SPプレート チタン頭蓋骨固定システム

e
l
i
r
Ste

Neurosurgery Fixation System

滅菌済みのメリット
様々な診療科目の手術で体内に埋入されるインプラントはメーカー滅菌品が多く、私達も滅菌済み製品を推奨致します。また、プレートとスクリューを1梱包にしたセット品、更には施設の開頭手技に合わせた病院セット品をご用意する事で、術中外回りからのデリバリーや院内在庫管理も簡素化出来るように考えております。

病院内での

オペ中の

滅菌管理が不要。

使用数カウントが不要。

院内感染のリスクが確実な保険請求が減少します。

行えます。

ロット管理で、使用方法に合わせた

トレーサビリティが豊富な梱包形態。

実現します。

単品、セット品、病院セット品のバリエーションで出荷

滅菌パック

2

インプラントケース

管理シール

” Low Profile ”

SPプレートの特長

より低侵襲で頭皮への刺激を抑えるために、プ
レート厚み0.3mmシステムを発売致しました。
単に薄いだけでは無く、プレートエッジの全周研磨を施し、角のない滑らかなプレートにしています。こうすることで、より頭皮への刺激を抑えることを狙っております。更に、スクリューのヘッド構造を平坦化することで、プレートからの突出を抑え、ほぼ触知出来ないレベルにしております。
従来の0.5mmシステムも引続き販売していきま
すが、この加工は同様に行っており、たとえ厚みがあっても刺激は抑える設計をしております。

”スクリュー形状 ”
最初の骨への食い込み、スクリューエッジの切れ、そして最後に空回りを防ぐことを考えて設計しています。昨今、電動ドライバーの使用頻度が増えてきて、ハイトルクの電動ドライ
バーでの空回りが問題視されますが、このスクリューは締め終わり感が分かり易く、必要以上の回転を抑えることができます。

”スクリュー把持力”
ドライバービットの形状とスクリューのビット刺入部の形状の最適化を図り、強い把持力を引き出しています。また、ドライバービットの 先 端 は 、摩 耗を抑え、長寿命化を図っております。

”インプラントケース”
スクリューを少し沈めて格納しています。こうする事で、ちょっとした振動でもスクリューがこぼれ落ちることはありません。また、ドライバー先端を挿入し、少し回転させる（図1）こと
でスクリューをキャッチする事ができます。小さなスクリューの十字を狙う必要が無く、ブラインド操作で楽にスクリューをキャッチする事ができます。電動ドライバーを使用する際は、ドライバー先を挿入した後、スイッチを入れて回転させる（図2）ことでキャッチが可能です。
更に、ケースの構造 上スクリューとドライバー先はまっすぐにホールドされ 、中心軸が 一直線（図3）に保持されます。こうする事で、把持力のアップ、スクリュー挿入時の抵抗力の減
少、スクリューの脱転を防ぐ事が可能です。

図1

図2

図3

3

インプラント／I m pl a nt

/0.3 mm〔 単品 〕SPプレートⅡ
SP301

2穴ストレート（15mm）0.3

長さ：15mm

厚み：0.3mm

SP307

4穴BOX（14×14mm）
0.3

14×14mm

厚み：0.3mm

SP310

バーホールカバー（S、彎曲タイプ、外径19mm）0.3

外径：19mm

厚み：0.3mm

SP313

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径26mm）0.34

外径：26mm

厚み：0.3mm

SP303

原寸大

SP306

4穴ストレート（21mm）0.3

トライアングル（17×17×17mm）
0.3

長さ：21mm

17×17×17mm

厚み：0.3mm

SP308

6穴BOX（12×19mm）
0.3

12×19mm

厚み：0.3mm

SP311

バーホールカバー（M、彎曲タイプ、外径26mm）0.3

外径：26mm

厚み：0.3mm

SP321

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：1本

長さ：4.0mm

径：1.5mm

厚み：0.3mm

SP309

8穴BOX（12×26mm）
0.3

12×26mm

厚み：0.3mm

SP312

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径30mm）0.3

外径：30mm

厚み：0.3mm

SP323

エマジェンシースクリュー（4.0mm、φ1.9mm）LH：1本

長さ：4.0mm

径：1.9mmNeurosurgery
Fixation System/0.3 mm〔 セット品 〕SPプレートⅡ

１カ所固定分のプレート・スクリューをセット化しました。

SP350

SP351

4穴ストレートセット

トライアングルプレートセット

2穴ストレート（15mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：2本

4穴ストレート（21mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：2本

トライアングル（17×17×17mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：3本

SP353

SP355

SP357

4穴BOX（14×14mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：4本

6穴BOX（12×19mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：4本

8穴BOX（12×26mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：4本

SP360

SP361

SP364

バーホールカバー（M、彎曲タイプ、外径26mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：4本

バーホールカバー（M、彎曲タイプ、外径26mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：3本

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径26mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：3本

2穴ストレートセット

4穴BOXセットバーホールカバー（M）セット

SP365

6穴BOXセットバーホールカバー（M）Bセット

SP326

SP352

8穴BOXセットバーホールカバー（D）セット

SP327

2穴ストレート３Pセット

スクリューセット（4.0mm：2本）

スクリューセット（4.0mm：3本）

2穴ストレート（15mm）0.3：3枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：6本

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：2本

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：3本

5インプラント／I m pl a nt

/0.5mm〔 単品 〕SPプレート
SP01

2穴ストレート（15mm）0.5

長さ：15mm

厚み：0.5mm

SP05

6穴BOX（10×17mm）
0.5

10×17mm

厚み：0.5mm

SP11

バーホールカバー（大、彎曲タイプ、外径24mm）0.5

外径：24mm

厚み：0.5mm

SP21

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：1本

6

長さ：4.0mm

径：1.5mm

SP02

4穴ストレート（19mm）0.5

長さ：19mm

厚み：0.5mm

SP06

8穴BOX（10×24mm）
0.5

10×24mm

厚み：0.5mm

SP11L

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径27mm）0.5

外径：27mm

厚み：0.5mm

SP23

エマジェンシースクリュー（4.0mm、φ1.9mm）：1本

長さ：4.0mm

径：1.9mm

原寸大

SP04

4穴BOX（14×14mm）
0.5

14×14mm

厚み：0.5mm

SP10

バーホールカバー（小、彎曲タイプ、外径19mm）0.5

外径：19mm

厚み：0.5mm

SP12

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径24mm）0.5

外径：24mm

厚み：0.5mm

Neurosurgery
Fixation System/0.5mm〔 セット品 〕SPプレート

１カ所固定分のプレート・スクリューをセット化しました。

SP50

SP57

SP51

2穴ストレート（15mm）0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：2本

4穴ストレート（19mm）0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：2本

4穴BOX（14×14mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）
：4本

SP52

SP58

SP53

6穴BOX（10×17mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：4本

8穴BOX（10×24mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：4本

バーホールカバー（大、彎曲タイプ、外径24mm）0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）
：4本

SP62

SP54

SP64

バーホールカバー（大、彎曲タイプ、外径24mm）0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：3本

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径24mm）0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：3本

2穴ストレート（15mm）0.5：3枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：6本

2穴ストレートセット

6穴BOXセットバーホールカバー（大）Bセット

SP90

4穴ストレートセット

8穴BOXセットバーホールカバー（D）セット

4穴BOXセットバーホールカバー（大）セット

2穴ストレート３Pセット

SP55

スクリューセット（4.0mm：2本）

スクリューセット（4.0mm：3本）

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：2本

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：3本

7インプラント／I m pl a nt

メッシュシリーズ
プレートと同様に、エッジを落として頭皮への刺激を抑えております。
メッシュの 形状は様々な 角度 でベンディングされても角が立ちにくく、外周が 跳 ね 返らない
デザインとなっております。
原寸大

メッシュ（四角形）
SP331（0.3mm） SP31B（0.4mm） SP31（0.5mm）

SP332（0.3mm） SP32B（0.4mm） SP32（0.5mm）

50×50mm

SP333（0.3mm） SP33B（0.4mm） SP33（0.5mm）

75×75mm

メッシュ（長方形）SP340（0.3mm）

100×100mm

850×100mm

Neurosurgery
Fixation System

メッシュ（扇型）
SP330（0.3mm） SP430（0.4mm） SP30（0.5mm）

原寸大

20×95mm※SP330は20×100mm

テリオンメッシュ
SP339（0.3mm）
術後陥凹が顕著な眼窩外側部を5㎜程度浮かせ、又前額部への露出が最小限になるようにデザインされたテリオン部専用のメッシュです。0.3㎜の厚みでも側頭筋委縮を想定した底上げ効果を得られる硬度があります。

25×35mm

メッシュ（扇型）リバーシブル"S"SP330R（0.3mm） SP430R（0.4mm） SP30R（0.5mm）
前頭側頭開頭のテリオナル欠損部の補填及び骨固定用に使用されるメッシュとして考案されました。
S字状で左右非対称ですが、スクリューホールを両面に配置する事で、1枚で左右どちらにも使用できます。
また、三次元的形成も容易に行えます。

テリオンメッシュ

適用部位

リバーシブル"S"

20×100mm

適用部位

9インプラント／I m pl a nt

メッシュシリーズ
メッシュ（四角形枠型）

原寸大

SP336（0.3mm） SP436（0.4mm）
Interhemispheric approach の際に使用されるメッシュとして考案されました。
このメッシュ一枚で骨固定が出来る事と、骨切り線が全てメッシュに覆われることで、術後頭皮が骨切り線上に沈み込むことを防止する効果を狙っています。

適用部位

60×60mm

メッシュ（直鎖型）
SP337（0.3mm） SP437（0.4mm）
このメッシュは骨切り線上に置かれ、術後頭皮が骨切り線上に沈み込むことを防止する効果を狙って

8×100mm

考案されました。自在に蛇行させることが可能で、骨切り線に沿わせることが出来ます。

JNメッシュ
SP335（0.3mm） SP435（0.4mm） SP35（0.5mm）
三叉神経痛および顔面痙攣の神経減圧術のCraniodefectomyの際に使用されるメッシュとして考案されました。欠損部にフィットし三次元的形成も容易に行えます。

ブリッジメッシュ
SP338（0.3mm）
SP438（0.4mm）
SP38（0.5mm）

17×40mm

25×40mm

適用部位

10

Neurosurgery
Fixation System

病院セット品
１症例分を施設ごとの術式に合わせ、プレートとスクリューを組合わせて納品します。

セット例

1

セット例

2

未破裂動脈瘤などの手術でプレートの使用パターンが決まっている場合に、病院セット品として1箱に梱包して出荷します。外回りから術野へのデリバリーも1箱で済み、また、在庫管理もかなり簡素化されます。近年、都道府県によってはプレート、スクリューの使用数量の制限をする場合が見受けられ、それへの対応という事で採用になっている施設もあります。

打合せ
製 造
納 品

プレートの種類・枚数及びスクリュ
ーの本数を決定します。
工場でセット組み、滅菌を行います。

通常1.5ケ月～2ケ月で納品いたします。

11

手術器械／I ns t r um e nt s

SPI01

SP器械セット

SPI04
SP器械ケース（医療機器届出番号：15B1X10002000006）

SPI03
SPドライバービット

SPI02
SPドライバーハンドル（医療機器届出番号：15B1X10002000006）（医療機器届出番号：15B1X10002000006）

SPI303
SPドライバービット（0.3mm用）（医療機器届出番号：15B1X10002000006）

ES02-180-17
スミスワイヤーカッター（医療機器届出番号：11B3X00058000024）

ES13-048-16
ランゲンベックホルダー（医療機器届出番号：11B3X00058000036）

ES03-020-17
テイラー鑷子
（医療機器届出番号：11B3X00058000017）

12

Neurosurgery
Fixation System

器械セットの取り扱いについて
本品使用後は、できるだけ早く以下の手順に従って洗浄・滅菌を行って下さい。

１．推奨洗浄方法
最初に器械を酵素洗浄液に浸しますが、酵素洗浄液の製造元の取扱説明書に従って行なって下さい。
デリケートなカッター先端はその損傷を防ぐために、丁寧に汚れを落として下さい。可動部分について
は、こびりついた血痕や組織を除去するために動かすようにして下さい。
柔らかい毛ブラシを使い、血痕や組 織をきれいにし、特にヒビや裂け目、すじ傷などに注意を払って全体を洗浄して下さい。
器 械の内腔はブラシで洗浄します。ブラシの入らないところは酵素洗浄液をシリンジを用いてフラッシ
ュして下さい。
超音波洗浄器を用いる場合は、中性洗剤を加えた溶液に本品を浸します。10分浸すと本品の表面にこびりついた物質が剥がれてきます。
器械を温水でよくすすぎます。可動部分はすすぎながら動かして下さい。
すすぎ終わったら、速やかに乾燥させて下さい。可能であれば、圧縮空気で内部を乾燥させて下さい。
乾燥後、血液等の付着がないか、目視にてよくご確認ください。血液等の付着があれば、付着がなくなるまで洗浄を繰り返して下さい。
適しているものがあれば、水溶性潤滑剤を可動部分にお使い下さい。

２．推奨滅菌方法
・滅菌方法：高圧蒸気滅菌
・滅菌条件：135℃ 8～10分 または 121℃ 20分

SP器械セット標準構成
No

製品名

入り数

1

SPドライバーハンドル

2

2

SPドライバービット

2

3

スミスワイヤーカッター

1

4テイラー鑷子1

5

ランゲンベックホルダー

1

6

ケース

1

13

手術器械／SP M o r t o r Dri v er

SPM01

SPモータードライバーセット

SPM05
SPモータードライバーケース
SPM02Ⅱ
SPモータードライバーⅡ（医療機器届出番号：13B1X10033000101）（医療機器届出番号：13B1X10033000102）

SPM304SPモータードライバー電池BOX（医療機器届出番号：13B1X10033000102）

SPM03
SPモータードライバービット（医療機器届出番号：13B1X10033000101）

SPM303SPモータードライバービット（0.3mm用）（医療機器届出番号：13B1X10033000101）

SPM02
SPモータードライバー（医療機器届出番号：13B1X10033000102）

14

Neurosurgery
Fixation System

セッティング

電池BOXに表示された＋−のとおりに電池を入れます。

SPモータードライバーの先端に、SPモータードライバー
ビットを装着します。

SPモータードライバーの後端に、電池BOXを時計回りに挿入します。

スクリューの装着※電池BOXが接続されるとモーターが少し回転しますが、これはスタンバイモードですので異常ではありません。

インプラントケースのスクリューの入っているスクリュー
ホールにドライバービット先 端 部 を軽く置き、S P モータ
ードライバーのスイッチを入れて回 転させると簡 単に 装着されます。その後、しっかり押し込んで把持させます。

機能AFスイッチ（Auto Fixation）
このスイッチを１度押すと、一定時間回転したのち自動的に停止します。
通常の骨の場合、一回の操作でスクリューが最後まで挿入されます。
Sスイッチ（Short）
このスイッチを１度押すと、少し回転してから停止します。
骨が硬く、AFスイッチでスクリューが入りきらなかった際に、増し締め用として使用します。
AFスイッチSスイッチ

注意・どちらのスイッチも１度押してから指を離しても、または押し続けても一定時間回転し、自動的に停止します。
オプション① AFスイッチ、Sスイッチの自動停止までの時間は任意に設定が可能です。
② 自動停止を無くし、押している間だけ動作するように設定することも可能です。
その際、Sスイッチをリバース（逆回転）にすることも可能です。

15

SPモータードライバーの取扱いについて
本品使用後は、できるだけ早く以下の手順に従って清拭・滅菌を行って下さい。

１．清拭
本品使用後はできるだけ早く以下の手順に従って清拭等を行って下さい。
柔らかい布、毛ブラシを使い、血痕や組織をきれいにし、特にヒビや裂け目、傷などに注意を払って全体をアルコールで清拭して下さい。
水洗い、酵素洗浄液に浸す事、又超音波洗浄器を使用することは避けて下さい。
血液等の付着がないか、目視にてよくご確認ください。血液等の付着があれば、付着がなくなるまで清拭を繰り返して下さい。

