DAC ユニバーサル2 ― コンビネーションオートクレーブ
ハンドピースの「洗浄」「注油」「滅菌」が1台で完了

SAFE. CLEAN.
RAPID.

衛生的、効率的なハンドピースのメンテナンスを実現する
ハイジーンの定式
日々関心の高まるハイジーン設備への重要性。しかしながら、その実現に過度な投資をする必要はありません。シロナが提唱するハイジーンへの定式である「安全」「クリーン」「迅速」をDACユニバーサル2が実現します。ハンドピース6 本を装着し操作ボタンを押すだけで、「洗浄」「注油」「滅菌」を自動的に行います。
更に滅菌パックに入れたハンドピースやミラー、カンシなどの棒物（固形のインスツルメント）の滅菌も可能。連続使用により、ハンドピースやインスツルメント類の効率的なメンテナンスができます。
患者さんは勿論のこと、大切なスタッフを交叉感染から守り、且つスタッフが本来メンテナンスに費やしてきた時間を患者コミュニケーションやPMTC など有意義な時間に移行することが可能です。

02 / 03

交叉感染リスクを減らしたいですか？
先ずはDACユニバーサルを起動しましょう！
ハンドピース6 本をリッドにセットし、ボタンを押すだけで、厳しいヨーロッパ基準に準じたハンドピースのメンテナンスが短時間で完了します。
衛生的なハンドピースによる治療がもたらす安心感は、患者さんやスタッフからの支持をより確実なものとします。

■法的安全性D A C ユ ニ バーサル 2 の 使 用 は 、英 国 および 他 のヨーロッパ 諸 国 の保 険 省 が 発 行 する

歯 科 医 院 で の 一 次 医 療 に お ける汚 染 の 除 去（decontamination in primary care dental practice）が定義
する、健康の技術的定款01-05（Health Technical Memorandumに関する慣行要領を満たすことを意味します。
01-05）■規格に準拠ヨーロッパの小型高圧蒸気滅菌器基準EN13060で定義されるクラスSの規格をクリアーするDAC ユニバーサル2は、タービンおよびコントラア
ンクルハンドピースの除染効果に特に威力を発揮します。
■定期点検

DACユニバーサル2を快適にお使いいただくために、3,000サイクル毎または2年毎どちらか早い段階で、定期点検（有償）が必要です。詳細はお取引ディーラー様または弊社までお問い合わせください。

洗浄（水回路＆外部）、注油そして滅菌（内部&外部）
ハンドピース6 本を装着した専用リッドをDAC ユニバーサル2本体にセットし、スタートボタンと安全リングを押すだけで、ハイジーンプログラムが稼働。完全に自動化されたシステムで確実なハンドピースのメンテナンスを実行します。

DACユニバーサルによるメンテナンスの流れ

水回路洗浄

注油

内/外部滅菌外部洗浄

04 / 05

洗浄、注油、滅菌というインスツルメントのメンテンナンスに必要な一連のステップが密閉されたチャンバー内で完結。オイルミストや汚物の院内への飛散を防ぐだけでなく、手作業によるヒューマンエラーや個人差による不確実性を排除します。

リッドおよびバスケット

非包装ハンドピース用リッド

滅菌パック用リッド

非包装固形インスツルメント専用バスケット

最大6 本までの非包装ハンドピースのメ

通常サイクル完了後に滅菌パックに入5本程度の固形インスツルメント（ミラー、ンテナンス用リッド。ISO規格モーター用れたハンドピース3本の再滅菌＆乾燥が抜歯鉗子、キュレット等）および、バーやをはじめ、各社タービン用アダプターを可能。
（DACユニバーサル2にオプション）

リーマー等の小物用バスケット。注油カ幅広く用意。

ットボタンを押してから、スタートすれば、洗浄＆滅菌がわずか10分で完了。

患者さん毎に清潔なハンドピースで治療を適切かつ短時間でのメンテナンスは、清潔なハンドピースによる患者さん毎の治療を可能とします。また、メンテナンスのオートメーション化は、ハイジーンの均一化に加え、スタッフの効率化にも寄与します。

短時間でのメンテナンス
1 h 45 min.
1 h 35 min.
1 h 20 min.
1 h 10 min.

1 h 10 min. 1 h 10 min.

60 min.

27 min.
16 min.

例1

例2

ハンドピースに滅菌パックをしない場合

ハンドピースに滅菌パックをする場合

DAC Universal による洗浄、注油、滅菌 ： 約16分
手作業での洗浄＋自動注油機＋滅菌器 ： 約60分
手作業での洗浄、注油＋滅菌器： 約70分
洗浄機＋手作業での注油＋滅菌器： 約95分DAC Universal による洗浄、注油、滅菌＋包装 ：DAC Universal による洗浄、注油、滅菌＋包装、約27分

滅菌パック用リッドにて滅菌、乾燥

：

約70分

手作業での洗浄＋自動注油機＋滅菌器＋包装：約70分

手作業による洗浄、注油＋滅菌 、滅菌器＋包装 ：

約80分

洗浄機＋手作業での注油＋滅菌器＋包装： 約105分（当社調べ）

06 / 07

ハンドピース
メンテナンスの均一化

患者アピール

DACユニバーサル2
業務効率化

高度な滅菌

交叉感染防止効率化
ハンドピースの適切なメンテナンスには、洗浄、注油、滅菌という3つの重要な要素が必要です。時間と手間がかかる手作
業による洗浄では内部のクリーニングは不可能です。また、マニュアルでの注油は個人差があり必ずしも十分とは言えません。DACユニバーサル2はこれらの問題を解決し、スタッフの時間をメンテナンス業務からPMTCや患者さんとのコミュニケーションなど有意義なものに移行できます。

多彩な滅菌
ハンドピースの外部だけでなく内部も滅菌するDACユニバー
サル2の滅菌性能は交叉感染予防を確実なものとします。専用バスケットはミラーやカンシなどの固形インスツルメント（棒物）の洗浄、滅菌を可能とします。さらに滅菌パック用リッドを使用すれば、滅菌パックに入れたハンドピースの滅菌・乾燥が行えます。

脱塩水自動供給装置
ニトラデム・ダイレクトコネクト
二トラデム・ダイレクトコネクトは、EN 171
7F OR

素早く、簡易に、そして継続的に

DAC ユニバーサル2とDACプロD
C O NNE IR E C T
C T ION

フェッショナルへ脱塩水を供給します。直結方式のため、手作業による給水の手間がなくなります。

1台でDACユニバーサル2、2台あるいはDACユニバーサル2とDACプロフェッショナル各1台ずつへの自動供給が可能です。

1注）DACプロフェッショナル2台への供給は出来ません。

LEDディスプレイは現在のフィル
2

ター状況を示し、フィルター交換3の最適な時期を表示します。

EN1717EN1717はヨーロッパにおける飲料水設備への汚染防止装置に対する規定。逆流防止装置を採用する
二トラデム・ダイレクトコネクトは

DACユニバーサル2

DACプロフェッショナル

この基準を満たした脱塩水が製ニトラデム フィルター品へと供給されます。

二トラデム・ダイレクトコネクトの接続方法
ニトラデム・ダイレクトコネクトは、5〜6バールの圧力で脱塩水を3方向の取り口へ供給します。2つのDAC製品に加え、ウォーターピストル（オプション）へも供給します。

08 / 09

DACユニバーサル2、ニトラデム ダイレクトコネクト
テクニカルデータ
テクニカルデータ

DACユニバーサル

設置事前確認事項
電圧
消費電力
圧縮エアー
オイルボトル容量
排水タンク容量
水消費量
水質
高さ（リッド開/閉）×幅×奥行
インスツルメント装填最大量: ラップ無 /ラップ入 / 棒物
重量

最少距離

壁から / 天井から

AC90-120, 190-240V、50/60Hz
1,100W
インプットエアー：5〜8バール（最大）0.2リットル
2.0リットル
約600ミリリットル/サイクル
3μS / cm（マイクロシーメンス）以下の脱塩水または精製水
53cm / 35cm × 38cm × 37cm6本 / 3本 / 5本23Kg
10cm / 70cm

滅菌プログラム
用途に応じて選択が可能

通常プログラム
滅菌温度：134℃、滅菌時間：約3分
サイクル合計時間：約16分
プリオンプログラム
滅菌温度：134℃、滅菌時間：約18分
サイクル合計時間：約32分
耐熱温度121℃迄のインスツルメント用プログラム
滅菌温度：121℃、滅菌時間：約15分
サイクル合計時間：約28分
滅菌パックハンドピース プログラム*
滅菌温度：134℃、滅菌時間：約3分
サイクル（滅菌・乾燥）合計時間：約22分* 滅菌パック用リッドが必要です
サイクル時間は、機器の設置環境により変わります

DACユニバーサル2標準装備
ハンドピース用アダプター（6個、お使いのハンドピースに対応したアダプターを選択下さい）
ニトラムオイル（1本）、排水フィルター（2個、本体内＋予備）
排水タンクおよびチューブ（各1個）、エアーフィルター（1個）

テクニカルデータ

ニトラデム ダイレクトコネクト

脱塩水質

最大供給量

0.1〜10μS / cm（マイクロシーメンス）
AC100V〜240V、50 / 60Hz
26.5cm × 32cm × 12cm
28.5cm × 29.5cm × 28.5cm
6.3Kg
430リットル

EN1717○固定コネクション○

コントロールパネルからの水圧

5〜6バール

電圧
パネル寸法（高さ×幅×奥行）
フィルターボックス寸法（高さ×幅×奥行）
重量

本製品を快適にお使いいただくために：
DACユニバーサル2には、日常メンテナンスと定期メンテナンス（3,000サイクル毎または2年毎どちらか早い段階、有償）、ニトラデム ダイレクトコネクトには日常メンテナンスが必要です。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

アクセサリー
コントラ用アダプター
REF # 700101 ―ISOモーター用アダプター

REF # 700197 ―オサダISO用アダプター

アダプター
取り付け：ハンドピースを差込む
取り外し：アダプターのボタンを押し引抜く

取り付け：アダプターのボタンを押しながらハンドピースを差込む
取り外し：アダプターのボタンを押しながら引抜く

REF # 700131 ―SironaTE用アダプター

REF # 700112 ―KaVo／オサダ

ISOモーター対応ストレート＆コントラ用シロナ ロングシャンクコントラ（ TEおよびT1クラシック）用アダプター
取り付け：ハンドピースを差込む
取り外し：ハンドピースを引抜く

コントラヘッド用アダプター
取り付け：アダプターの穴にヘッドギア入れ、差込む
取り外し：コントラヘッドを引抜く

タービン用アダプター
REF # 700130 ―Sirona タービン用アダプター
取り付け：タービンを差込む
取り外し：タービンを引抜く

REF # 700186 ―モリタ（PAR-DI）タービン用アダプター
取り付け：タービンを差込む
取り外し：タービンを引抜く
αメインチューブに対応

REF # 700191 ―REF # 700187 ―ヨシダ タービン用アダプター

モリタ（PAR-O）タービン用アダプター

ライト付のみ取り付け：ハンドピースを差込む
取り外し：アダプターのリングを押し下げながら引抜く

取り付け：タービンを差込む
取り外し：アダプターのボタンを押し引抜く

REF # 700110 ―KaVo タービン用アダプター

REF # 700189 ―オサダ（OFJ-MZL）

取り付け：タービンを差込む
取り外し：タービンを引抜く

タービン用アダプター

REF # 700150 ―NSK Phatelusタービン用アダプター

REF # 700120 ―W&H タービン用アダプター

取り付け：タービンを差込む
取り外し：アダプターのリングを押し下げながら引抜く

取り付け：タービンを差込む
取り外し：タービンを引抜く

取り付け：タービンを差込む
取り外し：タービンを引抜く
モリタ カスタムエアーにも対応

KaVoは、KaVo Dental GmbHの登録商標です。αメインチューブとカスタムエアーは、株式会社モリタ製作所の登録商標です。

10 / 11

REF#6259092

滅菌パック用リッド（DAC2専用）

滅菌パックに入れたハンドピース3本をセットし、滅菌−乾燥。

REF #701015-1（単品）
REF #701015-6（6本セット）
ニトラオイル（白ボトル）

DACユニバーサル専用（DACユニバーサル2との互換性はありません）

REF # 702005 ―REF # 6259118-1（単品）
REF # 6259118-6（6本セット）

予備用のリッド（アダプター6 個付）

ニトラオイル(青ボトル）

REF # 720024 ―REF # 700195 ―リッド専用スタンド。
2つまで立てかけておくことが可能。

滅菌確認用の生物学的胞子テストインジケーター（別売）を本体内に入れ、イントラマチック アダプター（60 51 648）に接続して使用。

REF # 702031 ―REF # 700018 ―ミラーや探針などソリッド インスツルメントを洗浄、滅菌する際のバスケットおよびリッド

滅菌確認用のバイオロジカル／ケミカルインジケーター（別売）をクリップし、リッドに接続して使用。

REF # 750200 ―ニトラクリーン（100錠入り）

REF # 6259852

エクストラ リッド

DACユニバーサル2 専用。

スポアテスター

リッド ホルダー

インジケーター ホルダー

バスケット セット

ニトラデム ダイレクトコネクト
脱塩水自動給水装置

チャンバー専用クリーナー

DACユニバーサル2/ユニバーサル、2台までまたはDACユニバーサル2/ユニバーサルとプロフェッショナル各1台ずつへの供給が可能。
（DACプロフェッショナル2台への供給は不可）
高さ/幅/奥行： 26.5cm/32cm/12cm
重量： 6.3Kg

REF# 708199 ―排水フィルター（6ヶ入り)

REF # 6442458
ニトラデム E/A

ハンドピース内の汚れをフィルタリング

脱塩水自動供給装置

DACユニバーサル2/ユニバーサル、2台までへの自動供給が可能。
（DACプロフェッショナルへの供給は不可）
高さ/幅/奥行： 12.2cm/27.5cm/8.3cm
重量： 2Kg

REF # 720012 ―REF # 6198431

最新の滅菌情報を出力（時間、温度、圧力、滅菌サイクルの成否）

二トラデム専用フィルター

ニトラデム フィルター

プリンター

・・

W&Hは、W&H Dental Bürmoos GmbHの登録商標です。NSK 、Phatelusは株式会社ナカニシの登録商標です。

ALWAYS AT THE
FOREFRONT OFINNOVATION!

製造製造販売販売

シロナ デンタルシステムズ株式会社
www.sirona.com

本社／〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1
住友不動産汐留浜離宮ビル5階
TEL：03-5148-7895
www.sirona.co.jp〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL：03-3845-2931（器材営業本部）
FAX：03-3841-8204
www.yoshida-dental.co.jp

販 売 名：DACユニバーサル
一般的名称：除染・滅菌用洗浄器
承 認 番 号：22000BZI00012000
分
類：管理医療機器 特定保守管理医療機器（設置）＊改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。
BH１４０２TP
14.1.6T