HIC192

ほこりセンサ空間に浮遊するほこりに赤外線を照射し、その散乱光を検出することで、ほこり量を検出するセンサです。信号処理回路により、ほこり濃度をPWM信号で出力します。
This sensor which detects the amount of dust by irradiating the floating dust in thespace with infrared rays and detecting the scattered light.
It has a built-in signal processing circuit and output the dust density as a numericalvalue.
小型ファンレスタイプ、吸引のための小型ファン設置が必要。
センサ本体寸法 30mm×25mm×12.8mm （当社調べ業界最小）。

写真

Small fanless type.Needs a small fan for suction.
Sensor body dimensions 30mm x 25mm x 12.8mm (the smallest we researched).

(Ta＝25℃)● 単位体積あたりのほこり量を検出

Item

Detects the amount of dust per unit volume.
● 検出対象粉じん径
Dust to be detected : 0.5～2.5μm● 検出粉塵量
Detected dust amount : 20～200μg/m3● 検出分解能
Detection resolution : 5μg/m3● 嵌合コネクタ
Connector：JST S3B-ZR-SM4A (3pin,2mmPitch)

SymbolRating

Unit

電源

電圧

Supply voltage

Vcc

6V

負荷電流

Load current

Iout

100mA

動作

温度

operating temperatureTopr

0～＋45℃

保存

温度

Storage temperature

Tstg－30～＋70℃

空気清浄機、室内エアコン、車内空調（環境測定機器）
AIスピーカー
Air cleaner, indoor air conditioner, interior air conditioning,
environmental measurement equipment、AI speaker.

(Ta＝25℃)

SymbolConditions

Min.

Typ.

Max.

Unit

Supply voltage

Vcc-4.555.5V

ハイレベル出力電圧

Output voltage at High-level

VoH

Vcc=5V

4.0--

V

ローレベル出力電圧

Output voltage at Low-level

VoL

Vcc=5V--

0.7

V

出 力 パ ル ス 幅

Output pulse cycleT-

1--msec

消Supply current

Icc

--

2630mA

Item
電源

費

電電圧流

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

HIC192

ほこりセンサ■煙出力特性HIC192出力 Lowカウント数 HIC 192 output Low count number [count](30sec測定の合計値 Total value of 30 sec measurement)

Smoke-Output characteristics

6.E+0638

埃濃度 Dust concentration [μg/m^3]
190

380

5.E+06

4.E+06

3.E+06

2.E+06

1.E+06

0.E+000.E+00 1.E+04 2.E+04 3.E+04 4.E+04 5.E+04 6.E+04 7.E+04 8.E+04 9.E+04 1.E+05※カウント数はBeckman
Coulter製のHHPCでカウントしています。
パーティクルカウンタ出力Particle counter output [count](HHPC3+1.0μm
particle、1.42L/30sec)
The count number is counted by HHPC made by Beckman Coulter.

HI: Over 4.5V

LOW: Under 0.7V

出力パルスLow時間
Output pulse Low time
測定時間 30sec
Measurement time 30 sec

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

ほこりセンサHIC192■Arduino 参考プログラム
Arduino Sample program// Arduino Uno Sample code by kodenshi 2018.3.16#define HIC192_OUT_PIN 8//デジタルPIN8へ出力#define BAUDRATE
9600#define SAMPLING_TIME 30000 //30秒
long output_lowpulse_usec;
long output_lowpulse_ttl = 0;long starttime;
void setup() {Serial.begin(BAUDRATE);
pinMode(HIC192_OUT_PIN,INPUT);
starttime = millis();}void loop() {output_lowpulse_usec = pulseIn(HIC192_OUT_PIN, LOW);
output_lowpulse_ttl = output_lowpulse_ttl+output_lowpulse_usec;
if ((millis()-starttime) > SAMPLING_TIME) {Serial.println(output_lowpulse_ttl);
starttime = millis();output_lowpulse_ttl = 0;}}

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

HIC192

ほこりセンサ

問い合わせ先/A REFERENCEURL http://www.kodenshi.co.jp■ （西日本）本社 営業推進(西）■ （東日本）コーデンシTK株式会社 営業推進

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.