２．推奨滅菌方法
・滅菌方法：プラズマ滅菌及びEOG滅菌※高圧蒸気滅菌は行わないで下さい。

SPモータードライバーセット標準構成

16

No

製品名

入り数

1

SPモータードライバー

1

2

SPモータードライバー
ビット

1

3

SPモータードライバー
電池BOX

2

4

CR2リチウム電池
（市販品）

4

5

SPモータードライバーケース

1

Neurosurgery
Fixation System

製品一覧／L i ne ups

SPプレートⅡ／0.3mm
分類

プレート

スクリュー

分類

品番

規格
長さ・径

厚み・径

JANコードSP301

2穴ストレート（15mm）0.3

15mm

4582485400026

SP302

2穴ストレート（20mm）0.3

20mm

4582485400033

SP303

4穴ストレート（21mm）0.3

21mm

4582485400200

SP304

8穴ストレート（42mm）0.3

42mm

4582485400385

SP305

12穴ストレート（62mm）0.3

62mm

4582485400569

SP306

トライアングル（17×17×17mm）0.3

17×17×17mm

4582485401405

SP307

4穴BOX（14×14mm）0.3

14×14mm

SP308

6穴BOX（12×19mm）0.3

12×19mm

4582485401047

SP309

8穴BOX（12×26mm）0.3

12×26mm

4582485401221

0.3mm

SP310

バーホールカバー（S、彎曲タイプ、外径19mm）0.3

外径：19mm

4582485403348

バーホールカバー（M、彎曲タイプ、外径26mm）0.3

外径：26mm

4582485403799

SP312

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径30mm）0.3

外径：30mm

4582485403775

SP313

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径26mm）0.3

外径：26mm

4582485404598

SP320

セルフドリリングスクリュー（3.5mm、φ1.5mm）LH：1本

3.5mm

SP321

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：1本

4.0mm

SP322

セルフドリリングスクリュー（4.5mm、φ1.6mm）LH：1本

4.5mm

1.6mm

4582485405588

4.0mm

1.9mm

4571324416465

1.5mm

エマジェンシースクリュー（4.0mm、φ1.9mm）LH：1本
スクリューセット（3.5mm：2本）LH

セルフドリリングスクリュー（3.5mm、φ1.5mm）LH：2本

4571324417448

SP325

スクリューセット（3.5mm：3本）LH

セルフドリリングスクリュー（3.5mm、φ1.5mm）LH：3本

4571324417394

SP326

スクリューセット（4.0mm：2本）LH

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：2本

4571324417400

SP327

スクリューセット（4.0mm：3本）LH

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：3本

4571324417417

SP328

スクリューセット（4.5mm：2本）LH

セルフドリリングスクリュー（4.5mm、φ1.6mm）LH：2本

4571324417424

SP329

スクリューセット（4.5mm：3本）LH

セルフドリリングスクリュー（4.5mm、φ1.6mm）LH：3本

4571324417431

セット内容

JANコード

SP350

2穴ストレートセット

2穴ストレート（15mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）LH：2本SP351

4穴ストレートセット

4穴ストレート（21mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：2本

4571324417240

SP352

トライアングルプレートセット

トライアングル（17×17×17mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：3本

4571324417257

SP353

4穴BOXセット

4穴BOX（14×14mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：4本

4571324417264

SP354

4穴BOX（B）セット

4穴BOX（14×14mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：3本

4571324417271

SP355

6穴BOXセット

6穴BOX（12×19mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：4本

4571324417288

6穴BOX（B）セット

6穴BOX（12×19mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：3本

4571324417295

SP357

8穴BOXセット

8穴BOX（12×26mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：4本

4571324417301

SP358

8穴BOX（B）セット

8穴BOX（12×26mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：3本

4571324417318

SP359

ブリッジメッシュセット

ブリッジメッシュ（17×40mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：4本

4571324417325

SP360

バーホールカバー（M）セット

バーホールカバー（M、彎曲タイプ、外径26mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：4本

4571324417332

SP361

バーホールカバー（M）Bセット

バーホールカバー（M、彎曲タイプ、外径26mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：3本

4571324417349

SP362

バーホールカバー（L）セット

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径30mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：4本

