DIGEST 2022-2023
ダイジェストカタログ

次世代に革新的なテストソリューションを

TEST & MEASUREMENT SOLUTIONS
イーサネット・トランスポート・WiFi測定器
CATV/衛星アナライザ, RFスペクトラムアナライザ
光計測器(OTDR, OPM, OLS, VFL, OSA)

イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

RxT1202/6402

モジュラー型 デュアルポート400GE テスタ
400G 2ポート同時測定に対応

概 要
RXT-1200は、業界で最も柔軟でコンパクトかつ拡張性のあるハンドヘルドテスタです。
RXT-1200™ プラットフォームは、通信サービスプロバイダの効率性と生産性を向上させる課題に対応します。この柔軟なテスト プラットフォームは、64kから400Gテスト
機能を有しコアからアクセスまであらゆるリンクとサービスに対応したRXTテストモジ
ュールを実装することができます。

特 徴■ 400G QSFP-DD 2ポートを含む4ポート同時テストが可能■ クラス世界最小・最軽量(3.6Kg)で持ち歩き可能なデュアルポート400Gテスタ■ アクセスからコア、および64k～400Gまでのレートに対応■ 400GBASE-SR8,FR8,LR8,DR4,FR4,LR4,CR8,CR4,400ZR/ZR+をサポート■ イーサネット/FC、OTN/SDH/SONET/PDH/DSn等多くの機能をサポート■ QSFP-DDプラグに温度センサを内蔵して内部の温度表示と外部温度のモニタが可能■ QSFP-DDの温度監視とプラグ温度モニタで光モジュールのシャットダウン保護機能を内蔵

テストインタフェース

RxT 6402モジュールの外観
QSFP-DD

テストポート

RxT6402

RxT6400QSFP56/QSFP28/QSFP+QSFP-DD (PAM4)

2

1

SFP-DD/SFP56/SFP28

OSFP (PAM4)-

1

QSFP56/QSFP28/QSFP+(PAM4/NRZ)22

SFP-DD/SFP56/SFP28 (PAM4/NRZ)

22

SFP+/SFP (NRZ)

2

2

RJ-45

2

2*

RJ48 and 3x SMA

1-

2x Clock I/O

2

2

400GE

可

可

200GE

可

可

100GE

可

可

40GE

可

可

25GE

可

可

OTU4

可

可

OTU3

可

可

10GBASE-X

可可100FX/1000BASE-X

可可

10/100/1000BASE-T

可

可

1G～16G FC

可可OTU1/2/1e/1e可可

STM64/16/4/1

可可OC192/48/12/3/1

可可

STM-1e/0eSTS-3/1

可-E4/T3/E3/E2/E1

可

-

SFP+

RJ45

RJ48

クロック I/O

QSFP-DD外部冷却ファン

アプリケーション

QSFP-DD22ポートを含む最大4ポート同時テストが可能イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

RxT1200+/6400

モジュラー型 100G/400GE テスタ
QSFP-DD/OSFPの両方に標準対応

RxT 6400モジュールの外観

OSFP
QSFP-DD

SMA外部
クロック入出力

SFP28/SFP+/SFP 2ポート

QSFP56/QSFP28/QSFP+

特 徴■ 400G QSFP-DDとOSFPの両方を標準サポート■ IEEE802.3bs・MSA準拠の400Gトランシーバをサポート■ ネイティブPAM4電気インターフェース■ レーンごとのポストとプリエンファシス設定■ アドバンス光トランシーバテストスイーツ機能■ 自動スクリプト機能で、現場での作業時間の短縮と設定条件簡素化が可能■ 400GBASE-SR8,FR8,LR8,DR4,FR4,LR4,CR8,CR4をサポート■ QSFP-DDとOSFPのプラグに温度センサを内蔵して内部の温度表示と外部温度のモニタが可能■ Webブラウザリモートコントロール機能: Microsoft Edge /Google Chrome 等を使って画面操作・測定結果 の表示・ 測定結果ダウンロード・スクリーン保存・ プロファイルの表示等可能

RxT6400/6402
・IEEE802.3bs 準拠 400Gイーサネット
・400GEフルレートスループット測定
・レイヤ1～4の400GEテストアプリケーション
・スループットテスト、フレーム損失、RTD・SDT測定
・エラー、アラーム、イベントカウンタ、レート測定
・エラーとアラーム挿入・測定
・IPv4、IPv6、VLAN、および MPLSのサポート
・最大16個のマルチストリームをサポート

フレーム設定画面

主な共通機能・QSFP-DD I2C（MDIO）レジスタリード/ライト機能・PCS / FEC、イーサネットレイヤー検証
・FECコードワードエラー分布解析
・アドバンスドKP4 FECストレステストとアナリシス
・マルチレーンアンフレームドBERTによる
PAM4シグナルインテグリティテスト
・光信号レベル（TXおよびRXレーン）、周波数測定
・パケットキャプチャ

FEC エラー挿入/エラー測定

ラウンドトリップ遅延時間測定

アドバンストランシーバテストスイーツ機能

電圧/温度/BERヒストグラム

トランシーバの内部温度とパッケージ温度

Pre/Post FECストレステスト結果

3

イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

RxT1200/6200

モジュラー型 100Gテスタ
100G 2ポート同時測定に対応
QSFP28/QSFP+

BNC

RJ48

RJ45
SFP28/SFP+/SFP

CFP4

SMA

(外部クロック入力)

サポートインターフェース

特 徴■ 小型軽量 1.5Mbps～100Gbpsまでのテストレートに対応■ フィールドサイズ 260×180×95㎜、約3.3kg バッテリ動作（約1.5時間）■ ２アプリケーション同時テスト可能、100G独立同時2ポートテストが可能■ CFP4とQSFP28 各1ポートor QSFP28 2ポート
■ SFP28にて25GE、25G eCPRI、24G CPRI、16G/32G FCに対応■ アドバンス光トランシーバテストスイート機能（オプション）■ QSFP28/SFP/SFP+ トランシーバI2C解析/診断チェック機能■ １GE /10GE IEEE1588v2 PTPに対応（オプション）■ 7インチTFTカラータッチパネルと日本語対応で快適操作■ EZ Remote機能でInternet経由のリモート操作が可能■ モジュール交換やオプション追加で機能拡張が可能
RxT4510 OSA、RxT4100＋ OTDR、DI-1000 光ファイバースコープ

光ポ ー ト
CFP4：100GE / OTU4QSFP28：100GE / 50GE / OTU4QSFP+：40GE/ OTU3SFP28 /SFP+/ SFP
・25GE、10GE、100FX /1000-X
・OTU2e、OTU1e、OTU2、OTU1・STM-64 /16 /4 /1/ 0、OC-192 /48 /12/3/1
・ファイバチャネル32G、16G、10G、8G、4G、2G、1G・CPRI 24.33G、12.17G、10.14G、9.83G、8.11G、6.14G、4.92G、3.07G、2.46G、1.23G、614.4M
・10G eCPRI /25G eCPR
電気ポ ー ト
RJ45：10 /100 /1000BASE-T
BNCおよびRJ48（工場オプション）
・ E1、E3、E4、STM-0、STM-1、T1、T3、STS1、STS3

主な機能

スループット、RFC2544、BERT測定、 SDT測定、RTD測定、片方向遅延測定、ループバック

4

レーン毎QSFP28 LR-4受信光パワー

eCPRIフレーム設定画面

100GE 100%スループットテスト結果

ラウンドトリップ遅延測定

光トランシーバ診断概要結果

I C 解析リードライト画面

イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

TX340S/TX340S-100GX

マルチサービスフィールドテスタ

概 要
TX300プラットフォーム用のTX340オプションは、OTN、SONET/SDH、PDH、イーサネット、ファイバ
チャネル、CPRI/OBSAI用の高度なテスト・ソリューションを提供します。また、OTDRモジュールを同時にインストールするなど、柔軟性のある テストソリューションを提供します。

3ポート同時測定に対応

特 徴■ 小型軽量 64k～100Gまでのテストレートに対応■ 自動スクリプト機能で、現場での作業時間の短縮と設定条件簡素化が可能■ 100GE 1ポート + 10GE/1GE 2ポート 3ポート同時測定■ 10GE 2ポート + STM64 2ポート 4ポート同時測定■ トランシーバ診断・I2C解析機能■ 1GE /10GE IEEE1588v2 PTPに対応■ 光OTDRモジュール搭載で光ネットワークの設置・保守が可能■ 4ポート独立にプロトコル設定・概要表示と起動・監視が可能■ VNC/Webブラウザリモート機能
Ａ 構成
・QSFP28/+: 100/40GE/OTU４/3（1ポート） ・SFP28: 25GE/25GeCPRI/32FC （2ポート）・IEEE802.3 bj RS-FEC に対応
B 構成
・1GE or 10GE or OTU2/OTU2e or SDH/SONET or 16G FC（4ポート）
・CPRI Layer2 614.4Mbps～12.165Gbps（4ポート）
共通構成
・SFP+：100BASE-FX、1000BASE-X、10GE、10GBASE-T、2.5/5GBASE-T
STM-0/1/4/16/64、STS-1/OC3/12/48/192、ODU0、ODUFlex、OTU1、OTU2、
OTU1e/2e（2ポート）
ファイバチャネル 1/2/4/8/10 /16G、CPRI：614.4Mbps～12.165Gbps
・10/100/1000BASE-T（2ポート） ・PDH/DSn：E1/2/3/4、DS1/3（1ポート）

TX340S

A構成： 100G 1ポート + 10G 2ポート

B構成: 10G 4ポート

時刻同期 1588v2 PTP 測定機能(1/10GE)
GPS入力

特 徴
■ 1000BASE-T、1000BASE-X、10GE、10GBASE-Tに対応■ マスタ・スレーブエミュレーション同時実行可能■ アトミッククロック（GPSホールドオーバー）による測定が可能■ プロトコルモニタ、キャプチャ、概要・詳細翻訳機能■ 外部USBメモリに長時間記録が可能■ 各種 PDV測定: Sync PDV、Delay_Req、PDVAsymmetry PDV、Round Trip PDV■ ITU-T G.8273.2に準拠したTE測定機能: 2wayTE、Forward TE 、Reverse TE■ パススルーモードでPTPトラフィックの解析可能■ ワンダー・位相測定■ SyncE(1GE/10GE)

クロック入力(SMA)

IEEE1588におけるTEの測定（現地でGPSアンテナを使用）

GPS

Grand Master

Boundary Clock

PTP (GbE)
PTP(GbE)

GPS

TE測定（Forward TE,Reverse TE,2Way TE）

5イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

MTX150 シリーズ

1G/10G ネットワークテスタシリーズ

概 要
MTX150は、レイヤ1～4+アプリケーションおよびファイバーチャネル用の完全に統合されたテストソリューションを提供します。頑丈で超ポータブルなフィールドテストセットは、メトロイーサネット、ビジネスサービス、インターネットアクセスなど最大10Gbpsのサービスの設置、検証、保守、トラブルシューティングに現場技術者が必要とするインタフェースや機能が盛り込まれています。

MTX150x

MTX150-10G

イーサーネットテストに対応

各種マルチサービスに対応

1G/10GE、
SDH/SONET 10G
1 ポートに対応
1GE/10GE
2ポートに対応
特 徴■ 10GE、1000BASE-X/100BAE-FX、10GBASE-T イーサネット
ファイバチャネル1/2/4Gのテストに対応

特 徴■ 10GE、1000BASE-X/100BAE-FX、10GBASE-T イーサネット
ファイバチャネル1/2/4Gのテストに対応■ STM-0/1/4/16/64 STS-1/OC-3/12/48/192のテスト■ PDH/DSｎ、DS1/T1、DS3/T3、E1、E2、E3、E4のテスト■ マイク/ヘッドセットを使用して選択したタイムスロットでの音
声通話が可能■ ISDN PRI CALL設定で着呼/発呼操作が可能

主な共通機能■ 見易い5インチTFTカラータッチパネル日本語対応■ 150×150×80mm、約1kg■ バッテリ動作 1GE/10GE：約3.5時間、STM16：約5時間■ TX300Sシリーズと同様のGUI■ VNC/Webブラウザリモート機能■ USB-Ethernet変換アダプタでネットワークに接続（オプション）■ 2.4GHz WiFi/Bluetoothに対応（オプション）■ WiFi2.4GによってスマフォテザリングでInternetへ接続■ EZ Remote 機能で Internet 経由のリモートが可能■ OPX-BOXe（OTDR）、光ファイバースコープ（オプション）

光ファイバースコープ DI-1000

OPX-BOXeでOTDR測定が可能

6

スループット測定結果

ラウンドトリップ遅延時間測定

サービス停止時間測定

ファイバチャネルフレーム設定

ISDN PRI CALL設定

ISDN 発信設定

イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

WX150

WiFi Air Expert

WiFi6に対応

All-In-OneタイプのWiFiスペクトラムアナライザ

概 要
WX150は、All-In-Oneモデルのコンパクトで軽量な
WiFiテストセットです。WiFiネットワークの検出、調査、最適化、スループットテスト、トラブルシューティン
グに必要なすべての機能をコンパクトな筐体で提供します。また、内蔵された2.4G/5G帯スペクトラムアナライ
ザによりWiFi以外の干渉波を視覚化しパフォーマンス低下となる要因を取り除くために有効な機能です。

特 徴■ 小型軽量 150x150x80mm、約1.1kg■ バッテリ動作約8時間■ 802.11a/b/g/n/ac/ax MIMO 2x2:2 アンテナ
ac : 最大1.3 Gbps、ax : 最大10.53 Gbps
■ 非WiFi電波環境を可視化する2.5/5GHzWiFiスペアナ機能■ AP/クライアントの検出

スペクトラムアナライザ

コードレス電話、Bluetoothを含む非WiFi電波の特定に有効なツール。レベル、密度、ウォーターフォールグラフでの解析が可能です。

信号レベル
ビュー

指定したアクセスポイントからの受信レベルやノイズレベ
ルをリアルタイムに測定する機能です。

■ 同一チャネル数、重複チャネル数の表示■ 信号及びノイズレベルの追跡により受信レベルの問題解析■ V-Perf 機能と専用 V-プローブレスポンダを使用、スループットテストでネットワークパフォーマンスの確認が可能■ 有線LAN/PoEテスト機能（RJ45 10/100/1000BASE-T）

AP（アクセスポイント）

検出

検出されたすべてのWiFiアクセスポイントのSSID、チャネ
ル、セキュリティ、信号/ノイズレベルなどを一覧表示する
機能です。

V-Perf
スループット試験ネットワークにTCP/UDPのトラフィックを送信しパフォー
マンスを測定し、上り下り方向のWiFiネットワークスピー
ドを診断します。

7

イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

MPA

マルチプロトコルアナライザ

QSFP-DDに対応

トランスポート/WDM 機 器 の 開 発・ 製 造・ 評 価 に 貢 献
概要
MPA マルチプロトコルアナライザは、研究開発、製造テスト環境の要求に合わせて特別に設計された最先端のトラフィック生成・解析用プラットフォームです。MPAは、イーサネット/IP、OTN＆SDH/SONET、ファイバーチャネル向けに1G～400Gの独立したマルチポートの同時テス
トを提供します。先進的で柔軟なFPGAベースのテストモジュールにより、新たな規格に対応した将来性のあるハードウェアを提供します。
様々なライセンス・ベースのテスト・オプションをサポートします。
®

