165

Optical Measurement

光パワー＆エネルギーメータ

ローパワーフォトディテクタ、818シリーズ
Low-Power Photodetector, 818 Series• 最高品質のフォトディテクタを用いたpW 〜 2 Wの校正された出力レベル
光学ディテクタ• 200 〜 1,800 nmの波長に対応• 各ディテクタ用の適合特許取得済み、取り外し自在のOD3アッテネータ• NISTトレーサブルな校正• EMI/RFIシールド

102

15-2

1010-6
10-8-10

1020C
030C

30C-520C

35C-10-12

1010-810-4
光出力 (W)100

フォトダイオード反応の線形性
818-UV818-SL, 818-ST, 818-IS-1
818-IR, 818-IG-15300

RR= aT

2%

1%

0-1%

500

700900波長 (nm)応答の温度変動対
818-UV、818-SL、818-STの波長11000.81.01.21.4
波長 (μm)1.61.8応答の温度変動対波長

110010-110-21010-3-25 -1052035506580

温度 (ºC)

相対シャント抵抗対温度

818-IG818-IR

Newportの半導体ディテクタは最高品質のフォトダイオードを使用しています。

測定レンジが広いロー NEP(ノイズ等価パワー )定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テクニカルノート

独自のOD3アッテネータ技術により、Newportの円筒形およびスティックタイプハンドヘルドのディテクタの測定レンジは、30倍にも広がっています。Newportのアッテネータ設計(米国特許)は、低反射率、高い損傷しきい値、フラットなスペクトル特性を特徴とし、フィルムアッテネータのようなもろさや単純な吸収型アッテネータのスペクトル特性の変動がありません。Newportが使用しているフォトダイオードと関連付けられたNEPで、よりワイドな測定レンジが達成されます。

オートバランス
ディテクタ

Newportは、818シリーズのローパワーディテクタで使用されている最高品質の半導体ディテクタ材料を使用しています。ディテクタおよびアッテネータのシリアルナンバーは、NISTのトレーサビリティを保証するために一致しています。さらに、各ディテクタは、10 nm毎にディテクタの応答感度を詳しく説明した完全フルスペクトル校正レポート付きで納品しております。Newportでは、先進の社内校正施設を使用して、業界で最も厳しい校正を行っており、ディテクタの絶対精度の向上に努めています。ディテクタの校正については、校正サービスの項をご参照ください。

ディテクション
エレクトロニクス

多様なフォトダイオード特性図

ビームポジション
ディテクタ

-12

105

α = 25ºCでの温度係数（％）

出力電流 (A)

10-43%ビーム
プロファイラ％単位の応答性偏差1022ºCの仕様に対するソース抵抗35C

光モジュレータ／光学チョッパ

010

汎用ディテクタ

ディテクタとアッテネータのシリアルナンバーはNISTのトレーサビリティを保証するために一致させてあります。また、コリメートレンズ、アセンブリ、ファイバオプティクスアダプタ、ベアファイバアダプタ、および1”オプティクスホルダー (P168を参照してください)等の多岐に渡る付属品も入手できます。

ハイスピードディテクタ＆レシーバ

Newportは、818シリーズのローパワーフォトディテクタ・ファミリーで使用できる最高品質のフォトダイオードを使用しています。使用可能なセンサタイプは次の通りです。シリコン(Si)、UV強化Si、ゲルマニウム、インジウムガリウムヒ素(InGaAs)。818フォトディテクタには、それぞれのディテクタの、アッテネータを使用して測定された応答感度とアッテネータを使用しないで測定された応答感度を詳しく説明するNIST
トレース・レポートが付いています。標準BNCコネクタは、オシロスコープ、ロックインアンプ、または電流計とのフレキシブルな接続が可能です。末尾に/DBが付いたモデルには、1916-R、842-PE、1918-R、1928-C、および1936/2936-R等、Newportの最新のパワーメータと互換性のあるBNC/DB15校正モジュールが付属しています。末尾に/Cmが付いたモデルには、1835/2835-C等のNewportの旧型パワーメータと互換性のあるBNC/8-ピンミニDINI校正モジュールが付いてきます。また、この両方のケースにおいて、/Cmアダプタと/DBアダプタには、パワーメータとのシームレスな動作のために、ディテクタ校正データ、モデル番号、シリアルナンバー、校正日が含まれています。製品互換性の詳細については、P155を参照してください。

Optical Measurement10

絶対スペクトル応答感度 (A/W)

1010

10

100-1

OD3アッテネータを用いない場合-2-3-4OD3アッテネータを用いる場合

10-5200

400

600

800

1000
波長（nm）

1200

1400

818-UV/818-ST-UV

818-IR/818-F-IR

818-F-SL

818-SL818-ST818-IG

1600

1800

818-IS-1

Newportのローパワーディテクタの典型的な分光感度

テクニカル
ノート

オートバランス
ディテクタ

ディテクション
エレクトロニクス

ビームポジション
ディテクタ

ビーム
プロファイラ光モジュレータ／光学チョッパ

ハイスピードディテクタ＆レシーバ

汎用ディテクタ

光学ディテクタ光パワー＆エネルギーメータ

166

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

Optical Measurement

167

818-UV818-SL

818-IR818-IG

波長範囲(nm)

200 - 1,100

400 - 1,100

780 - 1,800

800 - 1,650

最大平均パワー (アッテネータ付)(W/cm2)(1)

0.2

2

2

2

最大平均パワー (アッテネータなし)(mW/cm2)(1)

0.2

2

3

3

最大パルスエネルギー (アッテネータ付)(mJ/cm2)(2)

0.10

10.35

0.35

最大パルスエネルギー (アッテネータなし)(nJ/cm2)(2)

1

0.35

0.35

校正の不確実性(アッテネータなし)(4)

1% @ 400-940nm,
4% @ 941-1,100nm

2% @ 780-910nm,
2% @ 911-1,700nm,
4% @ 1,701-1,800nm

2% @ 800-900nm,
2% @ 901-1,650nm

校正の不確実性(アッテネータ付)(4)8% @ 200-219nm,
2% @ 220-349nm,
1% @ 350-949nm,
4% @ 950-1,100nm

1% @ 400-940nm,
4% @ 941-1,100nm

5% @ 780-910nm,
2% @ 911-1,700nm,
4% @ 1,701-1,800nm

5% @ 800-900nm,
2% @ 901-1,650nm

均一性(%)(3)±2リニア特性(%)±0.5

立ち上がり時間 (ms)

5.9

222

シャント抵抗 (MW) (代表値)101035 (kW)20530.252

NEP (pW/√Hz )0.45

0.20.60.04

シリコン-UV強化

シリコン

ゲルマニウム

インジウムゲルマニウム
ヒ素

材質
有効面積 (cm2)1

有効径 (cm)

1.130.0710.3円筒型

OD3アッテネータ

取外し可

動作温度

5℃ - 50℃

1) スペクトル応答全体に適用します。
2) 15 nsパルス幅3) 均一性仕様はディテクタだけに適用します。
4) 校正不確実性は、NIST基準不確実性変動に応じて変わる場合があります。

ø 1.50 (38.1)
ディテクタ
表面1.000-4OUNS-2B THR

ビーム
プロファイラ.77(19.6)

光モジュレータ／
光学チョッパ

形状.35(8.9)

ハイスピードディテクタ＆レシーバ

最大逆バイアス(V)汎用ディテクタ

0.1
4% @ 200-219nm,2% @ 220-349nm,
1% @ 350-949nm,
4% @ 950-1,100nm

光学ディテクタモデル

光パワー＆エネルギーメータ

発注のご案内1.00-40
THD
M4ネジ.374 (9.5)-SLだけ.295 (7.5)-IR, -IG

モデル

内容

818-UV

818フォトディテクタ、UV強化シリコン、200-1,100 nm、BNCコネクタ

818-SL

818フォトディテクタ、シリコン、400-1,100 nm、BNCコネクタ

818-IR

818フォトディテクタ、ゲルマニウム、700-1,800 nm、BNCコネクタ

818-IG

818フォトディテクタ、InGaAs、800-1,650 nm、BNCコネクタ
818フォトディテクタ、UV強化シリコン、200-1,100 nm、DB15校正モジュール

818-SL/DB

818フォトディテクタ、シリコン、400-1,100 nm、DB15校正モジュール

818-IR/DB

818フォトディテクタ、ゲルマニウム、780-1,800 nm、DB15校正モジュール

818-IG/DB

818フォトディテクタ、InGaAs、800-1,650 nm、DB15校正モジュール

オートバランス
ディテクタ

818-UV/DB

ディテクション
エレクトロニクス

発注のご案内ビームポジション
ディテクタ

8-32
ネジ

テクニカル
ノート

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください