地すべりや斜面崩落監視、水位・気象観測用の計測機器

製品一覧
区分

名称/型番

地盤
セン
サ価格
(税別)
¥48,000

仕様・性能

汎用2軸傾斜計/GIC-30W

・地すべり観測用の傾斜計（地中変位測定）・XY2軸の傾きを計測
・1本の掘削孔に最大20台までの多段設置可能

・測定範囲-30°～＋30°・出力電圧0.5V～4.5V。
・分解能0.015°/1mV・径25mm・水深100mまで設置可能¥98,000

高精度2軸傾斜計/GIC-10W・コンクリート構造物や岩盤の傾 ・測定範囲-10°～＋10°
斜量測定
・出力電圧-5V～5V。
（地表面傾斜測定）
・分解能0.002°/1mV・XY2軸の傾きを計測
・径25mm・水深100mまで設置可能
・地すべり観測用の伸縮計
・測定範囲0～500mm（地表変位観測）・出力電圧０～5V・2点間の変位を計測
・分解能0.1mm／1mV・屋外設置に適した防水、堅牢な ・単管用架台
構造¥65,000

沈下板/GI-SP400

沈下棒/GI-SB12

地盤沈下計/GEH-250S

レーザ変位計
/GLD-10000

水文・気象
セン
サ

http://www.geots.co.jp
特徴・機能

伸縮計
/GSL-050

スマート水位計/GSC-01A

外観

詳細はWebサイトにアクセス

・盛土の沈下量測定
・地盤工学会の基準を準用・軽量で設置が容易

・板：縦横400×
厚9mm×11kg
・鋼棒：径12mm×長さ1000mm×1kg¥15,200～

・埋設管や構造物の沈下量測定
・小型で設置が容易

・ベース：縦40×横150¥15,100～
・鋼棒：径12mm×長さ1000mm・ゴムシート／ステンレス
バンドはオプション
・地盤沈下観測施設の計測用・測定範囲0～250mm¥550,000～
・沈下量を広いレンジで高精度に ・分解能0.0025mm
計測可能・誤差0.1mm以内
・４CHロガーと組み合わせ水位計計測も可能
・積雪面やコンクリート面までの ・測定範囲：0.05～10m
距離をレーザで測定
・信号出力：
・単管用の取り付け金具付属50～10000ｍV
・電源：
DC12～30V×150ｍA・繰返精度±10mm
・超小型、低コストの水位計
・水位測定レンジ：
・河川や井戸、タンク等の様々な 1,10,50,100mから選択
場所に設置可能・アナログ出力0～5V
・地上の気圧センサで大気圧を補 ・精度±0.3%／F.S以内
正¥138,000¥95,000～¥277,000

電気伝導度計/GEC-400-1000

・河川水や湧水の電気伝導度の測 ・測定範囲定器。
400型：0~400μS/cm
・水温の測定も可能
1000型：0~10,000μS/cm
・電極は2種類選択可能なため広 ・出力電流4～20mA。
い電導度範囲が測定可能¥64,000

雨量計/GRC-01

・屋外設置に適した防水、防塵な ・転倒ます型雨量計
構造
・1転倒雨量0.2mm・単管用の水平架台付きのため設 ・最大降雨強度100mm/h
置が容易以下・気象庁検知未対応

区分

信号
変換器

名称/型番

特徴・機能仕様・性能

熱電対変換器/GS-1209

・T型熱電対を接続
・測定範囲-30℃～70°
・温度を５Vの電圧に変換・出力電圧0～5V
・DC１２Vで動作する小型変換器 ・分解能0.02℃/1mV・精度±2℃¥48,000

PT温度変換器/GS-1210

・PT-100Ω白金測温抵抗体を接続 ・測定範囲-30℃～70°
・温度を５Vの電圧に高精度に変 ・出力電圧0～5V
換
・分解能0.02℃/1mV
・DC１２Vで動作の小型変換器
・精度±0.2℃

・120～350Ω×４ゲージの歪み信 ・入力範囲±5000μStrain
号を200倍～1600倍に増幅し±５V ・出力電圧±５V(800倍増幅で出力の場合)・小型、高精度の歪み／電圧変換 ・分解能1μStrain/1mV器¥48,000

・120Ω×１，2ゲージの歪み信号 ・入力範囲±5000μStrain
を200倍～1600倍に増幅し±５Vで ・出力電圧±５V(800倍増幅出力の場合)・小型、高精度の歪み／電圧変換 ・分解能1μStrain/1mV器¥58,000・120Ω×１，2ゲージの歪み信号 ・入力範囲-4000～を400倍に増幅し５Vの電圧信号で 5000μStrain。出力電圧0.5出力～５V
・小型・安価な歪み／電圧変換器 ・分解能2μStrain/1mV¥14,000

