午第42回第２種ME技術実力検定試験筆記試験問題

前
午

前

の

部
2021年9月12日
12時00分 ～14時00分

受験番号

氏名

注意事項
1. 指示があるまで問題のページを開かないこと。
2. 設問は 60 題で，解答時間は 2 時間である。
3. 計算は筆算とし，問題冊子の余白を使用のこと。
4. 解答方法は次のようにすること。
1）記入は HB または B の鉛筆を使用し，芯をあまり尖らせないこと。
2）各問題には 1）から 5）までの 5 つの答が用意してある。そのうちから質問に適した答えを 1 つ選び，次の例にならって解答用紙に記入すること。
【例題】1 日のうちで昼間が最も長い日はどれか。
1）節

分

2）春

分

4）夏

至

5）冬

至

3）秋

分

正解は「4）」であるから解答用紙の解答欄 4 をぬりつぶす。
例）

1

2

3

4

5

（

などは解答にならない。
）

3）解答を訂正する場合には消しゴムで，鉛筆のあとが残らないように完全に消してから書きなおすこと。消し残しは 2 重解答とみなされる。
4）1 問に 2 つ以上答えた場合（2 重解答）は解答とみなされない。
5）この問題冊子は持ち帰ること。
6）解答用紙は必ず提出すること。

【問題 １】 令和元年
（2019 年）の死因で最も多いのはどれか。
1） 悪性新生物
2） 脳血管疾患
3） 心疾患
4） 肺

炎

5） 老

衰

【問題 ２】 エネルギー代謝率が低下するのはどれか。
1） 発熱

2） 交感神経興奮
3） 甲状腺機能低下
4） 妊娠5） 食事摂取後【問題 ３】 健常成人の動脈血の基準範囲にないのはどれか。
1） pH

：7.40

2） BE（Base Excess）：1 mmol ／ L
3） PaCO2：40 mmHg（Torr）

4） Lactate（乳酸） ：10 mg ／ dL
5） HCO3 −：10 mmol ／ L- 1 -【問題 ４】 腎臓とその機能について誤っているのはどれか。
1） 腎臓には心拍出量の約 5 ％が流入する。
2） 輸入細動脈には血流を維持するための自動調節能がある。
3） ネフロンは 1 つの腎臓に約 100 万個存在する。
4） 毎分 100 ～ 120 mL の血漿が糸球体で濾過される。
5） 原尿の約 99 ％が再吸収される。

【問題 ５】 血圧の調節に関与しないホルモンはどれか。
1） バソプレシン2） ノルアドレナリン
3） レニン
4） アルドステロン
5） エリスロポエチン【問題 ６】 ニューロンについて正しいのはどれか。
1） 静止状態で細胞内は細胞外に対して正電位になっている。
2） 静止状態で細胞内 K＋ 濃度は細胞外より高い。
3） 膜電位の過分極により活動電位が発生する。
4） 活動電位は伝導距離に比例して減衰する。
5） 活動電位は並走する別の神経線維に伝導する。

- 2 -【問題 ７】 耳および聴覚について誤っているのはどれか。
1） ヒトの可聴周波数はおよそ 20 Hz ～ 20 kHz である。
2） 一次聴覚野は頭頂葉にある。
3） 音の機械的振動は蝸牛で電気信号に変換される。
4） 半規管は平衡感覚をつかさどる。
5） 耳小骨はツチ骨，キヌタ骨，アブミ骨からなる。

【問題 ８】 成人において造血をしている臓器はどれか。
1） 骨

髄

2） 肝

臓

3） 脾

臓

4） 腎

臓

5） 心

臓

【問題 ９】 消化管に含まれないのはどれか。
1） 口

腔

2） 咽

頭

3）

胃

4） 胆

嚢

5） 空

腸

- 3 -

【問題 １０】 予防接種のうち生ワクチンはどれか。
1） 破傷風2） インフルエンザ
3） BCG4） 百日咳
5） 日本脳炎【問題 １１】 単位について誤っている組合せはどれか。
1） J

N・m

2） V

W ／A

3） T

V・s

4） S

A ／V

5） Sv

J ／ kg【問題 １２】 音波について誤っているのはどれか。
1） 気体中は縦波で伝搬する。
2） 音速は温度に依存する。
3） 波長が短いほど指向性が高い。
4） 周波数が低いほど媒質中で減衰しやすい。
5） 固有音響インピーダンスは媒質の密度と音速の積に等しい。

- 4 -【問題 １３】 pH について誤っているのはどれか。
1） 水は温度が高いほど pH が小さい。
2） pH7 は中性である。
3） 負の値になることがある。
4） 水素イオン濃度に比例する。
5） 水酸化物イオンが多いほど pH が大きい。

【問題 １４】 図の回路の電流 I［A］
はどれか。
1） 0.1
2） 0.23） 0.34） 0.4

20Ω

I

20 V

20Ω

10 V

5） 0.520Ω

【問題 １５】 図の回路において，電源を流れる電流 I が 10 A，L と C を流れる
電流がそれぞれ 2 A，8 A であった。抵抗 R に流れる電流は何 A か。
1）

0

2）

6

3）

8

I

R

4） 10
5） 20

- 5 -

L

C

【問題 １６】 図の回路において，スイッチ S を閉じてから 20 ms 後の抵抗両端
電圧［V］に最も近いのはどれか。ただし，スイッチを閉じる前のコンデンサは充電されていないものとし，自然対数の底 e は 2.7 とする。
1） 0.37

1 μF

S2） 0.633） 0.742V4） 1.020 kΩ5） 2.0【問題 １７】 バイポーラトランジスタについて正しいのはどれか。
1） 電圧制御型の素子である。
2） MOS 型が存在する。
3） 動作には電子と正孔（ホール）の両方が関与する。
4） 端子にはゲート，ドレイン，ソースがある。
5） pn 接合面は一つである。

【問題 １８】 図 の回路 の 出力電圧 V o［V］はどれか。ただ し，A は理想 演算増幅器とする。
1） - 5.550 kΩ2） - 5.0
3）

0

4）

5.0

5）

5.5

10 kΩ
−
A

20 kΩ
+
1V

Vo

0.2 V

- 6 -

【問題 １９】 英字 H のアスキーコード（ASCII）は 16 進数で表すと 48 である。
英字 M のコードを 16 進数で表したのはどれか。
1） 4C
2） 4D
3） 53
4） 5D
5） 77

【問題 ２０】 粘性について誤っているのはどれか。
1） 流体分子同士の結びつきの強さによる効果である。
2） 37℃の水の粘性係数は 10℃のときよりも大きい。
3） 動粘性係数は粘性係数で定義されている。
密度4） 完全流体は粘性がないと仮定した流体である。
5） ニュートン流体ではずり応力（せん断応力）がずり速度（せん断速度）に比例する。

【問題 ２１】 Ⅱ誘導に相当する電極の組合せはどれか。
1） A

E

2） A

F

3） B

D

4） C

E

5） C

F

A

C

B

D

E

- 7 -

F

【問題 ２２】 医用テレメータについて正しいのはどれか。
1） 1 台の A 型送信機は 1 種類の生体信号しか送信できない。
2） 異なる病棟階で使用されている電波が受信されることはない。
3） 携帯型の送信機では本体がアンテナを兼ねている。
4） 送信周波数帯は医用機器以外でも使用されている。
5） 送信機の電池の消耗により，受信機に表示される波形の振幅が減衰する。

【問題 ２３】 サーモダイリューションカテーテルを用いた心拍出量計測法はどれか。
1） フィック法
2） 色素希釈法
3） 熱希釈法
4） ドプラ法
5） 動脈圧波形解析法【問題 ２４】 電気眼振計について誤っているのはどれか。
1） 角膜と網膜との電位差に由来する信号を計測する。
2） 信号は眼球運動を反映する。
3） 校正には三角波を用いる。
4） 高域遮断周波数は 1 Hz である。
5） 信号の微分波形は眼球運動の速度を示す。

- 8 -【問題 ２５】 電気メスによる切開中に，メス先に付着する炭化物がもたらす影響はどれか。
1） 電極劣化を防ぐ。
2） 切開作用が強くなる。
3） 電極の放熱性が高くなる。
4） 組織との接触抵抗値が小さくなる。
5） 放電できる有効な電極面積が減少する。

【問題 ２６】 脳外科手術等に用いられる手術用ナビゲーション装置の機能はどれか。
1） 看護師の作業を誘導する。
2） 手術の経過を動画撮影する。
3） 手術の手順を医師に指示する。
4） 手術のスケジュールを管理する。
5） 医用画像と実際の位置との対応を示す。

【問題 ２７】 測定対象の物理量を電気抵抗に変換するトランスデューサはどれか。
1） ストレインゲージ
2） 差動トランス
3） ホール素子
4） 圧電素子
5） 熱電対- 9 -【問題 ２８】 固有音響インピーダンスが最も大きいのはどれか。
1）

肺

2）

骨

3）

脳

4） 血

液

5） 筋

肉

【問題 ２９】 図のように，水を入れた容器に細いガラス管を挿入したところ，ガラス管内の液面が上昇した。内径 d と液面上昇の高さ h との関係を示す
グラフはどれか。
内径 d

液面上昇 h

1）
h

0

2）

3）

h

h

d

0

d

0

d

5）

4）
h

h

0

d

- 10 -0d

【問題 ３０】 高水準消毒薬はどれか。
1） 両性界面活性剤
2） グルコン酸クロルヘキシジン
3） オルトフタルアルデヒド（フタラール）4） 塩化ベンザルコニウム
5） 消毒用エタノール【問題 ３１】 ディジタル心電計について正しいのはどれか。
1） 8 誘導の心電図を演算処理して標準 12 誘導記録を行う。
2） 入力部のバッファ増幅器は 12 個ある。
3） サンプリング周波数は 150 ～ 200 Hz である。
4） 計測値を 2 ～ 4 bit で量子化する。
5） ディジタルフィルタには雑音除去の作用はない。

