Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

1

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

2

目

次

ハードウェア・・・・・・・・・・
基本操作・・・・・・・・・・・・
測定準備・・・・・・・・・・・・
プログラム操作・・・・・・・・・
１．放射対回測定・・・・・<1> 放射測定・・・・・<2> 対回測定・・・・ ・
２．手簿出力・・・・・・・
３．杭打ち ・・・・・・・
４．対辺チェック・・・・・
５．交点計算 ・・・・・・
６．簡単な測定・・・・・・

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

3

５
１１
１９
２５
２６
２６
３０
３６
３７
４８
５０
５２

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

4ハードウェア

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

5ハードウェア
1)
バッテリーと充電器
1)バッテリーと充電器(1)バッテリー
GEB221(左写真):トータルステーション本体に使用します。
（1 個で 5‑8 時間使用可能）

バッテリーソケットの内側にバッテリーの装着図がありますのでそれに合わせてバッテリーをセットします。

本体に装着します。最後に黒いつまみを時計方向 90 度回してロックします。

バッテリーの寿命は使用頻度に関係なく、製造時点から３年です。
（急に使えなくなるのではな
く実質的な容量が減り、フル充電しても使用時間が短くなります）(2)充電器
充電時間は 0％⇒ 100％で通常 GEB221 で約 3 時間。
待機状態

充電中（点灯）バッテリー障害

充電器障害

充電完了 (点滅と点灯)

温度上昇（注意）温度上昇サインが出たら一旦外して常温に戻った状態で再度充電して下さい。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

6ハードウェア
2)
電源の ON ＜＞ OFF
2)電源の・電源の ON
テンキー下の白いボタンの内 PROG と書かれたを 1 秒以上長押しします。
・電源の OFF
テンキー下の白いボタンの内ボタンを同時に押します。
電源をOFFした後直ちに再立ち上げを行う場合は、終了時のシ
ステム内部の処理の都合上、7秒程度間隔をあけてから実行してください。正反どちらかの画面が非表示になる場合があります。
このような場合は一旦電源をOFFにしてバッテリーの抜差しを行い、再び電源を入れてください。

3)
整準盤と整準3)整準盤と整準
整準盤を器械から取り外す場合は黒いレバーを反時計回りにまわして外します。ロックがあるため少々硬いですが「ガチャッ！」と反応があるまでまわしてください。

整準盤を器械に取り付ける場合は黒いレバーを時計回りにまわします。ロックがあるため少々硬いですが「ガチャッ！」と手ごたえがあり、水平になった状態になります。

ライカの器械と他社（ソキア、トプコン等）の整準盤を合わせて使用しないようお願いします。設
計上の問題から、器械を旋回させる場合に かみ合わせ の分角度がずれる恐れがあります。必ずライカ同士の組み合わせで使用するようお願いします。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

7ハードウェア
4)
キーボード4)キーボード
アイコン群：現在の設定状況を確認できます

ファンクションキー

文字キー
CEキー：入力値をクリア
ESC キー：前の画面に戻る

USER キーエンターキー：決定
ファンクションキーSHIFT キー矢印キー

5)
タッチパネルの操作について
5)タッチパネルの操作について
キーボードの他に、タッチパネルを直接タッチ棒でタッチすることによってもトータルステーションを操作することが可能です。

キーボードの裏に赤いタッチ棒が溝にはまるような感じでありますので操作はこのタッチ棒を使用してください。正反両方についています。予備棒は 1 本赤いコンテナに入っています。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

8ハードウェア
6)微動ネジ6)微動ネジ
微動ネジは電源を入れないと動作しません（モータータイプ）。

7)
アイピースとフォーカスの合わせ方
7)アイピースとフォーカスの合わせ方
フォーカスリング
時計回りで近いところにフォーカスをあわせます。
アイピース
十字線の明暗は、空に望遠鏡を向けてアイピースを回転させて設定します。
（注意）このネジは動かさないで下さい。

8)
照星（しょうせい）8)照星
照星（
大体の向きを確認するのに使用します。特に自動視準を使用している時には、照星であわせるだけでプリズ
ムを認識できます。

9)CF カードの装着
上下、裏表間違わないように入れてください。
また、電源入力後はメインメニュー以外の画面でカードを抜き差しをしないでください。
＊ Leica 純正の CF カードをご使用下さい。

カードの穴が開いている側が上（外側）になります。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

9ハードウェア
10)
シリアル番号
10)シリアル番号
器械のシリアル番号はバッテリー BOX を抜いて、本体側に銀色のラベルが張り付いています。ここに記載されています。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

10

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

11

1 測定：
角度距離、座標測定を行います。
2 プログラム：1 測定 を含めた各種プログラムがあります。
3 管理：
ジョブ（現場）、器械の設定セットなどを管理しています。
4 変換：
データを所定のフォーマットにしたがって入出力したり、ジョブ間でのデータの受け渡しを行います。
＊対回データの APA 変換や SIMA 座標データの読込みはここでは行いません。
5 設定：
器械の時計や通信設定、測定モードの設定などを行います。
6 ツール：
CF カードやアプリケーションプログラムの初期化、器械の点検調整やファームウェア / プログラムのインストールもここで行うことができます。

・メインメニューからツールを選択し、ENTER キーを押します。

・フォーマットメモリを選択し、F1 確定を押します。

（注意）F5 システムの初期化は行わないように注意して下さい。システムが立ち上がらなくなる可能性があります。
Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

12

1)
測 定
1)測
詳しくは「6」プログラム編の「測定」を参照ください。

2)
プログラム
2)プログラムプログラムはインストールした順番に画面上から順に表示されます。ただし 測定 と 器械点設定 の順序は固定となっています。以下のプログラムは標準プログラム。
・測定
測定：メインメニューの 1 測定 と同じ。
器械点設定：各種プログラムで行う 据付 （詳しくは「6」・器械点設定の「測定」を参照）と同じ。
交点計算：測定した点、座標値を組み合わせて直線または・交点計算
曲線を作成して線の交点の座標値を計算したり杭打ちを行ったりします。
・杭打ち
杭打ち：杭打ちプログラム
・放射対回測定
放射対回測定：放射対回測定データをCADに出力したい場合には このプログラムを使用します。放射・1 対回（1 対回 RL 含む）〜 3 対回・2 級〜
4 級まで対応します。
・手簿出力
手簿出力：
手簿出力
測定したデータを APA 形式に変換する場合に使用します。
・座標入出力座標入出力：
座標入出力
CAD で作成した座標データを器械に呼び込みます。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

13

3)
管 理
3)管
管理では以下の項目を行うことができます。
・ジョブの作成、編集、削除
・データの作成（座標）、削除、編集
・座標系の作成、編集、削除
・器械設定セットの作成、編集、削除
・プリズムの設定

4)
変 換
4)変

国内での使用にはプログラムの手簿出力、座標入出力を使用します。この変換ツールは基本的には使用しません。

14

5)
設 定
5)設
ここでは測定モードや器械設定を編集することができます。

(1)測定の設定(2)器械の設定

・点名入力方法
インクリメントの方法や開始点名の初期値を決めることができます。
・画面表示の設定
測定プログラムや杭打ちプログラム、放射対回測定プログ
ラムなどでユーザーオリジナルの画面を作成し使用することができます。
・コード付けの設定
データに属性を付けて記録することができます。その場合に個々でコードリストを作成し属性を番号で管理します。
・オフセット
器械から見て左右 / 前後を指定して測定を行うと、表示されるデータはオフセットの値を加味したデータとなります。
・目標チェック
もしも連続した測定位置が同じだった場合（誤って同じ点を連続観測した場合）に警告を画面に表示します。

・EDM と自動視準の設定
測定モードとプリズムの設定を行います。
・サーチ範囲ATR でサーチする範囲を指定することができます。デフォ
ルトは 4°。
・TPS 気象補正
気象補正の設定と幾何学的補正（縮尺係数）を設定します。
・コンペンセーター（自動 2 軸補正機能）
自動 2 軸補正機能の ON/OFF を行います。
・器械 ID
器械にユーザーが任意に番号をつけることができます。シ
リアル番号ではありません。複数の器械を使用するユー
ザーで使用することがあります。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

15

(3)一般機能設定
・ウィザードモード
器械の細かい設定をウィザードモードで順に設定することができます。設定画面が開くので設定後「F1 確定」を押しながら最後まで行って登録します。
・ホットキーとユーザーメニュー
TPS1200 が持つ殆どの機能をファンクションキーと USER メ
ニューに割り振ることができます。
・単位とフォーマット
度分秒、メートルなどを決定します。
・照明、画面、ブザー、文字イルミネーションキーの ON/OFF や文字入力の方法（テンキーまたはファンクションキー）を設定します。レーザー
ポインターやガイドライト（EGL）もここで設定します。
・スタートアップと電源設定
電源を入れた時にはじめに表示する画面を決めることができます。また電源のスリープモードもここで設定できます。
(4)通信設定
外部機器を使用する場合に通信設定を行います。
左の図はペンコンと通信する際の設定です。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

16

6)
ツール
6)ツール

ファームウェアやプログラム、各種ファイルを「CFカード」<=>「システム RAM」の間で転送を行うことができます。また器械の調整もここで行います。
・フォーマットメモリー
CF カードの情報をフォーマットします。またシステムとプ
ログラムのフォーマットも行うことができます。プログラ
ムを個別に削除する場合は 3 システムファイルの転送 で
行います。
・各種転送
器械設定セット、フォーマットファイル、座標系等を転送することができます。
・電卓
計算機能。
・ファイル表示PC 上でファイルを展開するのと同じように器械上で APA
ファイルや SIMA ファイル開いてみることができます。CF
カードにある各種ファイルの有り / 無しもここから確認できます（ASC Ⅱデータのみ）。
・ライセンスキーオプションプログラムやファームウェアのメンテナンスなどライセンスをインストールする時に使用します。
・器械の調整正反して誤差が大きい、ATR 測定するとプリズムの中心からかなり外れたところを視準するような場合に実行します。器械調整はお客様各自で定期的に行うようお願い致します。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

17

18

測定準備

19

観測準備
1)
ファンクションキーについて
1)ファンクションキーについて
現在設定されているファンクションキーの F7 〜 F12 の機能は以下のとおりです。
ファンクションキーの設定は変更可能です。詳しくはシステムフィールドマニュアルをご参照下さい。
簡易設定
ATR

雨＆霧モードオン / オフ

ATR

S‑ レンジモード

オン / オフ

EDM と ATR 設定
ATR

自動視準

EDM

PR/NP

オン / オフ2)
ミラーの種類及び測距モードの確認
2)ミラーの種類及び測距モードの確認
ミラーの種類自動視準

プリズム /
ノンプリズム（プリズム / ノンプリズムモードの確認）
プリズムモード
ノンプリズムモード（自動視準の確認）が表示されていれば自動視準が ON の状態です。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

20ハードウェア
(2)アイコン
TPS1200では現在の器械の状態や設定などを一目でわかるように多くのアイコンを用意しています。

a) ATR/LOCKb) プリズムの種類c) 測定モードd) コンペンセーター / 正反e) ライン / エリアf) CF カードg) バッテリーh) shift

自動視準関係

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

21ハードウェア
プリズム関係

EDM 関係

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

22ハードウェア

2 軸補正関係

メモリー関係バッテリー関係

SHIFT ボタン関係

ライン・エリアおよびデータの記号関係

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

23

観測準備
2) 整準と求心
メインメニューから SHIFT → F12 を押して「電子気泡管とレー
ザー求心」を選択します。

整準・レベルは傾きLと傾きTの角度の数値に応じて移動します。器械の正面（円形気泡管側）では、傾き L の値が大きくなると
電子レベルが下方向に移動します。傾き T の値が大きくなると電子レベルは左方向に移動します。
・次に F6 ページを押してレーザー求心画面に移動します。
レーザー求心
・使用環境に応じて明るさを 10% 〜 100% で調整して下さい。

錘球（下げ振り）の設定について

3) その他測定開始前の注意事項
器械が現場の気温になじむまで約 10‑15 分程度は測定開始前に電源を入れたままにして下さい。気温差により内部に曇りが出ることを防止するためです。

24

プログラム操作25

１

放射対回測定・・・放射測定

＜１＞

放射測定

1)
放射対回測定プログラムのスタート
1)放射対回測定プログラムのスタート
メインメニューの2 プログラムを選択します。

放射対回測定 を選択します。プログラムの並ぶ順番はプ
ログラムをインストールした順番に表示されるので常に一定
ではありません。

2)
放射対回スタート画面
2)放射対回スタート画面(1)ジョブの作成
ジョブを新規作成します。
ジョブ： 行にカーソルを移動して エンター ボタンを選択します。
（注意）杭打ちやその他のプログラムで使用したジョブはこの
放射対回測定プログラムでは使用できません。
ジョブの一覧でF2 新規を選択し、ジョブを作成します。

ジョブ名を入力し、F 6 ページを押し点検ページに移動します。ます。

点検モードを「オフ」に設定し、F1 登録を押します。

ジョブ一覧の画面まで戻ったら F1 確定を押して放射対回ス
タート画面に戻ります。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

26

１

放射対回測定・・・放射測定＊点名の入力方法について
新規ジョブの作成を例題に入力の方法を解説します。入力するジョブ名は仮に R0218 とします。
左の画面から CE ボタン
ボタンを押します。または直接テンキー
を叩いても入力モードに切り替わりますが、叩いた文字がはじめに入るので消す作業が必要になります。

入力モードに切り替わります。
ファンクションキーに文字列が並ぶので「R」を入力する場合は F4 を選択します。さらに F5を選択して「R」を決定します。

数字はテンキーを直接叩いて入力します。

入力ミスをした場合は、矢印キーで修正したい文字の上にカーソルを合わせて CE ボタン
ボタンを押します。
最後にエンターボタンを押して入力完了です。

27

1

放射対回測定・・・放射測定
3 ))測定方法の設定
測定方法の設定
放射・対回測定スタート画面の F3 方法を選択して、測定方法を決定します。

放射測定は左図の通り設定して下さい。
距離セット数については測定回数に応じて選択して下さい。
選択後 F1 確定を押してください。

4 ))器械点設定
器械点設定
器械点情報、測定方法ならびに気象補正を設定します。
(1)器械点設定
・後視を 0 セットする場合は「角度手入力」を選択します。
・器械点名を選択してエンターキーを押します。

・F2 新規を押します。

・器械点名（ここでは T2)を入力します。
・X 座標、Y 座標、高さ（0, 0, 0)を入力します。
・F1 登録を押します。
(注意）プログラム上、座標値（0,0,0)の入力が必要ですが、その数値自体に観測上の意味はありません。

・F1 確定を押すと器械点設定画面に戻ります。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

28

1

放射・対回測定・・・放射測定(2)PPM（気象補正）
・F5 PPM 補正を押すと左の画面に移ります。
・気温（℃）と気圧(hpa)を入力すると気象補正 ppm が計算されます。
・TPS1200 シリーズの気象補正 ppm は気温 12℃、
気圧 1013.3hPa、湿度 60% のときに 0 になります。
（注意）湿度は 60% がデフォルト値となっています。

5)
後視点の設定5)後視点の設定①角度手入力・後視点名を直接入力します。
・プリズム高と角度を入力して F1 セットします。
・後視点への距離データを取得する場合は F2 測距します。
＊後視点にプリズムが無い場合には自動視準を OFF にするかノンプリズムの設定にします。

・OKを押すと後視点の設定が完了します。

6) 測定
・前視点とプリズム高を入力し、F1 オールを実行します。
・作業を終了する場合は F4 終了を実行します。
F1 オール：
測距した後に自動的に記録します。
F2 測距＋ F3 記録：
基本的にはこの組み合わせをしようします。プリズムを自動視準で F2 測距した後に、ポールの中心へ望遠鏡を微動させ F3 記録します。（0mm プリズム使用時）

7) 終了操作・Ｆ 4 終りを押します。
（注意）データが残すためには必ずF4終りにより終了して
下さい。

29

１

放射対回測定・・・対回測定

＜１＞

対回測定

1)
放射対回測定プログラムのスタート
1)放射対回測定プログラムのスタート
メインメニューの2 プログラム放射対回測定を選択します。

を選択します。

2)
放射対回スタート画面
2)放射対回スタート画面(1)ジョブの作成
ジョブを新規作成します。
ジョブ： 行にカーソルを移動して エンター ボタンを選択します。
（注意）杭打ちやその他のプログラムで使用したジョブはこの
放射対回測定プログラムでは使用できません。
ジョブの一覧でF2 新規を選択し、ジョブを作成します。

ジョブ名を入力し、F 6 ページを押し点検ページに移動します。ます。

点検モードを「オフ」に設定し、F1 登録を押します。

ジョブ一覧の画面まで戻ったら F1 確定を押して放射対回ス
タート画面に戻ります。

30

1

放射対回測定・・・対回測定3 ))測定方法の設定
測定方法の設定
放射・対回測定スタート画面の F3 方法を選択して、測定方法を決定します。

ここでは 4 級基準点の設定に準じて説明します。
・観測方法として「4 級」を選択します。
観測方法に「1 級〜 4 級」を選択すれば自動的に公共測量作業規定に従った設定がされます。
・F1 確定を押して対回方法を確定します。

4 ))器械点設定
器械点設定
器械点情報、測定方法ならびに気象補正を設定します。
(1)器械点設定
・後視を 0 セットする場合は「角度手入力」を選択します。
・器械点名を選択してエンターキーを押します。

・F2 新規を押します。

・器械点名（ここでは T2)を入力します。
・X 座標、Y 座標、高さ（0, 0, 0)を入力します。
・F1 登録を押します。
(注意）プログラム上、座標値（0,0,0)の入力が必要ですが、その数値自体に観測上の意味はありません。

・F1 確定を押すと器械点設定画面に戻ります。

31

1

放射対回測定・・・対回測定(2)PPM（気象補正）
・F5 PPM 補正を押すと左の画面に移ります。
・気温（℃）と気圧(hpa)を入力すると気象補正 ppm が計算されます。
・TPS1200 シリーズの気象補正 ppm は気温 12℃、
気圧 1013.3hPa、湿度 60% のときに 0 になります。
（注意）湿度は 60% がデフォルト値となっています。

5)
後視点の設定5)後視点の設定①角度手入力・後視点名を直接入力します。
・プリズム高と角度を入力して F1 セットします。
・後視点への距離データを取得する場合は F2 測距します。
＊後視点にプリズムが無い場合には自動視準をOFFにするかノンプリズムの設定にします。

32

1

放射・対回測定・・・対回測定７ ） 前 視点 の 測定
①１，２，３対回観測（１〜４級含む）
・点名およびプリズム高を入力後、視準して F1 オールを実行します。

・1 回目の正測定（半対回）が終了したら F5 Ⅰ <> Ⅱを実行します。この時点で前視点の各測点の情報を記録して反の対回測定に反映します。
・F6 ハイで自動測定を実施します。

測定を終了すると左の画面が表示されますので F ４ OK を選択して下さい。

結果表示:
結果がよい場合には F1 記録を実行して終了します。

F2 表示：測定データの正反、距離データなどを確認します。

33

1

放射・対回測定・・・対回測定
F3 再測：再測します

・手動：全て手動で測定します。
・自動：角度のみ自動、視準及び測距は手動で測定します。
・全自動：全て自動で測定します。

F5 放射：放射測定します。

F6ハイを押して対回測定データを記録して後に放射測定を開始します。

距離測定数を選択し、F1 確定を押します。

放射測定終了の際は、F4 終りを押して終了します。

F6 ハイを押します。

34

1

放射・対回測定・・・対回測定
・SHIFT キー＋ F6 中止で放射対回プログラムを終了します。

9） 登録済みのデータ表示について
・F4 表示を押してデータを表示します。

（最後に観測したデータの削除）
・最後に登録した観測データを削除するのは SHIFT ＋ F2 削
除 L キーを押します。

35

2

手簿出力

１)データ出力・データは手簿出力プログラムにより APA データに変換します。
・プログラムから手簿出力を選択します。

・ジョブはデータの登録されているジョブを指定します。
・APA バージョンは Ver.1.0 または 2.0 を選択します。
・出力の選択ではコメントを選択します。
・ファイル名では、変換後のファイル名を指定します。
・F1 確定により変換を実行します。

・出力後のデータは CF カードの Data フォルダに保存されます。
・上記ファイル名でデータは保存されます。ここでは717‑001.APAで保存されます。このファイルをCADに転送し読み取ります。

・手簿出力終了後は F6 終了でプログラムを終了します。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

36

3

杭打ち

0) CAD から TS へ座標データを転送する場合
SIMA データを 座標入出力プログラム を使用して変換します。あらかじめ座標データを CF カー
ドの DATA フォルダーにコピーしてから器械に CF カードを挿入してください。
メインメニューの2 プログラムを選択します。

座標入出力 を選択します。プログラムの並ぶ順番はプロ
グラムをインストールした順番に表示されるので常に一定ではありません。

2 TPS（ジョブ）＜−＞ APA、SIMA、ASC

を選択します。

2 APA,SIMA,ASC‑>TPS（ジョブ） を選択。

転送ファイル： にカーソルを合わせて エンター ボタ
ン を押してデータの一覧から座標データファイルを選択します。
転送先： 転送先のジョブを指定します。 エンター ボタ
ン
を押してジョブの一覧を開き F2 新規 で作成することもできます。最後に F1 確定 を選択して転送開始です。

転送終了画面がでたら F6 OK

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

で完了です。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（注意）・ 座標入出力プログラムは座標データのみの取扱いです。 APA と言う文字の表示がありますがこれは APA フォーマットに変換するものではありません。またデータ量が数千点と多くなってきた場合は変換に時間がかかる可能性があります。このような場合はジョブを分けて変換することをお勧めします。
・ SIMA ファイルの名前には英数のみをご使用下さい。
Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

37

3

杭打ち

0) 座標を TS のジョブに手入力する場合新規作成したジョブに杭打ち点の座標を手入力する方法です。現場で CAD を使用せずに杭打ち座標のデータを作成場合に有効です。
メインメニューの2 プログラムを選択します。

「杭打ち」を選択します。プログラムの並ぶ順番はプログラム
をインストールした順番に表示されるので常に一定ではありません。

杭打ちジョブにカーソルを合わせてエンターキーを押します。

F2 新規を押します。

名前の欄に新規ジョブ名を入力し、F1 登録を押します。

データジョブ画面に戻ったら F5 データを押し、杭打ちデータ
作成画面に進みます。

F2 新規を押します。

3

杭打ち

0) 座標を TS のジョブに手入力する場合
測点名、X 座標、Y 座標、標高を入力し、F1 登録を押します。

F2 切り替えを押すことにより、座標系を測地座標系に切り替えることができます。

必要な杭打ち点の登録が終わったら F1 確定を押します。

再度、F1 確定を押します。

ジョブには、杭打ちジョブと同じジョブを選択します。

3

杭打ち＊点名の入力方法について
新規ジョブの作成を例題に入力の方法を解説します。入力するジョブ名は仮に R0218 とします。
左の画面から CE ボタン
ボタンを押します。または直接テンキー
を叩いても入力モードに切り替わりますが、叩いた文字がはじめに入るので消す作業が必要になります。

入力モードに切り替わります。
ファンクションキーに文字列が並ぶので「R」を入力する場合は F4 を選択します。さらに F5を選択して「R」を決定します。

数字はテンキーを直接叩いて入力します。

入力ミスをした場合は、矢印キーで修正したい文字の上にカーソルを合わせて CE ボタン
ボタンを押します。
最後にエンターボタンを押して入力完了です。

40

3

杭打ち

1)
スタート
1)スタート
杭打ちプログラムはメインメニューの 2プログラム ⇒ 杭
打ち を選択します。

2)
スタート設定2)スタート設定(1)ジョブの種類

杭打ちスタート設定 画面では使用する杭打ちジョブと同じ座標系（使用しない場合は なし ）、設定セットならびに使用するプリズム（測定中でも変更はできます）を選択します。

杭打ちプログラムには 3 種類のジョブがあります。スタート
設定画面では 杭打ちジョブ と ジョブ があり、器械点
設定の画面においては 座標点ジョブ です。以下に解説します。
・杭打ちジョブ：測設点を登録しているジョブです。個々に設定されている点から測設点を検索します。
・ジョブ：測距記録したデータを登録するジョブです。新
点測定をした場合は個々で設定されているジョブに登録されます。
・座標点ジョブ：器械点を呼出すジョブです。
上記 3 種類のジョブがありますが、基本的には全て同じジョブを使用することをお勧めします。器械の操作に慣れてきたら色々使い分けてみてください。大きな現場などでジョブを他のユーザーと共有する場合に使い分けると便利です。
(2)点検
ジョブ： にカーソルを合わせて エンター ボタン⇒編集するジョブにカーソルを合わせて F3編集 ⇒ 点検
ページ（左図）で点検モードを オフ に設定。
同じ点名を使用して測定した場合にデータを平均したり、基のデータとの残差を計算する機能がジョブに与えられています。はじめは点検を オフ にすることをお勧めします。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

41

3

杭打ち
(3)杭打ち作業の細かい設定

F2 設定

杭打ち作業での器械の動作、表示など細かく設定することができます。 杭打ちスタート設定 画
面の F2 設定 を実行します。

一般ページ
基準方向：測設点までの残距離やグラフィックにおける器・基準方向
械点の位置関係を決めます。器械単独で使用する
場合は 器械点から を選択します。
それ以外で主な設定
最後の点：前回杭打ちした測設点からの距離を計算表示する。
杭打ちライン：任意の測点を 2 点使用してラインを設定し、そのラインからのオフセット距
離基に杭打ちを行う。
・杭打ちモード
直角法と方位角と距離が選択できます。
・杭打ちガイド
杭打ちガイド：測設点までの距離の表示方法を選択します。
通常は矢印＆グラフィックを選択。
・メッセージライン
メッセージライン：：測設画面で測点を選択した場合に画面下に測設点までの旋回角度と距離が表示されます。
表示マスク：
・表示マスク：お客様独自の画面を作成したい場合にマスクを作成し使用できます。
近接点へ連続：・近接点へ連続：一つの測設が終了し記録を行うと、自動的に一番近い場所の測設点が画面に表示されます。
自動ポジション：・自動ポジション：測設点を選ぶと自動的にその点に望遠鏡が旋回します。
角度の更新：
・角度の更新：測定を行わなくても望遠鏡を旋回すると測設点までの角度を更新します。
記録する点名：・記録する点名：測定データを記録した場合に測設点名と同じにならないように点名の前か後ろにキー
ワードをつけることができます。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

42

3

杭打ち
3)
器械点と後視点の設定
3)器械点と後視点の設定
杭打ちを行う前に器械点と後視点の設定を行います。 F3 据付 を選択します。
TPS1200 は測定を行うと座標も同時に計算するため常に器械
点情報をシステム RAM に登録しています。ためしに USER ボ
タンを選択して F3 状態 ⇒ 1 器械点情報 で現在の器械点情報を確認してみてください。確認後は F1 確定
でスタート設定の画面に戻ります。

(1)据付：器械点設定
器械点名 行で使用する器械点を指定します。器械点の設
定方法は複数あります。座標点ジョブは器械点を呼出すためのだけのジョブ名です。通常はスタート設定画面（全画面）のジョブと同じものを使用します。 F1 確定 で後視点の設定
画面に進みます。
・後視点と器械点座標は既知点を使用
方法
器械点名

：既知後視点：エンター ボタンを選択して、データ
一覧を開き器械点座標を指定する。
器械高：入力します
設定縮尺係数：成果表に記載されている縮尺係数を入力します。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

43

3

杭打ち
注

意！

TPS1200 は夾角で測設を行うことはできません。座標（既知点・後視点）より自動計算し、方向角を計算します。したがって後視点を 0 セットしないでください。

(2)据付：後視点の設定

後視点名：

カーソルを合わせて エンター ボタンを押してデータの一覧から後視点を選択します。
プリズム高： プリズム高を入力します。
F1 セットで確定します。
F2 測距 を行うと計算上の水平距離と測定した水平距離の誤差を確認できます。
注

意！

・器械点名の付け方注意
すでに登録されている器械点に対して同じ点名で異なる座標を持った測点を使用すると上書きエラーが出ます。
1)上記画面で「OK」を選択し、点名の変更を行います。
座標値は変更されず点名のみ変更して登録されます。この場合、元のデータは残り、新たに付けた名称で 基準点 としてデータがジョブ内に作成されます。
2)一旦異なる名称の点を登録する。
1)のように点名変更をしたくない場合は、一旦違う名称の点を器械点に登録してから再度設定しなおします。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

44

3

杭打ち

2)
杭打ち開始
2)杭打ち開始(1)

データ検索の方法
測設点を呼出します。測設点名にカーソルを移動して エン
ター ボタンを押します。

データ一覧が開きます。ここで上下の矢印キー押しながら使用したいデータを探します。 F1 確定 で決定します。デー
タ量が多い場合には、どれでも良いのでテンキーを 1 回押すと点名の検索 B O X が開きます。テンキーで入力した数字が入っているので CE ボタンを押してクリアしてから入力します。入力した名称のデータにカーソルが移動します。
アルファベットを入力する場合は F 6 文字 を押して入力
モードを切り替えてください。
その他、データ一覧で表示するデータに関しては SHIFT ボ
タン⇒ F5 フィルター を上手く使うと、検索が楽にな

注

＊

意！

同点名のデータがある場合（測定データと既知点データがある等）はフィル
ターの設定を なし にしてしてください。
（プログラム操作 1 測定プログラム 5）データの読み方（1）参照。）
たとえば、測定データを使用したい場合にフィルターが最上級となっていると既知点のデータしか表示しません。誤って既知点データを使用する可能性があります。またデータ一覧の F5 詳細 でデータのクラスを表示させて確認もできます。

ガイドライトの使用方法
ガイドライトは杭打ち方向へ補助者を誘導する機能です。
SHIFT キー→ F11 キーから左の照明画面を開きガイドライ
トをオンにしてF1確定することによりガイドライトを点滅させることができます。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

45

3

杭打ち
(2)

測設の方法
データ一覧で測点を選択し F1 確定 すると、杭打ちの画面に戻ります。測点を呼出した後、１回測定を行ってから左右前後の残差が表示されます。
F1 測距：測定のみを行います。
F2 記録：画面に表示されているデータを記録します。
F3移動2：2次元杭打ちで自動的に杭打ち方向に器械を向ける
ことができます。
F4 対辺：対辺チェックプログラムを起動します。
F5 新点：突出し点（放射）を作成します。

F1 オールまたは、F2 測距＋ F3 記録で突出し点を測定します。

SHIFT キー＋ F6 中止で杭打ち画面に戻ります。

器械を 3 次元的に杭打ち点の方向に自動で向けたい場合
は SHIFT ボタン⇒ F3 移動 3 で行います。

マップページを開き、現在位置を確認できます。画面をタップして望遠鏡を旋回させるには、このマップ画面ではなく、杭打ちページを表示させ、測設点のデータ一覧を表示させた後、杭打ちする点をタップしてから F1 確定 を選択します。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

46

3

杭打ち
(3)

その他

詳細設定の変更
杭打ち画面で SHIFT ボタンを押すと F2 設定 が表示されます。ここから杭打ちの方法やグラフィック表示、器
械の動作など細かい設定を行うことができます（ 2)‑(3)杭打ち作業の細かい設定 F2 設定 参照）。

(4)

その他

距離と角度を手入力
SHIFT ボタン⇒ F5 マニュアル でマニュアル入力の画面に進みます。 方位角 、 水平距離 、 高さ を入力して F1 確定 を選択します。

(5)

その他

杭打ちのマップ表示の応用
マップに表示する測設点をカスタマイズする技があります。
データ一覧を開き SHIFT ボタン⇒ F5フィルター ⇒F5 杭打ち で表示する杭打ち点を選択できます。

3) 杭打ちプログラムの終了
SHIFT キー＋ F6 中止ボタンでメインメニューまで戻り終了です。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

47

４

対辺チェック既知点の座標値 2 点と測定値 2 点を比較し、水平距離の差、斜距離の差、高低差を計算します。
杭打ちプログラムの F4 対辺からこのプログラムを使用することをお奨めします。
（注意）計算結果としての残差をデータ出力することはできません。

1)

対辺チェックの開始
プログラムメニューから対辺チェックを選択します。
（ここではプログラムによる方法を説明します。）（注意）器械点設定が設定され、座標データがジョブに登録されており、かつ測定データ（測ったデータ）が同じジョブ内に形成されていないと計算されません。

2)

比較データの呼び出し
最後に記録された2点が測定データの始点と終点に表示され、それに対応した同一点名の既知点が座標データの始点と終点に表示されます。同一点名が見つからない場合にはブランク表示になります。
座標データ：
既知点データのみを検索することができます。
測定データ：
測距記録されたデータのみを検索することができます。

左図のように「座標データ」行で 0002 を指定すると、自動的に測定データ行にどう同一点名を表示します。

3)

ワイルドカードの使い方

ワイルドカード：
点数が多く検索な複雑な場合に、検索範囲を限定するために使用します。
現場内に点名が 0001 〜 1200 まである場合のワイルドカード
行への入力値と検索対象は以下のとおりとなります。
入力値
検索対象
000*
0001‑0009
00*
0001‑0099
1*22
1022,1122
1*2*
1*
*

1020, 1120, 1020‑1029, 1120‑1129
1000‑1500
ワイルドカードを使用しない
48

４

対辺チェック
4)

F1

計算

指定したデータを元に計算した結果を表示します。
結果ページ
始点と終点の情報と各項目の計算結果を表示します。

水平ページ
座標データと測定データについてそれぞれの水平距離データと較差を表示します。
斜距離ページ
座標データと測定データについてそれぞれの斜距離データと較差を表示します。
比高差ページ
座標データと測定データについてそれぞれの比高差データと較差を表示します。

5)

F2

測定

測定を行いデータ作成します。
測定ページで F1 オールを実行します。F4 対辺を実行し全画面に戻ります。測定したデータは測定データ行から検索しま
す。

6)

F3

新規

新たに座標データを作成します。
点名と座標値を入力して F1 確定を押します。新規データは座標データ行から検索します。

7)

F4

表示
座標データと測定データの各行を選択してF4 表示を選択してデータ内容を確認します。

49

５交点計算・・・点間距離検測
座標計算により測点の座標、測点間の距離などを算出します。
この機能を使用するためには、ジョブに座標値を持つ測点が登録されていることが条件になります。

１）交点計算プログラムメニューの中から交点計算を選択し、F1 確定を押します。

交点計算メニューから「ＳＴ計算」を選択し、F1 確定します。

ＳＴ計算

点と点を選択し F1 確定を押します。

測点１と測点２に点間距離計算したい 2 点を選択すると、斜距離等の計算結果が表示されます。
F1 登録 結果を保存し、ST 計算に戻ります。
F5 測定 測定プログラムにショートカットします。

（ST 計算入力ページとマップ表示の例）（測定プログラムの例）50５交点計算・・・4 点交点
座標計算により測点の座標、測点間の距離などを算出します。
１）交点計算プログラムメニューの中から交点計算を選択し、F1 確定を押します。

交点計算スタート設定画面では；・ジョブ：交点計算に使用する 4 点の座標を保存したジョブを選択し、F1 確定します。

交点計算メニューから「交点計算」を選択し、F1 確定します。

交点計算の入力画面では；
方法：4 点交点
測点１〜４：交点計算に使用する 4 点
オフセット：開始ポイントから終了ポイント方向におけるラインのオフセットです。＋オフセットは右方向、−オフセットは左方向です。
F1 計算を実行すると 4 点交点の結果を表示します。
F1 登録：結果を保存し、交点計算の入力ページに戻ります。
F5 杭打：杭打ちプログラムにショートカットし、計算座標を杭打ちすることができます。

（交点計算入力ページとマップ表示の例）

51

６測定（簡単な測定）＊簡単な測定は、現場で角度と距離のみを測定したいときに使用します。

1)
スタート
1)スタート
測定プログラムはメインメニューのも選択できます。

2 プログラムからで

2)スタート設定2)スタート設定
測定スタート設定 画面を開きます。ここでは使用するジョブ と 座標系（使用しない場合は なし ）、 設定セット ならびに使用する プリズム（測定中でも変更はできます） を選択します。

3)
器械点と後視点の設定
3)器械点と後視点の設定測定を行う前に器械点と後視点の設定を行います。 F3 据付を選択します。
TPS1200 は測定を行うと座標も同時に計算するため常に器械
点情報をシステム RAM に登録しています。ためしに USER ボ
タンを選択して F3 状態 ⇒ 1 器械点情報 で現在の器械点情報を確認してみてください。確認後は F1 確定
でスタート設定の画面に戻ります。

(1)据付：器械点設定
器械点名 行で使用する器械点を指定します。器械点の設
定方法は複数あります。座標点ジョブは器械点を呼出すためのだけのジョブ名です。通常はスタート設定画面（全画面）のジョブと同じものを使用します。 F1 確定 で後視点の設定画面に進みます。
・後視点を 0 セットで器械点座標も任意の場合
方法 ：角度手入力
器械点座標 ：現在の設定値
器械点名 ：任意入力

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com
gps.support@leica-geosystems.co.jp52

6

測定（簡単な測定）(2)据付：後視点の設定
・後視点の 0 セットを行う
後視点名 ：手入力
方位角 ：0 を入力
F1 セット で確定します。水平距離の確認を行いたい場
合は F2 測距 を選択します。
セットしても ATR が動作してしまって先に進むことができな
い場合は後視点セット時に自動視準が動作するように設定されています。以下の手順で設定を外してください（左図参照）。
USER ボタン⇒ F2 設定 ⇒ 2器械の設定 ⇒ 1EDMと自動視準 ⇒ 器械点設定 のページ⇒ 自動視準：なし
タッチパネルの場合はアイコンの自動視準マークをタップす
るとEDMの各種設定ON/OFFする画面が表示されます。ここで自動視準：オフ を選択します。
TPS1200 は後視点の測定モードと前視の測定モードが分かれて設定できます。

4)
測定作業
4)測定作業
測定 ページで測定を行います。
F1 オール ：測距した後、自動的に記録する
F2 測距 ：距離測定を行う
F3 記録 ：画面に表示されているデータを記

5)
終了操作
5)終了操作作業終了の際にはSHIFTキーを押した後にF6中止で終了します。

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com
gps.support@leica-geosystems.co.jp

53

Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com