Optical Measurement

光パワー＆エネルギーメータ

160

ローパワーディテクタ、918Dシリーズ
Low-Power Photodetectors, 918D Series

光学ディテクタ• 熱ドリフトの自動補正• 内蔵のアッテネータにより、測定範囲を10倍から1,000倍まで簡単に拡張可能• フリースペース及び光ファイバを伝播する光の測定

ビーム
プロファイラ光モジュレータ／
光学チョッパハイスピードディテクタ＆レシーバ

汎用ディテクタ• 校正データをディテクタヘッドに電子的に保存• 2 m長のケーブルを使って、テストシステムに簡単に組み込み可能918 Dシリーズのフォトディテクタは、高度な機能でその性能を強化することによって、業界で実績のあるNewportの818シリーズのフォトディテクタファミリ(P165参照)の性能をさらに上回るように設計されています。その光学ディテクタは、統合された校正データの記憶、電子位置検知(アッテネータオン／オフ)を備えた内蔵OD1、OD 2、又はOD 3減衰フィルタ、温度ドリフト補償のための温度検知電子回路を特長とし、温度変動が小さい環境でより精度の高い測定を実現しています。200~1,800 nmの波長範囲をカバーする、UV強化シリコンディテクタ、シリコンディテクタ、ゲルマニウムディテクタ、インジウムガリウムヒ素(InGaAs)ディテクタをご利用いただけます。
Newportの他の全てのディテクタと同じく、918 DシリーズはNISTで検証可能な規格を使ったフルスペクトル範囲においてNewportの光学測定施設が管理する高精度装置で校正され、精度が保証されます。ディテクタはそれぞれ個別の校正データを添えて出荷されますが、そのデータはディテクタヘッド内のEEPROMに保存されています。アッテネータを使用したモードと使用しないモードの両方の実際の校正曲線を含む校正証明書が、出荷されるディテクタに付属します。
コリメータレンズアセンブリ、ファイバオプティックアダプタおよび１”オプティックホルダのようなアクセサリも用意しております。(P168を参照してください)

918Dシリーズディテクタの仕様
モデル

918D-UV

918D-SL

918D-IR

918D-IG

波長範囲(nm)

200 - 1,100

400 - 1,100

780 - 1,800

800 - 1,650

アッテネータ使用時最大平均パワー (W/cm2)(1)

0.2

222

アッテネータ不使用時最大平均パワー (mW/cm2)(1)

0.2

233

アッテネータ使用時最大パルスエネルギー (mJ/cm2)(2)

0.10

10.35

0.35

ディテクション
エレクトロニクス

ビームポジション
ディテクタ

アッテネータ不使用時最大パルスエネルギー (nJ/cm2)(2)

0.1

1

0.35

0.35

校正の不確実性(アッテネータ不使用時)(5)4% @ 200-219nm,
2% @ 220-349nm,
1% @ 350-949nm,
4% @ 950-1,100nm

1% @ 400-940nm,
4% @ 941-1,100nm

2% @ 780-910nm,
2% @ 911-1,700nm,
4% @1,701-1,800nm

2% @ 800-900nm,
2% @ 901-1,650nm

校正の不確実性(アッテネータ使用時)(5)8% @ 200-219nm,
2% @ 220-349nm,
1% @ 350-949nm,
4% @ 950-1,100nm

1% @ 400-940nm,
4% @ 941-1,100nm

5% @ 780-910nm,
2% @ 911-1,700nm,
4% @ 1,701-1,800nm

5% @ 800-900nm,
2% @ 901-1,650nm

均一性(%)(3)±2

直線性(%)±0.5

立ち上がり時間(ms)

5.9

222

シャンク抵抗(M)(代表値) @-10101035 (k)20

逆バイアス、最大(V)

53

0.25

2

NEP (pW/√Hz )

0.45

0.2

0.6

0.04

シリコン

ゲルマニウムテクニカル
ノート

オートバランス
ディテクタ

材料

シリコン(UV強化)

有効面積(cm2)1

有効径(cm)1.13

形状
アッテネータゲルマニウム
0.071
0.3シリンダ
OD 3内蔵OD 1, OD 2又はOD 3(4) 内蔵 OD 1, OD 2又はOD 3(4) 内蔵 OD 1, OD 2又はOD 3(4) 内蔵

校正データ

内部保存

動作温度

5°C - 50°C, <70% RH

1) 全体的なスペクトル感度に適用します。アッテネータを用いた最大はOD 3の場合です。OD 2の場合、示されている出力値を10倍下げてください。OD 1の場合には、出力値を100倍下げてください。
2)15 nsパルス幅。アッテネータを用いた最大はOD 3の場合です。OD 2の場合、示されている出力値を10倍下げてください。OD 1の場合には、出力値を100倍下げてください。
3) 均一性の仕様は、ディテクタだけに適用します。
4) 注文時に選択して頂きます。
5) 校正不確実性は、NIST標準不確実性変動に応じて変わる場合があります。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認くださいOptical Measurement

光パワー＆エネルギーメータ

発注のご案内モデル

内容918D-UV-OD3R

UV強化シリコンフォトディテクタ、200~1,100 nm、OD3アッテネータ、DB 15

918D-SL-OD1R

シリコン(Si)フォトディテクタ、400~1,100 nm、OD1アッテネータ、DB 15
シリコンフォトディテクタ、400~1,100 nm、OD2アッテネータ、DB 15
シリコンフォトディテクタ、400~1,100 nm、OD3アッテネータ、DB 15

918D-IR-OD1R

ゲルマニウム(Ge)フォトディテクタ、Ge、780~1,800 nm、D1アッテネータ、DB 15

918D-IR-OD2R

ゲルマニウムフォトディテクタ、780~1,800 nm、OD2アッテネータ、DB 15
ゲルマニウムフォトディテクタ、780~1,800 nm、OD3アッテネータ、DB 15
InGaAsフォトディテクタ、800~1,650 nm、OD1アッテネータ、DB 15

918D-IG-OD2RInGaAsフォトディテクタ、800~1,650 nm、OD2アッテネータ、DB 15

918D-IG-OD3R

InGaAsフォトディテクタ、800~1,650 nm、OD3アッテネータ、DB 15

918D-BASE-KIT

基部取付けキット、918 D、フランジ(1)付き陽極酸化アルミ

汎用ディテクタ

918D-IR-OD3R
918D-IG-OD1R

光学ディテクタ

918D-SL-OD2R
918D-SL-OD3R

1611) 918D-BASE-KITは、インチ単位とメートル単位両方のテーブルトップと互換性があります。

918D図面
ハイスピードディテクタ＆レシーバ

1.32(33.5)
Ø1.75(Ø44.5)

0.60(15.2)

1.000-4OUNS-2B THR

8-32ネジ
0.25深さアッテネータ(OD1, OD2 又は OD3)および温度センサ内蔵

光モジュレータ／
光学チョッパディテクタ
表面

918D-BASE-KIT
ビームプロファイラ

DB15P コネクタ

ビームポジション
ディテクタ
ディテクション
エレクトロニクス
オートバランス
ディテクタ
テクニカルノート

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

光パワー＆エネルギーメータ

162

Optical Measurement

918Dシリーズディテクタ仕様
モデル
スペクトル範囲(nm)ハイスピードディテクタ＆レシーバ

汎用ディテクタ

光学ディテクタ

最大測定可能パワー (W)918D-UV-OD3R

918D-SL-OD3R

918D-IR-OD3R

918D-IG-OD3R

200 - 1,100

400 - 1,100

780 - 1,800

800 - 1,650

0.2

222

電力密度、最大平均、アッテネータを使用する場合(W/cm2)(1)30

パルスエネルギー、最大 ‐アッテネータを使用する場合(J)(2)

500 n

555

パルスエネルギー、最大 ‐アッテネータを使用しない場合(J)0.5 n5n5n5n

校正不確実性(アッテネータを使用しない場合)(5)4% @ 200-219nm,
2% @ 220-349nm,
1% @ 350-949nm,
4% @ 950-1,100nm

1% @ 400-940nm,
4% @ 941-1,100nm

2% @ 780-910nm,
2% @ 911-1,700nm,
4% @1,701-1,800nm

2% @ 800-900nm,
2% @ 901-1,650nm

校正不確実性(アッテネータを使用する場合)(5)8% @ 200-219nm,
2% @ 220-349nm,
1% @ 350-949nm,
4% @ 950-1,100nm

1% @ 400-940nm,
4% @ 941-1,100nm

5% @ 780-910nm,
2% @ 911-1,700nm,
4% @ 1,701-1,800nm

5% @ 800-900nm,
2% @ 901-1,650nm

均一性(%)(3)±2

直線性(%)±0.5立ち上がり時間(ȝs)≤5.9≤2≤2

NEP (pW/√Hz)

0.450.20.60.04

UV強化シリコン

シリコン

ゲルマニウム

インジウムガリウムヒ素

材質c
有効面積(cm2)

1

有効直径(cm)

1.130.071
0.3
円筒

アッテネータ

内蔵(4)

内蔵OD3

校正内蔵(4)内蔵(4)内部に記憶5℃ - 50℃、＜70%RH

運転温度1) OD3アッテネータの最大電力密度に基づいています。OD2の場合には、値を10xで削減し、OD1の場合、出力レベル値を100xで下げてください。
2) 15 nsパルス幅、最大、アッテネータ使用は、OD3の場合です。OD2の場合、示されている出力レベル値を10xで下げ、OD1の場合、出力レベル値を100xで下げてください。
3) 均一性の仕様はフォトダイオードだけに当てはまります。アッテネータには当てはまりません。
4) 注文時に選択。
5) 校正不確実性は、NIST転送規格の不確実性の変動に応じて変化することがあります。

918Dシリーズの互換性があるパワーメータ
光パワー＆エネルギーメータ、
1936-Rと2936-R

光パワーメータ、

1830-R

USBインタフェース
光パワーメータ、841-P-USB

ハンドヘルド・レーザーパワーメータ、

843-R

テクニカル
ノート

オートバランス
ディテクタ

ディテクション
エレクトロニクス

ビームポジション
ディテクタ

ビーム
プロファイラ光モジュレータ／
光学チョッパ形状

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください