver Aufbau
Abmessungen

530 (20.87)

793 (31.22)

463 (18.23)

A0028820

 13

4)
5)

Liquiline System CA80 geschlossener Aufbau, Abmessungen in mm (in)Für den bestimmungsgemäßen Betrieb des Produkts ist eine ausreichende Netzqualität notwendig.
Je größer der Durchfluss, desto größer der Selbstreinigungseffekt der Ansaugleitung. Bevorzugt: > 1 m³/h

Endress+Hauser

21Liquiline System CA80COD

417 (16.42)

793 (31.22)

530 (20.87)

A0030419

Liquiline System CA80 offener Aufbau, Abmessungen in mm (in)930 (36.61)

1723 (67.83)

 14

654 (25.74)
A0028821

 15

22Liquiline System CA80 mit Sockel, Abmessungen in mm (in)Endress+HauserØ 74 (2.91)

163,43 (6.43)

Liquiline System CA80COD

96 (3.78)

Ø 7 (0.28)

118 (4.65)
A0030527

 16

Y-Abscheider (optional), Abmessungen in mm (inch)

Gewicht

ca. 40 kg (88 lbs)

Werkstoffe

Nicht medienberührende Teile
Schrankgehäuse, Außenschale
Offener Aufbau, Außenschale
Schrankgehäuse, Innenschale
Offener Aufbau, Innenschale

ASA+PCPP

Fenster

Sicherheitsglas, beschichtet

Reagenzienbehälter

PP

Isolierung

EPP (Extruded PP)

Sockel, Standgehäuse

pulverbeschichtetes Stahlblech

Medienberührende Teile
Spritzenkörper
Kolbendichtung

PP
TPE

Dosiereinheit• Ventilblock• Dichtungen Ventile• Optisches Rohr

• ETFE• FKM• Borosilikatglas

Schläuche

Endress+Hauser• PTFE• Probenschlauch, Schlauch von Pumpe zum Verdünnungsgefäß: PharMed

Reaktor• Reaktorventile• Optisches Rohr
• Dichtung• PVDF• Borosilikatglas• FFKM

Verdünnungsgefäß (optional)PE

Y-Abscheider

PVC-U

23

Liquiline System CA80COD

Prozessanschluss

Probeneingang:
Verdünnungswasser:
Ablauf:Schlauchverschraubung für starre Schläuche mit
AD 3,2 mm
Schlauchverschraubung für starre Schläuche mit
AD 3,2 mm
Schlauchverschraubung für starre Schläuche mit AD 6 mm

Schlaucheinführungen

4 x Bohrungen für M32 für Probenzulauf und -ablauf

Schlauchspezifikation

Analysator:• Abstand: max. 5,0 m (16,4 ft)• Höhe: max. 3 m (9,8 ft)• Schlauch ID: 1,6 mm (¹/16 in)
Y-Abscheider (optional):• Schlauch zum Analysator:• ID 1,6 mm (¹/16 in)• AD 3,2 mm (¹/₈ in)• Schlauch zum Prozess:• ID 0,8 mm (¹/32 in)• AD 1,6 mm (¹/16 in)Prozessanschluss optionaler
Y-Abscheider

Klebemuffe, ID 40 mm, gerade

Bedienbarkeit
Bedienkonzept

Das einfache und strukturierte Bedienkonzept setzt neue Maßstäbe:• Intuitive Handhabung durch Navigator und Softkeys• Schnelle Konfiguration anwendungsspezifischer Messoptionen• Einfache Parametrierung und Diagnose durch Klartextanzeige• Alle bestellbaren Sprachen sind in jedem Gerät verfügbar

 17

Display24

Einfache Bedienung 18

Klartextmenü

Grafisches Display:• Auflösung: 240 x 160 Pixel• Abschaltbare Hintergrundbeleuchtung• Alarmmeldungen werden durch rote Färbung des Hintergrundes gut sichtbar signalisiert• Transflektive Displaytechnologie für höchsten Kontrast auch in heller Umgebung

Endress+Hauser

Liquiline System CA80CODÜber HART (z.B. über HART-Modem und FieldCare)

31
32

250 ... 500 Ω

Fernbedienung

2
USB

1

3
A0039620

 19
1
2
3

HART über Modem

Gerätemodul Base2-E: Stromausgang 1 mit HART
HART-Modem zum Anschluss an PC, z.B. Commubox FXA191 (RS232) oder FXA195 1) (USB)
HART-Handbediengerät

1) Schalterstellung "on" (ersetzt den Widerstand)Über PROFIBUS DP
Master class 1(PLC, DCS)
Master class 2 (FieldCare, PDM)

TPROFIBUS DP(RS485)T

FXA291

Ethernet

A0039617

 20
T

Endress+Hauser

PROFIBUS DP

Terminierungswiderstand25

Liquiline System CA80CODÜber Modbus RS485
Modbus Master / Gateway

T

Modbus RS485(RTU, ASCII)TFXA291

Ethernet

A0039615

 21
TModbus RS485

TerminierungswiderstandÜber Ethernet: Webserver/Modbus TCP/PROFINET/EtherNet/IP
Ethernet client
FieldCare/
Webbrowser
Ethernet

FXA291

A0039616

 22

Sprachpakete

26

Modbus TCP oder EtherNet/IP oder PROFINET

Die in der Bestellstruktur gewählte Sprache ist die werkseitig voreingestellte Bediensprache. Alle
anderen Sprachen sind über Menü wählbar.
• Englisch (US)• Deutsch• Chinesisch (Simplified, VR China)• Tschechisch• Niederländisch• Französisch• Italienisch• Japanisch• Polnisch• Portugiesisch• Russisch• Spanisch• TürkischEndress+Hauser

Liquiline System CA80COD• Ungarisch• Kroatisch• VietnamesischDie Verfügbarkeit weiterer Sprachen ist über die Produktstruktur unter www.endress.com/ca80cod
ersichtlich.

Zertifikate und Zulassungen
Aktuelle Zertifikate und Zulassungen zum Produkt stehen unter www.endress.com auf der jeweiligen
Produktseite zur Verfügung:1.

Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.

2.

Produktseite öffnen.

3.

Downloads auswählen.

Bestellinformationen
Produktseitewww.endress.com/ca80cod

Produktkonfigurator

1.

Konfiguration: Diesen Button auf der Produktseite anklicken.

2.

Erweiterte Auswahl wählen.
 In einem neuen Fenster öffnet sich der Konfigurator.

3.

Das Gerät nach Ihren Anforderungen konfigurieren, indem Sie für jedes Merkmal die
gewünschte Option wählen.
 Auf diese Weise erhalten Sie einen gültigen und vollständigen Bestellcode.

4.

Übernehmen: Das konfigurierte Produkt dem Warenkorb hinzufügen.
Für viele Produkte haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, CAD oder 2D-Zeichnungen der gewählten Produktausführung herunterzuladen.

5.

Lieferumfang

CAD: Diesen Reiter aufklappen.
 Zeichnungsfenster wird sichtbar. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Ansichten.
Diese können Sie in auswählbaren Formaten herunterladen.

Im Lieferumfang sind enthalten:• 1 Analysator in der bestellten Ausführung mit optionaler Hardware• 1 gedruckte Kurzanleitung• 1 Wartungshandbuch• Saugkorb• Reinigungsbürste für die Dosiereinheit• Optionales Zubehör

Zubehör
Nachfolgend finden Sie das wichtigste Zubehör zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation.
Gelistetes Zubehör ist technisch zum Produkt der Anleitung kompatibel.
1.

Endress+Hauser

Anwendungsspezifische Einschränkungen der Produktkombination sind möglich.
Konformität der Messstelle zur Applikation sicherstellen. Dafür ist der Betreiber der Messstelleverantwortlich.

2.

Informationen, insbesondere technische Daten, in den Anleitungen aller Produkte beachten.

3.

Für Zubehör, das nicht hier aufgeführt ist, an Ihren Service oder Ihre Vertriebszentrale wenden.

27

Liquiline System CA80COD

Gerätespezifisches Zubehör

Montagezubehör
Kit Mast mit Halterung CA80 Outd.
• Mast 60 x 60 x 1800 mm, Edelstahl 1.4571• Mastbefestigung CA80xx• Kit-Montageanleitung• Best.-Nr. 71458285
Verbrauchsmaterial1.

https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder

2.

Seriennummer oder Produktwurzel angeben.

Folgende Verbrauchsmaterialien sind erhältlich:• Reagenzien- und Standardlösungen CY80COD• CAC880, Zu- und Ablaufschläuche für CA80
Wartungskit CAV880
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
Wartungskit für CA80 für 1 Jahr
Standard• Schlauch Abfallventil (PharMed)• Pumpenkopf komplett, ohne Motor• Spritze mit Spritzenhalter, 2 x 10 ml• Verschraubung mit Konus• O-Ringset Reaktor• O-Ring der Reinigungsöffnung• Filtermatten (2x)• Zulaufschlauch (PTFE, schwarz)• Schlauchschneider
Für den hohen Messbereich zusätzlich• Schlauch für Verdünnungswasser (PTFE, schwarz)• Schlauch Verdünnungsventil (PharMed)• Pumpenkopf komplett, ohne Motor• Verschraubung mit Konus• Verdünnungsgefäß mit Stopfen
Optional• O-Ring-Satz Dosiereinheit• Prozessinterne Schläuche (PTFE, weiß)• Schlauchverbinder• Reaktor-Küvette mit Heizdraht, O-Ringe, T-Sensor• Dosierröhrchen mit O-Ringen
Upgradekits CAZ880
Kit zur Aufrüstung mit Verdünnungsmodul für hohen Messbereich• Trägerplatte mit Verdünnungsmodul• Freischaltcode• Best.-Nr. CAZ880-CCCC
Kit zur Aufrüstung für niedrigen Messbereich• Freischaltcode• Best.-Nr. CAZ880-CCCB
Sensoren
pH-Glaselektroden
Memosens CPS11E• pH-Sensor für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps11e
Technische Information TI01493C

28

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Memosens CPS41E• pH-Sensor für die Prozesstechnik• Mit Keramikdiaphragma und KCl-Flüssigelektrolyt• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps41e
Technische Information TI01495C
Memosens CPS71E• pH-Sensor für chemische Prozessanwendungen• Mit Ionenfalle für vergiftungsresistente Referenz• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps71e
Technische Information TI01496C
Memosens CPS91E• pH-Sensor für stark verschmutzte Medien• Mit offener Überführung• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps91e
Technische Information TI01497C
Memosens CPS31E• pH-Sensor für Standardanwendungen in Trink- und Schwimmbadwässern• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps31e
Technische Information TI01574C
Ceramax CPS341D• pH-Elektrode mit pH-empfindlichem Email• Für höchste Ansprüche an Messgenauigkeit, Druck, Temperatur, Sterilität und Lebensdauer• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps341d
Technische Information TI00468C
Memosens CPF81E• pH-Sensor für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cpf81e
Technische Information TI01594C
Redoxelektroden
Memosens CPS12E• Redoxsensor für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps12e
Technische Information TI01494C
Memosens CPS42E• Redoxsensor für die Prozesstechnik• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps42e
Technische Information TI01575C
Memosens CPS72E• Redoxsensor für chemische Prozessanwendungen• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps72e
Technische Information TI01576C

Endress+Hauser

29Liquiline System CA80COD

Memosens CPS92E• Redoxsensor für den Einsatz in stark verschmutzten Medien• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cps92e
Technische Information TI01577C
Memosens CPF82E• Redox-Sensor für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cpf82e
Technische Information TI01595C
Induktiv messende Leitfähigkeitssensoren
Indumax CLS50D• Hochbeständiger induktiver Leitfähigkeitssensor• Für Standard- und Ex-Anwendungen• Mit Memosens-Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cls50d
Technische Information TI00182C
Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren
Memosens CLS21E• Digitaler Leitfähigkeitssensor für Medien mit mittlerer oder hoher Leitfähigkeit• Konduktiv messend• Mit Memosens 2.0• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cls21e
Technische Information TI01528C
Sauerstoffsensoren
Memosens COS51E• Amperometrischer Sauerstoffsensor für Wasser, Abwasser und Utilities• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cos51e
Technische Information TI01620C
Memosens COS81E• Hygienischer optischer Sauerstoffsensor mit maximaler Messstabilität über mehrere Sterilisationszyklen• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cos81e
Technische Information TI01558C
Memosens COS22E• Hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor mit maximaler Messstabilität über mehrere Sterilisationszyklen• Digital mit Memosens 2.0 Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cos22e
Technische Information TI01619C
Chlordioxid- und Chlorsensoren
Memosens CCS50E• Membranbedeckter amperometrischer Sensor für Chlordioxid• Mit Memosens-Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/ccs50e
Technische Information TI01353C

