Fiber Optics

307

ファイバーオプティック
コンポーネンツ

光ファイバ
Optical Fibers

操作波長カットオフ
波長0.12 - 0.14

クラッド径(ȝm)
125 ±1

コーティング径(ȝm)
245 ±12(nm)(nm)

350 - 450

<300

F-SA

488/514350-450

3.3/3.4

0.10–0.14

125 ±1245 ±12F-SA-C488/514350-450

3.3/3.4

0.10–0.14

125 ±1245 ±12F-SV

633/680

500-600

4.3/4.6

0.10–0.14

125 ±1245 ±12F-SV-C

633/680

500-600

4.3/4.6

0.10–0.14

125 ±1245 ±12F-SE

780

610-750

5.30.10–0.14

125 ±1245 ±12F-SE-C780

610-750

5.3

0.10–0.14125 ±1

245 ±12F-SF

830

660-800

5.60.10–0.14

125 ±1245 ±12F-SF-C

830

660-800

5.6

0.10–0.14

125 ±1245 ±12F-SC

980/1,550870-970

4.5/7.5

0.17–0.19

125 ±1245 ±12F-SC-C

980/1,550

870-970

4.5/7.5

0.17–0.19

125 ±1245 ±12F-SY

980/1,064/1,550

870-970

5.8/6.2/10.4

0.13–0.15

125 ±1245 ±12F-SY-C

980/1,064/1,550870-970

5.8/6.2/10.4

0.13–0.15

125 ±1245 ±12F-SMF-28

1,310/1,550

1,220-1,300

9.3 ±0.5

0.13125 ±1245 ±5

F-SMF-28-C0.13NA

備考

ケーブル外被ケーブル外被ケーブル外被ケーブル外被ケーブル外被ケーブル外被1,310/1,550

1,220-1,300

9.3 ±0.5

125 ±1245 ±5

ケーブル外被F-SBA

820

730-8104.1

125 ±2245 ±15

曲げに強い

F-SBB

820

730-810

4.1

80 ±2

135 ±5

曲げに強い

F-SBC

1,310/1,550

1,200-1,300

6.7/7.5125 ±2245 ±15

曲げに強い

F-SBD

1,310/1,550

1,200-1,300

6.7/7.580 ±2

135 ±5

曲げに強い

ファイバーツール /アクセサリー

モデル
F-SM-300-SC

モードフィールド径、公称値(ȝm)
1.9 - 3.0

ファイバー /
ライトガイドシングルモードファイバ

偏光保持ファイバ

モデル
F-SPA

カットオフ
波長

備考
ボウタイ、センサ

(nm)

(nm)

NA

488/514350-470

0.10–0.13

モードフィールド径、コーティング
クラッド径
公称値
径(ȝm)
(ȝm)
(ȝm)
3.6
125 ±1245 ±12

ボウタイ、センサ

633-688500-600

0.14–0.18

3.2

125 ±1245 ±12ボウタイ、センサ

830

600-800

0.14–0.18

4.2

125 ±1245 ±12

F-SPS

ボウタイ、センサ

1,300/1,550

1,030-1,270

0.14–0.18

6.6

125 ±1245 ±12F-SPPC-13

ボウタイ、センサ

1,310

1,100-1,290

0.11–0.13

9.0

125 ±1400 ±20

F-SPPC-15

ボウタイ、センサ

1,550

1,290-1,540

0.11–0.13

10.5

125 ±1400 ±20

F-HB1500G

ボウタイ、センサ(薄クラッドタイプ)

1,550

1,230 - 1,520

7.9

80 ±1

170 ±8.5

F-PMF-RC-1550-B1

ボウタイ、センサ(薄クラッドタイプ)

1,550<1,5507.8 ±0.580 ±2

165 ±5

F-PM480

パンダ、通信480

400-470

0.10–0.13

4.0 ±0.7

125 ±1245 ±15

F-PM630

パンダ、通信630

500-620

0.10–0.13

4.5 ±0.5

125 ±1400 ±15

F-PM850

パンダ、通信

850

650-800

0.10–0.13

5.5 ±1125 ±1245 ±15

F-PM980

パンダ、通信980

800-950

0.10–0.13

6.6 ±1125 ±1245 ±15

F-PM1300

パンダ、通信

1,300

1,100-1,290

0.10–0.13

9.5 ±1125 ±1245 ±15

F-PM1550

パンダ、通信

1,550

1,290-1,4500.10–0.13

10.5 ±1

125 ±1245 ±15

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テクニカルノート

F-SPV
F-SPF

偏光

操作波長

308

Fiber Optics

ファイバー /ライトガイド

ファイバーオプティック
コンポーネンツ

マルチモードファイバ
操作波長モデル
F-MSD

(nm)

NA

850/1,300

0.200

コア径
(ȝm)
50 ±3

クラッド径
(ȝm)
125 ±2

コーティング径(ȝm)
250 ±15

備考
グレーデッドインデックス、通信

F-MSD-C

850/1,300

0.200

50 ±3

125 ±2250 ±15グレーデッドインデックス、通信

F-MFD

850/1,300

0.275

62.5 ±3

125 ±2250 ±15グレーデッドインデックス、通信

F-MLD

850/1,300

0.290

100 ±4140 ±3250 ±15グレーデッドインデックス

F-MLD-C

850/1,300

0.29

100 ±4140 ±3250 ±15グレーデッドインデックス

F-MSD-T

850/1,3000.2

50 ±3125 ±2

155 ±5

グレーデッドインデックス

F-MFD-T

850/1,3000.275

62.5 ±3125 ±2

155 ±5

グレーデッドインデックス

F-MLD-T

850/1,3000.29

100 ±4140 ±3170 ±5

グレーデッドインデックス

F-MLD-H

850/1,3000.29

100 ±3140 ±2172 ±2

グレーデッドインデックス

F-MTC

500-2,1000.22

365 ±10400 ±10430 ±30

ステップインデックス、ハイパワー伝達

F-MFC

500-2,1000.22

550 ±12600 ±10630 ±10

ステップインデックス、ハイパワー伝達

F-MSC

500-1,1000.37

600 ±10630 ±101040 ±30

ステップインデックス、ミドルパワー伝達

F-MBB

500-1,1000.37

200 ±4230 +0/-10

500 ±30

ステップインデックス

F-MBB-C500-1,1000.37

200 ±4230 +0/-10500 ±30

ステップインデックス

F-MBC

500-1,1000.37

400 ±8430 +5/-10730 ±30

ステップインデックス

F-MSC

500-1,1000.37

600 ±10630 ±10

1,040 ±30

ステップインデックス

F-MBE

500-1,1000.37

1,000 ±15

1,035 ±151,400 ±50

ステップインデックス

F-MCB-T

250-1,1000.22

100 ±3110 ±3140 ±5

ステップインデックス

F-MCC-T

250-1,1000.22

200 ±5220 ±5250 ±5

ステップインデックス

操作波長

カットオフ波長(nm)

(nm)

NA

1,310/1,550

1,100-1,260

0.12-0.14

クラッド径(ȝm)
125 ±1

コーティング径(ȝm)
245 ±12

備考
感光性のファイバ格子

特別な光ファイバ

ファイバーツール /アクセサリー

モデル
F-SBG-13/15
F-EDF

980/1,550

900-970

0.22-0.24

125 ±1245 ±12

希土類ドープ、エルビウム

F-EDF-2

980/1,550

870-970

0.21-0.24

125 ±1245 ±12

希土類ドープ、エルビウム

F-EDF-5

980/1,550

F-EDF-T3
F-EDF-T6

870-970

0.21-0.23

125 ±1245 ±12

希土類ドープ、エルビウム

1,100-1,250

0.21-0.25

125 ±1245 ±10

希土類ドープ、エルビウム

1,100-1,400

0.23-0.27

125 ±1245 ±10

希土類ドープ、エルビウム

F-YDC-1100-C

1,060-1,100<960

0.06-0.08

270 ±25400 ±30

希土類ドープ、イッテルビウム、デュアルクラス

F-YDC-1100-8/230

1,060-1,110<1,1000.1235 ±5

350 ±15

希土類ドープ、イッテルビウム、デュアルクラス

F-CP1100

1,075-1,100

900

0.12-0.16

125 ±1245 ±12

希土類ドープ、イッテルビウム、デュアルクラス

F-SMM900

1,075-1,550

850-9700.24-0.28

125 ±1245 ±10

ポンプ伝播

F-DF1500Y

950-1,050

950-1,050

0.20-0.24

125 ±1245 ±12

希土類ドープ、エルビウム-イッテルビウム

125 ±1245 ±10

希土類ドープ、エルビウム-イッテルビウム

875-1,025875-1,025

125 ±1245 ±12

希土類ドープ、ネオジム

F-CP1500Y

1,400
0.18-0.22

テクニカルノート

偏光

F-DF1000

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

Fiber Optics

309

フォトニック結晶ファイバ
ジャケット直径(ȝm)
245 ±10

備考
エンドレスシングルモード635 nmで0.08 ±0.01
780 nmで0.09 ±0.01
980 nmで0.10 ±0.01

10 ±1

125 ±2240 ±5

エンドレスシングルモード

F-SM15532 nmで0.04780 nmで0.05

15 ±0.5230 ±5405 ±10

エンドレスシングルモード

F-SM20780 nmで0.041 ±0.01
1,064 nmで0.055 ±0.01

20 ±0.4230 ±5350 ±10

エンドレスシングルモード

F-SM25980 nmで0.037 ±0.01
1,064 nmで0.040 ±0.01

25.2 ±0.4

268 ±5410 ±10

エンドレスシングルモード

F-SM35980 nmで0.041 ±0.01
1,064 nmで0.045 ±0.01

35 ±0.5335 ±5488 ±10

エンドレスシングルモード

F-SM5-PM

470 nmで0.05-0.052

5.0 ±0.5125 ±3245 ±10偏光保持

F-SM10-PM

635 nmで0.08 ±0.01
780 nmで0.09 ±0.01
980 nmで0.10 ±0.01

10.0 ±1.0

230 ±3350 ±10

偏光保持F-SM10F-SM15-PM
F-NL-PM-750
F-NL-5/1040
F-AIR-6/800

1,060 nmで0.09 ±0.02
780 nmで~0.38 ±0.05
1,060 nmで0.2 ±0.05
780 nmで0.17830 nmで0.2215 ±0.5

230 ±5350 ±10偏光保持

1.8 ±0.3

120 ±5240 ±10高非線形

4.8 ±0.2

125 ±3244 ±10高非線形

6 ±1122 ±5

243 ±10中空コア

9.7123220

中空コア
中空コア

F-AIR-10/1060
F-AIR-11/1550

0.1110.9120220F-AIR-20/1550

0.13±0.03

20 ±2115220

SCG-800

中空コア

1.8 ±0.3

ファイバ：イージーマウントメタルバレル、スーパーコンティニューム発生

1.4

ファイバ：イージーマウントメタルバレル、スーパーコンティニューム発生(CARS分光用)

SCG-800-CARS

オプション1 ̶ ベアファイバ

オプション3 ̶ カスタムパッチコード

Newportのベアファイバオプティクスは、ご希望の長さを1 mからメートル単位でご発注いただけます。長いご発注には割引を適用させていただきます。光ファイバの大口割引料金については日本レーザーまでご相談ください。ご発注の際には、モデル番号およびメートル長をご指定ください。

お客様のお探しになっているパッチコードがNewportの標準品として用意されていない場合でも、終端処理および長さオプションをご自由にお選びいただいて、カスタムパッチコードとしてご発注いただくこともできます。終端処理ができないタイプもございます。現在、マルチモードファイバ用として、SMA、STおよびFCコネクタ終端器と平面研磨の組み合せをご用意しております。シングルモード用には、ST、FCおよびSCコネクタと、APC(斜めフィジカルコンタクト)研磨またはUPC(ウルトラPC)研磨のいずれかを組み合わせてご提供しております。大量のパッチコードをご入り用のお客様は日本レーザーまでお問い合わせください。OEMの対象となるか確認させていただきます。

オプション2 ̶ 標準パッチコード

ファイバーツール /アクセサリー

Newport光ファイバの発注のご案内

例：F-MLD、長さ125(モデル番号：F-MLD、ベアファイバ、終端処
理なし、ファイバ長：125 m)

ファイバー /
ライトガイドクラッド直径(ȝm)
125 ±5

開口数450 nmで0.058-0.06

ファイバーオプティック
コンポーネンツ

コア直径(ȝm)8.5 ±0.3

モデル
F-SM8

偏光

Newportでは、長さ5 m未満の標準的なシングルモード／マルチモードのパッチコードを幅広くご用意しております。ベアファイバ発注のご案内の表の下に標準パッチコードを記載しております。ご利用可能な標準パッチコードのリストにつきましては、各製品ページをご確認ください。ご利用可能な終端タイプはFC/UPC、FC/APCおよびSMAコネクタです。
モデル-OPT-□-□□-□□(-□□) (1)番号
ファイバ長オプションコード

コネクタオプションコード
10 = SMA/マルチモードコネクタ
20 = ST/マルチモード
30 = ST/UPC
40 = FC/マルチモード
50 = FC/UPC
55 = FC/APC
70 = SC/UPC
75 = SC/APC

カスタムジャケットオプションコード
NN = ジャケットなし
JJ = ジャケットあり

注：(1) ファイバジャケットオプションをご利用いただけないファイバタイプもございます。ファイバタイプによっては、特定のコネクタしかご利用いただけない場合がございます。日本レーザーまでお問い合わせください。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テクニカルノート

1 mから2000 mまで1 m単位