MAシリーズ

CO2モニタ（炭酸ガス濃度計）
MAシリーズは、センサの検知方式に固体電解質方式を2 炭酸ガス）モニタです。
用いた壁取付け形のCO（測定値のデジタル表示、幅広い測定範囲、アナログ出力信号などを備えています。
アラーム機能付きと、CO2濃度調節用のリレー出力を装備したコントロール機能付きを用意しています。

■特長●測定値が見やすい、赤色LEDデジタル表示を装備。
●アラーム機能付きとコントロール機能付きの2タイプを用意。
●伝送信号出力は、1〜5V DCと4〜20mA DCの2種。

アラーム機能付き

コントロール機能付き■アラーム機能付き仕様 MA1001／MA1002■形式

アラーム設定 ：上限／下限各1点を任意設定（裏蓋キー操作）
設定範囲（ステップ） 100〜5000ppm（1ppm）
0.01％〜10.00％（0.01％）
上限／下限アラーム動作の有無を任意選択
ブザー吹鳴出力の有無を任意選択（上下限共通）
アラーム出力 ：上限／下限個別LEDランプ点灯
リレー接点出力 上限／下限 各1回路 a接点
接点容量 抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A
誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A
アラーム機能動作図：

M A□0 0□−□0
機種
１：アラーム機能付き
５：コントロール機能付き
伝送信号
１：1〜5V DC
２：4〜20mA DC
測定レンジ
０：100〜5000ppm
１：0.01〜10.00％

測定値

■共通仕様
測 定 原 理 ：リチウムイオン固体電解質方式
応 答 時 間 ：120秒以内（90%応答）
測 定 値 表 示 ：4桁 赤色LEDによるデジタル表示
測 定 範 囲 ：5000ppmレンジ…
（分解能）
100〜3000ppm（10ppm）
3000〜5000ppm（25ppm）
10%レンジ…
0.01〜0.99%（0.01%）
1.0〜10.0%（0.1%）
精 度 定 格 ：5000ppmレンジ…
測定値の±7%±10ppm（100〜3000ppm）
測定値の±7%±25ppm（3000〜5000ppm）
10%レンジ…
測定値の±10%±0.01%（0.01〜0.99%）
測定値の±10%±0.1%（1.0〜10.0%）（25℃±3℃、1013hPa±10hPaにおいて）再現性 ：測定値の±2%
温 度 依 存 性 ：測定値の±3%（0〜45℃）
気 圧 依 存 性 ：測定値の0.1%／hPa
伝送信号出力 ：0〜5000ppm、0〜10％に対し1〜5V DCまたは4〜20mA DC
許容負荷抵抗 ：1MΩ以上（1〜5V DC）
負 荷 抵 抗 ：400Ω以下（4〜20mA DC）
ウォーミングアップ時間 ：約30分（ウォーミングアップ中は「H-UP」を表示し、制御信号、伝送信号は出力されません ＊25℃、50％rhの環境下）
校
正 ：専用点検キットによる点検ガス1点校正
使用温度範囲 ：0〜45℃
使用湿度範囲 ：95%RH以下（ただし結露しないこと）
電源 ：100V AC±10%、50/60Hz
消 費 電 力 ：約8VA
質量 ：約430g
材質 ：ABS樹脂
色：マンセルN9相当
取 付 方 法 ：壁取り付け

100ppm0.01％

下限アラーム設定値 上限アラーム設定値▽▽

5000ppm
10.00％

上限アラーム

正常状態範囲異常状態範囲

リレー出力
ランプ
ブザー

OFF
消灯
停止

ON点灯
吹鳴

下限アラーム

異常状態範囲
ON点灯
吹鳴

リレー出力
ランプ
ブザー

正常状態範囲OFF
消灯
停止＊ブザーは1個で上下限共通吹鳴となります

機 器 異 常 ：機器異常・ヒータ断線時「Er.＊」表示、上下限LEDランプ点灯、上下限リレー出力、アナログ最大出力■コントロール機能付き仕様 MA5001／MA5002
コントロール機能 ：設定範囲……

300〜5000ppm（100ppm）
0.02〜0.99％（0.01％）
1.0 〜10.0％（0.1％）
制御モード…正動作／逆動作を切換え可能
制御不感帯…20〜2000ppmの間で任意設定0.01％または0.1％を任意選択
制 御 出 力 ：制御信号出力時LEDランプ点灯
リレー接点出力 1回路 a接点
接点容量 抵抗負荷 250V AC 3A、30V DC 3A
誘導負荷 250V AC 1A、30V DC 1A
コントロール機能動作図：
測定値

100ppm0.01％

正動作モード
リレー出力
制御ランプ
逆限動作モード
リレー出力
制御ランプ

5000ppm
10.00％

測定値
▽OFF
消灯
ON点灯

不感
帯

ON点灯
不感
帯

OFF消灯

機 器 異 常 ：機器異常・ヒータ断線時「Er.＊」表示、
制御出力 OFF

1PE-57-4■外形寸法■ 端子板図●アラーム機能付き
接地

100V AC

①②

接点出力
上限
下限

③＋ ○−
○

112120アナログ出力
1〜5V DCまたは4〜20mA DC⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
④120

2629

単位：mm⑤●コントロール機能付き

●取付寸法
120

取付ネジ穴
2ヶ所
M4

接地

100V AC①②

アナログ出力
1〜5V DCまたは4〜20mA DC

外部接点出力③＋ ○−○⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬④⑤●端子番号説明
アラーム機能付き
コントロール機能付き
接地端子：D種接地工事を行ってください
AC電源端子：100V ACの電源を接続します
未使用
上限アラーム接点端子：外部接点出力端子：（リレー定格内でご使用ください）（リレー定格内でご使用ください）⑧⑨ 下限アラーム接点端子：未使用（リレー定格内でご使用ください）⑩⑪ 未使用⑫⑬ 伝送信号出力：1〜5V DCまたは4〜20mA DC、⑫＋⑬−53No.
①②③④⑤⑥⑦

単位：mm74※壁面に取付ける場合は、扉を開けて取付用のネジ穴（2ヶ所）を利用して取付けます。

■標準付属品
取扱説明書1部、本体取付ネジ（ M4×L30 ）2本、スペアヒューズ1ヶ■点検キット（別売）※端子番号①〜③の配線材および圧着端子は、下記仕様にあったものをご利用ください。
端子名
結線の線種
AC電源接地端子 600Vビニル絶縁電線（注）品 名
点検ガスボンベ
（7L缶）

形 式
備 考
MA9721 350ppm
MA9722 1000ppm
流量計セットMA9725 流量計1台、ボンベ口金1ヶ、コック1ヶエアパイプ0.5m、1.5m各1本
点検用アタッチメント MA9711 センサ接続用
流量計セット収納箱 MA9720

適合端子
MINφ3MIN 4（単位：mm）
MAX 6

MAシリーズの点検用として、点検ガスボンベや点検用アタッチメント、流量計などを用意しています。

MAX 4.5（注意）MAシリーズは、下記雰囲気において、機器およびCO2検知素子の性能が損なわれ、測定誤差を生じる場合があります。
また、CO2検知素子が劣化する恐れもあります。
●可燃性ガス（アルコールガスなど）が多量に存在する場所（測定誤差の発生のみならず爆発の可能性があります）
または無CO2ガス状態（1ppm以下）●無酸素状態（0%O2）●ダスト・オイルミストが多量に存在する場所などの腐食性ガス、Cl（塩素）2、F（フ2●SOx（硫黄酸化物）、H2S（硫化水素）ッ素）などのハロゲンガス、フロンガス、シリコン系ガスが存在する場所または約500℃の高温で上記ガスが分離されるガスが存在する場所●水や溶媒が検知素子に触れる雰囲気●ヘアスプレガス（整髪料）の存在する場所●強い衝撃や振動のある場所●強電場・磁場および電気的ノイズの強い場所●気圧（圧力）が常に変動する場所●エアダスタ（HFC-134a、HFC-152a）
ガスの存在する場所

国内専用製品です

URL : http://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PE-57-4

営業所：

札 幌
仙 台
宇都宮
新 潟
水 戸
高 崎

大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

安全に関するご注意
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2022年7月現在のものです。

2

発行 2022.7

2,.
初版 2003.7