VoltX シリーズ
4, 8, 12, 16-チャンネル
直流電圧データロガー

新しいVoltXシリーズは、4、8、12、および16チャネルの直流電圧データロガーで、ロギン
グ間隔は4 Hzから可能です。 今までのVoltシリーズと比較し、MicroUSBとの接続、より多くのデータ取得のためのメモリの増加、ダウンロード速度の向上がプラスされました。

特徴

メモリ容量を最大化するために、皆様はチャネルを有効または無効にできます。 簡単に• リアルタイム操作に対応• 工学単位プログラム• 高分解能でのロギング• 4 H z か らの ロギング 間隔識別できるように、各チャネルには最大10桁のタイトルを付けることができます。
MadgeTechソフトウェアは、VoltXシリーズデータロガーのロギング開始と停止やダウンロードが簡単におこなえます。 分析用にグラフ、数値表、統計データが提供され、データは工学単位機能を使用して複数の単位で表示することもできます。 データは、さらに計算するためにExcel®に自動的にエクスポートすることもできます。

• コンパクトサイズ• 外部ACアダプター又は交換可能な電池使用• 手動と自動のロギング開始• チャンネルタイトル名記入• 校正表明書付属利点• 各種設定とインストールが簡単• 長期間で最小限のメンテナンス

日本語対応MadgeTech 4ソフトウェアの特徴• 長期間の電圧モニタリングに対応

用途

クーリングフラッグ

P

Export で保存

グラフ参照
数値データ参照• 複数グラフ表示• 統計データ表示• デジタル校正• グラフ拡大/拡大終了• 滅菌F0,低温殺菌PU自動計算• 平均動態温度表示• 全世界時間サポート• データ注釈• 最低/最高/平均値ライン• 要約参照規則管理• 低電圧シグナルのモニタリング• 医療および製薬• 電池の研究• 電源モニタリング• プロセスプタント• 環境研究• 研究開発等多種VoltX シリーズ仕様
仕様は予告なく変更される場合があります。

測定

LED

1 チャンネルにつき 2 つの状態表示 LED

ロギング間隔4 Hz から24 時間に１回で自在校正

ソフトウェアからデジタル校正

校正日

データロガーに自動記録

電池タイプ

9 V リチウム電池(取付け済), 皆様で電池交換可能
通常18ケ月入力接続

取り外し可能なネジ端子モデル

160 mV

3.2 V

32 V

電圧範囲

±160 mV±3.2 V-8 V ～ +32 V

電圧分解能0.02 mV

0.0004 mV

0.004 mV

校正後精度

±0.032 mV±0.0032 V±0.02 V

電池寿命

入力インピーダンス

1 MΩ

125 kΩ

125 kΩ

データ形式

日付と時刻付 V, mV, μV, 工学単位

入力とグラウンド間の最大電圧+3 V+50 V+50 V

時間精度±1 分/月PCインターフ ェイス

USB-A /micro U SB ケ ーブイル ( 付属)

アナログ変換時間

150 msWindows 7, 8, 10

周波数拒否

オペレーティングシステム適合

60+50 Hz

温度係数

25 ppm/°C

指定精度範囲公称範囲 @ 25 ºC

適合ソフトウェア

標準Softwareversion4.2.19.0又はそれ以降セキュアSoftwareversion4.2.18.0又はそれ以降使用環境-20 ºC ～ +60 ºC
0 %RH t～ 95 %RH (結露無きこと)
4-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 31.0 mm
8-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 31.0 mm
12-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 42.7 mm
16-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 54.4 mm

測定単位は、別の測定単位に変換できます。 これに工学単位より、温度、CO2、流量など、種々のタイプのセンサーからの電圧出力を監視するときに役立ちます。

全般
ロギング開始ソフトウェアからすぐに開始又は最長6ヶ月先から開始をプログラム可能

リアツタイム測定

PCと接続して、リアルタイムでデータを監視および記録

メモリー 数(全チャンネル使用)

4-チャンネル: 698,709 /チャンネル
8-チャンネル: 349,354 /チャンネル
12-チャンネル: 232,903/チャンネル
16-チャンネル: 174,677/チャンネル

サイズ

本体材質

ブラックアルマイト

重量4-チャンネル: 368 g
8-チャンネル: 368 g
12-チャンネル: 580 g
16-チャンネル: 800 g

適合規格

CE

電池の注意 : 電池は、分解、ショート、充電、使用済みまたは他の電池との混ぜ合わせや火気または高温にさらされた場合、電界溶液の漏出、火炎、または爆発する可能性があります。 使用済みバッテリーは、速やかに市町村の規定に基づき廃棄してください。 電池は小児の手の届かない場所に保管すること。

VoltX4-160mV

4-チャンネル ±160 mVデータロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX4-3.2V

4-チャンネル ±3.2 V データロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX4-32V

4-チャンネル-8 V～+32Vデータロガー , ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX8-160mV

8-チャンネル ±160 mVデータロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX8-3.2V

8-チャンネル ±3.2 V データロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX8-32V

8-チャンネル -8 V～+32 V データロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX12-160mV

12-チャンネル ±160 mVデータロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX12-3.2V

12-チャンネル ±3.2 V データロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX12-32V

12-チャンネル -8 V～+32 V データロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX16-160mV

16-チャンネル ±160 mVデータロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX16-3.2V

16-チャンネル ±3.2 V データロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

VoltX16-32V

16-チャンネル -8 V～+32 V データロガー, ソフトCD, USB-A/micro USB ケーブル, ACアダプ ター付

U9VL-J

VoltX シリーズ用交換電池

販売代理店日本ゲスコ株式会社

株式会社エム・ケー・サイエンティフィック

輸入総代理店〒305-0822 茨城県つくば市苅間825-1℡ 029(856)1388 Fax 029（828）5578
e-mail:mail@gesco.co.jp
http://www.gesco.co.jp