Optical Measurement

185

光パワー＆エネルギーメータ

積分球構成部品

Integrating Sphere Components

光学ディテクタ• 完全な集光と空間積分 − 発散性ビームや非対称性ビームの測定が可能• ディテクタの位置に厳密には影響されずに測定可能• 信号を減衰させることにより、大出力ビームの測定に有利• 反射率の高いコーティングが、ビームの最初の照射による損傷を防止

汎用ディテクタ• 熱的に安定• 紫外線、可視光、近赤外域に渡って高い反射率
発散ビーム測定用Model 8190

100%

ハイスピードディテクタ＆
レシーバ

95%

反射率
（%）

––Spectralon--- Spectraﬂect

90%

85%

80%
250

700

1600

1150

2050

2500

波長（nm）

積分球コーティングの代表的な特性

Newportは、819Cおよび819Dの積分球と互換性がある819Mシリーズのアクセサリを用意しています。

ビーム
プロファイラ積分球は、Spectralon™またはSpectraflect™でコーティングされています。Spectraflect™コーティ
ングは、有効波長範囲が300 nmから2,400 nmであり、波長600 nmに対して97%を超える反射率を示します。Spectralon™仕様の積分球は他の追従を許さぬ環境安定性と高性能を持ち、熱可塑性材料による堅固な一体構造により実現したものです。それは、コーティングされた積分球よりもはるかに優れています。またその表面の損傷しきい値は高く、蒸留水で洗浄できます。Spectralon™
仕様の積分球は疎水性があり化学的に不活性で、350℃までの温度に対して熱的に安定しており、水中、高温、または低温など厳しい要求の環境でも使用できます。同時に波長250 〜 2,500 nmで95％、310 〜 2,100 nmで98％、400 〜 1,500 nmで99%を超える反射率のため、紫外線から近赤外までの条件の最も厳しい測定にも理想的です。

ビームポジション
ディテクタ

校正済み積分球ディテクタについては、P187を参照してください。

ディテクション
エレクトロニクス

フラットブラックコーティング
アクセサリ製品は、Spectralon™またはSpectraflect™に限らず、フラットブラックタイプのコーティ
ングでもご用意できる場合があります。フラットブラックタイプはきわめてよく光を吸収するため、反射がない開かれたポートを模擬するためにも使用されますが、球体内に入る周辺光を低減するためにも使用されます。

0度のポート*

90度のポート

180度のポート**

N極ポート

2インチ

1.0 in0.5 in0.5 in.又は無0.5 in

3.3インチ/4インチ

1.5 in1.0 in1.0 in.又は無1.0 in5.3インチ/6インチ

2.5 in1.0 in1.0 in.又は無1.0 in

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テクニカルノート

注：*すべての819D 3ポート積分球には、0度のポートで使用できる1インチのポートレデューサが付属しています。819C 4ポート積分球には、0度のポートで使用するポートプラグが付いています。ただし、直径2インチの積分球は除外します。
**すべての819D 3ポート積分球には180度のポートは付いていません。

オートバランス
ディテクタ

積分球ポートサイズ
積分球直径

光モジュレータ／光学チョッパ

積分球で検出される光束は常に、入射する光束の一部分でしかありません。光がディテクタに到達する前に何回も反射することで減衰が生じるために、積分球は高出力レーザーのパワーを測定する理想的な手段です。819C(4ポート球体)および819D(3ポート)シリーズの積分球は、平行光でも発散光でも、レーザーおよび他の光源に対して測定装置を最適化することができます。これらの積分球は、直径2インチから6インチまで、様々なパワー範囲に応じて用意されています。積分球は、新設計の堅固なポートフレームなど、装置の形状に対して従来よりも更に高い自由度を持っています。
また、250 nmから1,800 nmまでの波長範囲をカバーするディテクタををはじめ、多くのアタッチメントおよびアクセサリが使用可能です。
Spectralon™ポリマーライニングとSpectraflect™コーティングの2種類の拡散反射性材料のうちのいずれかを指定して注文できます。

Optical Measurement

819Dおよび819Dシリーズの積分球 − 発注のご案内
モデル仕様

819C-SL-2

積分球、4ポート、2インチ、Spectralon、0度の1インチのポートプラグ付き

819C-SL-3.3

積分球、4ポート、3.3インチ、Spectralon、0度の1.5インチのポートプラグ付き

819C-SL-5.3

積分球、4ポート、5.3インチ、Spectralon、0度の2.5インチのポートプラグ付き

819C-SF-4

積分球、4ポート、4インチ、Spectralon、0度の1.5インチのポートプラグ付き

819C-SF-6

積分球、4ポート、6インチ、Spectralon、0度の2.5インチのポートプラグ付き

819D-SL-2

積分球、3ポート、2インチ、Spectralon

819D-SL-3.3

積分球、3ポート、3.3インチ、Spectralon、1インチポートレデューサ付き

819D-SL-5.3

積分球、3ポート、5.3インチ、Spectralon、1インチポートレデューサ付き

819D-SF-4

積分球、3ポート、6インチ、Spectralon、1インチポートレデューサ付き

819D-SF-6

積分球、3ポート、6インチ、Spectralon、1インチポートレデューサ付き

90°

0°
北極

819D 3ポート積分球ポートの位置。2インチの球体シェルが立方体であることにご注意ください。

90°

180°

オプションのアクセサリ 発注のご案内

0°
北極モデル

仕様

819-DA

818ディテクタ用ディテクタアダプタ、1インチポートまで

819M-DAT

918（D）シリーズ用ディテクタアダプタ、1インチポートまで

819M-B4

ベースプレート、819積分球、4×4 in.

819M-B6

ベースプレート、819積分球、6×6 in.

819M-B8

ベースプレート、819積分球、8×8 in.

819M-B-0.06-0.5

積分球ポートレデューサ、0.5 - 0.0625 in.、フラットバック819

積分球直径
2インチ

819M-B-0.12-0.5

積分球ポートレデューサ、0.5 - 0.125 in.、フラットバック819

3.3インチ／ 4インチ

100 W

16 W

819M-B-0.25-0.5

積分球ポートレデューサ、0.5 - 0.25 in.、フラットバック819

5.3インチ／ 6インチ

225 W

36 W

819M-B-0.12-1.0

積分球ポートレデューサ、1 - 0.125 in.、フラットバック819

819M-B-0.25-1.0

積分球ポートレデューサ、1 - 0.25 in.、フラットバック819

819M-B-0.50-1.0

積分球ポートレデューサ、1 - 0.5 in.、フラットバック819

819M-B-0.75-1.0

積分球ポートレデューサ、1 - 0.75 in.、フラットバック819

819-PC-0.5

0.5 〜 1.0インチポートコンバータ

819M-PP-SL-0.5

ポートプラグ、0.5 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-PP-SL-1.0

ポートプラグ、1.0 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-PP-SL-1.5

ポートプラグ、1.5 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-PP-SL-2.5

ポートプラグ、2.5 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-PP-SF-0.5

ポートプラグ、0.5 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-PP-SF-1.0

ポートプラグ、1.0 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-PP-SF-1.5

ポートプラグ、1.5 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-PP-SF-2.5

ポートプラグ、2.5 in.、Sectralon、819シリーズ

819M-SMA-0.5

SMAファイバアダプタ、0.5 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-ST-0.5

STファイバアダプタ、0.5 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-LC-0.5

LCファイバアダプタ、0.5 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-FC-0.5

FCファイバアダプタ、0.5 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-SMA-1.0

SMAファイバアダプタ、1 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-ST-1.0

STファイバアダプタ、1 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-LC-1.0

LCファイバアダプタ、1 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-FC-1.0

FCファイバアダプタ、1 in.、フラットブラック、819シリーズ

819M-SAM-1.0

サンプルホルダ、1インチポート、外部取付け、819シリーズ

819C 4ポート積分球ポートの位置。2インチの球体シェルが立方体であることにご注意ください。

コーティングの熱的限界
Spectralon™ Spectraflect™
25 W
N/A

関連製品

P157を参照してください。

Spectralon™コーティングおよびSpectraflect™コ ー テ ィ ン グ は、Labsphere,Inc.の登録商標です。

テクニカル
ノート

オートバランス
ディテクタ

ディテクション
エレクトロニクス

ビームポジション
ディテクタ

ビーム
プロファイラ光モジュレータ／
光学チョッパハイスピードディテクタ＆レシーバ

汎用ディテクタ

光学ディテクタ

光パワー＆エネルギーメータ

186

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください