電動直進ステージ

178

Motion

IDL ロングトラベル工業用直進ステージ
IDL Long-Travel Industrial Linear Stages

QRコードをスキャンしてビデオを見る• 防塵、高いスループットと信頼性の工業環境向け仕様
電動垂直ステージ• 優れた効率性、高速運動と速度安定を実現する非接触のアイロンレ
スリニアモーター• インチテーブル・メートルテーブルのXY位置に簡単に直接取り付け• 多様なサイズ、高い耐荷重で様々な用途に対応

電動アクチュエータ

電動回転ステージ• 様々な工業用コントローラに準拠• 生産ニーズに合わせて迅速・確実に納品

ロングトラベルIDL工業用グレード直進ステージは、豊富なサイズと移動量を取りそろえる直進モーターステージシリーズの中でも最高の耐荷重と速度を誇り、厳しい生産環境の要件にもこたえる仕様となっています。保護用サイドバンド、ハードカバー、エアパージで厳しい生産環境に耐え、防塵力はIP50レベルを誇ります。高効率、非接触、非鉄製の直進モーターで駆動。モーターのコギングを一切なくし、発熱を抑えつつ極めて滑らかな速度コントロールを実現しています。様々な幅、移動量、耐荷重を可能にした設計で、数々の用途に対応しています。様々な使用例を想定し、直接スタッキング可能なため、設計や組立にかかる時間を最小限におさえられます。

推奨モーションコントローラ

モデル (ミリ仕様)
幅 165mm
IDL165-100LM (M-IDL165-100LM)
IDL165-200LM (M-IDL165-200LM)
IDL165-300LM (M-IDL165-300LM)
幅 225mm

内容IDL225-200LM (M-IDL225-200LM)
IDL225-300LM (M-IDL225-300LM)
IDL225-400LM (M-IDL225-400LM)
IDL225-500LM (M-IDL225-500LM)
IDL225-1200LM (M-IDL225-1200LM)
幅 280 mm
IDL280-300LM (M-IDL280-300LM)
IDL280-400LM (M-IDL280-400LM)
IDL280-500LM (M-IDL280-500LM)
IDL280-600LM (M-IDL280-600LM)
IDL280-700LM (M-IDL280-700LM)
IDL280-1000LM (M-IDL280-1000LM)
IDL280-1200LM (M-IDL280-1200LM)
幅 560 mm
IDL560-450LM (M-IDL560-450LM)
IDL560-600LM (M-IDL560-600LM)
IDL560-750LM (M-IDL560-750LM)
IDL560-1000LM (M-IDL560-1000LM)

移動量200 mm 幅225 mm
移動量300 mm 幅225 mm
移動量400 mm 幅225 mm
移動量500 mm 幅225 mm
移動量1,200 mm 幅225 mm

モデル
XPS-Dx(P288ページ参照)

移動量100 mm 幅165 mm
移動量200 mm 幅165 mm
移動量300 mm 幅165 mm

XPS-DRV11(P288ページ参照)(IDL165のみ対応)

XPS-EDBL(P288ページ参照)
XPSコントローラとの詳しい互換性については、お問合せください。

移動量300 mm 幅280 mm
移動量400 mm 幅280 mm
移動量500 mm 幅280 mm
移動量600 mm 幅280 mm
移動量700 mm 幅280 mm
移動量1,000 mm 幅280 mm
移動量1,200 mm 幅280 mm
移動量450 mm 幅560 mm
移動量600 mm 幅560 mm
移動量750 mm 幅560 mm
移動量1,000 mm 幅560 mm

特殊な製品

測定機器

電動光学マウント

コントローラ&ドライバ

ヘキサポッド発注のご案内定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください179

Motion165-100LM 165-200LM 165-300LM 225-1000LM 225-1200LM 225-200LM 225-300LM 225-400LM 225-500LM 225-600LM
100 mm

移動量200 mm

300 mm

1,000 mm1,200 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

2,000 mm/s

最大速度0.050 ȝm

最小移動量
68 N

最大ピーク動力

289 N

136 N
278 N

中心耐荷重

450 N

1,000 N

精度 (保証値)

