ロードセル式自動マルチビッカース硬さ試験システム

シリーズ
Controlled by high performance software FT-ZERO

自動マルチビッカース硬さ試験システム

シリーズ

自動微小 / ビ ッ カ ー ス 硬 さ試験システムが更に進化し ま し た ！
画期的なヘッド昇降式ワイドレンジ荷重負荷機構を採用。
高速試料形状認識機能を備えた高インテリジェントシステム。
高 速 、 高 精 度 、 操作性に優れ、圧痕読性能と リ ピ ー タ ビ リ テ ィ が 一 段 と 向 上 。
人 間 の 目 ・ 感 性 に近づいた信頼置ける硬さ試 験 の パ ー ト ナ ー 。

特長■ツインロードセル式負荷機構
・15 段階の負荷荷重リストに加え、10g 単位の切れ目ない任意荷重選択が可能。
・10gf 〜 10kgf（FLV10）、50gf 〜 50kgf（ FLV50）の2 タイプをご用意しました。

■ヘッド昇降式荷重負荷機構
・XY ステージを昇降させないため、大型重量サンプルのセットや多くのサンプルを一度にセットできます。
・本機設置台に昇降ネジ逃げ穴が必要なく、設置場所を選びません。

■高解像度カメラ
・1.3M ピクセルの高解像度デジタルカメラを搭載。

■試料傾斜面追従補正機能
・簡単な傾斜角設定を行うだけで、試料面の傾斜に沿った Z 軸制御を行います。
荷重負荷精度と測定位置精度を高めるとともに、自動フォーカス時間を短縮し、さらに安全リミッターがサンプルとレンズや圧子との接触を防止します。

■計測画像保存機能・測定した全ての圧痕画像を瞬時に確認できます。
保存画像を再計測することで、簡単かつスピーディにデータ修正が可能。

■大型自動 X Yステージ
・ビルトイン式大型ステージを採用。
重量サンプルによるステージの偏りを防ぎ、常に高精度な負荷荷重を実現。静粛性にも優れています。
・マウスのダブルクリックによる中心移動や、ドラッグでの細かなステージ移動が可能。
測定原点位置合わせがマウス操作で簡単にでき、サンプルセット時間を大幅に短縮出来ます。

■多彩な測定パターン
・測定パターンを選択するだけで、連続打点から計測 · 記録の一連の試験を完全自動化。
・試料形状認識機能と組合せたランダム測定や、試料外縁に沿った倣い測定機能を標準装備。
・直線・ジグザグ・円弧・弧形・ラインセット・ランダム・マトリックス・ティーチング測定等々、全てのユーザーのご要望にお応えします。

■画像処理ソフト
・一段と進歩した画像処理ソフトにより、傷や汚れのある試料面の圧痕測定が大幅に向上。

■多様なデータ出力フォーマット及び統計処理
・浸炭 · 高周波焼入れの確性試験において、連続多点測定終了後、瞬時に指定硬さの有効深さをチャート上に表示 · 記録。
・多点測定データ・硬度分布グラフ・硬化層深さ・最大値・最小値・平均値・バラツキ・標準偏差・不偏分散・合否判定・換算データ等々、多彩なデータ処理、表示、出力機能を装備。
・表示・出力には、測定硬度値対応のカラー描画機能を標準装備。
・Excel データ転送機能。オリジナルのレポートフォームへ測定結果を転送します。

-1-

標準付属品
品

名

仕様

個数

硬さ基準片

700HV / 800HV

1精密バイス

最大開口幅 ： 50mm

1

ダイヤモンド圧子（本体装着）

ビッカース用（HV）

1対物レンズ
水平調整脚×50

無限系

1×10無限系

1

試験機本体用

4

試験機本体水平調整用

1

圧子カバー

試験機本体用1

機体カバー

試験機本体用

1

電源コード

試験機本体用

1接続ケーブル

PC 接続用 USB ケーブル 2 本、RS232C ケーブル 1 本

3

付属品収納箱プラスドライバー、レンチ等

1

取扱説明書

和文（又は英文）

1水準器

特別付属品
コード No .
M - 060/061

品

名

内

校正証明書

①

LV-001

ISO17025 / ASTM
× 100

LV-004
LV-006

容× 20
無限系長作動対物レンズ②

LV-007×5× 2.5

LV-008× 1.25M - 0 1 4

ヌープ圧子

M - 0 6 3

ブリネル硬度試験用

M - 0 2 8③

ヌ ー プ 硬 度 （ HK ） 用 菱 形 ダ イ ヤ モ ン ド 圧 子④φ 1mm精密バイス⑤開 口 量 : 100mm

M - 0 2 9

回転テーブル⑥回 転 角 度 目 盛 : 5°

M - 0 3 0

薄物測定台

⑦試 料 厚 さ : 5mm max.

堅型

⑧試 料 直 径 : φ 5mm max.

横型

⑨試 料 直 径 : φ 5mm max.

M - 0 3 1
M - 0 3 2細物測定台

超硬球圧子

M - 0 3 3試料傾斜台⑩試 料 高 : 5 〜 20mm

M - 0 3 4

万能試料バイス⑪開 口 量 : 45mm―

回転埋込試料傾斜台⑫

試 料 高 : 5 〜 30mm―

埋込試料傾斜台⑬

試 料 高 : 5 〜 30mm

埋込試料 6 ヶ固定治具⑭32φ 、 38φ 、 40φ 用

M - 0 9 1

テ ー ブ ル 直 径 : 128mm④⑦⑩⑬②⑤⑧⑪⑭③⑥⑨⑫①Certificate
ISO17025-2-自動マルチビッカース硬さ試験システム

シリーズ
・10gf 〜 10kgf（50gf 〜 50kgf）の超ワイドレンジ荷重・自動フォーカス
・自動圧痕計測・自動ステージ（ARS-F)

荷機

種品

名

重FLV-10AR

FLV-10ARS-F
仕様

ビッカース（HV）

HV 0.01、0.02、0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、4、5、10 kgf

ヌープ（HK)

HK 0.01、0.02、0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 kgf

ブリネル（HBW)

HBW 1/1、1/2.5、1/5、1/10、1/30、2.5/6.25 mm/kgf

任意荷重0.01kg 〜 10kgf を 0.01 ㎏単位で任意設定可能

荷重負荷方式

自動（負荷、保持、除去）

荷重負荷機構

ロードセルによる直接負荷方式（マイクロ及びマクロのダブルロードセル）

荷重保持時間

5cec 〜 99sec

荷重負荷速度

初速 : 180μm/sec
サンプル接近速度 : 30μm/sec（1kg 以下）、80μm/sec（1kg 超える）

圧

ビッカース（HV）
オプション：ヌープ（HK）、ブリネル（HBW）

子

フォーカス

自動 / 手動（モーターによる電動）

圧痕計測

自動 0.3sec / 手動（専用圧痕計測ソフトウエア FT-ZERO）

繰り返し精度±0.8％（硬さ基準片 700HV 程度 /0.5kgf）

精度

J I S B 7 7 3 4 / J I S B 7 7 2 5（ 校 正 証 明 書 、 検 査 成 績 書 、 ト レ ー サ ビ リ テ ィ ）オプション：ASTM E384 当社品質保証室は ISO17025 認定を取得しています。

光源

LED 光源（グリーンフィルター付き）
本体内蔵

計測カメラ

1.3M pixel USB

ソフトウエアFT-ZERO（Windows10/64bit）、液晶 23 インチワイド以上

外部通信

USB ケーブル ｘ ２本（カメラ、ステージ制御、硬度計制御）、RS232C ケーブル 1 本

ターレット

自動 / 手動（モーターによる電動） 傾斜式（サンプルへの接触を防止）
6 ポジションに自由に組合せが可能（オプション例： 3 本圧子、3 本レンズ / 1 本圧子 5 本レンズ）

安全機構

接触感知自動停止機構
レンズ及び圧子とサンプルの接触による破損とオペレーターの危険を保護します。

対物レンズ

無限系長作動（LWD）レンズ：10 倍、50 倍
オプション：1.25 倍、2.5 倍、5 倍、20 倍、100 倍
手動寸法
XY ステージ

移動量
コントローラー

サンプル最大高さ

110mm

110mmｘ110mm

XY

50mmｘ50mm

手動

マイクロメーター

機体寸法150mmｘ150mm

XY

180mmｘ110mm

ジョイステックコントローラー

XY ステージ上（手動 XY ステージ上）

110mm

XY ステージ上（自動 XY ステージ上）
7 0 m m（ 精 密 バ イ ス 上 ）7 0 m m（ 精 密 バ イ ス 上 ）180mm

サンプル最大奥行
機体重量

自動115kg（梱包状態グロス150kg）

PC、モニターは含まれません。

高さ 720 X 幅 415 X 奥行 650mm（梱包状態 高さ 1050 X 幅 800 X 奥行 940mm）
PC、モニターは含まれておりません。
単相 100V 〜 230V（50/60Hz）

供給電源
-3-

W 415mm

W 650mm□FLV-10AR 正面図

荷種品

名重170mm

W 415mm□FLV-10AR 側面図

機180mm

215mm

210mm

H 820mm

70mm

215mm

110mm

H 720mm

180mm

W 650mm□FLV-50AR 正面図□FLV-50AR 側面図

FLV-50AR

FLV-50ARS-F
仕様ビッカース（HV）

HV 0.05、0.1、0.2、0.25、0.3、0.5、1、2、2.5、3、4、5、10、20、30、50 kgf

ヌープ（HK)

HK 0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 kgf

ブリネル（HBW)

HBW 1/1、1/2.5、1/5、1/10、1/30、2.5/6.25、2.5/15.6、2.5/31.25 mm/kgf

任意荷重0.05kg 〜 50kgf を 0.01 ㎏単位で任意設定可能

荷重負荷方式

自動（負荷、保持、除去）

荷重負荷機構

ロードセルによる直接負荷方式（マイクロ及びマクロのダブルロードセル）

荷重保持時間

5cec 〜 99sec

荷重負荷速度

初速 : 180μm/sec
サンプル接近速度 : 30μm/sec（1kg 以下）、80μm/sec（1kg 超える）

圧

ビッカース（HV)
オプション：ヌープ（HK）、ブリネル（HBW）

子

フォーカス

自動 / 手動（モーターによる電動）

圧痕計測

自動 0.3sec / 手動（専用圧痕計測ソフトウエア FT-ZERO）

繰り返し精度±0.8％（硬さ基準片 700HV 程度 /0.5kgf）

精度

J I S B 7 7 3 4 / J I S B 7 7 2 5（ 校 正 証 明 書 、 検 査 成 績 書 、 ト レ ー サ ビ リ テ ィ ）オプション：ASTM E384 当社品質保証室は ISO17025 認定を取得しています。

光源

LED 光源（グリーンフィルター付き）
本体内蔵

計測カメラ

1.3M pixel USB

ソフトウエアFT-ZERO（Windows10/64bit）、液晶 23 インチワイド以上

外部通信

USB ケーブル ｘ ２本（カメラ、ステージ制御、硬度計制御）、RS232C ケーブル 1 本

ターレット

自動 / 手動（モーターによる電動） 傾斜式（サンプルへの接触を防止）
6 ポジションに自由に組合せが可能（オプション例： 3 本圧子、3 本レンズ / 1 本圧子 5 本レンズ）

安全機構

接触感知自動停止機構
レンズ及び圧子とサンプルの接触による破損とオペレーターの危険を保護します。

対物レンズ

無限系長作動（LWD）レンズ：10 倍、50 倍
オプション：1.25 倍、2.5 倍、5 倍、20 倍、100 倍
手動寸法
XY ステージ

移動量
コントローラー

サンプル最大高さ

210mm

110mmｘ110mm

XY

50mmｘ50mm

手動

マイクロメーター

自動150mmｘ150mm

XY

180mmｘ110mm

ジョイステックコントローラー

XY ステージ上（手動 XY ステージ上）

210mm

XY ステージ上（自動 XY ステージ上）
1 7 0 m m（ 精 密 バ イ ス 上 ）1 7 0 m m（ 精 密 バ イ ス 上 ）サンプル最大奥行180mm

機体重量120kg（梱包状態グロス 150kg） PC、モニターは含まれません。

機体寸法

高さ 820 X 幅 415 X 奥行 650mm（梱包状態 高さ 1050 X 幅 800 X 奥行 940mm）
PC、モニターは含まれておりません。
単相 100V 〜 230V（50/60Hz）

供給電源-4-微小 / ビッカース硬さ試験機自動化システム

シリーズ〜ソフトウェア FT- ZE R O 機 能 紹 介 〜
サンプルプロファイリングにて高画質で観察位置を表示。

認識した試料全体を表示。

測定データをリアルタイムで表示。

計測線位置はマウスを使用し任意の位置をクリックするだけで希望のスケールへの換算値も容易に微調整可能。
（ 共通）

容易に観察位置を移動。

同時に表示可能。
（ 共通）（ARS・ARS-F）

アイコンクリックで希望のレンズ・圧子軸へ切替。
（ 共通）

自動ステージの移動操作。
（ARS・ARS-F）

複数の試験結果を表示。

自動読取開始、停止、再測定、データの保存、（共通）

呼出、置換 etc...

をアイコンクリックで容易に操作。
（ 共通）■レポートグラフチャート■距離及び角度計測機能

画面上の位置をマウスでクリックするだけで 2 点 間の距離と3 点間の角度を簡単に求める事が可能です。（ARS・ARS-F）■イメージプログラミング機能

グラフチャートや数値データをワンクリックで Excel へ転送します。
オリジナルのテストレポートが一瞬で作成出来ます。（共通）

簡単なマウス操作で広範囲を自動認識しサブウインドウに表示します。
複数の原点位置合わせをステージ移動することなく 1 画面で簡単にでき、作業時間を大幅に削減出来ます。（ARS・ARS-F）-5-

画像の任意位置をクリックするだけで、様々なパターンの試験開始位置や方向を容易に設定＆変更可。
（ARS・ARS-F)

様々な試験パターンを選択可。

グラフをクリックするだけで複雑なパターンセッティングが可能。

ラインセット・ランダム・マトリックス

ライン毎に試験荷重や計測レンズ等の測定条件を測定パターンと一緒に・円・サンプル端面自動ナライ 等設定及び保存が可能。リストからパターンを呼び出すだけで測定条件も（ARS・ARS-F）自動的に変更。
（ ARS・ARS-F）

試験パターン：自動ナライ（ARS・ARS-F）

FT-ZERO 搭載システム

試験パターン：自動マトリックス（ARS・ARS-F）

色変換データ表示例（ARS・ARS-F）

ラインナップ紹介

自動圧痕計測・自動 XY ステージ・自動フォーカスシステム（全自動システム）

自動圧痕計測＆自動ステージ＆自動フォーカスシステム採用により、多種多様なパターンにおいて高精度な自動計測が可能。サンプルセット以降の圧痕形成・フォーカス合わせ・圧痕計測の全ての工程を無人で行います。

FLV-50ARS-F-6-

FM-810ARS-F

自動圧痕計測・自動 XY ステージシステム

自動圧痕計測＆自動ステージシステム採用により、作業者による読取誤差及び個人誤差の軽減と作業時間の大幅な短縮を実現。
FM-810ARS

自動圧痕計測システム

自動圧痕計測システム採用により、作業者による読取誤差及び個人誤差の軽減と作業時間の短縮を実現。
FLV-50AR

FM-810AR

仕様（AR ・AR S ・ARS- F 共通）
制御＆データ処理ソフト（ FT- ZERO）・1. 3Ｍ CMOSカメラ・カメラアタッチメント・
P C・23イ ン チ液晶モニタ・各種接続ケーブル（AR S ・AR S - F）
自動 X Yステージ・制御 B O X

シ ステ ム構 成（AR S -F ）ジョイスティックコントローラー・サンプル接触防止安全機 構
最 小計 測単 位0.1μm

測 定ス ケー ル

HV（ ビ ッ カ ー ス ）・ H K（ヌープ）繰 り返 し精 度±0 .5 % ／ HV500 程度

自 動 XY ス テー ジ（ARS・ ARS-F ）500g f 荷 重

FM・FV シリーズ

（寸法）1 1 0 mm ×110mm（移動量）X50mm × Y50mm（最小移動単位）1μm

FLV シリーズ（寸法）1 5 0 mm ×150mm（移動量）X180mm × Y110mm（最小移動単位）1μm

最 小読 取圧 痕サ イズ

16μm（対角線上）

デ ータ 処理

グラフ表示・色変換データ・最大・最小・平均・換算・硬化層深さ 等■適合機種●FM-110 ●FM-310 ●FM-810 ／ ●FV-110 ●FV-310 ●FV-810 ／ ●FLV-10 ●FLV-50※FL Vシリーズは AR・ARS-F のみ可。ARS は不可。

※性能向上の為予告なく外観仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

http://www.ft-hardness.com
本社〒 2 1 0 -0 8 0 4神 奈 川 県 川 崎 市 川 崎 区 藤 崎 ３ 丁 目 ５ 番 １ 号 トークピア川崎ビ ル
T E L. 0 4 4 -2 7 0 -5 7 8 9 FA X . 0 4 4 -2 6 6 - 6 7 7 9
E -m ail : info@ ft-hardness.com
E U R O P E A N R E P R E S E N T A T IV E O F F I C E :V IA M A T T E O T T I 2 3 /E , 2 0 0 9 0 A S S AG O ( MI L A N ) , I T A LY
T E L/FA X : + 3 9 -0 2 -9 1 6 6 9 4 7 0 M O B I L E . + 3 9 - 3 3 5 - 1 8 0 3 5 92
E -m ail: cantoni.fte@ gm ail.com
F U T U R E -T E C H (A S IA ) C O ., L T D . :7 7 7 /1 1 M O O 9 , B A N G P LA , B A N G PL E E ,S A M U T P R A K A R N 1 0 5 4 0 , T H A ILA ND
T E L: + 6 6 -2 -1 3 6 -6 2 8 1 FA X . + 6 6 -6- 1 3 6 - 6 2 82
E -m ail: siripong@ ft-hardness.com
2022.10