仕地様震監書視装置（地震ウォッチャー）
型 式 ： Ｓ Ｗ － ７ ２ Ｒ（Ｖｅｒ．３．ｘｘ）

製-1-作

者

ＩＭＶ株式会社

仕 様 書 番 号

ＴＶＥ－５－５３５７Ａ

作 成 年 月 日

２０１７年

表９

紙共枚

５月１７日

目

次頁

１．装置の概要 ............................................................................................................................... 3２．装置の構成 ............................................................................................................................... 3２－１．機器構成 ........................................................................................................................ 3２－２．全体構成 ........................................................................................................................ 4３．装置仕様 .................................................................................................................................. 5３－１．地震監視装置（ＳＷ-７２Ｒ） ...................................................................................... 5３－２．ケーブル配線表 ............................................................................................................. 6４．ブロックダイアグラム ............................................................................................................. 7５．外形寸法図 ............................................................................................................................... 8６．一 般 事 項 ............................................................................................................................... 9６－１．工事区分 ........................................................................................................................ 9６－２．設置場所 ........................................................................................................................ 9７．保証 ............................................................................................................................... 9-2-１．装置の概要
本装置は、内蔵されたサーボ式加速度センサにより検出した加速度信号より、気象庁の定める計算方法による震度階（計測震度）の算出および地震動による構造物の破壊指数であるＳＩ値の算出をリアルタイムで行い、算出結果を画面表示するとともに、外部に３段階の警報接点を出力します。
また、表示値と連動したＤＣ４ ～ ２０ｍＡレベル出力を有していますので、記録計やＤＣＳ、ＰＬＣ等計装制御機器への接続が可能です。
オプションのメンテナンスソフトをインストールしたパソコンとの接続により、装置の各種設定変更や、内部メモリに記憶された地震波形データを取得することができます。

２．装置の構成
２－１．機器構成
品名
構
成

型名又は寸法

数量

地震監視装置ＳＷ－７２Ｒ

１

入出力ケーブル

長さ５ｍ

１

備考品

付属品

オ
プ
シ
ョ
ン

監視装置施工用プレート

１

仕様書

１

取扱説明書

１

検査証

１

監視装置保護カバー

材質：ＳＰＣＣ／ＳＵＳ

中継ＢＯＸ

材質：ＳＰＣＣ／ＳＵＳ

メンテナンスソフト

ＣＤ－ＲＯＭ-3-

ＰＣ接続ケーブル付属

２－２．全体構成

警報接点出力（上限３段）

地震監視装置ＳＷ－７２Ｒ

入出力ケーブル
長さ５ｍ

中継Ｂ
ＯＸ

警報外部リセット（無電圧接点）
アナログ出力（４～２０ｍＡ）
時刻校正信号（無電圧接点）
直流電源
ＤＣ２４Ｖ

当社所掌（標準構成）-4-３．装置仕様
３－１．地震監視装置（ＳＷ-７２Ｒ）
１）検知

方式

ベクトル合成加速度による全方向無指向性検知２）内蔵ピックアップ

フォースバランス型サーボ式加速度ピックアップ３）加 速 度 測 定

測 定 範 囲：０ ～ ５０００Ｇａｌ（３成分ベクトル合成値）
ＮＳ、ＥＷ方向：±３０００Ｇａｌ
ＵＤ方向：＋２０００～－４０００Ｇａｌ
周波数範囲：０．３ ～１０Ｈｚ（±１０％）

４）Ｓ Ｉ 値 測 定

測 定 範 囲：０ ～ １５００Ｋｉｎｅ（３成分ベクトル合成値）
周 期 範 囲：０．１～２．５秒（±１０％）（固有周期 0.1 秒ｽﾃｯﾌﾟ、25 個の 1 自由度ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾌｨﾙﾀにより算出）
ダンピング：２～３０％（１％ステップ任意設定）

５）ローパスフィルタ

３０Ｈｚ（－３ｄＢ）、４次バタワース特性

６）Ａ ／ Ｄ 変 換 器

１６ｂｉｔ、１００Ｈｚサンプリング７）表

７セグメントＬＥＤ示

４桁表示（xxx.x または xxxx）

表示内容切替式（加速度／計測震度／ＳＩ値８）警報内部設定による）警 報 段 数：上限３段（ＡＬＭ１～３）個別設定（加速度／計測震度／ＳＩ値任意設定可能）

警報設定値：０．１ ～ ９９９．９（Ｇａｌ／計測震度／Ｋｉｎｅ）
０．１ステップ、０．０は警報動作ＯＦＦ（震度階警報は計測震度値にて設定）
警 報 接 点：１ａ接点（フォトＭＯＳリレー、ＣＯＭ共通）
接 点 定 格：２００Ｖ － ０．６５Ａ（ＡＣ／ＤＣ兼用、ピーク値）
使用リレー：Panasonic 社製
９）警 報 復 帰 方 式

ＰＤ１ａタイプ（ＡＱＹ２７７Ａ）

ａ．内部タイマによる自動復帰
１ ～ ９９９９秒、（設定間隔 1 秒、０は自動復帰ＯＦＦ）
ｂ．外部リセット端子（無電圧ａ接点により全段解除）

１０）ＤＣ

出力

ＤＣ４ ～ ２０ｍＡ、負荷抵抗３００Ω以下
出力内容切替式（加速度／震度階／ＳＩ値

内部設定による）

フルスケール値任意設定（震度階は震度７固定）
１１）シリアルＩ／Ｆ

メンテナンス用（ＲＳ２３２Ｃ準拠）

１２）時

精度：７０ｐｐｍ（日差６秒）以下

計

校正：±３０秒補正（無電圧ａ接点を入力）
１３）使 用 温 度 範 囲

０ ～ ＋５０℃

１４）使 用 湿 度 範 囲

１０ ～ １００％ＲＨ

１５）使

ＤＣ２４Ｖ ±１０％

用

電源-5-

１６）外形法

外形寸法図参照

１７）構

造

防水構造（ＩＰ６７相当）

１８）材

質

アルミダイキャスト

色シルバーメタリック量

約１．５ｋｇ法

床上設置（アンカー固定）１９）塗寸装２０）質２１）取付

方２２）入出力ケーブル

防水コネクタ接続
ワンタッチロックコネクタ（七星科学研究所）
NRW-2421PF11（コネクタ外径約 34.1mm）

計装用対よりシールド付ケーブル（富士電線工業）
FKEV-SB 0.3 ｽｹｱ×10 ﾍﾟｱ（仕上外径約 10.5mm）

３－２．ケーブル配線表
専用ケーブル対
１２３４５６７８９１０線色

ピン No.

信号名称

青１

ＤＣ４－２０mA＋

白２

ＤＣ４－２０mA

－

黄

３

警報１段

白４

警報２段

緑

５

警報３段

白

６

警報ＣＯＭ

赤

７

外部リセット＋白８

外部リセット－紫９

時刻校正信号＋

白１０

時刻校正信号－

青１１

ＲＳ２３２ＣＳＤ

茶１２

ＲＳ２３２ＣＳＧ

黄１３

ＲＳ２３２ＣＲＤ

茶１４

ＲＳ２３２ＣＳＧ緑

１５リザーブ（未使用）茶１６

リザーブ（未使用）

赤１７

リザーブ（未使用）

茶１８

リザーブ（未使用）

紫１９ＤＣ２４Ｖ＋茶２０

ＤＣ２４Ｖ－２１

GND

シールド

信号方向
出力

出力

入力
入力

入出力
(メンテナンス用)－

入力

Ｄ種（第三種）接地※ 多心対よりケーブルを使用しているため、同色線が複数本存在します。
各対の組合せを間違えないよう、注意して配線してください。
-6-－４．ブロックダイアグラム

加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

AMP

LPF

CPU
マル
チ
プ
レ
ク
サ

NS
EW
UD

定電流回路

A/D

Ｉ／
Ｆ

±5V
DC/DC

DC24V
±10%

ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ

D/A

4-20mA 出力

半導体ﾘﾚｰ

警報接点出力（上限 3 段）ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ

外部ﾘｾｯﾄ（無電圧接点）

ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ

時刻校正信号（無電圧接点）ｶﾚﾝﾀﾞ
LED 表示
SRAM

±15V
＋3.3V

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用

RS232C

BATT

５．外形寸法図

地震検出方向Ｎ（CH1）

ＥＵ（CH3）-8-（CH2）

６．一 般 事 項
６－１．工事区分
電気設備関連工事、配管関連工事および監視盤等についてお客様と当社の工事区分は次の通りとさせていただきます。但し、本規定以外の特別工事、立会試験及び規定の変更につきましては別途協議の上取り決めさせて頂きます。
お客様所掌工事区分

供給電源等の敷設、配線、配管、装置の据付、結線及び関連工事

当 社 所 掌 区 分

機器製作と御指定場所への機器搬入

６－２．設置場所（１）

周囲温・湿度は０～＋５０℃、１０～１００％ＲＨです。
但し、屋外に設置する場合は当社に御相談願います。

（２）

人の出入りが少なく、震度源となるような施設から離れた場所に設置して下さい。

（３）

床下が中空になっていないコンクリート床上に固定して下さい。

７．保証

本装置は厳重な社内検査を経て出荷されておりますが万一製造上の不備、材質上の不備などで明らかに当社の責任による原因で故障した場合には無償にて修理致します。
この場合、保証期間中に限ります。この装置の保証期間は納入日より２年間です。
但し、天災、地災、取扱上の不注意および納入後の通常以外の移動や改造等による故障を除きます。
また、保証期間満了後も迅速でかつ正確なアフターサービスを行ないます。但し、輸出及び定期点検については別途協議の上取り決めさせて頂きます。

-9-