30

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

Memosens CCS51E• Sensor zur Bestimmung von freiem Chlor• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/ccs51e
Technische Information TI01423C
Ionenselektive Sensoren
ISEmax CAS40D• Ionenselektive Sensoren• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cas40d
Technische Information TI00491C
Trübungssensoren
Turbimax CUS51D• Für nephelometrische Trübungs- und Feststoffmessungen im Abwasser• 4-Strahl-Wechsellichtmethode, basierend auf Streulicht• Mit Memosens-Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cus51d
Technische Information TI00461C
Turbimax CUS52D• Hygienischer Memosens-Sensor für Trübungsmessung im Trinkwasser, Prozesswasser und in Utilities• Mit Memosens-Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cus52d
Technische Information TI01136C
SAK- und Nitratsensoren
Viomax CAS51D• SAK- und Nitratmessung in Trink- und Abwasser• Mit Memosens-Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cas51d
Technische Information TI00459C
Trennschichtmessung
Turbimax CUS71D• Eintauchsensor für Trennschichtmessung• Ultraschall-Interface-Sensor• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cus71d
Technische Information TI00490C
Kabelklettverbinder• 4 Stück, für Sensorkabel• Best.-Nr. 71092051
Kommunikationsspezifisches
Zubehör

Endress+Hauser

Zusätzliche Funktionalität‣ Bei der Bestellung von Freischaltcodes die Seriennummer Ihres Geräts angeben.
Bestellcode

Kommunikation; Software

51516983

Commubox FXA291 (Hardware)

71127100

SD-Karte mit Liquiline Firmware, 1 GB, Industrial Flash Drive

XPC0018

Freischaltcode EtherNet/IP+Webserver

XPC0020

Freischaltcode Modbus TCP+Webserver

XPC0021

Freischaltcode Webserver für BASE2

31

Liquiline System CA80COD

Bestellcode

Kommunikation; Software

XPC0022

Freischaltcode PROFINET+Webserver für BASE2

XPC0024

Freischaltcode PROFIBUS DP für Modul 485

XPC0025

Freischaltcode Modbus RS485 für Modul 485

71249548

Kit CA80: Freischaltcode für 1. digitalen Sensoreingang

71249555

Kit CA80: Freischaltcode für 2. digitalen Sensoreingang

Nachrüstkits
71136999

Kit CSF48/CA80: Nachrüstung Service-Schnittstelle (CDI-Flanschstecker, Gegenmutter)

71111053

Kit Modul AOR: 2 x Relais, 2 x Analogausgang 0/4 ... 20 mA

71125375

Kit Modul 2R: 2 x Relais

71125376

Kit Modul 4R: 4 x Relais

71135632

Kit Modul 2AO: 2 x Analogausgang 0/4 ... 20 mA

71135633

Kit Modul 4AO: 4 x Analogausgang 0/4 ... 20 mA

71135631

Kit Modul 2DS: 2 x digitaler Sensor, Memosens

71135634

Kit Modul 485: PROFIBUS DP oder Modbus RS485. Dafür ist ein zusätzlicher Freischaltcode
nötig, der separat bestellt werden kann.

71135638

Kit Modul DIO: 2 x Digitaler Eingang; 2 x Digitaler Ausgang; Hilfsspannungsversorgung für digitalen Ausgang

71135639

Kit Modul 2AI: 2 x Analogeingang 0/4 ... 20 mA

71140888

Upgrade Kit Modul 485 + Profibus DP

71140889

Upgrade Kit Modul 485 + Modbus RS485

71141366

Kit Modul Erweiterungsbackplane

Software
Memobase Plus CYZ71D• PC-Software zur Unterstützung der Laborkalibrierung• Visualisierung und Dokumentation des Sensormanagements• Datenbank-Speicherung von Sensorkalibrierungen• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyz71d
Technische Information TI00502C
Field Data Manager Software MS20/21• PC-Software zur zentralen Datenverwaltung• Visualisierung von Messreihen und Logbuchereignissen• SQL-Datenbank zur sicheren Speicherung
Systemkomponenten

Messkabel
Memosens-Datenkabel CYK10• Für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk10
Technische Information TI00118C
Memosens-Datenkabel CYK11• Verlängerungskabel für digitale Sensoren mit Memosens-Protokoll• Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk11
Technische Information TI00118C

32

Endress+Hauser

Liquiline System CA80COD

SD-Karte• Industrial Flash Drive, 1 GB
• Bestellnummer: 71110815

Endress+Hauser

33

*71657429*
71657429

www.addresses.endress.com