Optical Mechanics

ミラーマウント

480

重負荷用ロッドシステム

レンズホルダHeavy Duty Rod Systems

40 (M-40)• 重いコンポーネントのマウントに最適

70 (M-70)

専用光学マウント• 標準バージョンと振動ダンピングバージョンを用意(別売)

71 (M-71)

レールシステム42, 72

メカニカルシャッタ

標準ロッド
モデル40と70は実験室での一般的なアプリケーションの大部分に適した剛性を持つロッドです。
ロッドの高さは両モデルとも14インチ(356ミリ)です。モデル70はロッドにナイロン製ギアラックが組み込まれており、ラックとピニオンを利用してコンポーネントを上下に移動させることができます。

340-RC (M-340-RC)

370-RC (M-370-RC)

ベース&ブラケット

アクセサリ

高さが7インチ (178ミリ) のショートタイプであるモデル41と71は長いタイプよりもさらに共振周波数振幅が小さく押さえられています。背が低いことを利用してコンパクトな実験セットアップを行うのに理想的なロッドです。統合型ベースであるモデル42と72のロッドは、実験セットアップには全体で24インチ (610ミリメートル) の高さとなり、分光分析などのアプリケーションなどで、レーザービームの高さを求められる場合に、必要なアイテムです。
34 (M-34)

300-P (M-300-P)

システム

ダンピングロッドセット

ポスト&ロッド

41 (M-41)0.0005 インチ (12 ȝm) の精度で丸み付けされたこのロッドは、Newportのあらゆるロッドマウントコンポーネントの穴に繰返し適合できます。クロム仕上げを採用しているためアルミニウムと違い表面の反射率が低く抑えられ、傷や腐食に強く、何年も使い続けることができます。

実験キット
アプリケーションキット

フィルターマウント

コンポーネント• ギアラックとの併用により高さ調整を補助

ダンピング機能を備えたモデル45と75は現在入手できる中で最も高度な機能を持つロッドであり、音響や振動による力の影響が問題となるアプリケーションにも対応できます。ダンピングロッドはダンピング層で囲んだ円筒状塊をロッドの上部に集中することにより、効果的に振動エネルギーを分散させます。コンピューターモデリングと動的試験、および構造解析の徹底的な研究によりこの構造が決定されました。
Newport独自の内蔵ダンピングシステム(特許取得)を実装したダンピングロッドは他に類例のない振動不感性を実現しています。他社が提供する最も優れた設計と比較しても、Newportのダンピングロッドは60%高い振動周波数と100%速い振動減衰、160%優れたピークコンプライアンスを示します。14インチ (356ミリ) の高さを持つダンピングロッドは専用リングベースを介して4本のボルトでテーブルとブレッドボードに固定します。モデル75にはナイロン製ギアラックが組み込まれていますから、ラック・ピニオンを利用してコンポーネントの位置を上下にコントロールすることができます。

670-RCTと670-RCB

精密、頑丈なコンストラクション
VPBアジャストメントベースは、堅固で低価格な商品です。この調整可能なプラットホームは、Newportのロッドとコンポーネントをブレッドボードや光学テーブルのどこにでも安定してマウント出来るように設計されております。
VPBは、中心から1インチに1/4-20(またはM6)の標準的な取り付け用のネジがあります。どんな取り付け面でも完全な位置決めが、XY軸上にスライドでき、自由な調整が可能です。
4575

モデル45(左)と370-RCクランプ付きモデル75
標準ロッドには取付け作業を簡単にするためのNewport製カスタムレンチが添付されます。

VPB (M-VPB)

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください481

Optical Mechanics

ミラーマウント

ダンピングロッドの性能+1

図１と2に示す時間領域応答が示すとおり、ロッドに負荷を与えたときのNewportが採用した方法と他社製品が実装するダンピング法の性能の違いは明白です。

00.2
0.3
DECA Y TIME (SEC)

0.4

0.5

図１．Newport製モデル45ダンピングロッドの時
間応答：2.5lb (1.1kg) の負荷を支えた状態を示す

+1

0-1

Newportのモデル45ダンピングロッドはダンピング能力が優れているため、240Hzの共振ピークが170Hzと210Hzのサブピークに分割され、その振幅もダンピング機能を持たないロッドの応答ピー
クの1/40以下、別な方法でダンピングを行うロッドと比較しても1/5に減衰しています。

0.1

00.1

0.2
0.3
DECA Y TIME (SEC)

0.4

専用光学マウント

鉛おもりダンピング機構を備えた他社のロッドは、ダンピング機能を持たないロッドの約1/4の振幅の単一共振周波数ピークを持ちます。構造上の特性により剛性対質量比が小さいため、この共振ピークはより低い領域 ( 〜 105Hz) に現れ、近傍の機械・電気コンポーネントの振動とカップリングを起こす可能性が高くなります。

-1

レンズホルダダンピング機能を持たないNewportのモデル40は、周波数240Hzに一次曲げモードに対応する孤立した共振周波数ピークを持ちます。

00.5

図2．鉛おもり式ダンピング機構を持つ他社のロッドの時間応答： 図1と同じ2.5lb (1.1kg) の負荷を支えた状態を示す

レールシステム

Model VPB

発注のご案内内部スライダ、可動範囲±0.50(12.7)

高さ [in. (mm)]ミリ仕様モデル

内容

45

ダンピングロッド、取り付けベース付き

14.0 (355.6)
14.0 (355.6)

ダンピングロッド、ラック・取り付けベース付
標準ロッド、ベース付き

24.0 (610)72

標準ロッド、ラック・取り付けベース付

24.0 (610)

40 (M-40)

標準ロッド、1/4-20(M6)ネジ穴

14.0 (355.6)

標準ロッド、1/4-20(M6)ネジ穴

14.0 (355.6)

標準ロッド、1/4-20(M6)ネジ穴

7.0 (177.8)

71 (M-71)

標準ロッド、1/4-20(M6)ネジ穴

7.0 (177.8)

2998

硬いロッド、両端に1/4-20ネジ穴

14 (355.6)

14828-01 (16636-01)

標準ロッド用のロッドレンチ

VPB (M-VPB)

XYプラットフォーム、1/4-20(M6)ネジ穴

B TYP
C
4.00(101.6)

ネジ A通し穴
4スロット

D TYP
B代表値
2.00 (50.8)5-ネジ穴 A

アクセサリ

70 (M-70)
41 (M-41)

メカニカルシャッタ75
42.750(19.1)

米国特許＃4,050,665

Model 40,41

Model 70,71

Model 42と45

Model 72と75

ø2.94(74.7)

ø1.50(38.1)

ø1.50(38.1)

1.50(38.1)
4 HOLES, ø.290 (7.4) CLR

4 HOLES, ø.290 (7.4) CLR

THD A

1.984(50.4)

1.984(50.4)

寸法[in. (mm)]AB

40 (M-40)

1/4-20 (M6)14.00 (355.6)

41 (M-41)

1/4-20 (M6)7.00 (177.8)

70 (M-70)

1/4-20 (M6)14.00 (355.6)

71 (M-71)

1/4-20 (M6)7.00 (177.8)

1.984(50.4)

1.984(50.4)

寸法[in. (mm)]

ネジ規格

CADファイルについては、弊社までお問合せください。

モデル(メートル仕様)A

B

VPB(M-VPB)

1/4-20(M6)1.000(25.0)

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

3.000(75.0)

0.50(13.3)

実験キット
アプリケーションキット

ネジ規格
モデル(メートル仕様)

フィルターマウント

THD A

セット.25(6.4)

コンポーネント.75(19.1).75(19.1)

1.50(38.1)

システム

MODEL 72: 24.0 (610)
MODEL 75: 14.0 (356)

MODEL 42: 24.0 (610)
MODEL 45: 14.0 (356)

ポスト&ロッドBB.25(6.4)

ベース&ブラケット

ø2.94(74.7)