PR1000IS

防爆型圧力・温度データロガー

防爆型のPR1000ISは、皆様が指定したロギング間隔で正確に圧力と温度を記録するた めのデータロガーです。 頑丈なステンレスを使用した設計により、デバイ スを過酷な環境に設置できるため、空調システム、冷水/温水、空気/ガス、 石油、蒸気の圧力システム等での使用に最適です。
PR1000ISは、皆様が指定したトリガーしきい値と測定期間をソフトウェアか らプログラムでき、過渡圧力の監視および記録することもできます。 デー タロガーのロギング間隔は、128Hz秒から24時間に1回でプログラムできま す。 不揮発性メモリの容量は100万回以上の測定を可能とします。
PR1000ISは、ステンレス製のストレインゲージを使用して、圧力を正確に測定します。 デバイスには1/4インチNPTネジが取り付けてあり、さまざまなフィッティングやアダ プターと接続ができます。 内部温度センサーは、周囲温度の測定値を提供します。 PR1000ISは完全耐圧防水仕様で、ほとんどすべての用途に使用するために、種々 の圧力範囲を用意しております。

特徴• 頑丈• 繰り返し使用に対応• 耐圧防水構造• 開始日時を指定可能• リアルイム操作に対応• 使用が簡単• 低価格• CE 規格準拠

防爆証明

ISO/IEC 17025校正証明書付でお届けします。

• Class 1 Division 1 Group ABCD
• Class 1 Division 2 Group ABCD
• Temperature Class: T4A● CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:15

日本語対応MadgeTech 4 ソフトウェアの特徴●

Can/CSA-C22.2 No. 60079-11:14

用途

統計データ

PExcelに転送

グラフ参照
数値表参照

• 複数グラフ表示• 統計データ表示• デジタル校正• グラフ拡大/拡大終了• 滅菌F0,低温殺菌PU自動計算• 平均動態温度表示• 全世界時間サポート• データ注釈• 最低/最高/平均値ライン• 要約参照規則管理• 空気圧• プロセス制御システム• ガスコンプレッサー• 天然ガス生産• 潤滑システム• 化学処理• 紙パルプ加工• 医療機器
• 環境研究• 廃水処理• 暖房換気空調関係• 石油・ガス産業

PR1000IS
仕様＊仕様は予告なしに変更される事があります。

温度温度センサー

セミコンダクター

温度範囲-40 °C ～+80 °C

ロギング間隔1秒～ 24 時間に1回で自在トランジェントモード:128 Hz

校正

ソフトウェアからデジタル校正

校正日

データロガーに自動記録

温度分解能

1.0 °C

電池タイプ

3.6 V リチウム電池, 皆様で電池交換可能

校正後精度±2.0 °C : 0 °C ～+50 °C±4.0 °C: -40 °C ～-1 °C±4.0 °C: +51 °C ～+85 °C

電池寿命

通常1 年 ( 25 °C環境でロギングが1分間隔の場合)
10 日間 (トランジェントモード 128 Hz の場合)

データ形式

日時と時刻付 °C, °F, K, °R ; mbar, PSI, inHg, mmHg,atm, Torr, Pa, kPa, MPa, m

時間精度±1 分/月 ( 25 °Cの場合)

圧力
圧力センサー

セミコンダクターストレンゲージ

PCインターフェイス IFC400又はIFC406 ドッキングステーションが必要

圧力範囲
圧力分解能

*下記表を参照

校正後精度
圧力応答時間

0.1 m秒(10 ～90 %FSR)

反復性±0.5 %FSR; ±0.2 % (通常)全般
ロギング開始リアルタイム測定
メモリー数
上書きモードソフトウェアからすぐに開始又は最長6ヶ月先から開始をプログラム可能
PCと接続しリアルタイムでデータを監視および記録
1,396,736
可能

オペレーティングシステム適合

Windows 7, 8, 10適合ソフトウェア

標準MadgeTech 4ソフトウェア 4.2.21.1 又はそれ以降使用環境-40 °C ～ +80 °C
0 %RH～ 100 %RH

サイズ

長さ91.3 mm x 直径24.6 mm

重量156 g

IP規格

IP68

材質

316ステンレススチール/レーデル樹脂

適合規格

CE

電池の注意: 電池は分解やショート、充電、使用済みや他の電池と混ぜ合わせ、高温に晒した場合、電解溶液の漏出、火災や爆発の恐れがあります。使用済み電池は速やかに市町村の規定に基づき廃棄してください。 電池は小児の手の届かない場所に必ず保管すること。
*測定範囲 (PSI)
精度

0-30 PSIA/PSIG

分解能 (PSI)

0.0005 PSIA/PSIG

0-100 PSIA/PSIG

0-300 PSIA/PSIG

0-500 PSIA/PSIG

0-1000 PSIA

0-5000 PSIA

0.02 PSIA

0.1 PSIA

フルスケールの2 %, 通常0.25 % (25 °C の場合）
0.002 PSIA/PSIG

0.005 PSIA/PSIG

0.01 PSIA/PSIG

ご注文情報
PR1000IS-1000A

0-1000 PSIA 圧力・温度データロガー

PR1000IS-100A

0-100 PSIA 圧力・温度データロガーr

PR1000IS-100G

0-100 PSIG 圧力・温度データロガー

PR1000IS-300A

0-300 PSIA 圧力・温度データロガー

PR1000IS-300G

0-300 PSIG 圧力・温度データロガーr

PR1000IS-30A

0-30 PSIA 圧力・温度データロガー

PR1000IS-30G

0-30 PSIG 圧力・温度データロガー

PR1000IS-5000A

0-5000 PSIA 圧力・温度データロガー

PR1000IS-500A

0-500 PSIA 圧力・温度データロガー

PR1000IS-500G

0-500 PSIG 圧力・温度データロガー

PR1000IS-1000A-KR

0-1000 PSIA キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-100A-KR

0-100 PSIA キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-100G-KR

0-100 PSIG キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-300A-KR

0-300 PSIA キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-300G-KR

0-300 PSIG キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-30A-KR

0-30 PSIA キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-30G-KR

0-30 PSIG キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-5000A-KR

0-5000 PSIA キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-500A-KR

0-500 PSIA キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

PR1000IS-500G-KR

0-500 PSIG キーリングエンドキャップ付き圧力・温度データロガー

IFC400

ドッキングステーション, USBケーブル, MadgeTech 4ソフトウェア

IFC4066-ポートドッキングステーション, USBケーブル, MadgeTech 4ソフトウェア

TL2150/S

交換用3.6 Vリチウム電池

販売代理店：
日本総代理店: 株式会社エムケー・サイエンティフィック

日本ゲスコ株式会社〒305-0822 茨城県つくば市苅間825-1℡029(856)1388 Fax029(828)5578
e-mail: mail@gesco.co.jp