86Lasers

モデル 3700
New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

高出力 温度コントローラ

High-Power Temperature Controller• 14 A/24 Vで低ノイズ、双極出力• 非常に安定した長期ドリフト<0.002 °C• サーミスタ、RTD、AD590/592およびLM335の複数のセンサをサポート

ITE、VTE、温度センサ(°C、R、アンペアまたはボルト)などのすべての関係するパラメータが測定され、4行の英数字LCDとディスプレイに同時に表示されます。温度コントローラに関しては、追加的なインターフェースユニットを使う必要なく、サーミスタ、プラチナRTD、AD590/592およびLM335 ICセンサを含むすべての標準的な温度センサがサポートされます。センサキャリブレーション定数を°C単位で読み出すように容易にプログラミングできます。
モデル 3700においては、レーザーダイオードユーザのすべての温度安定化要件を満たすPIDの制御が行われます。

レーザーマウント温度の安定度 (1時間)
21 .0023
21 .0013

温度 (°C)

モデル3700温度コントローラは、TEクーラと併用して336 Wの双極出力を提供します。この装置の心臓部となるDSPベースのコントロー
ルにより、迅速なPID設定が可能となります。この機能と信頼性のある電子設計および高品質の機器を組み合わせることで、より高い信頼性の温度安定が得られます。コンピュータインターフェースはUSBターミナル経由で利用できます。コンピュータインターフェース用としては標準機能としてLabVIEWドライバが付属します。

20 .9983

18:14
時間

18 :28

18: 43

18:5 7

19:12

0:00

周囲温度[24時間]
272625
24
23
14:24

19:12

0:00

4:48

9:36

14:24

時間

図3

レーザーマウント温度の安定度[24時間]

温度(°C)

周囲温度 (1時間)27

図120.9987

20.996726

温度 (°C)LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

18:0 021.0007

14:24

25

19:120:00

4:48

9:36
時間

14:24

19:120:00

図424
23
17 :31

レーザーアクセサリー

17:45図2

動作時には、フロントパネルコントロールを無効化することで、コントロールノブの不用意なミスアライメントによる出力の変化を防ぐことができます。
保護機能には、ITE制限値、HiおよびLo温度制限値、電圧制限値、センサオープンおよびTEオープン検知機能が含まれます。出力ライン
またはセンサ入力によるノイズピックアップの結果望ましくない温度変動が生じることを防ぐため、シールドケーブルも利用できます。

21 .0003
20 .9993

20 .9973
17 :31

温度 (°C)半導体レーザーガスレーザーNew Focus
チューナブル＆波長固定レーザー
VCSEL• 温度に対するTEクーラ(ITEおよびVTE)の完全な特性評価が可能

17: 45

18 :00

18: 14

18:2 8

18:43

18:5 7時間

10 Wの最適な出力で動作するOclaro BW-シリーズのレーザーに、Newport社製レーザーマウント764H-110を使って通常のラボ環境において行われた1時間の温度安定度測定値です。図1のグラフには、試験期間における2°Cの範囲の周囲温度変化が示されています。レーザーマウントの温度は、1時間の試験全体を通じて21°Cに設定されました。図2のグラフには、レーザーマウントの温度が21°Cで安定し、1時間の試験期間における変動幅が± 0.0004°Cであることが示されています。

図3に は、10 Wの 最 適 な 出 力 で 動 作 す るOclaro BW-シ リ ー ズ の レ ー ザ ー に、Newport社製レーザーマウント764H-110を使って、通常のラボ環境において行われた24時間の温度安定度の測定値が示されています。図1のグラフには、試験期間における3°Cの範囲の周囲温度変化が示されています。レーザーマウントの温度は、24時間の試験全体を通じて21°Cに設定されました。図4には、レーザーマウントの温度が21°Cで安定し、24時間の試験期間における変動幅が± 0.00077°Cであることが示されています。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

Lasers87

仕様
TEC 最大出力電流低ノイズバイポーラ±14 A

出力 (W)

336

ITE 電流分解能 (mA) (マニュアル/リモート) (1)ITE 電流精度

1/0.1

TEC リップル／ノイズ (rms) (mA) (2)±0.3%

New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

TEC 出力タイプ<1安定度
TEC 短期安定度 (1 h) (°C)<0.0009

TEC 長期安定度 (24 h) (°C)<0.0019

温度係数 (°C/°C)<0.0005

温度範囲 (°C)-100.00 - +250.00

抵抗 (1 ȝA) (k)

0.1 - 2,500.0

抵抗 (10 ȝA) (k)0.01 - 250.00

抵抗 (100 ȝA) (k)0.001 - 25.000

抵抗 (1 mA) (k)

0.0001 - 2.5000

抵抗 (10 mA) (k)

0.1 - 250.0

抵抗範囲 (RTD) (Ω)

20-192TE 電圧範囲 (V)-24.000 - +24.000

TE カレント (A)-14.00 - +14.00

AD590 電流範囲 (ȝA)

248.15–378.15

M335 電圧範囲 (mV)

2,331-3,731

New Focus
チューナブル＆波長固定レーザー
VCSEL

TEC測定表示

表示分解能
温度 (°C)

0.001
0.1

抵抗分解能 (10 ȝA) (k)0.01

抵抗分解能 (100 ȝA) (k)0.001

抵抗分解能 (1 mA) (k)

0.0001

抵抗分解能 (10 mA) (k)

0.0001

抵抗分解能 (RTD) (Ω)

0.001

TE 電圧分解能 (mV)

1TE カレント (mA)

1AD590 電流分解能 (ȝA)

0.01

LM335電圧分解能 (mV)0.1

半導体レーザーガスレーザー

抵抗分解能 (1 ȝA) (k)ディスプレイ精度±0.001

抵抗精度 (1 ȝA)±0.02%

抵抗精度 (10 ȝA)±0.01%

抵抗精度 (100 ȝA)±0.01%

抵抗精度 (1 mA)±0.01%

抵抗精度 (10 mA)±0.01%

抵抗精度 (RTD)±0.01%

TE 電圧精度

0.35%

TE カレント

0.35%AD590電流の精度±0.01%

LM335電圧の精度±0.01%

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

温度 (°C)(3)レーザーアクセサリー

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください88

LasersNew Focus
アプリケーション・テクニカルノート

補助温度センサ(4)温度範囲 [°C]

0 - +80.00

温度分解能 [°C]

0.0001100 ȝA 時の抵抗範囲 [kΩ]0.1- 25.0

温度精度 [°C](3)±0.001100 ȝA 時の抵抗精度 [%]

±0.01
サーミスタ

(NTC 2-wire)

温度範囲AD590

LM335

RTD (100W)

±0.03

±0.03

±0.001

New Focus
チューナブル＆波長固定レーザー
VCSEL

温度センサ制御分解能(°C)

0.0001

温度センサ制御精度(°C)(3)±0.0001

センサバイアス電流 (mA)

0.001, 0.01, 0.1, 1, 10-11

センサバイアス電圧 (V)

-+4--

仕様
LCD表示
4行、20文字の英数字と7セグメント表示

表示タイプ
表示バックライト

緑色LED

表示コントロール

明るさ、コントラスト(視野角を最適化)
4 mmバナナジャック

シャーシ接地100-240 VAC、50/60 Hzユニバーサル入力

出力要件
最大電力消費 (W)500

寸法(H × W × D)[インチ(mm)]3.47 (88.14) x 19.00 (482.60) x 12.24 (311)

半導体レーザーガスレーザー

メインフレーム重量 [ポンド(kg)]11.2 (5.1)

動作温度(°C)

0 - 40(非凝縮相対湿度<90%)

保管温度レンジ(°C)-30 - +60(非凝縮相対湿度<90%)I/O

Model 764Hシリーズ
ハイパワーレーザーダイオードマウント
P93を参照してください。

15ピン、メスDサブ
7ピン、メスDサブ、7W2

出力コネクタUSBインタフェース接続

USB 2.0 コネクタ

(1)

リモートモードでは出力電流が0.5 mAごとに四捨五入されます。

(2)

1.6Ωの抵抗器で-14A 〜 +14Aまでのフルレンジにわたって測定されたノイズとリップル。

(3)

温度の精度は、温度変化の測定精度に反映します。この精度の大きさは装置によってもたらされるもので、サーミスタの精度に反映したものではありません。

(4)

発注のご案内
モデル

内容

3700

高出力温度コントローラ、±14 A、24 VDC、336 W

アクセサリ
モデル

内容

3150-02(1)

温度コントローラケーブル、モデル3150/3700、Dサブ、7W2、オスおよび裸線

3150-04(1)

温度コントローラケーブル、モデル3150/3700、Dサブ、7W2、オスおよびメス

レーザーアクセサリー

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

リモートモードのみ。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください