外部電源不要
電池駆動式流量計

電池駆動式流量計 早見表

15型式

取付け方法

データロガー

電池寿命

適応配管口径EX90シリーズ

挿入式／
専用治具ありオプション

約4年（標準設定）

100〜300mmφ

WMP104-100

1" NPTメス−

WMP104-200

2" BSPTオス 標準（フィッティングによる）−

WMP104-300

3" BSPTオス 標準（フィッティングによる）

−

80mmφ

IP810
IP820

専用U-ピン（フィッティング・ソケット接続）−

15〜80mmφ（IP810）100〜200mmφ（IP820）

IP110
IP210

様々なラインナップ

25mmφ

1〜2年
アルカリ電池×6本（電池交換可）

最長5年（電池交換可）−

1-1/2" NPTオス

インライン型・挿入型・クランプオン型など

50mmφ

80〜300mmφ（IP110）300〜1000mmφ（IP210）FLOW SENSING OF HITECH

80〜300mmφ（IP150）300〜1000mmφ（IP250）IP150IP250

2" NPTオス−SL1278

クランプオン式※標準装備

連続稼動時間：6時間
AC100V充電式■ 電池駆動式 挿入式電磁流量計

25〜1200mmφ※ドップラー式流量計の取り扱いもございます。ご相談下さい。

挿入式のため、配管丸ごと交換等の施工は必要ありません。
配管に穴をあけて挿入するだけです。

■ 電池駆動式 インライン型電磁流量計
内容は予告なく変更する場合がございます。

■ 電池駆動式 挿入式インペラー流量計

代理店

ねじ込み接続タイプがあり、既設のサドル分水栓等への取付けも可能です。

〒154-0002 東京都世田谷区下馬1-34-12-101

TEL 03-5430-2301

操作が一切不要、最も手軽な電池駆動式電磁流量計です。

■ ポータブル型超音波式流量計

FAX 03-5430-2302

E-mail hitech@ﬂow-tech.jp
https://www.hitech-ﬂow.co.jp/

配管への加工不要！ 配管の外側から流量計測を行えます。
2020.09-1

FLOW SENSING OF HITECH
外部電源不要 電池駆動式流量計
電池駆動式 挿入式電磁流量計／電池駆動式 インライン型電磁流量計／
電池駆動式 挿入式インペラー流量計／ポータブル型超音波式流量計

概要
電池駆動式流量計
電池駆動式流量計は、臨時に行われる流量管理、実験用の計測機器、既設流量計との計測値の比較に、

CONT EN TS■目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1■概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

クランプオン型超音波式流量計は、漏水チェック等にも使用されています。

電池駆動式のメリット
外部からの電源供給が必要ないので、流量計取付け後、すぐに流量計測が可能です。
出力等の配線が必要ないので、手軽に使用できます。
キー操作はほとんど必要ありません。
データロガー標準装備、または、オプション対応可能品があります。詳しくは仕様をご参照下さい。

・・・・・・・・・・P3〜6■電池駆動式 挿入式電磁流量計・

EX90 シリーズ■電池駆動式 インライン型電磁流量計・・・・・
・P7〜8WMP104 シリーズ

■電池駆動式 挿入式インペラー流量計・・・P9〜12IP シリーズ

1

■ポータブル型超音波式流量計・・・・・・・・P13〜14SL1278

使用例概略
一部の電池駆動式／ポータブル型流量計を除き、流量指示の目視確認のみとなりますので、仕様をご確認下さい。
使用期間は、流量計型式により約1〜5年となりますが、電池交換可能な機種がほとんどです。
例① 電池駆動式 インライン型電磁流量計 WMPシリーズは、アルカリ電池×６本で駆動しています。
電池寿命は1〜2年ですが、電池の入手が容易で、交換作業が手軽なのが特徴です。
例② ポータブル型超音波流量計 SL1278は、AC100V充電式のため、バッテリーを充電することで繰り返し使用可能です。
（連続使用時間につきましては、後述の仕様をご参照願います。）
測定配管に検出器を取付け、変換器指示計部と接続して流量計測します。