4571324417356

SP363

バーホールカバー（L）Bセット

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径30mm）
0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：3本

4571324417363

SP364

バーホールカバー（D）セット

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径26mm）0.3：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：3本

4571324417370

2穴ストレート３Pセット

2穴ストレート（15mm）0.3：3枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）LH：6本

4571324417387

SP365

734240000

固定用内副子F2-d-1734340000

4582485405564

SP324

製品名

固定用内副子F2-a-14582485405144

SP323

品番

機能区分
特定器材コード

4582485400866

SP311

SP356
セット品

製品名

4571324417233

固定用内副子F1-a734170000

17

製品一覧／L i ne ups

SPプレート／0.5mm
分類

プレート

スクリュー

分類

セット品

品番

規格
長さ・径

厚み・径

JANコードSP01

2穴ストレート（15mm）0.5

15mm

4571324411057

SP02

4穴ストレート（19mm）0.5

19mm

4571324411248

SP03

8穴ストレート（42mm）0.5

42mm

4571324411491

SP04

4穴BOX（14×14mm）0.5

14×14mm

4571324411743

SP05

6穴BOX（10×17mm）0.5

10×17mm

4571324411842

SP06

8穴BOX（10×24mm）0.5

10×24mm

SP10

バーホールカバー（小、彎曲タイプ、外径19mm）0.5

外径：19mm

4571324412689

SP11

バーホールカバー（大、彎曲タイプ、外径24mm）0.5

外径：24mm

4571324413020

0.5mm

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径27mm）0.5

外径：27mm

4571324413112

SP12

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径24mm）0.5

外径：24mm

4571324413662

SP20

セルフドリリングスクリュー（3.5mm、φ1.5mm）：1本

3.5mm

1.5mm

SP21

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、φ1.5mm）：1本

4.0mm

セルフドリリングスクリュー（5.0mm、φ1.6mm）：1本

5.0mm

1.6mm

4571324416342

SP23

エマジェンシースクリュー（4.0mm、φ1.9mm）：1本

4.0mm

1.9mm

4571324416472

SP65

スクリューセット（3.5mm：3本）

セルフドリリングスクリュー（3.5mm、
φ1.5mm）：3本

4571324417158

SP90

スクリューセット（4.0mm：2本）

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：2本

4571324417202

SP55

スクリューセット（4.0mm：3本）

セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：3本

4571324417059

SP63

スクリューセット（5.0mm：3本）

セルフドリリングスクリュー（5.0mm、
φ1.6mm）：3本

4571324417134

セット内容

JANコード製品名

固定用内副子F2-a-1734240000

固定用内副子F2-d-1734340000

4571324416328

SP22

品番

機能区分
特定器材コード

4571324411965

SP11L

4571324416335

SP50

2穴ストレートセット

2穴ストレート（15mm）0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：2本

SP57

4穴ストレートセット

4穴ストレート（19mm）0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：2本

4571324417073

SP51

4穴BOXセット

4穴BOX（14×14mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：4本

4571324417011

SP52

6穴BOXセット

6穴BOX（10×17mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：4本

4571324417028

SP58

8穴BOXセット

8穴BOX（10×24mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：4本

4571324417080

SP53

バーホールカバー（大）セット

バーホールカバー（大、彎曲タイプ、外径24mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：4本

4571324417035

SP62

バーホールカバー（大）Bセット

バーホールカバー（大、彎曲タイプ、外径24mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：3本

4571324417127

SP91

バーホールカバー（L）セット

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径27mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：4本

4571324417219

バーホールカバー（L）Bセット

バーホールカバー（L、彎曲タイプ、外径27mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：3本

4571324417226

SP54

バーホールカバー（D）セット

バーホールカバー（D、彎曲タイプ、外径24mm）
0.5：1枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：3本

4571324417042

SP64

2穴ストレート３Pセット

2穴ストレート（15mm）0.5：3枚
セルフドリリングスクリュー（4.0mm、
φ1.5mm）：6本

4571324417141

SP92

18

製品名

4571324417004

固定用内副子F1-a734170000

メッシュシリーズ
分類

品番
SP330

メッシュ

製品名

規格
長さ

厚み

JANコードメッシュ（扇型：20×100mm）0.3

20×100mm

4571324418322

SP330R

メッシュ（扇型：20×100mm）リバーシブル ”
S”0.3

20×100mm

4571324418346

SP331

メッシュ（四角形：50×50mm）0.3

50×50mm

4571324419022

SP332

メッシュ（四角形：75×75mm）0.3

75×75mm

4571324419046

SP333

メッシュ（四角形：100×100mm）0.3

100×100mm

4571324419060

SP335

JNメッシュ（25×40mm）0.3

25×40mm

SP336

メッシュ（四角形枠型：60×60mm）0.3

60×60mm

4571324419725

SP337

メッシュ（直鎖型：8×100mm）0.3

8×100mm

4571324417462

SP338

ブリッジメッシュ（17×40mm）0.3

17×40mm

4582485402181

SP339

テリオンメッシュ（25×35mm）0.3

25×35mm

4571324415222

SP340

メッシュ（長方形：50×100mm）0.3

50×100mm

4582485408121

SP430

メッシュ（扇型：20×95mm）0.4

20×95mm

4571324414744

SP430R

メッシュ（扇型：20×100mm）リバーシブル ”
S”0.4

20×100mm

4571324414751

SP31B

メッシュ（四角形：50×50mm）0.4

50×50mm

4571324415697

SP32B

メッシュ（四角形：75×75mm）0.4

75×75mm

4571324415703

SP33B

メッシュ（四角形：100×100mm）0.4

100×100mm

SP435

JNメッシュ（25×40mm）0.4

25×40mm

4571324410562

SP436

メッシュ（四角形枠型：60×60mm）0.4

60×60mm

4571324419824

SP437

メッシュ（直鎖型：8×100mm）0.4

8×100mm

4571324417585

SP438

ブリッジメッシュ（17×40mm）0.4

17×40mm

4582485402365

0.3mm

0.4mm

4571324410401

SP30

メッシュ（扇型：20×95mm）0.5

20×95mm

4571324414904

メッシュ（扇型：20×100mm）リバーシブル ”
S”0.5

20×100mm

4571324414911

SP31

メッシュ（四角形：50×50mm）0.5

50×50mm

4571324415758

SP32

メッシュ（四角形：75×75mm）0.5

75×75mm

メッシュ（四角形：100×100mm）0.5

100×100mm

0.5mm

固定用内副子F2-a-2734280000

4571324415710

SP30R

SP33

機能区分
特定器材コード

4571324415765
4571324415772

SP35

JNメッシュ（25×40mm）0.5

25×40mm

4571324415567

SP38

ブリッジメッシュ（17×40mm）0.5

17×40mm

4582485402549

SP76

JNメッシュセット

JNメッシュ：1枚、SP321：2本

4571324417493

19販売名：SPプレート
一般的名称：体内固定用プレート
医療機器承認番号：22200BZX00866000
クラス分類：高度管理医療機器（クラスⅢ）JMDNコード：35241003
出荷時滅菌方法：ガンマ線滅菌
包装数：全製品1梱包
最低発注単位：1
管理区分：ロット管理品
特定保守：非該当生物由来：非該当
医薬品分類：非該当
高圧ガス：非該当

取扱代理店

注意事項
カタログ掲載品の中には、通常在庫として常備していない製品がございますのでお問合せ下さい。
常備されていない場合はお時間をいただいて（通常1.5ヶ月〜2ヶ月）の対応とさせていただきます。

製造販売元

ケンテック株式会社〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町５2-2
TEL.03-5155-2596 FAX.03-5155-2598
製造元

プロスパー株式会社〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620
販売元

エス・アンド・ブレイン株式会社〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518© S&Brain Corporation 2023.03