【問題 ３２】 脳波計について正しいのはどれか。
1） 波形記録の標準感度は 10 mV ／ mm である。
2） 標準の低域遮断周波数は 0.5 Hz である。
3） 2 つの入力端子間のインピーダンスは 2 MΩ程度である。
4） 内部雑音の上限は 10 μVpp である。
5） サンプリング周波数 100 Hz で AD 変換される。

- 11 -

【問題 ３３】 血液ガス分析装置での酸素分圧測定について誤っているのはどれか。
1） 校正が必要である。
2） クラーク型電極を用いる。
3） 比較電極が必要である。
4） アンペロメトリック法を用いる。
5） 電極の先端はポリプロピレン膜で覆われている。

【問題 ３４】 X 線の検出に用いないのはどれか。
1） X 線フィルム
2） CdS
3） Imaging Plate（IP）4） Image Intensiﬁer（I.I.）
5） Flat Panel Detector（FPD）【問題 ３５】 植込み型ペースメーカのリード線が多条コイル構造となっている
理由はどれか。
1） 心筋との密着性の向上
2） 生体適合性の向上
3） 刺激閾値上昇の防止
4） 電磁波障害の低減
5） 断線の防止- 12 -

【問題 ３６】 輸液ポンプの精度管理を行う際，実測流量が安定に至るまでの特性を表しているのはどれか。
1） 滴定曲線2） スプライン曲線
3） バスタブカーブ
4） トランペットカーブ
5） スタートアップカーブ【問題 ３７】 超音波凝固切開装置の特徴について正しいのはどれか。
1） 腹膜の切開に適している。
2） ブレード先端の振動幅は 2 mm 程度である。
3） 切開の際に組織の炭化が生じない。
4） 組織温度が 100 ℃以上となる。
5） 電気メスより切開スピードが早い。

【問題 ３８】 気管チューブを介した呼吸補助に使用しないのはどれか。
1） 膜型人工肺
2） 加温加湿器
3） Y ピース
4） 蛇

管5） ウォータートラップ- 13 -

【問題 ３９】 IABP に用いるヘリウムガスについて正しいのはどれか。
1） ボンベには液化ヘリウムが充填されている。
2） バルーンの破損で生体内に漏れても塞栓症の危険はない。
3） 空気と混合してバルーンを拡張させる。
4） トリガに対するバルーンの応答性が良い。
5） ガスは 1 心拍ごとに装置の外部に排気される。

【問題 ４０】 麻酔器について正しいのはどれか。
1） 呼気ガスは再利用されない。
2） 呼吸回路内圧が低下すると APL 弁が開く。
3） 亜酸化窒素の流量を 0 L ／ min にすると酸素が遮断される。
4） 使用前の二酸化炭素吸収剤は紫色である。
5） 酸素フラッシュ弁を開放すると呼吸バッグが膨らむ。

【問題 ４１】 医用テレメータの使用について誤っているのはどれか。
1） 電極装着前に角質層を除去した。
2） 送信機のチャネル番号と患者名を確認した。
3） アラーム設定を患者毎に行った。
4） 電極コードを小さく丸めて使用した。
5） 別の病棟へ移動する患者の送信機をオフにした。

- 14 -

【問題 ４２】 間接法による血圧測定で平均血圧に最も近いのはどれか。
1） 最高血圧 − 最低血圧
2）

最高血圧 ＋ 最低血圧
23）

最高血圧 − 最低血圧
＋最低血圧
3

4）

最高血圧
2

5） 最低血圧× 1.5【問題 ４３】 内視鏡検査に用いる機器について誤っているのはどれか。
1） 胆管内の観察に硬性鏡を用いる。
2） 血管内の観察にファイバースコープを用いる。
3） 消化管断面の観察に超音波内視鏡を用いる。
4） 特殊光観察に電子内視鏡を用いる。
5） 小腸の検査にカプセル内視鏡を用いる。

【問題 ４４】 電気メスについて正しいのはどれか。
1） 高周波フローティング形電気メスでは保護接地を外して使用する。
2） 接触不良検出機能をもつ電気メスにはスプリット型対極板を使用する。
3） 対極板の装着部位は仙骨部が第一選択である。
4） 小児には成人用対極板を半分に切って使用する。
5） 対極板コード断線アラームが鳴ったら出力スイッチをフットスイッチに変更する。

- 15 -

【問題 ４５】 除細動器の取扱いについて誤っているのはどれか。
1） 直接通電の際は体外通電時より出力を上げる。
2） 外用パドルでは両方のパドルの放電ボタンを押して通電する。
3） パドルの左右を逆にするとパドル誘導の心電図が反転する。
4） 心房細動の除細動には R 波同期モードにする。
5） 充電後に除細動不要となったら内部放電させる。

【問題 ４６】 低圧持続吸引器の用途として正しいのはどれか。
1） 口腔内分泌物の吸引
2） 人工呼吸管理中の気管内吸引
3） 術野の出血の吸引
4） 術野の洗浄液の吸引
5） 開胸手術後の胸腔ドレナージ【問題 ４７】 レーザ手術装置について正しいのはどれか。
1） レーザ光を水平方向に照射した。
2） 黒くコーティングされた手術器具を使用した。
3） 照射部位以外の術野を乾いたガーゼで保護した。
4） レーザ光の射出位置を術者の目の高さとした。
5） 視力矯正用眼鏡を保護眼鏡として使用した。

- 16 -

【問題 ４８】 図は血液透析中の回路を示している。静脈圧（図中の P で計測）が上昇した原因として血液凝固が生じていると考えられる箇所はどれか。
1） A：動脈側アクセス接続部
2） B：動脈側エアトラップチャンバ
3） C：ダイアライザ入口部
4） D：ダイアライザ出口部
5） E：静脈側エアトラップチャンバ
B ：動脈側エアトラップチャンバ

血液ポンプ
血
液

C ：ダイアライザ入口部

脱血
A：動脈側アクセス接続部
A：動脈側
側ア

透析液ラインダイアライザP
透析液ライン

送血D ：ダイアライザ出口部
E ：静脈側エアトラップチャンバ【問題 ４９】 新型コロナウイルス感染症の患者に対する人工呼吸療法で不適切なのはどれか。
1） 圧縮空気を配管端末器から供給する。
2） 呼気側にフィルタを装着する。
3） 呼吸回路を頻回に交換する。
4） 閉鎖式吸引チューブを使用する。
5） 点検者は N95 マスクを着用する。

- 17 -

【問題 ５０】 人工心肺を用いた体外循環の操作によって生じる現象で正しいのはどれか。
1） 送血ポンプの回転数を下げるとリザーバの貯血量が減る。
2） ベントポンプを作動させるとリザーバの貯血量が増える。
3） 脱血側回路に鉗子をかけるとリザーバの貯血量が増える。
4） 患者とリザーバの落差を大きくするとリザーバの貯血量が減る。
5） 吸引ポンプを作動させるとリザーバの貯血量が減る。

【問題 ５１】 単一故障状態における接地漏れ電流を測定する際に行うのはどれか。
1） F 形絶縁装着部への外部電圧印加
2） SIP ／ SOP への外部電圧印加
3） 保護接地線の断線模擬
4） 二重絶縁の一方の短絡模擬
5） 電源導線のいずれか 1 本の断線模擬【問題 ５２】 電気メスのメス先電極と対極板間に 300 Ωの無誘導負荷抵抗を接続し切開出力波形（正弦波）をオシロスコープで観測した。出力電圧は600 Vpp であった。出力はおよそ何ワット
［W］
か。
1）

30

2）

90

3） 1504） 2105） 300- 18 -

【問題 ５３】 酸素配管端末器の供給圧［kPa］を静止状態で測定した。正常範囲にあるのはどれか。
1） 2102） 2803） 3504） 4205） 490【問題 ５４】 輸液ポンプで使用頻度にかかわらず定期的に交換する部品はどれか。
1） 内蔵バッテリー
2） フィンガ部
3） 気泡検出部
4） 駆動モータ5） チューブガイド【問題 ５５】 人工呼吸器の始業点検項目でないのはどれか。
1） 呼吸回路のリークの確認
2） 配管端末器との接続確認
3） 加温加湿器の動作確認
4） バッテリー内部抵抗の確認
5） 波形表示機能の確認- 19 -

【問題 ５６】 電撃について正しいのはどれか。
1） 体表面に電流が流れて起こる電撃をミクロショックという。
2） 心臓に 10 μA の電流が流れると心室細動を誘発する。
3） 交流では電解質の電気分解により組織が損傷する危険性がある。
4） 100 kHz での最小感知電流は 10 mA 程度である。
5） 商用交流での離脱限界電流は 10 mA 程度である。

【問題 ５７】 等電位接地は何を防止するのが目的か。
1） 停

電

2） 漏

電

3） 短

絡

4） 電

撃
（ミクロショック）5） 地絡【問題 ５８】 酸素用の高圧ガス容器（ガスボンベ）について誤っているのはどれか。
1） 気体で充填されている。
2） ボンベの塗色は黒色である。
3） 満充填の圧力は 5 MPa である。
4） 軽量容器として FRP（繊維強化プラスチック）製がある。
5） 立てた状態で使用する。

- 20 -

【問題 ５９】 患者の被ばく線量が最も多いのはどれか。
1） 膝関節撮影
2） 冠動脈造影3） 腰椎撮影
4） 胸部単純 X 線撮影
5） 頭部 X 線 CT

【問題 ６０】 在宅用酸素濃縮器の電撃保護の形式を示す図記号はどれか。
1）

2）

3）

F

4）

5）

- 21 -

午第42回第２種ME技術実力検定試験筆記試験問題

後
午

後

の

部
2021年9月12日
14時50分 ～16時50分

受験番号

氏名

1. 指示があるまで問題のページを開かないこと。
2. 設問は 60 題で，解答時間は 2 時間である。
3. 計算は筆算とし，問題冊子の余白を使用のこと。
4. 解答方法は次のようにすること。
1）記入は HB または B の鉛筆を使用し，芯をあまり尖らせないこと。
2）各問題には 1）から 5）までの 5 つの答が用意してある。そのうちから質問に適した答えを 1 つ選び，次の例にならって解答用紙に記入すること。
【例題】1 日のうちで昼間が最も長い日はどれか。
1）節