・携帯パケット通信用の省電力型 ・電源：ＤＣ11～15Ｖのプロトコル変換器
・消費電流：スリープ10ｍ
・ＦＯＭＡネットワーク(3G、4G) Ａ、待受40ｍＡ、通信時20をＲＳ－232ＣやＲＳ－485に変換 ｍＡ・パルス入力×１・接点入出力：各２¥108,000・920MHz帯の省電力無線機見通 ・電源：ＤＣ11～15Ｖ
し1200mの通信可能・消費電流：待機時4ｍA、電源はDC9～15Vで動作
送信時30ｍA
・RS-485又はRS-232Cで通信可能 ・通信速度：9600bps固定¥96,000歪み変換器（４ゲージ用）/STA-04G

歪み変換器(１,2ゲージ用)/STA-12G

簡易歪み変換器(１,2ゲージ用)/STA-12L

パケット・アダプタ/GS-1212

通信機

外観価格
(税別)
¥48,000

特定小電力無線機/GTR-920Ｆ

デジタル簡易無線機/GSU-7000

RS-232C/
485変換器MC-485m

・351MHｚ帯の出力5Wの長距離通信用の無線機
・見通し10km以上、山間部や市街地でも数kmの通信が可能
・年間電波利用料450円必要

・電源：ＤＣ10～16Ｖ¥238,000・消費電流：待機時80ｍA、送信時最大2.5A・RS-232C×1200～38400bps

・小型、省電力のRS-485変換器 ・電源DC12V¥38,000
・RS-232Cと485を双方向変換
・消費電流：待機時4～8mA、・無通信15秒でRS-232CのDSRが 送信時20～100mA
自動ON-OFF・標準9600bps

区分名称/型番4CH
データロガー/GTR-04G

計測器

特徴・機能仕様・性能

・DC12Vで動作する省電力の計測 ・入力±１０V×4CH
器
・分解能１ｍV・入力は電圧4CH・接点パルス×１CH・GPSｱﾝﾃﾅを付ければアナログ電 ・記録データ数20,0000個
圧と位置情報も同時記録可能
・RS-485通信可能
・DC12Vで動作する省電力の計測 ・入力±１０V×１CH器
・分解能１ｍV・入力は電圧24CH
・記録データ数20,0000個
・RS-232CとRS-485通信ポートを装備¥320,000・温度自動計測ロガー
・標準計測点数 2mピッ・地中熱のTRT試験に最適
チ×51点＝100m
太さ18mmの1本のセンサケーブル ・測定範囲-30～70℃
で、深度100ｍまで温度を2mピッ ・分解能0.1℃
チで測定可能・記録データ数4000個¥480,000・太陽電池でバッテリを充電
・適合ソーラパネル：１
・自己消費電力が少なく弱い日差 ２V×50W以内
しも無駄なく充電可能
・サイズ：・過放防止は無くバッテリを最後 W80×D40×H25まで使い切る
・本体消費電流0.14mA・DC12V用の出力20Wタイプ
・単結晶太陽電池
・単管パイプ固定用のダクター
・出力：12V×20W
レールとクリップ金具を付属
・サイズ：
W350×D450×H20・重量約4kg
・単管取付金具付属
・シールドバッテリ3分の１重量 ・定格13.2V×7.2Ah
・軽量なため運搬の労力が軽減
・サイズ：
L151×W65×H94（7.2Ah互換）
・重量：約1kg¥15,800¥147,000

電気検層器/井戸Pack10

・削井柱状図に記載する検層カー ・4極法ウエンナー測定
ブ記録用の電気検層器・抵抗直読・横河3244型大地比抵抗測定器の ・電源：単三乾電池3本代替・防滴仕様¥600,000

さく井レポートシステム

・さく井業者向け柱状図作成、揚 ・柱状図、揚水試験解析、水試験、井戸台帳の一元管理と削 井戸台帳
井報告書作成ツール(オプションで水理地質断・井戸屋さん必携ソフト
面図、地中熱解析）

24CH
データロガー/GTR-24H

多点温度検層ロガー/GTL-100

チャージ
コントローラ/MC-125

ソーラパネル
20Wタイプ/GT-20電源
軽量フェライトバッテリ/GBL-1275

井戸・削井外観価格(税別)¥198,000¥30,000¥16,000

2023年7月

販売・問い合わせ窓口●このカタログに記載の仕様は、2023年3月現在のものです。
●製品の仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。

開発・製造

ジオテクサービス 株式会社
〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野4丁目7-22
TEL： 025-282-3246
FAX： 025-284-0144
http://www.geots.co.jp e-mail： info@geots.co.jp