MAシリーズ

CO2モニタ（赤外線吸収方式）
MAシリーズは、センサの検知方式に赤外線吸収方式を2 炭酸ガス）モニタです。
用いた壁取付け形のCO（測定値のデジタル表示、幅広い測定範囲、アナログ出力信号などを備えています。
アラーム機能付きと、CO2濃度調節用のリレー出力を装備したコントロール機能付きを用意しています。

■特長●測定値が見やすい、赤色LEDデジタル表示を装備。
●アラーム機能付きとコントロール機能付きの2タイプを用意。
●伝送信号出力は、1〜5V DCと4〜20mA DCの2種。
●センサ部をモジュール化しているので、メンテナンスが容易。

■形

コントロール機能付き■アラーム機能付き仕様 MA1101／MA1102
アラーム設定 ：上限／下限各1点を任意設定（裏蓋キー操作）
設定範囲（ステップ） 0〜5000ppm（1ppm）
上限／下限アラーム動作の有無を任意選択
ブザー吹鳴出力の有無を任意選択（上下限共通）
アラーム出力 ：上限／下限個別LEDランプ点灯
リレー接点出力 上限／下限 各1回路 a接点
接点容量 抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A

式

M A□1 0□−□0
機種
１：アラーム機能付き
５：コントロール機能付き
伝送信号
１：1〜5V DC
２：4〜20mA DC
測定レンジ
０：0〜5000ppm

アラーム機能動作図：
下限アラーム設定値 上限アラーム設定値
測定値

■共通仕様
測 定 原 理 ：赤外線吸収方式
応 答 時 間 ：180秒以内（90%応答）
測 定 値 表 示 ：4桁 赤色LEDによるデジタル表示分
解能 ：10ppm（3000ppm未満）
25ppm（3000ppm以上）
精 度 定 格 ：3000ppm未満…（±50ppmまたは測定値の±5％）±10ppm
3000ppm以上…（±50ppmまたは測定値の±5％）±25ppm▽0ppm▽5000ppm

上限アラーム

正常状態範囲異常状態範囲リレー出力ランプ
ブザー

OFF
消灯
停止

ON
点灯
吹鳴

下限アラーム

異常状態範囲
ON
点灯
吹鳴

リレー出力ランプ
ブザー

正常状態範囲OFF消灯
停止＊ブザーは1個で上下限共通吹鳴となります

機 器 異 常 ：機器異常時「Er.＊」表示、上下限LEDランプ点灯、
上下限リレー出力、アナログ最大出力

再現性 ：測定値の±2%
温 度 依 存 性 ：2ppm／／℃または測定値の±3%
気 圧 依 存 性 ：測定値の0.16%／／hPa
伝送信号出力 ：0〜5000ppmに対し1〜5V DCまたは4〜20mA DC
許容負荷抵抗 ：1MΩ以上（1〜5V DC 出力の時）
負 荷 抵 抗 ：400Ω以下（4〜20mA DC 出力の時）
ウォーミングアップ時間 ：約60秒（ウォーミングアップ中は「H-UP」を表示し、制御信号、伝送信号は出力されません）
校
正 ：専用点検キット（別売）による点検ガス1点校正
使用温度範囲 ：0〜50℃
使用湿度範囲 ：95%RH以下（ただし結露しないこと）
電源 ：24V DC
消 費 電 力 ：最大4W質量 ：約430g
材
質 ：ABS樹脂
色：マンセルN9相当
取 付 方 法 ：壁取り付け■コントロール機能付き仕様 MA5101／MA5102
コントロール機能 ：設定範囲…… 300〜5000ppm（100ppm）
制御モード…正動作／逆動作を切換え可能
制御不感帯…20〜2000ppmの間で任意設定
制 御 出 力 ：制御信号出力時LEDランプ点灯
リレー接点出力 1回路 a接点
接点容量 抵抗負荷 250V AC 3A、30V DC 3A
誘導負荷 250V AC 1A、30V DC 1A
コントロール機能動作図：
測定値

測定値
▽0ppm

正動作モード
リレー出力
制御ランプ
逆限動作モード
リレー出力
制御ランプ

OFF消灯
ON点灯

不感
帯

5000ppm

ON点灯
不感
帯

OFF消灯

機 器 異 常 ：機器異常時「Er.＊」表示、
制御出力 OFF、アナログ最小出力

1PE-65-3■外形寸法■ 端子板図●アラーム機能付き接点出力
上限下限

24V DC②③＋ ○−○120112①

アナログ出力
1〜5V DCまたは4〜20mA DC⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬●コントロール機能付き
24V DC120●取付寸法

2629単位：mm①②

アナログ出力
1〜5V DCまたは4〜20mA DC

外部接点出力

③＋ ○
−
○120

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
取付ネジ穴
2ヶ所
M4

●端子番号説明●アラーム機能付き①②DC電源端子
24V DCの電源を接続します。
⑥⑦上限アラーム出力端子 アラーム発生時に接点信号（a接点）を出力します。
⑧⑨下限アラーム出力端子 □抵抗負荷：110V AC 0.2A、24V DC 1A□誘導負荷：110V AC 0.1A、24V DC 0.5A
注）負荷が規定容量を超える可能性がある
場合は、外部リレーを駆動し必要な容量アップを図って下さい。
未使用⑩⑪
1〜5V DC、又は4〜20ｍA DCを出力します。
⑫⑬伝送信号出力

53ONOFF74単位：mm※壁面に取付ける場合は、扉を開けて取付用のネジ穴（2ヶ所）を利用して取付けます。

●コントロール機能付き■標準付属品①②DC電源端子⑥⑦外部接点出力端子

取扱説明書1部、本体取付ネジ（ M4×L30 ）2本、スペアヒューズ1ヶ■点検キット（別売）
MAシリーズの点検用として、点検ガスボンベや流量計などを用意しています。
品 名
点検ガスボンベ
（7L缶）

形 式
備 考
MA9721 350ppm
MA9722 1000ppm
流量計セットMA9725 流量計1台、ボンベ口金1ヶ、コック1ヶエアパイプ0.5m、1.5m各1本
流量計セット収納箱 MA9720⑧⑨⑩⑪⑫⑬伝送信号出力

24V DCの電源を接続します。
制御出力時に導通信号（a接点）を出力します。
□抵抗負荷：250V AC 3A、
30V DC 3A□誘導負荷：250V AC 1A、
30V DC 3A
注）負荷が規定容量を超える可能性がある
場合は、外部リレーを駆動し必要な容量アップを図って下さい。
未使用
1〜5V DC、又は4〜20ｍA DCを出力します。

※端子番号①、②の配線材および圧着端子は、下記仕様にあったものをご利用ください。
結線の線種
600Vビニル
絶縁電線

適合端子
MINφ3MIN 4（単位：mm）
MAX 6端子名
DC電源

MAX 4.5（注意）MAシリーズは、下記雰囲気において、機器およびCO2検知素子の性能が損なわれ、測定誤差を生じる場合があります。
また、
CO2検知素子が劣化する恐れもあります。
●温度0〜50℃の範囲外、湿度95％rh以上、或いは成分が空気と異なる場合●ダスト・オイルミストが多量に存在する場所●SOX（硫黄酸化物）、H2S（ 硫化水素）等の腐食性ガスが存在する場所●水滴や液体が機器本体に触れる場所●強い衝撃や振動のある場所●強電場・強磁場及び電気的ノイズの強い場所●気圧（圧力）が常に変動する場所
国内専用製品です

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PE-65-3

営業所：

札 幌
仙 台
宇都宮
新 潟
水 戸
高 崎

大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

安全に関するご注意
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2022年7月現在のものです。

2

発行 2022.7

2,.
初版 2014.11