DFM22612

デジタルフローメータ

DFM2

デジタルフローメータ

デジタルフロースイッチまたはデジタルフローセンサの出力パルスを受け、液体の瞬時流量をデジタルで表示します。

6132

セット品発注方法（出荷時校正を要する場合）
機種

流量レンジ

0.5〜5/min 2.5〜25/min 12〜120/min

デジタルフローメータ DFM2−1000−5

DFM2−1000−25

DFM2−1000−120

文字高10のLEDで流量が直読できるため、流量の読み取りが容易です。
パネル前面は、□72のDIN規格サイズを採用し、コンパクトです。
（取付寸法はDFMシリーズと共通です。）
各流量レンジヘの対応はスイッチ操作でできます。

流量

/min

SERIAL NO.

DFS3−1000−DC24V−5 DFS3−1000−DC24V−25
デジタルフロースイッチ

校正銘板

DFS3−1200−DC24V−5 DFS3−1200−DC24V−25 DFS3−2000−DC24V−120

校正銘板

校正銘板

DFS3−1500−DC24V−5 DFS3−1500−DC24V−25 DFS3−2500−DC24V−120
DFS3−5000−DC24V−5 DFS3−5000−DC24V−25

デジタルフローセンサ DFT−1000−5

DFT−1000−25−校正はAC100V仕様でも可能です。
注）それぞれ機器のシリアルNo.の同じものを組み合せて校正してあります。
校正銘板は、右図の位置に貼付けてありますので、同じシリアルNo.のものを組み合せてご使用ください。
次の場合はお客様で校正を行って頂く必要があります。
1.水以外の流体をご使用の場合

仕様

示
示

計数

小範

囲

方式数

点10×5.5（高さ×幅）

0〜99999 最大5桁表示
周期測定演算方式
小数点以下0〜4桁表示

任意に設定可前面パネルキーによるスケーリング変更

表示流量範囲（/min）

0.2〜2、0.5〜5、2.5〜25、12〜120
1〜9秒まで1秒単位で設定可
入力抵抗：10kΩ（DC24Vにプルアップ）負論理動作
入力電流：2mA以下

パルス入力（INI）

動作電圧：ON電圧＝2V以下
OFF電圧＝5V以上
パルス幅：H、L共に50μs以上
入力抵抗：10kΩ（DC24Vにプルアップ）負論理動作

設定禁止入力（KPT）

入力電流：2mA以下
動作電圧：ON電圧＝2V以下（各設定値の変更不可）
OFF電圧＝5V以上（各設定値の変更可）

設定メモリー
電源

電圧

外部供給電源
消費電

記憶方式：不揮発性素子（NV−RAM）による記憶
記憶時間：約10年
AC100V/200V、90〜120％
DC24V±10％力

使用周囲温度

50/60Hz

80mA

約8.5AV−10〜＋50℃（但し、凍結なきこと）

使用周囲湿度

35〜85％RH（但し、結露なきこと）

保存周囲温度−25〜＋85℃（但し、凍結なきこと）

質付
適属
合機

量約450g（付属品を含む）

品

パネル取付ブラケット／ビス種

デジタルフロースイッチ全機種、デジタルフローセンサ注）各設定の変更は、商品添付の取扱説明書を参照してください。

デジタルフローコン
トロールシス
テム

DFM2

DFM2

赤色セグメントLED

表示値校正方法

オートゼロ時間の設定
デジ
タル
フローコントロールシス
テム

3.デジタルフローメータのみご購入の場合

DFM2−1000項目表デジタルフロースイッチ
デジタルフローセンサ

2.ご購入後に測定レンジを変更された場合

形式

表デジタルフローメータ

2614

DFM2

デジタルフローメータ

単位：
CAD/DATATDFS 提供できます。

外形寸法図

DFM2

デジタルフローメータ

単位：

615
2〈接続図〉
流量不足のとき、インタロック信号を出したい場合の組み合せ
デジタルフロースイッチ＋デジタルフローメータ
DFS3−1000・1200・1500・5000・2000・2500−DC24V＋DFM2−1000
灰緑茶
黄DFM2-1000

68（ /min）

M

68 ＋0.7068

SET

赤：黒：＋0.70

防塵カバーを開いた時

パネルカット＋24V−0V

DC電源に接続

灰：アース………アースラインの接続

緑：

リレーa接点茶：

リレーb接点黄：リレーコモン

アース………アースラインの接続
いずれか選択し、黄色線と共リレーa接点
リレーb接点に装置の制御盤に接続（警報）リレーコモン

いずれか選択し、黄色線と共に装置の制御盤に接続（警報）白青：

周波数出力（＋）

白：

周波数出力（−）

青赤黒

7 8 9 101112
ON

28

111.5
8.5

72

1103

取付金具ビス

DFM2-1000

7（ /min）

8910111268

1 2 3 4 5 6

電源AC200V

レンジ切替
0.5〜5 /min、 DIP SW1 ON
2.5〜25 /min、DIP SW1 OFF
電源
AC100V 12〜120 /min、DIP SW1 OFF

リレーのa接点使用時は、流量が設定流量を下回っている時、接点が閉じます。

ON72

2

1 2 3

1 2DFS3−1000・1200・1500・5000・2000・2500−AC100V＋DFM2−10001

防塵カバーを閉じた時

105.5取付金具

3456

白：
3黒：

AC100V緑：

アース………アースラインの接続

緑：

リレーa接点黒：リレーb接点黄：リレーコモン

赤：周波数出力（＋）

白：

周波数出力（−）

緑緑
黒
黄電源
AC100V
白

アース………アースラインの接続いずれか選択し、黄色線と共リレーa接点
リレーb接点に装置の制御盤に接続（警報）リレーコモン黒いずれか選択し、黄色線と共に装置の制御盤に接続（警報）白赤7 8 9 101112
ON

概略回路図

1＋24V

リレーのa接点使用時は、流量が設定流量を下回っている時、接点が閉じます。

フォトカプラ

レンジ設定用ディップスイッチ

10kΩ

入力回路

プリスケーラ設定用
キースイッチ

演 算 回 路電源
AC200V

レンジ切替
0.5〜5 /min、 DIP SW1 ON
2.5〜25 /min、DIP SW1 OFF
電源
AC100V 12〜120 /min、DIP SW1 OFF

流量を読み取るだけで良い場合の組み合せ
デジタル表示器

黒：−0V
AC100V
AC200V

1 2 3 4 5 6

デジタルフローセンサ＋デジタルフローメータ
DFT−1000＋DFM2−1000

赤：＋10.8〜26.4V
センサ用電源 DC24V 80mA

2

1 2 3

デジタルフローメータのDC電源に接続

プリスケーラ設定禁止

緑 黄
白：フレームGND………アースラインの接続■動作説明
デジタルフロースイッチ、デジタルフローセンサの出力周波数をDFM2に入力すると、プリスケーラ設定用キースイッチ（前面パネル部）で設定した分周比、小数点位置に合わせて演算し、デジタル表示器に瞬時流量を表示します。

赤黒

7 8 9 101112

黄：センサ出力（＋）
緑：センサ出力（−）

デジ
タル
フロー
コン
トロール
シス
テム

DFM2

デジタルフロースイッチ（DC24V）
デジタルフローセンサ

DFM2

デジ
タルフローコン
トロー
ル
シス
テ
ム

パネル板厚1〜52ON
1

1 2 3

電源
AC200V2

1 2 3 4 5 6

電源AC100V

レンジ切替
0.5〜5 /min、 DIP SW1 ON
2.5〜25 /min、DIP SW1 OFF