（専用プリンタ出力付）
MODEL SK-1260

特長― はじめに ―このたびは防水型デジタル温度計 SK-1260 をお買い上げいただきあ
りがとうございます。
● この商品は、温度を計るものです。それ以外のご使用はしないでください。
● ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、大切に保存して
ください。

概要
本器はセンサとしてサーミスタプローブ（専用）または熱電対（Ｋ）
プローブ（専用）を接続できる防水型デジタル温度計です。測定した温度は本体に記録することが可能であり、さらに専用プリンタ（オプション）を接続することによって測定結果を印字することができます。

● 防水機能本体・プローブ部接続状態で JIS C 0920「電気器具の防水試験及び固定物の侵入に対する保護等級」における防水保護等級 IPX4 に準拠した防水構造になっております。ぬれた手で本体を触ったり、水滴がかかっても支障はありません。
● プリンタ出力付き
設定により、測定温度を手動及び自動記録ができます。
専用のプリンタに出力することができ、本体に記録した測定デー
タを印字出力することができます。
● 通常記録（マニュアル記録）
・自動記録（オート記録）
本体の設定によりマニュアル記録とオート記録の設定ができます。詳しくは本説明書「記録モードの説明」をお読みください。
● 最高・最低温度のアラーム設定
最高・最低温度のアラーム設定ができます。
（本体内蔵の電子ブザー
でお知らせします。）● 本体・センサプローブ完全互換
サーミスタセンサプローブ及び熱電対（Ｋ）
プローブ共に互換性が
あります。

警告
SK-1260は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気でのご使用は絶対にしないでください。

爆発注意

爆発する恐れがあり
たいへん危険です。
●ご不明な点がありましたらお買い上げ店または弊社サービ

スネットワークにご相談ください。

目次
各部の名称と働き ……………1
ご使用方法 ……………………4
保管の方法
…………………5
乾電池の入れ方 ………………6
センサプローブの接続 ………7
プリンタ端子、AC アダプタ
ジャックの接続 ………………8
操作の流れ ……………………8
一般的な温度測定の方法
温度測定の方法………………11
HOLD／REL 機能 …………12
MAX／MIN 機能 ……………13
オートパワーオフ機能 ………14
データ記録温度測定の方法
各種設定モードについて ……15

各部の名称とはたらき

時計設定………………………15
記録インターバル設定………16
管理ナンバー設定……………16マニュアル記録………………17
オート記録……………………18
記録データのプリンタ印字方法
本器とプリンタ接続…………21
プリントアウトの方法………21
マニュアルおよび
オート記録の印字例…………22
本器のエラー表示について…23
オプションセンサのご紹介…24
その他のオプション…………24
仕様……………………………26
保証規定・保証書……………28
サービスネットワーク………29① POWER キー
・MAX／MIN キーと同時に押す
・本 キーを押して、本器の電源事で「管理ナンバー設定 モーを ON にするとピーというブド」になります。 （P.16 参照）
ザー音が鳴り電源が入ります。
・SET／CLEAR キーを同時に押電源が ON の状態でもう一度し、次に SET／CLEAR キーのこのキーを押すと OFF になりみをもう一度押すと、記録ファます。
イルがクリアされます。
・本器の電源が ON の状態で以下 ② HOLD／REL キーの操作を行うと、各種設定がで・通 常測定モード時に本キーをきます。
押すと温度指示値を一時的に・HOLD／REL キーと同時に押す
ホールド（固定）させることがことで「記録インターバル」ができます。
設定できます。 （P.16 参照）
・ホ ールドモード時にもう一度・TIME キーと同時に押す事で「時本キーを押すと REL（変化量）
計設定モード」になります。
測定モードに変わります。
（P.15 参照）
1

・REL（変化量）測定モード時に本キーを押すと通常測定モードに戻ります。

⑦液晶表示部
・測定温度値、各種設定情報およびキャラクタを表示します。

③ MAX／MIN キー⑧センサコネクタ
・通常測定モード時に本キーを押・専用のサーミスタセンサプロ一
すと、最高・最低記録の値が表ブまたは専用の熱電対（Ｋ）セン示されます。
（P.13 参照）
サプローブを接続します。
・SET／CLEAR キ ー と MAX／ ⑨プリンタコネクタ
MIN キーを同時に押すことで最・専用のプリンタ接続ケーブルを高・最低温度のアラーム設定が接続します。
できます。
（P.13 参照）
⑩ AC アダプタジャック④ SET／CLEAR キー
・専用の AC アダプタプラグを接・主 に各種設定操作の決定をする
続します。
ときに使用します。
⑪ジャック防水カバー⑤ TIME キー
・防 水 性「保 護 等 級 IPX4」を必・通 常測定モードの時、本キー要とする環境で温度測定を行う
を押すと時間が表示されます。
場合、プリンタコネクタ部及び・本 器の電源が ON の状態のとAC アダプタジャック部に装着
き POWER キーと同時に押す
してください。
ことで「時計」設定モードにな⑫ジャック防水カバーホールド部
ります。
（P.15 参照）
・専用のプリンタケーブルを接続⑥ REC／PRINT キー
するときまたは AC アダプタを・通 常測定モード時に本キーをご使用するときはジャック防水
押すと、マニュアル記録モー
カバーを外して、ホールド部にドになります。 （P.17 参照）
カバーを取り付けてください。
・通 常測定モード時に本キーと⑬電池蓋
MAX／MIN キーを同時に押す
ことでオート記録モードにな ⑭電池蓋固定ねじります。
（P.18 参照）
・本 器 が 電 源 ON の と き に
POWER キーと同時に押すことで記録されたデータを専用のプリンタに印字出力することができます。 （P.21 参照）
2ⓖオートパワーオフを解除しているきに点灯します。
ⓗ メ イン数値表示部で温度測定値などを表示します。
ⓘ 測定単位キャラクタ
pⓙ 最高測定値の表示中および最高温度設定する際に点灯します。
oⓚ 最 低測定値の表示中および最低温ⓐ 電 池容量が少なくなると点灯しま度設定する際に点灯します。
す。
ⓛ HOLD：測定値のホールド中に点ⓑ 時計設定時に点灯します。
灯します。
ⓒ サーミスタセンサプローブを接続 ⓜ HOLD での変化量を表示中に点灯
した時点灯します。
します。
ⓓ 熱電対（K）センサプローブを接続 ⓝ 記 録されたデータの時間を確認すした時点灯します。
るとき に点灯します。
ⓔ データの記録中点灯します。
ⓞD ATE 一日付設定時に点灯します。
ⓕ 最高・最低温度設定時点灯します。 ⓟ サブ７セグメント LCD

3

ご使用方法使用上の注意本器を正しくご使用いただくために、以下のことを必ず守ってください。
● 体温計としては使用できません。
● 本器は精密にできていますので落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
● 分解、改造しますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
● 水中でのご使用はしないでください。
● 直射日光の当たる場所や熱器具の近くでのご使用はしないでください。ケースの変形や故障の原因となります。
● 電気的ノイズが発生する環境でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
● センサコードを無理に引っ張ったり、曲げたり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱や傷つけ加工などをしますとコードが損傷することがあります。
● 長期間使用しない場合は、必ず乾電池を本体から取り外してください。入れたままにしておきますと乾電池から液漏れが発生する場合があり故障の原因となります。
● 本器をアルコール、シンナー、その他溶剤で洗ったり、ふいたりしないでください。また、水洗いもしないでください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどを使い、よくしぼってからふいてください。
● 本センサは防水型デジタル温度計「SK ｰ 1260」の専用センサです。他の温度計やパソコン等への接続は絶対に行わないでください。
● 本体を固定しているネジ（6 カ所）はゆるめたり、増し締めをしないでください。防水性が損なわれることになります。
4● 温度の測定範囲をお守りください。測定範囲外でのご使用は故障・破損の原因となります。高い温度を測定する場合には、やけどにご注意ください。また高い温度の測定終了後はセンサのステンレスパイプ部分が熱くなっていますので、充分に温度が下がってから保管するようにしてください。先トガリ型センサの先端部は測定物に突きさしやすいようになっています。先端部で思わぬけがをする恐れがありますので、取扱いには充分ご注意ください。
◎ 修理、校正はお買い上げ店、または弊社サービスネットワー
クヘお申し付けください。

保管の方法
・自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器が故障する場合があります。そのような場所には放置しないでください。

5

乾電池の入れ方
1）本体裏面の電池蓋下のネジ頭部をマイナスドライバーまたはコイン等で反時計方向に回してゆるめはずします。

5）電池交換時は必ず POWER キーをOFF にしてから、取り替えてください。
注意：POWER キーを OFF にしないで電池を交換しますと、すべての記録データや設定がクリアされます。

センサプローブの接続
センサプローブのプラグを本体コネクタソケットの穴に差し込み、
クリック感触があるまで、しっかり奥まで挿入してください。
注意：左図のように SK マークを本体のディ

電池蓋の両サイドを手で持って下方向に引き出して下さい。

スプレイ及び操作面側に合わせ、最注意：乾電池を交換する場合は４本とも同じ種類のもので、すべて新しいものをご使用ください。

を間違えな
2）乾電池収納部の表示にしたがって、乾電池の向き
いように単４形乾電池を４本セットしてください。
3）電池蓋を開けたときと逆の手順で電池蓋を閉め、ネジで固定してください。
注意：電池蓋を開けたとき、黒い防水ゴムがはずれることがあります。
その場合は、本体側の溝に防水ゴムを入れてください。電池蓋
はしっかり取付けてください。取付けが不十分ですと防水性が損なわれ、水などが浸入して故障の原因となります。

後までしっかりと差し込んでくださOリングい。取付けが不充分ですと防水性を損ない、故障の原因となります。

注意※このセンサプローブは USB 対応製品ではありません。センサ
プラグをパソコン周辺機器に絶対に差し込まないでください。
※必ず電源 OFF 状態でセンサプローブの抜き差しを行ってください。電源 ON 状態でセンサプローブを抜き差ししますと、
故障の原因となります。

注意：黒い防水ゴム部に水滴が付着した場合は必ず水滴を除去してから蓋をしてください。

4）電池消耗警告機能（ローバッテリーマーク）
電池容量が残り少なくなると点灯します。
①正 常 状 態：電池交換警告マーク表示なし②残量低減予告：電池マーク静止点灯（電池消耗予告）③電池交換警告：電池マーク低速点滅（電池寿命限界状態）④即時交換警告：電池マーク高速点滅（測定不可状態）（このときブザーが１分おきに１秒間鳴ります。）
6

7

プ リ ン タ 端 子 、AC ア ダ プ タ ジ ャ ッ ク の 接 続⑵ データ記録温度測定（マニュアル記録モード・オート記録モード）
記録データは本器表示部にて再表示・確認することができます
通常測定モード

専用プリンタ端子
ACアダプタジャック

時計設定モード（P.15 参照）

注意：使用しないときは、必ず防水カバーを取付けてください。

記録モードの選択●P OWER キーと TIME キーを同時に押して時計設定モードにしてください。

●マ ニュアル記録、またはオート

記録モードを選択してください。

操作の流れ
●
本器を有効にご使用いただくために使用方法を３つに大別し操作の流れを説明します。

マニュアル記録（P.17 参照）

⑴ 一般的な温度測定
電池収納部に電池を入れます（P.6 参照）

センサを本体に接続します（P.7 参照）

POWER キーを押し電源をいれます（P.11 参照）

温度測定が可能です（P.11 参照）

HOLD／REL・MAX／MIN 機能● 単４形乾電池４本または AC

アダプタ（オプション）を使用

記録の開始● 最大180データ記録可能●１秒間以上押してください。通常測定モードで起動されます。
● 通常測定モードで、測定温度が表示されます。
● 必要に応じて測定温度範囲内で操作を行ってください。

（P.18 参照）

記録インターバル設定（P.16 参照）

管理ナンバー設定● 熱 電対（Ｋ）
センサの場合は約10分間程度、測定環境の温度になじませてください。

オート記録モード（P.16 参照）

記録データの呼び出し（P.18 参照）

記録の開始
● 最大120 データ記録可能

通常測定データ※再度記録モードにするときは､記録されたデータを消去しなけ
ればなりません｡POWER キーと SET／CLEAR キーを同時に押して､つぎに SET／CLEAR キーのみ押してください｡
記録データが消去されます｡（P.12,13 参照）
89

⑶ 記録データのプリンタ印字
記録データを専用プリンタ（オプション）に印字出力します。

温度測定の方法

記録データあり

本器にプリンタケーブルを接続します● 本器とプリンタの電源 OFF

を確認の上、接続ケーブルにて接続します。

（P.21 参照）

プリントアウト開始

プリントアウト終了● 本器とプリンタの電源を入れ、POWER キーと REC キーを同時に押してください。プリント
アウトが開始されます。

● 本器とプリンタの電源を切り、接続ケーブルをはずしてください。

※再度記録モードにするときは、記録されたデータを消去しなければなりません。POWER キーと SET／CLEAR キーを同時に押すと、“Fclr”が表示されます。その状態で次に SET／
CLEAR キーのみ押してください。
記録データが消去されます。

10

一般的な温度測定の方法

1）本器とセンサプローブを接続してください。
2）POWER キーを１秒程度押しますと、ブザーとともに表示部に全表示テストパターン等約５秒間現れ、その後現在温度測定値が表示され、通常測定モードになります。
●30分間キー操作がないと、オートパワーオフ機能が作動し自動的に電源が切れます。
また、電源投入時に POWER キーを3秒以上続けて押すことにより、オートパワーオフ機能が解除された状態でON になり通常測定モードとなります。その状態でオートパワーオフがはたらきませんので、消し忘れによる電池消耗にご注意ください。
のアイコンが表示さ※この状態のとき、液晶表示部の右上にれます。

注意※高い温度を測定する場合は、やけどにご注意ください。
※電源 ON の状態ではセンサプローブは抜かないでください。
3）差し込みセンサで厳密な温度測定を行う場合は、気体・液体・半固体を問わずセンサ保護管の先端から保護管の直径のおよそ 15倍の長さ、すなわち保護管径がφ2㎜の場合、約30㎜ 以上測定対象物に挿入してください。これは外気（保護管周辺）の温度影
響を受けにくくするためです。
4）再度 POWER キーを１秒以上押しますと、表示が消え本器の電源が切れます。

11

HOLD ／ REL 機 能● 測定中、温度変化が激しい場合など、HOLD キーを押すことにより、メインの数値表示部の表示が固定され測定値の読みとりが容易になります。このとき、サブの数値表示部には現在の温度測定
値が表示されていますので、必要な温度データをホールドしながら、現在の温度変化がわかります。
● HOLD キーをもう一度押すと REL 機能となり、固定した値からの変化量がメインの数値表示部に表示されます。温度が –199.9℃以下の場合は“OL”表示になります。この間、サブの数値表示部にはリアルタイム測定値が表示されます。測定値が変化するたびに、固定した値からの変化量をメインの数値表示部に表示されます。
● 再度 HOLD キーを押すと、通常測定モードに戻ります。
※HOLD および現在温度（サブ 7セグメント）表示の解除
HOLD 表示のとき、SET／CLEAR キーと HOLD／REL キーを同時に押しますと HOLD 表示および現在温度（サブ 7セグメント）表
示が消えます。解除する場合は、HOLD／REL キーを押しますと解除されると共に REL 表示となり、もう一度 HOLD／REL キーを押すと通常測定モードになります。

12

MAX ／ MIN 機 能● 最高温度・最低温度表示1）通常測定モード時に MAX／MIN キーを一回押し、つぎに SET／
CLEAR キーを押すと最高・最低温度記録がスタートします。
2）つぎに MAX／MIN キーを押すことにより、最高・最低温度記録
スタート設定時点からの最低温度記録値が表示されます。
3）再度、MAX／MIN キーを押すことにより、１度、通常測定モードに戻ります。再度、MAX／MIN キーを押すことにより、最高・
最低温度記録スタート設定時点からの最高温度記録値が表示されます。
4）以降、右図のような順で測通常測定モード
定ができます。
5）SET／CLEAR キ ー を 押 す
最低温度表示最高温度表示ことにより、本器に記録されている最高温度・最低温度値がクリアされます。本器は記録デー
タがクリアされた時点からの最高温度・最低温度を記録スタート
します。
※最高温度・最低温度表示中、サブ７セグメントには、現在温度が表示されます。
● 最高温度・最低温度のアラーム設定
1）通常測定モード時に SET／CLEAR キーと MAX／MIN キーを同時に押した時点でサブ７セグメント LCD に最高温度のアラーム設定ができ、もう一度 SET／CLEAR キーと MAX／MIN キーを同時に押しますと最低温度のアラーム設定ができます。アラーム
温度の設定は UP キー、DOWN キーにて行ってください。
2）SET／CLEAR キーを押すことにより、 が表示され、アラーム
設定モードになったことを表します。
3）アラーム設定の温度に到達しますと、 が点滅すると共にブザー
音にてお知らせします。
4）アラーム設定モードを解除するには SET／CLEAR キーを押してください。 表示が消灯します。
5）通常測定モードに戻すには TIME キーを押すと通常測定モードに
戻ります。
13

オートパワーオフ機能● 本器はキー操作を約30分間行わなかった場合、電源が自動的に切れます。
電源の切り忘れによる電池容量の消耗を防ぎます。
● オートパワーオフ機能が作動する場合は、右表のようになっております。
○印一作動する
×印一作動しない

データ記録温度測定の方法

通常温度測定○各種設定モードについて

HOLD 機能×

MAX／MIN 機能

×マニュアル記録○

設定モードに入ると変更可能な数値が点滅します。数字はUPキーまたはDOWNキーにて変更することができます。次の設定モードに進むか、終了するときは SET／CLEARキーを押してください。通常測定モードに戻ります。

オート記録

×※

※オート記録中は、インターバル設
定によっては表示が消える場合があります。120 データ終了後はオートパワーオフが作動します。

《オートパワーオフの解除手段》
1）POWER キーを ON にします。

時計設定
本器の電源がONのときに POWERキーと TIMEキーを同時に押す
ことにより時計の設定が以下の手順でできます。項目ごとに設定後
SET／CLEARキーを押して、次に進んでください。
例：2015年4月1日10時53分設定● 年号設定

● 月設定

● 日設定

点滅

点滅

● 分設定

● 時設定

点滅

点滅

2）右図のようなテストパターンが表示されます。
点滅3）右図のように管理ナンバーの表示が出ます。
（約２秒間）
このときに SET／CLEAR キーを押します。
が表示され連すると液晶表示の右上に
続 ON のモードになったことが分かります。
4）温度表示になります
注：この連続使用状態でPOWER キーを
OFF にしますと、またもとのオート
パワーオフの状態に戻ります。
14● 設定完了

時計設定はマニュアル記録モードおよびオート記録モードどちらの使用時においても必要です。
注意：時計設定をしないままマニュアル記録、オート記録を行った場合、初期設定の年、月、日、時計の値が記録データに記録されます。
15

記録インターバル設定

マニュアル記録

本器の電源が ON のときに POWER キーと HOLD／REL キーを同時に押すことにより以下の図のように記録インターバルの設定ができます。
※記録インターバル設定はオート記録モード使用時に必要です。
● 出荷時、記録インターバルは１分に設定されています。10 分に設定したい場合、UPキーを押して、右図のように設定します。
SET／CLEAR キーを押すと通常測定モードに戻ります。また、この場合の現在時刻
が 13：06 ですと記録開始は毎正 10 分となっていますので 13 時
10 分から記録を開始します。（下表参照）

本器の電源がON のときにRECキーを押すと現在の測定値が記録されます。RECキーを押した瞬間、約 0.5 秒間 REC 表示とサブ７セグメントにファイルナンバーが表示されます。ファイルナンバーが180 件を超えたときは、REC キーを押して、サブ７セグメントにFULL と表示されると共にピーというブザー音が鳴ります。以降の測定値は記録されません。
記録データ操作中、電源をOFF にしても記録ファイルは保持され、もう一度電源ONで､記録ファイルは継続されます。
● 記録データの呼び出し
本器に記録データがある場合、TIME キーを１秒以上押すと、サブ
７セグメントに記録されたファイルナンバー、メイン７セグメン
トに記録温度値を表示します。温度値及びファイルナンバーの表
示は第１ファイルから記録順ごとに表示します。TIME キーを一度押し、再度押し続けるとファイルナンバー及び温度値が早送りできます。
SET／CLEARキーを押すと通常温度測定モードに戻ります。
もう一度記録データを確認したい場合は、同じ操作を繰り返してください。

（h：時間）
記録インターバル
記録開始

1分 2分 3分 5分 10分 30分 1h
毎正1分

2h

毎正10分

3h

4h

6h

12h 24h

毎正1時間

管理ナンバー設定
本器の電源がONのときに POWER キーと MAX／MIN キーを同時に押すことにより管理ナンバーの設定ができます。
●例－－－ 佐藤担当（誰が）－－－ 実験室の保温箱（何を管理）● 上記は、一つの例です。お客様のお考えでご利用ください。
※管理ナンバー設定はオート記録モード使用時に利用できます。ナンバーは 00 ～ 99 まで 2 カ所設定可能です。

注意：本 器に前回の記録データが残っていますと新たに、電源を OFFにしても記録モード設定ができませんので、通常温度測定表示中に、POWER キーと SET／CLEAR キーを同時に押し、次に SET／CLEARキーのみを押し記録データをクリアしてください。オー
ト記録モードの場合も同じです。

注意※各種設定モードに入る場合、POWER キーとその他必要なキーを同時に押す必要があります。POWER キーのみを先に押した
場合、本体の電源が切れてしまいますのでご注意ください。
16

17

オート記録本器の電源がON のときにRECキーとMAX／MINキーを同時に押すと測定値の記録がスタートします。記録が開始されると REC が表示され、サブ７セグメントにファイルナンバー“F ??”とサンプリン
グデータカウント“d ??”が交互に表示されます。ファイルナンバｰが120件を超えたときに、REC キーを押すと、FULL と表示されると共にピーというブザー音が鳴ります。
以降の測定値は記録されません。
● 記録データの呼び出し
本器に記録データがある場合、TIME キーを１秒以上押すと、サブ
７セグメントに測定された時刻、メイン７セグメントにその時刻の測定値及び、その時刻までのインターバルの最高温度値、最低温度値、の順で表示します。記録温度値及び測定時刻の表示は第１ファイルから記録順ごとに表示します。TIME キーを一度押し、再度押し続けると測定された時刻及びその時刻の測定値、最高温
度値、最低温度値が早送りできます。
SET／CLEARキーを押すと通常温度測定モードに戻ります。
もう一度記録データを確認したい場合は、同じ操作を繰り返してください。
注意：記録途中で終了し、記録データを確認したい場合は、REC キーを押すと、REC とファイルナンバー表示が消え記録を中止します。
その後上記の記録確認の操作を行ってください。
注意：オート記録モードからマニュアル記録モードへそのままでは移行
できません。本器に残っている記録データを以下の操作でクリアしてください。通常温測定表示中に、POWER キーと SET／
CLEAR キーを同時に押し、次に SET／CLEARキーのみを押しま● RECをスタートさせた時間に対してパワーオートオフの時間が経過した後、液晶表示がいったん消えます。
（但し連続表示は除外します）その後はインターバル設定により表示、オン・オフを繰り返して120デ ータまでデータをとり続けます。インターバルの設定時間が長くなるほど表示が消えている時間も長くなっていますが、表示不良ではありません。
注意：オート記録の終了時には下記事項をご確認の上取り扱ってください。

1：終了時には必ず先に本体の電源をOFFにしてください。
電池または、ACアダプタ使用のどちらも同様の処置をしてください。
2：AC アダプタでON のまま終了させる場合には、必ず本体と接続されていますプラグを先に抜いてください。但し、この場合でも本体に電池がセットされていることが必要です。
3：ON のままでAC アダプタの100Ｖ電源を先に抜きますと、強制終了の形になりデータが消去されます。
記録
インターバル
記録開始

1分
5分
1
2分
30分
10分
時間
3分
毎正
1分

毎正10分

2h

3h

4h

6h
12h
24h

毎正1時間

表示間隔時間

連続表示

30
1
2
3
5
10
秒毎 分毎 分毎 分毎 分毎 分毎

表示時間

－－－－

約７秒間
（ｈ：時間）

すと記録データはクリアされます。この後マニュアル記録設定をすることができます。

※記録インターバル設定についてはP.16に記載されていますが、その設定した後の経過表示が、次ページの表のようになります。
18

19

● オート記録をご使用中に電池が少なくなったり、また何らかの事

情で電源を切り替える場合、下記の内容に注意してください。
⑴ 電池からACアダプタに切替えるとき。
⑵ ACアダプタから電池に切替えるとき。
⑶ 電池を交換するとき。
上記 ⑴ ～ ⑶ のいずれかにおいても電源を切替える場合は、必ず本
体操作ボタンのPOWERキーをOFF の状態にしてから行ってください。
（約50秒以内）その後POWERキーをON にすればデータは消えない
で継続して作動しています。
もし、POWERキーをOFF にしないで交換、切替え操作を行いますと、オート記録が停止などの誤作動、または誤表示することがありますので絶対にしないでください。

記録データのプリンタ印字方法
本器とプリンタの接続
1）本器の電源とプリンタの電源が切れていることを確認しプリンタ
接続ケーブルをプリンタと本器プリンタ接続端子に接続してください。
（P.8参照）
2）プリンタ付属の説明書をよくお読みください。
プリンタは、専用プリンタ（オプション）となります。
3）お求めは、お買い上げ店または弊社サービスネットワークにおたずねください。

プリントアウトの方法
1）プリンタの電源がONになっている事を確認してください。
2）本器の電源がON のときにPOWERキーとRECキーを同時に押すと、“Prn”が表示されプリンタが印字を開始します。
※また、同様にREC キーを３秒以上長押しすることで印字を開始します。
3）印字データは第１ファイルから最終ファイルまで出力します。
4）プリント後も、本体にデータは残っています。		

20

21

マニュアル、オート記録印字例

本器のエラー表示について● マニュアル記録印字例

ｵﾝﾄﾞｿｸﾃｲﾃﾞｰﾀ● エラー表示はメイン７セグメント LCD 部に表示されます。

 ﾌﾟﾘﾝﾄ日時 2015年1月23日
ｾﾝｻｰ :K1, ｶﾝﾘｺｰﾄﾞ : No.00-00
（℃）

Rec

月日

時  分

001
002
003
004
005
006
007
008
009

9/23
9/23
9/23
9/23
9/23
9/23
9/23
9/23
9/23

11:52
11:58
12:35
12:37
12:45
12:46
12:47
12:48
12:58

ｵﾝﾄﾞ

25.9
25.0
25.7
25.1
25.1
25.0
24.5
25.5
26.9

ﾌﾟﾘﾝﾄ日時 2015年1月23日
時 分

ﾍｲｷﾝ

001
002
003
004
005
006
007
008
009

9/22
9/22
9/22
9/22
9/22
9/22
9/22
9/22
9/22

11:31
11:33
11:35
11;37
11:39
11:41
11:43
11:45
11:47

25.9
25.0
25.7
25.1
25.1
25.0
24.5
25.5
26.9

測定温度が上限を超えている。

Er：Lo

測定温度が下限を超えている。

センサが断線している。

ｾﾝｻｰ :K1, ｶﾝﾘｺｰﾄﾞ : No.00-00
（℃）
月 日

Er：Hi

対策

すみやかにプローブを測定
対象から取り外し、測定範囲内に戻してください。

プローブが接続され プローブを正しく接続して
ていない。
ください。

● オート記録印字例（記録インターバル２分の場合）

Rec

原因

測定温度が更に範囲を超えている。

注意：文字の書体及び大きさは、実物と異なります。

ｵﾝﾄﾞｿｸﾃｲﾃﾞｰﾀ

エラー表示

ｻｲｺｳ
25.9
33.1
25.7
25.1
25.1
39.9
72.5
87.6
32.4

プローブの接続が悪いか内部での断線です。
断線と考えられる場合は使用を中止してください。

プローブ内部で使用を中止してください。
ショートしている。

ｻｲﾃｲ
25.0
25.0
25.1
25.0
25.0
20.3
24.5
25.5
26.8

注意：文字の書体及び大きさは、実物と異なります。

22

23

● SK–S108K

堆肥用● センサには下記の種類のものが用意されています。使用目的に合わせセ● SK–S109K

アスファルト用

ンサをお選びください。その他特注センサについても製作いたします。
サーミスタ
コード1.1m付（SK―S102Tを除く）● SK–S110K

オプションセンサのご紹介● SK–S100T

標準センサ

液体、粘性体、半固体用–30 〜 199.9℃

φ2×100㎜

食品、ゴム質用
先トガリ、液体、粘性体、半固体用–30 〜 199.9℃ φ3×100㎜● SK–S101T

先トガリセンサ（食品用防水型、低温）–30 〜 199.9℃ φ3×120㎜● SK–S101WT

熱電対
（Ｋ）

● SK–S102T

耐圧、水温測定用

コード 10m 付（醸造、水産）–30 〜 100℃ φ17×123㎜

直腸温度測定用
30.0 〜 50.0℃ φ3×110㎜● SK–S103T

空気測定用（オフィス、倉庫）–30 〜 150.0℃
φ 5 × 21㎜＋φ 2×80㎜（先端部）● SK–S201T※クラス１表記以外のものはクラス２です。
標準センサ
液体、粘性体、半固体用–100 〜 300℃ φ2.3×150㎜（クラス１）
食品用防水型
センサ（低温）–100 〜 300℃ φ2.3×150㎜（クラス１）● SK–S100WK

一般測定用
液体、粘性体、半固体用–100 〜 700℃ φ3.2×250㎜（クラス１）● SK–S101K

中・高温用センサ
粘性体、半固体用
0 〜 800℃ φ4.8×500㎜（クラス１）● SK–S102K

24

0 〜 300℃ φ5×250㎜
極細投込

0 〜 200℃ φ2.0×85㎜
先トガリ● SK–S301K

0 〜 600℃

静止表面用（ロングサイズ・中温）
0 〜 600℃ 先端部φ17×21㎜● SK–S302K● SK–S303K（中高温）
0 〜 800℃● SK–S103K● SK–S305K

静止表面用（90°角度可変、中温）–30 〜 500℃ 先端部φ17×36㎜● SK–S306K

静止表面用（低温）● SK–S307K

静止表面用–30 〜 250℃ 先端部φ10×12㎜（一般測定、低温）–30 〜 400℃ 先端部φ17×25㎜
静止表面用（中温）●
先端部φ25×40㎜
SK–S308K 静止表面用

静止表面用Ｌ型
先端部φ10×12㎜

静止表面貼付用
0 〜 300℃ 17×14×t0.6
耐熱コード 3m 付

● SK–S304K

コード1.1mつき（SK―S105K､SK― S304Kを除く）● SK–S100K

0 〜 300℃ φ8×900㎜（Ｌ型センサ、中温）–30 〜 600℃ 先端部φ17×30㎜● SK–S401K

曲面表面用（パイプ等）● SK–S402K

回転表面用（ローラ型）

0 〜 250℃ 先端部 30×35×60㎜

0 〜 300℃ 先端部 25×50×25㎜

静止表面用（マグネット型）
0 〜 200℃ 先端部φ30×12㎜● SK–S403K

アスファルト用先トガリ（オールステンレス、耐熱コード付）
0 〜 300℃ φ5×250㎜
高感度測定用液体、粘性体–100 〜 300℃ φ１×1000㎜● SK–S104K

デープレックス
ワイヤーセンサステンシールド
コード 0.3m 付–100 〜 300℃ φ0.65×10m● SK–S105K

その他のオプション●S K―1250MC Ⅲシリーズ・SK―1260 用 AC アダプタ MC―AD06150―1

DC6V 150mA 以上●専用プリンタ（AC アダプタ付）

アスファルト用（取手樹脂）先トガリ
0 〜 300℃ φ5×250㎜● SK–S106K

高温用センサ
0 〜 1000℃ φ4.8×1000㎜（クラス１）（材質：インコネル）● SK–S107K

25

仕 様

仕 様

製品名

防水型デジタル温度計

製品名

型式

SK–1260

型式

SK–1260

製品番号№ 8080 - 05（センサツキ）

製品番号№ 8080 – 00（センサナシ）

測定範囲

←
←

測定範囲

サーミスタ ｰ30.0〜199.9℃
熱電対（Ｋ） ｰ99.9〜1250℃

防水型デジタル温度計

サーミスタ ｰ30.0〜199.9℃
分解能

熱電対（Ｋ）● 本体精度・0.0 〜 199.9℃
・ｰ 99.9 〜 ｰ 0.1℃ ・200 〜 1250℃±（0.1% r d g +0.3℃）± 0.5℃       ±（0.2% r d g +1℃）
● SK–S100K センサ精度（ｰ100 〜 300℃）
クラス１
（JIS）
± 1.5℃ / ｰ40℃以上 375℃未満± 0.004・ｔ /375℃以上 1000℃未満

記録件数

マニュアル記録：180件

接続可能センサ

サーミスタ、熱電対（Ｋ）

防水性

オート記録：120件

熱電対（Ｋ）● 本体精度←● センサ精度※センサ精度は接続するオプションセンサの型番で異なります。

記録件数

←

接続可能センサ←

防水性

JIS C 0920「保護等級 IPX4」に準拠

※

電源

←

電池寿命

←

本体

←

本体
標準センサ
プローブ

付属品

ABS樹脂
感温部：ステンレス（SUS 316）
握手部：耐熱 ABS 樹脂
Ｈ175×Ｗ66×Ｄ25ｍｍ
約0.2kg（電池含む）● 本体ソフトケース  ● 標準センサ（SK―S100K）１本  
● マンガン乾電池（４本）● 検査合格証１枚● 取扱説明書１冊  ● お客様製品登録のお願い1枚※防水性とはセンサ接続時に依るものです。

材質

単４形乾電池×４本・ACアダプタ（オプション）
マンガン：連続180時間 アルカリ：連続280時間

材質

電源
電池寿命

外形寸法
本体質量

26

←

←
測 定 精 度測 定 精 度サーミスタ
● 本体精度   ± 0.2℃
● センサ精度 ±（0.1%rdg ＋ 0.2℃）/0.0 〜 150.0℃±（0.2% r d g ＋ 0.4℃）/ ｰ 30.0 〜ｰ 0.1､150.1 〜 199.9℃

※

←
分解能

熱電対（Ｋ） ｰ99.9〜199.9℃ ：0.1℃
200〜1250℃  ：   1℃

標準センサ
プローブ
外形寸法
本体質量
付属品

←
←
● 本体ソフトケース  ● マンガン乾電池（４本）● 検査合格証１枚  ● 取扱説明書１冊● お客様製品登録のお願い1枚※防水性とはセンサ接続時に依るものです。

27

保証規定

サービスネットワーク

1）取扱説明書の注意にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後１年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
2）修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
3）保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
イ．誤用、乱用および取扱不注意による故障
ロ．火災・地震・水害等の災害による故障
ハ．不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ．使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ．消耗品および付属品の交換
へ．本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
4）本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。

本 社 営 業 部 東京都千代田区神田西福田町３番地 〒 101―0037
TEL 03―3254―8110㈹
FAX 03―3254―8119

品質保証書
品名

本保証書はアフターサービスの際に必要となります。お手数でも※印箇所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。

防水型デジタル温度計

型式

東 京 営 業 所 東京都板橋区南常盤台 2―9―18
〒 174―0072
TEL 03―3958―2351㈹
FAX 03―3957―5986
大 阪 支 社 大阪市中央区内平野町 2―1―10
〒 540―0037
TEL 06―6944―0921㈹
FAX 06―6944―0926
仙 台 営 業 所 宮城県柴田郡村田町西ケ丘 25―1
〒 989―1304
TEL 0224―83―4781㈹
FAX 0224―83―4770
名古屋営業所 名古屋市中区大須 1―3―6 
TEL 052―204―1234㈹

〒 460―0011
FAX 052―204―1123

富 山 営 業 所 富山県富山市二口町 5―2―3
TEL 076―494―3088㈹

〒 939―8211
FAX 076―494―3090

福 岡 営 業 所 福岡市博多区博多駅前 4―18―26
博多エイトビル 4F
TEL 092―451―1685㈹

〒 812―0011

FAX 092―451―1688

ＳＫ １２６０

※お客様名
※お客様名
※ご住所

※ＴＥＬ

（

）

＊以下につきましては、必ず販売店にてご記入捺印ください。
お買いあげ店名
ご住所
お買いあげ年月日

ＴＥＬ

（

）

年

月

日

〒１０１ ００３７
東京都千代田区神田西福田町3番地
03-3254-8111

28

FAX 03-3254-8123

URL：http://www.sksato.co.jp/● 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
29

O.12