NA±0.8 ȝm±1.5 ȝm

NANANA±0.9 ȝmNANA±1.2 ȝm

精度 (代表値)±2.0 ȝm±2.0 ȝm±2.0 ȝm±4.3 ȝm±5.0 ȝm±2.0 ȝm±2.0 ȝm±2.3 ȝm±2.7 ȝm±3.0 ȝm±0.10 ȝm

双方向再現性 (代表値)±0.75 ȝm

双方向再現性 (保証値)
NANANANANA±18 ȝrad±18 ȝradNANA±35 ȝradピッチ (保証値)±15 ȝrad±23 ȝrad±30 ȝrad±55 ȝrad±65 ȝrad±20 ȝrad±25 ȝrad±30 ȝrad±35 ȝrad±40 ȝradNA±15 ȝrad0.4 ȝrad/Nm

ピッチのコンプライアンス
ヨー (代表値)

NANA

ヨー (保証値)±15 ȝrad±20 ȝrad0.55 ȝrad/Nm
NANANANA±40 ȝradヨーのコンプライアンス

0.4 ȝrad/Nm

ロールのコンプライアンス

0.3 ȝrad/Nm

NA±20 ȝrad±25 ȝrad±30 ȝrad0.3 ȝrad/Nm
0.7 ȝrad/Nm

電動回転ステージ

ピッチ (代表値)

電動垂直ステージ

最大継続動力

電動直進ステージ仕様±0.1 ȝm

原点再現性
4.5 m

5m

幅165 mm

225 mm

8.7 kg

自重10 kg

12 kg

45 kg

56 kg

25 kg

26.5 kg

MTBF

20,000時間 (25%負荷、30%デューティ周期)CE

準拠31.9 kg

33.8 kg

35.8 kg

電動アクチュエータ

ケーブル長

280-1000LM 280-1200LM 280-300LM 280-400LM 280-500LM 280-600LM 280-700LM 560-1000LM 560-450LM 560-600LM 560-750LM
移動量1,000 mm1,200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

1,000 mm

450 mm

600 mm

750 mmヘキサポッド2,000 mm/s

最大速度0.050 ȝm

最小移動量
最大継続動力

265 N

472 N

最大ピーク動力1,248 N

2,830 N1,500 N

中心耐荷重2,000 N

NANA±0.7 ȝm

NANA±1.3 ȝmNANANA±1.5 ȝm

NA精度 (代表値)±4.3 ȝm±5.0 ȝm±2.0 ȝm±2.3 ȝm±2.7 ȝm±3.0 ȝm±3.3 ȝm±4.3 ȝm±2.5 ȝm±3.0 ȝm±3.5 ȝm

双方向再現性 (代表値)±0.10 ȝm双方向再現性 (保証値)±0.75 ȝmピッチ (代表値)

NA

NA±21 ȝradNANA±20 ȝradNANANANA

NA

ピッチ (保証値)±55 ȝrad±60 ȝrad±25 ȝrad±30 ȝrad±35 ȝrad±40 ȝrad±45 ȝrad±55 ȝrad±33 ȝrad±40 ȝrad±45 ȝradNANA±15 ȝradNA±14 ȝradNANANA

ピッチのコンプライア
ンス
ヨー (代表値)±40 ȝradNA±25 ȝradヨーのコンプライアン
ス
ロールのコンプライア
ンス
原点再現性

±30 ȝrad0.2 ȝrad/Nm
0.3 ȝrad/Nm

NA0.12 ȝrad/Nm±0.1 ȝm5m
M6ネジタイプ
280 mm

幅82.5 kg

94 kg

48 kg

55.1 kg

560 mm59.7 kg

65 kg

69.5 kg

159 kg20,000時間 (25%負荷、30%デューティ周期)

114 kg

124 kg

142 kg
測定機器

MTBF

NA
±30 ȝrad0.1 ȝrad/Nm

ケーブル長

自重±40 ȝrad電動光学マウント

ヨー (保証値)

0.37 ȝrad/Nm

0.3 ȝrad/Nm

コントローラ&ドライバ

精度 (保証値)

特殊な製品

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください