327

Opto-Mechanics

ミラーマウント

精密多軸レンズポジショナ
Precision Multi-Axis Lens Positioners

レンズホルダ• レンズ、対物レンズ、その他の光学部品の2軸、3軸、および5軸の精密ポジショニング• 直径0.25から2.0インチ (6.35から50.8 mm) のオプティクスに対応

専用光学マウント• 高分解能の100TPI XYșxșy調整スクリュー、80TPIのZ軸調整• ギンバルでの角度調整• 遊びのないXY機構
LP-05A

LP-1A

LP-2A

• 各軸独立の無影響ロック機構

レールシステムメカニカルシャッタ

LPシリーズのレンズポジショナは、2,3,5調整軸での精密位置決めが可能です。6角穴付きのノブが付いた100TPI精密調整スクリューは、高感度の滑らかな調整を可能にします。遊びがゼロの新しいXY機構は正確な位置決めと長期間の安定性を保証し、スライドエレメント間の隙間を埋めるためのグリースに依存しないため、時間の経過や温度変化によるドリフトを軽減します。直進および回転の各軸は独立して設置された
新しいロックによって、アクチュエータのネジだけでなく本体を強固にロックし、安定した光学アラインメントを維持します。各ロックのオン/オフは、他の軸にほとんど影響を及ぼしません。
2軸のXYモデルは、光軸に直交の横方向の調整が3軸のXYZモデルでは、Z軸方向(光軸)の直進移動が加わります。Z軸方向には、精密80TPIの刻み付きリングでレンズを回転させずに動かすことができます。5軸のXYZ șxșy モデルは、XYZ方向の滑らかな直進移動に、同一面上で直交する2つの軸を中心とするギンバルが加わります。独立した5つの調整軸により、光学部品を任意の面と軸で正確に位置決めできます。

アクセサリ

仕様
LP-05A-XY LP-05A-XYZ
調整軸

最大光学部品径 [in. (mm)](リテーニングリング使用)
移動範囲、XY [in. (mm)]LP-1A-XY

LP-1A-XYZ

LP-1A

LP-2A-XY

LP-2A-XYZ

LP-2A

XYZ

XYZ șxșyXYXYZXYZ șxșy

XY

XYZ

XYZ șxșy

0.5 (12.7)

0.5 (12.7)

0.5 (12.7)

1.0 (25.4)

1.0 (25.4)

1.0 (25.4)

1.5 (38.1)

1.5 (38.1)

1.5 (38.1)

LPLH-50T

LPLH-50T

LPLH-50T

LPLH-1T

LPLH-1T

LPLH-1T

LPLH-1.5T

LPLH-1.5T

LPLH-1.5T

0.83 (21.5)

0.83 (21.5)

0.83 (21.5)

1.375 (34.9)

1.375 (34.9)

1.375 (34.9)

2.0 (50.8)

2.0 (50.8)

2.0 (50.8)±0.125 (3.2)±0.125 (3.2)±0.063 (1.6)

移動範囲、Z [in. (mm)]0.75

0.75

±5°
0.75

感度、Z (ȝm)

1

感度、șxșy (秒)±0.125 (3.2)±0.125 (3.2)±0.125 (3.2)±0.125 (3.2)

0.75

0.75

11±5°0.75

13

1±5°0.75

121

関連製品

フィルターマウント

CYH-1

CYH-2
単レンズ (P55参照)

LP1A-1-32とLP2A-1-32は、Cマウント1.00-32ネ
ジ山付き光学コンポーネントのマウントに最適なアダプタです。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

実験キット
アプリケーションキット

CYH-1とCYH−2シリンドリカルレンズホル
ダは、LPレンズポジショナに利用できます。
(P322参照)

セット

0.75

±0.125 (3.2)±0.125 (3.2)

コンポーネント

0.75

移動範囲、șxșy
感度、XY (ȝm)±0.125 (3.2)±0.125 (3.2)

システム±0.063 (1.6)±0.125 (3.2)

ポスト&ロッド±0.063 (1.6)±0.125 (3.2)

ベース&ブラケット

最大光学部品径 [in. (mm)](オプティクスホルダ使用)
付属オプティクスホルダ

LP-05AXY

ミラーマウント

328

Opto-Mechanics

発注のご案内

レンズホルダモデル

仕様

LP-05A-XY

XYレンズポジショナ、0.5 in (12.7 mm) 径、2.0 in.軸高

LP-05A-XYZ

XYZレンズポジショナ、0.5 in (12.7 mm) 径、2.0 in.径軸高

LP-05AXYZșxșyレンズポジショナ、0.5 in (12.7 mm) 径、2.0 in.軸高XYレンズポジショナ、1.0 in (25.4 mm) 径、2.5 in.軸高

LP-1A-XY
LP-1A-XYZ

XYZレンズポジショナ、1.0 in (25.4 mm) 径、2.5 in.軸高LP-1A

XYZșxșyレンズポジショナ、1.0 in 径、2.5 in.軸高XYレンズポジショナ、2.0 in (50.8 mm) 径、3.0 in.軸高専用光学マウント

LP-2A-XY
LP-2A-XYZ

XYZレンズポジショナ、2.0 in (50.8 mm) 径、3.0 in.軸高

LP-2AXYZșxșyレンズポジショナ、2.0 in 径、3.0 in.軸高レールシステム

LP-05A光学ホルダ
LPLH-25T

光学ホルダ、0.25 in. 径、LP-05Aシリーズ

LPLH-50T

光学ホルダ、0.50 in. 径、LP-05Aシリーズ

LPLH-75T

光学ホルダ、0.75 in. 径、LP-05Aシリーズ

LPMH-05

顕微鏡対物ホルダ、0.5 in. レンズマウント

LPLH-BB

光学ホルダ、ブランク機械加工挿入、LP-05Aシリーズ

LPレンズポジショナへのCH-1とCH−0.5アダプタ
キューブビームスプリッタ

LPLH-1.5TLPLH-BB

メカニカルシャッタ

LP-1A光学ホルダ
LPLH-1T

光学ホルダ、1.00 in. 径、LP-1Aシリーズ

LPMH-1

顕微鏡対物ホルダ、1.0 in. レンズマウント

LPLH-0

光学ホルダ、ブランク機械加工挿入、LP-1Aシリーズ

LP1A-1-32

Cマウントアダプタ、1-32ネジ、1.0 in. レンズマウント

LPMH-1

LP-2A光学ホルダ
LPLH-1.5T

光学ホルダ、1.50 in. 径、LP-2Aシリーズ

LPLH2-0

光学ホルダ、ブランク機械加工挿入、LP-2Aシリーズ

LP2A-1-32

Cマウントアダプタ、1-32ネジ穴、2インチレンズマウント

アクセサリ

Model LP-05-RR Retaining Ring for LP-05A Series
ø .643(16.3).093(2.4)

Model LPMH-05, LPMH-1
D.800-36ネジ穴

ベース&ブラケットøC.875-20
ネジ穴

ポスト&ロッド

システム
セット

Aネジ穴

実験キット
アプリケーションキット

フィルターマウントコンポーネントE

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

Opto-Mechanics

ミラーマウント

Model LP-05A-XYZ

329

Model LP-2A-XYZ
2.00 (50.8)

5/64 (2.0) HEX
FOR X AXIS LOCK

5/64 (2.0) HEX
FOR X AXIS LOCK

2X 5/64 (2.0) HEX

2X 5/64 (2.0) HEX

5/64 (2.0) HEX
FOR Y AXIS LOCK

1.00(25.4).55(14.0)

3.625 2.81 2.25(92.1) (71.4) (57.2).65(16.5).69(17.5)

1.00(25.4)
3.625 (92.1)

2X 1/4 (M6) CLR

2.03(51.6)

1/4-20 THD.31 (7.9).75 (19.1)

2X 1/4 (M6) CLR
CBORE FAR SIDE

.50(12.5)

M6 THD

アクセサリ

Model LP-1A-XY
2.00 (50.8)

6X 5/64 (2.0) HEX
FOR Z AXIS LOCK

3.00 (76.2)
1.00(25.4).61 (15.5)
1.62(41.1)

2.15(54.6).88(22.4).31 (7.9)

1.00(25.4)
3.00 (76.2)

2X 1/4 (M6) CLR

2.25(57.2)

1/4-20 THD

1.00(25.4).28(7.1)

M6 THD.31(7.9)
1.19(30.2)

2X 1/4 (M6) CLR
CBORE FAR SIDE

LP-1A-XYZ

2.25(57.2).18 (4.6).75 (19.1).50(12.5).50(12.5)

3X 1/4 (M6) CLR

フィルターマウント

3X 1/4 (M6) CLR.88(22.4).63 (16.0).44 (11.2).75 (19.1).50(12.5)

3.00(76.2)

1.00 (25.4)

1.19(30.2)

2X 1/4 (M6) CLR
CBORE FAR SIDE

1.50(38.1)
2.50(63.5)

1.62(41.1).78(19.8).28 (7.1).44 (11.2)

1.50(38.1)

セット.63 (16.0)

2X 5/64 (2.0) HEX

コンポーネント

1.00 (25.4)

3.00 (76.2)

システム

3.00(76.2)

1.00(25.4).61(15.5).61 (15.5)

1.50(38.1)
2.50(63.5)

5/64 (2.0) HEX
FOR Y AXIS LOCK

ポスト&ロッド

3.00 (76.2).61 (15.5)
1.50(38.1)

ベース&ブラケット

5/64 (2.0) HEX
FOR X AXIS LOCK

2x 5/64 (2.0) HEX

FOR X AXIS LOCK

.50(12.5)

3X 1/4 (M6) CLR.50(12.5).50(12.5).50(12.5)

2.00(50.8)

M6 THD

メカニカルシャッタ.19(4.8)

Model LP-1A-XYZ

1/4-20 THD

2.25 (57.2).28 (7.1)

1.19(30.2).75(19.1)

3X 1/4 (M6) CLR

2X 1/4 (M6) CLR.88 (22.4)

1.00(25.4).44 (11.2)

2X 1/4 (M6) CLR
CBORE FAR SIDE

5/64 (2.0) HEX
FOR Y AXIS LOCK

.75 (19.3).23(5.8).96(24.4)

5/64 (2.0) HEX

1.188(30.2).75 (19.1)

レールシステムM4 THD
8-32 THD.42 (15.5)

3.00(76.2).69(17.5)
1.00(25.0)
2.00(50.8)
1.00(25.0)

3.625 (92.1)
1.81 (46.0)

1.81(46.0)

2.00 ø1.0(50.8) (25.4)

2.00(50.8).33(8.4).45 (15.5)

専用光学マウント

1.00(25.4)

ø1.48(37.6)

6X 5/64 (2.0) HEXZ AXIS LOCK

5/64 (2.0) HEX
FOR Y AXIS LOCK.55(14.0)

レンズホルダ6X 5/64 (2.0) HEX
FOR Z AXIS LOCK

実験キット
アプリケーションキット

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認くださいミラーマウント

330

Opto-Mechanics

Model LP-2A-XY

Model LP-05A-XY
2.00 (50.8)

レンズホルダ専用光学マウント

5/64 (2.0) HEX
FOR Y AXIS LOCK

.61(15.5)

2X 5/64 (2.0) HEX

5/64 (2.0) HEX
FOR X AXIS LOCK

2X 5/64 (2.0) HEX

5/64 (2.0) HEX
FOR X AXIS LOCK

5/64 (2.0) HEX
FOR Y AXIS LOCK

3.625 (92.1)
1.81(46.0).61 (15.5)

2.25(57.2)

1.81(46.0)

レールシステム.75 (19.1)
2X 1/4 (M6) CLR

メカニカルシャッタ.44 (11.2)

3.625(92.1)

1/4-20 THD.31 (7.9)

2X 1/4 (M6) CLR
CBORE FAR SIDE

.75 (19.1).50 (12.5)

3X 1/4 (M6) CLR.69(17.5)

1.00(25.0)
2.00(50.8)
1.00(25.0)

8-32 THD
M4 THD.96(24.4).75(19.1)

2X 1/4 (M6) CLR
CBORE FAR SIDE
3X 1/4 (M6) CLR.50(12.5).65(16.5).22(5.6)

2.03(51.6).23(5.8).19(4.8).50(12.5)

ポスト&ロッドシステム
セット

実験キットアプリケーションキット

フィルターマウント

コンポーネント

ベース&ブラケット

アクセサリ.50 (12.5).33(8.4)

2.25 (57.2)

1.19(30.2)

M6 THD

2.00(50.8)

1.188(30.2).28 (7.1)

1.00(25.4).55(14.0)

2.00(50.8).15(3.8).88 (22.4)

1.00(25.4)

1.00(25.4)

ø1.03(26.2)

3.625(92.1)

3.00(76.2)

1.00(25.4).55(14.0)

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

Opto-Mechanics

ミラーマウント

Model LP-1A

331

Model LP-05A

レンズホルダ専用光学マウント
レールシステムLP1A-1-32とLP2A-1-32寸法

Model LP-2A

寸法 [in. (mm)]ネジ穴

A

BCLP1A-1-32

1.62 (41.1)

1.28 (32.5)

1.438-20 UNS-2A

LP2A-1-32

2.25 (57.1)

1.6 (40.6)

2.063-20 UNS-2A

メカニカルシャッタモデル

LP-1A用モデルLP-1-RRリテーニングリング

アクセサリ.125(3.2)

˘ø1.06(26.9)

ベース&ブラケット

1.438-20
ネジ

LPLH-25T、LPLH-50T、LPLH-75T、LPLH-1T、
LPLH-1.5T
DF

øG

C

D

E

F

G

H

J

LPLH-25T

0.875-20

0.281-32

0.98 (24.9)

0.38 (9.7)

0.125 (3.2)

0.03 (0.8)

0.187 (4.7)

0.187 (4.7)

0.093 (2.4)

LPLH-50T

0.875-20

0.546-32

0.98 (24.9)

0.38 (9.7)

0.125 (3.2)

0.03 (0.8)

0.437 (11.1)

0.398 (10.1)

0.093 (2.4)

LPLH-75T

0.875-20

0.775-32

0.98 (24.9)

0.38 (9.7)

0.125 (3.2)

0.03 (0.8)

0.687 (17.4)

0.625 (15.9)

0.093 (2.4)

LPMH-05

0.875-20

0.98 (24.9)

0.38 (9.7)

0.125 (3.2)

LPLH-BB

0.875-20

LPLH-1T

1.438-20

0.06 (1.6)

0.93 (23.6)

0.755 (19.2)

0.125 (3.2)

LPMH-11.438-20

0.100 (2.5)

1.375 (34.9)

1.18 (30.0)

0.125 (3.2)

LPLH-01.438-20

LPLH-1.5T

2.063-20

LPLH2-02.063-20

1.563-20

0.98 (24.9)

0.38 (9.7)

0.125 (3.2)

0.50 (12.7)

0.125 (3.2)

1.63 (41.4)

0.50 (12.7)

0.125 (3.2)

1.63 (41.4)

0.50 (12.7)

0.125 (3.2)

2.25 (57.2)

0.60 (15.2)

0.100 (2.5)

2.25 (57.2)

0.60 (15.2)

0.100 (2.5)

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

実験キット
アプリケーションキット

B

フィルターマウントA

1.63 (41.4)

セット

寸法 [in. (mm)]モデル

1.063-20

コンポーネントAネジ

CADファイルについては、弊社までお問合せください。
ネジ穴

システム

E

Bネジ

ポスト&ロッドøC