■電池駆動式流量計 早見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

電池駆動式 インライン型電磁流量計
WMPシリーズ

弊社ラインナップ
使用用途に合わせたラインナップを豊富に取り揃えており、多様なニーズにお応えいたします。
■電池駆動式 挿入式電磁流量計■電池駆動式 インライン型電磁流量計■電池駆動式 挿入式インペラー流量計■ポータブル型超音波式流量計
各流量計の仕様に関しましては、次ページよりご参照願います。

ポータブル型超音波流量計 SL1278
取付け参考例2電池駆動式 挿入式電磁流量計

EX90 シリーズ

配管外付

FLOW SENSING OF

排水
汚水油対応

薬品対応

食品
対応

電池駆動式 挿入式電磁流量計は、コンパクトなボディで特徴

電池駆動

微小流量

流れ検知

外形
寸法図4〜12"（100〜300mmφ）の配管に適応できます。
駆動部が無いため、汚水の計測にも適しています。

取付け配管口径毎に本体長さが異なります。
（単位：mm）

オプションを付属することで、データロガーを139.2付属させることができます。

121●表示器一体型のコンパクト設計
134.1●専用取付け治具にて取付け●余分な配線作業不要！
●汚水の計測にも対応可！

適応範囲は下表の通りです。
Top of Saddle

EX90-0400 - 264.2●2キーの簡単操作

フィッティングサイズ 適応範囲（mmφ）

EX90-0600 - 283.0

4"（100A）

101.6〜124.5

EX90-0800 - 301.2

6"（150A）

152.4〜175.3

EX90-1000 - 337.3EX90-1200 - 363.0
センサー取付用 U-ピン

電池駆動式 挿入式電磁流量計は、4〜12"（100〜300mmφ）に対応可能です。

取付け用のサドルフィッティングには、配管口径ごとに適応範囲があります。

●正負方向計測可能仕様

HITECH8"（200A）

203.2〜230.010"（250A）

254.0〜279.4

12"（300A）

307.3〜335.3

機器の取付けには専用の取付け治具が必要です。配管口径に合わせて選定して下さい。
オプション仕様でデータロガーを付属することができます。

3

設置方法
測定流速範囲

0.3〜4.5m/s

測定精度

流速：0.5〜4.5m/s時…±2.0％R.D.
流速：0.3〜0.5m/s時…±2.0％R.D＋0.25％F.S.

低流速カットオフ

0.15m/s以下は強制ゼロ表示

流体導電率

20μS/cm以上

測定流体

清水・汚水等

キーパッド

2キー

ディスプレイ

128×128 ＯＬＥＤ

温度範囲

周囲温度範囲：−12〜60℃液体温度範囲：0〜93℃

電源

7.2V Dサイズ リチウムバッテリーハウジング

ＩＰ67／粉体塗装アルミダイキャスト

材質

ボディ：SUS316
電極部：ハステロイ・PVDF
O-リング：EPDM

オプション

データロガー 他

EX90シリーズは、挿入式電磁流量計です。

4

一般的な本機器の取付け方法を下記の通りご紹介致します。

❶ 1.75"（44.5mmφ）の穴をあけ、 ❷ サドルフィッティングを取付けます。
取付け配管をきれいに清掃し、ガスケットの上から❸ 覆っていることを確認して下さい。

サドルフィッティング部が、ガスケットを開口部にガスケットを設置します。

ガスケットは、配管外側に伸びます。

❹ サドルフィッティングのガイドへサドルクランプを配管下側から接続します。

❺ 4点のネジを締め込みます。

プレートをネジ部に合わせて設置し、（トルク値：10.37kgf・m）
4th

1st

2nd

3nd

❻ 専用U-ピンで固定し、完了です。

サドルフィッティングにEX90を取付け、電池駆動式 挿入式電磁流量計

EX90 シリーズ部位説明

配管
外付

FLOW SENSING OF

排水
汚水油対応

薬品対応

食品
対応

電池駆動

微小流量

HITECH

流れ検知

ここでは、EX90シリーズの部位と各パーツの説明をします。

データロガー
PC上にデータロガー専用ソフトをインストールし、データロガーを使用することができます。
（オプション）

測定液と接液材質をご確認の上、機器の選定をお願い致します。

データロガーオプションを付属することで、データロガー専用ソフトとのコミュニケーションが可能になり、瞬時・積算流量表示（またはメニューの表示）計測値を記録することができます。
EX90シリーズ内にストレージできる計測日数は、データ採取のサイクルタイムに依存し、15秒のサイクルで、約23日間のデータロギングが可能です。

操作用ボタン（項目／数値の変更用）

ディスプレイカバー

データ収集後、PCと専用USBケーブルにてPCと接続し、ソフト上で確認及び処理することができます。

ディスプレイ部分
専用ケーブル

データロガー接続用コネクション（オプション）
ハウジング（粉体塗装アルミダイキャスト）
U-ピン接続用ガイド

O-リング（EPDM製）（接液部）

センサー本体（SUS316）（接液部）

電極部（ハステロイ）
電極キャップ（PVDF）

56（接液部）

バッテリー
寿命について設置条件
EX90シリーズは、基本的にバッテリー駆動となるため、バッテリー寿命があります。

配管内が満水状態であることが計測の条件となります。
また、理想的な直管長についても下記の通り記載致します。
理想的な必要直管長

EX90シリーズのバッテリー寿命は、計測条件により変わりますが、標準設定の場合、約4年間の寿命となります。

●下流側：配管口径の2倍設置にあたり、配管内が満水になる箇所にて計測をお願いします。

本体のダンピングとサンプリング時間の設定に関係し、（右図をご参照願います。）

サンプルの時間が長い程、バッテリー寿命も延びますが、流量変動に対する追従は遅くなります。

ダンピング設定画面●上流側：配管口径の5〜10倍

垂直配管の場合、流れ方向が下から上方向を推奨しますが、下表をご参照の上、ご使用条件に合わせて設定して下さい。

上から下方向でも、配管内が満水であれば計測は可能です。

標準設定

本器は、流速分布の影響を受けやすい機器のため、サンプル時間0.2秒

0.33秒

1秒

3秒

5秒

15秒

30秒

60秒

設置箇所直前でのバルブ操作等は、バッテリー寿命※

4.5ヶ月

7ヶ月

1.5年

3.25年

4年

5.5年

6年

6.25年

計測状態に影響する可能性があります。

※上記寿命はバッテリー容量が85％以上、室温下の条件での参考値となります。

設置はバルブ等の上流側をお勧めします。

10X/5X

2X

電池駆動式 インライン型電磁流量計

WMP104 シリーズ

配管外付

排水
汚水油対応

FLOW SENSING OF

薬品対応

食品対応

本体ポリプロピレン製の軽量型ボディ。
特徴

電源は市販のアルカリ電池×6本で、電池交換も楽々行えます。
配管接続用のフィッティングは特殊品の製作も対応可能！

電池駆動

微小流量

HITECH

流れ検知

フィッティングについて

1"（25A）用は、1"NPTメスネジにて配管接続できるようになっています。
2"（50A）
・3"（80A）用は、専用フィッティングにて取付けをします。
2"（50A）または 3"（80A）フィッティングの標準接続規格は、『2" または 3"BSPTオス』となります。

●インライン型のため、必要直管長が短い

クランプ式フィッティングの取付け手順は下図の3ステップをご参照下さい。

●NEMA4ｘ（IP56相当）屋外設置可●キーパッドの操作は一切不要❶ 設置します。

❷ 本体とフィッティングを接続します。

付属のO-リングを●選べる3種類の配管口径●接液部はSUS316およびポリプロピレンになるため、クランプ用SUSバンドで、❸ 配管に接続し取付けて下さい。
完了です。

SUSバンドはドライバーで締め付けできます。

高い耐腐食性を実現

取付け配管口径は、1"（25A）・2"（50A）・3"（80A）の3種類から選択可能です。
仕様

基本的な機器仕様は3種類とも同様ですが、測定流量範囲が異なります。
選定の際は下記仕様をご参照下さい。
BSPT接続以外にも、JIS10Kフランジ接続等の製作が可能ですので、ご相談下さい。

7

流量計口径

1"（25A）
・2"（50A）・3"（80A）

測定精度±1.0％R.D.：フルスケールの10％〜フルスケール±3.0％R.D.：最小流量〜フルスケールの10％

流体導電率

20μS/cm以上

表示

LCD 瞬時流量：6桁
積算流量：8桁

供給電源

アルカリ電池×6本（寿命：1〜2年）

保護規格

NEMA4ⅹ（IP56相当）

温度範囲−12〜54℃（電源OFF時：−40〜80℃）

材質

ボディ：ガラス繊維入りポリプロピレン
電極部：SUS316
フローチューブ：ポリプロピレン

流量範囲

1"（25A）：10〜400L/min
2"（50A）：25〜1100L/min3"（80A）：55〜2500L/min

フィッティング

8ページ参照8
WMP104シリーズはキー操作等はなく、目視確認のみ可能です。
操作概略

ご購入前に必要単位を決め、バッテリー残量に応じて、電池交換を行います。
ディスプレイカバー
瞬時・積算流量表示、設定可能単位●瞬時流量単位：【L/min】
・【m3/min】
・【m3/hour】●積算流量単位：【L】
・【m3 】 積算値は1L又はm3毎に1カウント
ネジを4点外すと電池交換可能

必要（推奨）
直管長

理想的な必要直管長●上流側：配管口径の2倍
2X

1X●下流側：配管口径の1倍
配管内は満水状態で、設置はバルブ等の上流側をお勧めします。

電池駆動式 挿入式インペラー流量計

IP シリーズ＋ FT450M

配管
外付

排水汚水

FLOW SENSING OF

油対応

薬品対応

食品
対応

電池
駆動

微小流量

流れ検知

挿入式インペラー式流量計は、配管内に羽根車型の検出部を挿入し、特徴

HITECH

外形
寸法図

羽根車の回転数／パルス数を流量に演算し、変換器指示計に表示させます。
駆動部のある流量計なので、異物の混入等には注意が必要となります。

サイズ／適応配管口径によって本体の寸法が異なります。
深度調節型のIP110・210・150・250は設置スペースの確認も必要です。

IP810・IP820（単位：mm）●1/2"（15A）〜4"（200A）は、専用U-ピンで簡単に脱着可能！

FT450 変換器指示部（単位：mm）
110●ねじ込み式・ボールバルブ付きを使用すれば、既設のサドル分水栓等への取付けも可能●指示計は、マウント型または別置き型の2タイプ

104190●多彩な材質で様々なニーズに対応！

Top of Tee

IP810 ＋ FT450 ＝ 165
IP820 ＋ FT450 ＝ 191

シンプルな構造で、各種基本仕様は同様ですが、型式／サイズによって仕様適応する配管口径や接続規格が異なります。
仕様をよくご確認の上、機種の選定をお願い致します。

IP110・IP210（単位：mm）

9

測定流速範囲110mm

0.1〜0.9m/s±1.5％F.S.

供給電源

リチウムバッテリー（寿命：最長5年）

ケーブル

3芯5m標準（変換器別置きの場合） 最長610mまで表示

瞬時流量：5桁（オートレンジ）
積算流量：8桁

キーパッド

4キー

温度範囲

検出部：樹脂製…max.55℃／SUS製…max.93℃
変換器指示計部…0〜55℃（未使用時：−40〜75℃）

IP810

適応範囲

15〜80mmφIP820

IP110

IP210

110mm

10

測定精度

型式別仕様

IP150・IP250（バルブ付）（単位：mm）

IP150

IP250

100〜200mmφ 80〜300mmφ 300〜1000mmφ 80〜300mmφ 300〜1000mmφ

U-ピン接続◯◯−−−−フィッティング取付

◯

◯

−−−

−

ねじ込み式

−

−

1-1/2" NPT

1-1/2" NPT

2" NPT

2" NPT

ボールバルブ付

−−−−

◯

◯

PVC製◯

◯

◯

◯

◯

◯

PP製◯

◯

SUS製◯

◯◯

◯

◯

◯

真鍮製

◯

◯

×
◯

×◯

×◯

IP110（真鍮・SUS製）＝ 281

IP150（真鍮・SUS・PVC製）＝ 459

IP110P（PVC製）＝ 332

IP250（真鍮・SUS製）＝ 561

IP210（真鍮・SUS製）＝ 408

IP250P（PVC製）＝ 612

IP210P（PVC製）＝ 459×◯

IP110・IP210・IP150・IP250 は、挿入長さ調節型となり、配管仕様によって挿入深度が異なります。
（配管の外径・肉厚・材質から適当な挿入深度を算出し、お知らせいたします。）
そのため、外形寸法だけではなく、配管から本体がどれくらい外に露出するかを確認の上、設置スペースの確保をお願いいたします。

電池駆動式 挿入式インペラー流量計

IP シリーズ＋ FT450M

部位説明

配管
外付

排水
汚水

HITECHFLOW SENSING OF

油対応

薬品対応

食品
対応

電池駆動

微小流量

流れ検知

IPシリーズの構造は非常にシンプルです。

挿入深度について羽根車、O-リングの部品交換の対応も可能です。

IP110・IP210・IP150・IP250は、挿入深度が調節できるようになっています。
1つの型式で、適応する配管口径が異なるので、挿入する長さも異なります。
挿入深度と言っても、配管内の深度をハウジングカバー または FT450（指示計）

外側から計測するのは不可能なので、カバー（または、FT450）
固定用スクリューナット

配管上面から露出しているハウジングまでの距離を『挿入深度』と呼びます。

ロックナット（挿入深度の調節及び固定用）（右図：【D】ご参照ください。）

ケーブルグランド

"D"

ハウジング

露出するハウジングまでの高さを予め算出しておくことで、U-ピン接続用ガイド設置スペースの有無の確認ができます。

O-リング：EPDM標準（バイトン：オプション）

溶接用2" NPTソケット短管

挿入深度の算出には、センサーボディ（PVD又はSUS又は真鍮）

配管材質・外径・肉厚が必要です。
軸受け（人工ルビー）

インペラー：PVDF製
シャフト：タングステン標準（シリコンカーバイト：オプション）

IP810・820

取付けについて11専用U-ピン接続型とねじ込み型では、取り付けに使用するフィッティング等の形状が異なります。
ご用命頂ければ弊社にて準備が可能です。

12

ロックナット（挿入深度の調節及び固定に使用）

取付け・取り外し用アダプター
バルブ接続用2" NPT金具

参考例 IP810・IP820用 T-フィッティングおよびソケット短管❶ ※PVC配管は、Tフィッティングと取付けとなります。

真鍮製ボールバルブ（オプション：SUS316製）

1-1/2" NPTメスまたは2" NPTメス（流量計接続箇所）※型式：IP110 および IP210にはありません。
配管接続 2" NPT（IP150・250）
または1-1/2" NPT（IP110・210）

IP110・210／IP150・250

JIS10Kフランジ等
上図は、IP150・250のボールバルブを閉め、センサー部分を取り外している様子です。
ボールバルブ付きの場合、上図のようにセンサーを取り外し、移設させることも可能です。

参考例 IP110・210・150・250用フランジ付き短管ソケット❷ →短管ソケットの溶接が難しい場合や既設フランジに接続したい場合に使用可※標準品は短管ソケット部分のみです。

参考例 既設サドル分水栓への取付け例❸ 配管接続用のアダプターやブッシング等を使用し、既設の分水栓等に取り付け可能です。
挿入深度と本体長さ、分水栓の長さの確認が必要です。

ポータブル型超音波式流量計SL1278

FLOW SENSING OF

配管外付

排水汚水油対応

薬品
対応

食品
対応

電池
駆動

配管の外側からセンサーを取付けて流速／流量を計測でき、特徴

微小流量

流れ検知

付属品
一覧

配管の加工が不要なので、手軽に流量計測を実施することができるのが最大の特徴です。

HITECH設置の際の工事費は不要です。

SL1278には、下記の付属品一式が付属します。
各パーツの用途と合わせてご確認願います。
❶ 収納用キャリーケース❷ 変換器指示計●データロガー標準装備！

❸ 検出器（センサー）2ヶ/1組および センサーラック●アナログ4-20mA出力標準装備（別電源不要）❶センサーラックには強力な磁石が内蔵されています。
鋼管に取付けの場合には、バンドを巻くことなく、センサーの取付けが可能です。

●配管の外側から取付けるクランプオン型センサーなので、配管の加工が不要●キーパッドはタッチパネル式なので、操作がスムーズ❸❹ センサー固定用SUSバンド
PVC管等のセンサーラックの磁石が効かない配管への取付け時に使用します。

❷❺ シリコングリス❻ データロガー用SDカード および CD

1つの型式で、25〜1200㎜φの配管口径に適応可能です。
仕様❻付属のCD内にデータロガー用ソフトが入っています。

❺❹

清水だけではなく、海水や油の計測も可能です。
（但し、気泡／異物混入はNG）
主な用途

13

測定流速範囲

±0.01〜0.6m/s

測定精度±1.5％F.S.（再現性：0.3％）

供給電源

AC100V充電式（新品時 連続稼働時間：6時間）

ケーブル

標準5m（最大延長長さ：30mまで） 2本／1組（上･下流用）

表示

瞬時流量・流速 または 積算流量表示
3.5inch 320×240 バックライト付

キーパッド
温度範囲

タッチパネル式●既設流量計との比較、校正用●定置式を設置する前の計測可否の試験（貸出しも対応できます。）●測定箇所が複数ある場合、あらかじめセンサーのみを配管に設置し、変換器だけを持ち運び、必要な箇所の流量を確認します。
（センサーのみの購入も対応可ですのでご相談下さい。）

変換器指示計：−10〜50℃
検出器／トランスデューサー：−40〜80℃（標準品）※湿度：0〜99％RH（結露無きこと）

出力

アナログ4-20mADC（Max.750Ω）
SDカード記録，最大512ファイル（インターバル：1〜60秒）

保護等級

変換器指示計：IP54
検出器／トランスデューサー：IP67■使用条件
配管内が満水であること（本器は液体用の流量計で、気体流量計測はできません。）
気泡／異物の混入は、計測不具合の原因となります。
必要（理想）直管長：上流側10D、下流側5D（D=配管口径）※但し、センサーの上流側にてバルブ操作やポンプ等がある場合は、その限りではありません。

14●水道管等の漏水調査

23キー 対話式入力

データロガー

ポータブル型超音波式流量計の主な用途を、下記の通りご紹介致します。

データロガーについて

SDカードに蓄積したデータは、専用のソフトを介して手軽にExcelファイルにコンバートすることが可能です。

Excelファイルに変換することでファイルのグラフ化も簡単にできます！

キーを押すだけでデータロガーの設定ができます。
データ収集時間、インターバル、ファイル名、データロガーON/OFFの設定が行えます。
付属のCDをPCに挿入し、保存されている変換ソフトをコピー＆ペーストするだけで、ソフトのインストール完了です。
SDカードにはTXTファイルで記録が保存され、本ソフトを介することで手軽にExcelファイルへ変換できます。
一つのExcelファイルを1ファイルとし、最大512ファイルまで保存可能。
（機器のVer.アップに伴い変更になる場合があります。）