分

2）春

分

4）夏

至

5）冬

至

3）秋

分

正解は「4）」であるから解答用紙の解答欄 4 をぬりつぶす。
例）

1

2

3

4

5

（

などは解答にならない。
）

3）解答を訂正する場合には消しゴムで，鉛筆のあとが残らないように完全に消してから書きなおすこと。消し残しは 2 重解答とみなされる。
4）1 問に 2 つ以上答えた場合（2 重解答）は解答とみなされない。
5）この問題冊子は持ち帰ること。
6）解答用紙は必ず提出すること。

【問題 １】 加齢に伴う変化はどれか。
1） 1 回換気量の増加
2） 心拍出量の増加
3） 機能的残気量の増加
4） 骨密度の増加
5） 消化液の増加【問題 ２】 体温について誤っているのはどれか。
1） 体温調節中枢は視床下部にある。
2） うつ熱とは産熱が放熱を上回ることによる高体温状態のことである。
3） ふるえは熱産生を増加させる。
4） 風邪による発熱にはサイトカインが関与する。
5） 腋窩温は口腔温より高い。

【問題 ３】 健常成人の基準範囲でないのはどれか。
1） ％肺活量：40％2） 1 秒率：90％3） 予備呼気量 ：1000 mL4） 肺活量：3500 mL5） 1 回換気量 ：500 mL- 1 -【問題 ４】 図は意識消失を起こした患者のモニタ心電図（Ⅱ誘導）である。所見
として誤っているのはどれか。ただし，記録は標準紙送り速さ（25 mm ／ s）で
ある。
1） 徐

脈

2） f 波（細動波）の出現
3） P 波の消失
4） 異常 Q 波の出現
5） R - R 間隔の不整【問題 ５】 甲状腺機能の低下で認めるのはどれか。
1） 体重減少
2） 脈拍数の減少
3） 発汗量の増加
4） 食欲増加5） 血清 LDL コレステロール値の低下【問題 ６】 骨格筋の収縮について正しいのはどれか。
1） 筋収縮によってグリコーゲンが蓄積される。
2） 筋収縮時に筋小胞体から塩素イオンが放出される。
3） 筋収縮中は ATP の消費がない。
4） 神経筋接合部の神経伝達物質はアセチルコリンである。
5） 筋収縮時にミオシンフィラメントの長さは短くなる。

- 2 -【問題 ７】 正しいのはどれか。
1） 硝子体には光受容器がある。
2） 角膜には血管が多数分布している。
3） 瞳孔散大は副交感神経の作用である。
4） 左視野の視覚情報は右後頭葉に伝わる。
5） 視神経乳頭部には視細胞が最も多く分布している。

【問題 ８】 血液について正しいのはどれか。
1） 成人の循環血液量は体重の 20 ％程度である。
2） 血液の約 25 ％が血球成分である。
3） 血球成分の約 96 ％は血小板である。
4） ヘマトクリットとは赤血球に占めるヘモグロビンの割合である。
5） リンパ球は全白血球の 20 ～ 40％を占める。

【問題 ９】 胆汁について正しいのはどれか。
1） 胆嚢で生成される。
2） 肝臓で濃縮される。
3） 回腸に分泌される。
4） ペプシンを含む。
5） 脂肪を乳化する。

- 3 -【問題 １０】 COVID - 19 について誤っているのはどれか。
1） ウイルスは消毒用エタノールで不活化される。
2） 軽症患者でも急激に重症化することがある。
3） 一度感染すると再感染しない。
4） PCR 検査で非感染者が陽性と判定されることがある。
5） ヒト以外の動物にも感染する。

【問題 １１】 単位の接頭語が示す倍数で誤っているのはどれか。
1） T

1012

2） G

106

3） k

103

4） μ

10- 6

5） n

10- 9

【問題 １２】 焦点距離 f の凸レンズを用いて物体をスクリーンに投影した
ところ，物体の 1.5 倍の大きさの実像ができた。レンズからスクリーンまでの距離はどれか。
1）

f

スクリーン

2） 1.5 f
3）

2f

物体

4） 2.5 f
5）

実像

3f

- 4 -

【問題 １３】 1 Ωの抵抗器の両端電圧が図のような波形であった。抵抗器の消費電力の波形として正しいのはどれか。
電圧[V]
10
0
1）

10

時間[s]
2）

電力[W]
100
0

3）

電力[W]
70

10

0

時間[s]
4）

電力[W]

10

時間[s]

10

時間[s]

電力[W]
100

50
0
5）

10

時間[s]

10

時間[s]

0

電力[W]
100
0

【問題 １４】 図の回路に正弦波電圧（実効値 2.8 V，角周波数 1 × 103 rad ／ s）を入力した。出力電圧（実効値）
はおよそ何 V か。
1） 0.51 kΩ2） 0.73） 1.04） 1.41μ F

入力5） 2.0- 5 -出力【問題 １５】 一次電池でないのはどれか。
1） ニッケル・カドミウム電池
2） リチウムヨウ素電池
3） アルカリマンガン電池
4） 酸化銀電池
5） マンガン電池【問題 １６】 図の回路の a - b 間に素子を接続して，（A）のような正矩形波パル
ス（0 - 10 V）を入力したところ，（B）のような正矩形波パルス（0 - 6 V）が出力された。a − b 間に接続したのはどれか。
R

入力電圧
[V]

出力電圧
[V]

a

10

0

0.1

0

t [s]

b

（A）入力波形

1）

a

b

6

出力

入力

2）

a

3）

a

b

- 6 -

t [s]

（B）出力波形

4）

a

b

b

0.1

5）

a

b

【問題 １７】 同相除去比 100 dB の差動増幅器で，差動利得は 60 dB であった。
同相利得はいくらか。
1）

60 dB

2）

40 dB

3）

20 dB

4） - 20 dB5） - 40 dB【問題 １８】 正しい組合せはどれか。
1） PM

パルス幅変調

2） PAM

パルス位相変調

3） PCM

パルス符号変調4） PSK

パルス位置変調

5） PWM

パルス振幅変調【問題 １９】 下の真理値表の X を表す論理式はどれか。
1） A ∙ B ∙ C

A

B

C

X

2） A + B + C

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

3） A ∙ B ∙ C4） A + B + C
5） A ∙ B ∙ C- 7 -【問題 ２０】 ポンプで血液を流量 100 mL ／ s，圧力 150 mmHg で押し出すとき，ポンプのおよその出力
［W］
はどれか。
1）

0.5

2）

1

3）

2

4）

5

5） 10

【問題 ２１】 心電図モニタにおける時定数の設定値を 3.2 秒から 0.3 秒に変更
したときに，心電図に現れる影響として正しいのはどれか。ただし，基線の自動補正機能は使用しないものとする。
1） 呼吸による基線の動揺が出やすくなる。
2） 体動によりずれた基線の定位置への復帰が遅くなる。
3） 低い周波数の波形が歪む。
4） 誘導間の記録遅延のばらつきが少なくなる。
5） 高周波ノイズが出やすくなる。

【問題 ２２】 放射体温計は非接触で体表温度 T［K］を測るために，放射強度I［W ／ m2］を計測する。T は I の何乗に比例するか。
1）

4

2） 2
3）

3
2

1
4） 2
1
5） 4

- 8 -

【問題 ２３】 γ線を検出するのはどれか。
1） PET 装置
2） MRI 装置
3） パルスオキシメータ
4） サーモグラフィ
5） NIRS（Near-infrared spectroscopy）【問題 ２４】 PCR（Polymerase Chain Reaction）
検査法における増幅工程で正しいのはどれか。
1） 細胞分裂を促進する。
2） 電気信号の振幅を拡大する。
3） タンパク質を合成する。
4） 高倍率レンズで像を拡大する。
5） DNA を繰り返し複製する。

【問題 ２５】 医療用レーザ光のうち肉眼で見えるのはどれか。
1） 色素レーザ
2） ArF エキシマレーザ
3） Nd：YAG レーザ
4） Er：YAG レーザ
5） CO2 レーザ- 9 -【問題 ２６】β 線の性質について正しいのはどれか。

1） 正常細胞には影響を与えない。
2） 生体組織中では透過力が小さい。
3） 空気中では存在できない。
4） 生体組織中で α 線に変化する。
5） 電離作用がない。

【問題 ２７】 生体軟部組織中を伝搬する 5 MHz の超音波の波長はおよそ
いくらか。
1）

0.03 mm

2）

0.3 mm

3）

3 mm

4）

3 cm

5） 30 cm

【問題 ２８】 呼 気 終 末 二 酸 化 炭 素 濃 度（ 体 積 ％）は， 標 準 的 な 大 気 中 の 濃 度（約 0.04 ％，400 ppm）のおよそ何倍か。
1） 1000
2） 100
3）

10

4）

0.1

5）

0.01

- 10 -

【問題 ２９】 医用材料の血液接触面に施されるヘパリンコーティングについて誤っているのはどれか。
1） コーティング材は非生物由来である。
2） プラスチック製部材に使用できる。
3） 定着方法に共有結合方式がある。
4） 血液凝固系に作用する。
5） 抗血栓性を発現する。

【問題 ３０】 EOG（酸化エチレンガス）
滅菌でエアレーションを行う目的はどれか。
1） 被滅菌物に残留する EOG を減らす。
2） 被滅菌物を乾燥させる。
3） 滅菌装置チャンバ内を大気圧にする。
4） 被滅菌物に粉塵が付着しないようにする。
5） 被滅菌物の温度を下げる。

【問題 ３１】 医用テレメータについて正しいのはどれか。
1） 搬送周波数には VHF 帯が用いられている。
2） 割り当てられている周波数のバンドは 3 つである。
3） AD 変換は受信機で行われる。
4） 電極コードがアンテナとして利用される。
5） 振幅変調方式が多用されている。

- 11 -

【問題 ３２】 非観血式血圧測定について誤っているのはどれか。
1） 聴診法ではコロトコフ音が最も大きいときのカフ圧が最高血圧となる。
2） 触診法では最高血圧のみが測定できる。
3） オシロメトリック法ではカフ内の微小な圧振動から測定する。
4） トノメトリ法では橈骨動脈へ圧力センサを押圧する。
5） トノメトリ法では 1 心拍ごとの血圧波形が得られる。

【問題 ３３】 赤外線サーモグラフによる体温測定で誤っているのはどれか。
1） 体表面の温度分布を可視化できる。
2） 非接触で対象部分の温度測定ができる。
3） リアルタイムで温度測定ができる。
4） 部屋が暗くても測定できる。
5） ガラス越しに体温測定ができる。

【問題 ３４】 電気メスについて正しいのはどれか。
1） 出力波の基本周波数は 30 ～ 50 kHz である。
2） 純切開モードではバースト波が使われる。
3） 凝固モードでは連続正弦波が使われる。
4） バイポーラ方式では対極板が不要である。
5） メス先よりも対極板での電流密度が高い。

- 12 -

【問題 ３５】 輸液コントローラを用いた輸液について正しいのはどれか。
1） 滴下速度は輸液の粘性による影響を受けない。
2） 滴下センサには赤色光が用いられている。
3） 輸液バッグと患者の高低差を利用している。
4） 血管外漏出を検出できる。
5） ボルメトリック形輸液ポンプと同等の精度を有する。

【問題 ３６】 図の（A）と（B）を繰り返すポンプはどれか。
1） ローラポンプ
2） フィンガポンプ
3） ボルメトリックポンプ
4） 軸流ポンプ
5） ダイアフラムポンプ

弁

弁

流れの向き

流れの向き

（A）

（B）

【問題 ３７】 水に最も高い吸収性を示すレーザはどれか。
1） CO2 レーザ
2） Nd：YAG レーザ
3） ArF エキシマレーザ
4） 半導体レーザ（AlGaAs 系）
5） Ar レーザ- 13 -

【問題 ３８】 血液透析において透析液側から血液側へ補給されるのはどれか。
1） 尿酸

2） クレアチニン
3） カリウムイオン
4） 乳酸イオン5） 炭酸水素イオン【問題 ３９】 ECMO（Extracorporeal membrane oxygenation）の構成要素でないのはどれか。
1） 遠心ポンプ2） 静脈貯血槽
3） 膜型人工肺
4） 酸素流量計
5） 送血カニューレ【問題 ４０】 医療ガス設備における酸素ガスのマニフォールドの自動切換器が作動する条件はどれか。
1） 供給圧の低下
2） 流量の低下
3） 逆流の検出
4） 使用積算時間の超過
5） ボンベ重量の減少- 14 -

【問題 ４１】 交流電源式の心電計を使った心電図測定について正しいのはどれか。
1） 胸部誘導では吸着電極からはみ出るようにペーストを付ける。
2） 四肢誘導のクリップ（はさみ式）
電極にはペーストは使用しない。
3） フローティングされた装着部をもつ心電計本体の接地は不要である。
4） 誘導コードと電源コードを一緒に束ねる。
5） 呼吸性不整脈を診るには少なくとも 4 呼吸以上の連続記録を行う。

【問題 ４２】 筋電図・神経伝導速度検査に必要ないのはどれか。
1） 針電極2） 光刺激装置
3） 電気刺激装置
4） アイソレータ
5） 加算平均処理【問題 ４３】 観血式血圧測定で正しいのはどれか。
1） 血圧測定ラインはできるだけ長いものを使用する。
2） 加圧バッグは通常 400 Pa で加圧する。
3） カテーテル内はヘパリン加生理食塩液で満たす。
4） カテーテル先端で凝血が発生すると脈圧が大きく測定される。
5） トランスデューサが右房の位置より高いと測定値が高くなる。

- 15 -

【問題 ４４】 指尖でのパルスオキシメトリにおいて測定エラーの要因とならないのはどれか。
1） 末梢循環不全
2） 体

動

3） 発

熱

4） マニキュア
5） 太陽光の入射【問題 ４５】 X 線被ばくが避けられない場合に健康被害を防ぐ方法として不適切なのはどれか。
1） X 線源から離れる。
2） ヨード剤を服用する。
3） 被ばく時間を短くする。
4） 個人毎の被ばく線量を管理する。
5） X 線防護衣を着用する。

【問題 ４６】 ペースメーカの取扱いについて正しいのはどれか。
1） カテーテル電極を左心室内に留置した。
12） 出力電圧を刺激閾値の 2 にした。

3） ゴム手袋を着用してカテーテル電極端子の接続操作を行った。
4） センシング感度の値を心内電位の波高値の 2 倍にした。
5） 電気メスを使用するので一時的に VVI モードにした。

- 16 -

【問題 ４７】 シリンジポンプに備わっていないアラームはどれか。
1） 開始忘れ2） 閉

塞3） 電池電圧低下
4） 気泡検出
5） 輸液完了【問題 ４８】 超音波吸引手術装置について正しいのはどれか。
1） 皮膚の切開に用いる。
2） 出力操作はフットスイッチにより行う。
3） 術野の洗浄液には滅菌蒸留水を使用する。
4） 吸引した組織片はハンドピース内に貯留される。
5） ハンドピースの滅菌には電子線滅菌を用いる。

【問題 ４９】 内視鏡外科手術（鏡視下手術）について正しいのはどれか。
1） トロッカーには逆流防止弁が備わっている。
2） 光源装置は不要である。
3） 電気メスは使用できない。
4） 気腹には圧縮空気を用いる。
5） 気腹圧は 100 mmHg 程度に調節する。

- 17 -

【問題 ５０】 人工呼吸中の患者の動脈血二酸化炭素分圧を下げたいときの操作で正しいのはどれか。
1） 換気回数を増やす。
2） F I O 2 を下げる。
3） 一回換気量を減らす。
4） PEEP を上げる。
5） トリガ感度を下げる。

【問題 ５１】 麻酔器の点検結果として正常なのはどれか。
1） 配管端末にて酸素と亜酸化窒素（笑気）の供給圧が同じであった。
2） 酸素流量をゼロにしたら亜酸化窒素（笑気）の流量もゼロになった。
3） 酸素フラッシュの流量が毎分 5 L であった。
4） 酸素濃度計の点検において合成空気での指示値が 30 ％であった。
5） 酸素の補助ボンベ内圧が 0.1 MPa であった。

【問題 ５２】 自動体外式除細動器（AED）について設置者が定期的に確認する
項目はどれか。
1） 接触電流の値
2） 出力エネルギー値
3） 電極パッドの使用期限
4） 内部放電機能の動作
5） エネルギー充電時間- 18 -

【問題 ５３】 定電流型体外式ペースメーカの出力測定時に用いる負荷抵抗値は
どれか。
1）

50 Ω

2） 500 Ω
3）

5 kΩ

4）

50 kΩ

5） 500 kΩ

【問題 ５４】 図の ME 機器の漏れ電流を測定する測定用器具（MD）について誤っているのはどれか。
1） 回路の抵抗器には無誘導抵抗器を用いる。
2） 電圧計は入力抵抗 1 MΩ以上のものを用いる。
3） 接地漏れ電流の測定では入力端子の片方を保護接地する。
4） 商用交流電流 I in が入力されたとき Vout の相対利得は - 20 dB である。
5） 電圧計の指示値が 5 mV のとき漏れ電流は 5 μA と読み取る。
I in

R2

R1

C1

Vout

電圧計

【問題 ５５】 無停電非常電源の医用コンセント外郭の色はどれか。
1） 緑
2） 青
3） 黄
4） 白
5） 赤

- 19 -

【問題 ５６】 JIS T 1022 で無停電電源を「必要に応じて設ける」とされている
医用室はどれか。
1） 手術室2） 集中治療室（ICU）3） 冠動脈疾患集中治療室（CCU）
4） LDR（陣痛・分娩・回復）
室5） 心臓カテーテル室【問題 ５７】 医療ガス設備（JIS T 7101）で医療ガスの種類と配管の識別色との組合せで正しいのはどれか。
1） 治療用空気

青

2） 酸

灰

素

3） 二酸化炭素

だいだい4） 亜酸化窒素

黒

5） 窒

黄

素

【問題 ５８】 図のように稼働と修理を繰り返した機器のアベイラビリティは
どれか。
1）
2）
3）
4）
5）

1
4

1
3
1
2
2
3
3
4
稼働

修理

稼働

修理

稼働

40日

30日

60日

10日

20日

- 20 -

【問題 ５９】 使用中に保護眼鏡が必要な医療機器はどれか。
1） 電気メス2） レーザ治療器3） 超音波吸引装置
4） 冷凍手術器
5） ラジオ波焼灼装置【問題 ６０】 JIS T 1022 で 医 用 接 地 の 接 地 極 の 抵 抗 R は 次 式 で 計 算 さ れ る。
この式で B は土壌の何を表しているか。ただし，式中の A は建築物が大地と接触している部分の全表面積である。

R= 3×

0.4B
A

1） 導電率2） 帯電率3） 透磁率4） 誘電率5） 抵抗率- 21 -

正答一覧
午前

午後

解答欄 正答 解答欄 正答
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
3
5
1
5
2
2
1
4
3
3
4
4
5
3
3
3
1
2
2
2
4
3
4
5
5
1
2
1
3
1
2
3
2
5
5
3
1
4
5
4
3
1
2
1
5
2
5
3
2
5
3
4
1
4
5
4
3
2
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3
5
1
4
2
4
4
5
5
3
2
4
4
5
1
4
5
3
3
3
3
5
1
5
1
2
2
2
1
1
4
1
5
4
3
5
1
5
2
1
5
2
3
3
2
3
4
2
1
1
2
3
2
4
1
4
3
4
2
5