MPM-10G

MPM-600G

MPM-100AR
MPM-400AR QSFP-DDｘ2

400GE/200GEx2ポート100Gx13ポートor 25Gx12ポート or 10Gx12ポート
特 徴■ デュアルポートで400/200/100GEに対応したMPM-400ARモジュール（4スロット）■ コンパクトなフォームファクタ（1U x 19インチシャーシ）ですべてのテストレートに対応■ MPA 1台に対してリモートGUIを使用した20ユーザによる各ポート独立操作可能■ インタフェース切替時間が非常に速く待ち時間が短い為、開発スピードがアップ■ 新たな規格のハードウェアに柔軟に進化可能なFPGAベースのテストモジュール

各モジュールの主な機能

MPM-600G
MPM-600GQSFP28(ポート数)

100GbE

6

100Gbe RS-FEC

6

OTU4

6

■ 独立した6個のQSFP28ポートで600G対応■ 1Uサイズで最大40G/100G x13 ポートに対応■ 100GE/OTU4に対応■ 40GE/OTU3に対応■ OTNCn（n = 1～6）とFlex-Eをサポート■ Flex-E Shimおよびカレンダーレイヤ、エラーアラーム監視とオーバーヘッド/マルチフレーム生成と監視

QSFP+(ポート数)

40GE

6

OTU3

6

0TUCn(n=1〜6)

6

Flex-E1

MPM-100AR

MPM-10G■ OTU4/3、40G/100GBASE-LR4/SR4■ デュアルポート SFP+/SFP28（10G/25GE）に対応■ PCSとRS-FECレイヤの検証機能■ ライン周波数オフセット±300ppmとランプ(ステップ可変)機能
MPM-100AR

1

100Gbe RS-FEC

1

OTU4

1

QSFP+(ポート数)

SFP28(ポート数)

MPM-10G

10G Multi-Protocol Module

SFP/SFP+ Electrical
SFP(ポート数) (ポート数)

40GbE

1

OTU2, OTU1, OTU2e/1e, OTU2f/1f

2

OTU3

1

10GbE LAN/WAN, 2.5GbE, 1GbE, 100Mbps Ethernet

22

1/2/4/8/10 Gbps Fibre Channel

22

OC-192/STM-64 ～ OC-1/STM-0

2

10GbE

2

10/100/1000 BASE-T

10G/16G/32G FC

2

25GbE
25GbE RS-FEC

８

QSFP28(ポート数)

100GbE■ 10GE、2500BASE-X、1GE、10/100/1000BASE-T■ SONET/SDH OC1～192 STM0～64マルチチャネルテスト■ G.709 FECストレステスト機能■ OTU2、OTU2e、OTU1e、OTU2f、OTU1f、OTU1■ マルチチャネルOTNテスト機能で測定時間短縮■ OTU2（4xODU1)、(8xODU0）、OTU1（2xODU0）■ ファイバチャネル 1/2/4/8/10G2

イーサネット・トランスポート・WiFi測定器

MPM-400DCO テストモジュール

DCO及びQSFP-DDポートに対応

特 徴■ 400GCFP2-DCOおよびQSFP-DDポートをサポート■ 400GE、200GE、4x100GE、100GE、50GE、およびOTU4に対応■ 最大400Gのクライアントを使用したFlexE400GE、200GE、100GE QSFP PHYテスト■ コヒーレントCFP2-DCO、QSFP-DD ZR、およびQSFP56/28トランシーバのサポート■ CFP2およびQSFP-DDポートは、PAM4モードとNRZモードの両方の動作をサポート■ デュアル独立ポート操作■ 400G-CFP2 DCOトランシーバーがサポートする内部光学性能監視統計表示（波長分散：CD、微分群遅延：DGD、二次偏波モード分散：SOPMD、PLD：偏波依存損失、SNR：信号雑音比等）■ 統計監視を通した使用目的を満たすネットワークのパフォーマンスの確認

MPM-400AR テストモジュール

QSFP-DD

2ポートに対応

特 徴■ IEEE802.3bs準拠400Gイーサネット■ 400GBASE-LR4,FR4,DR4,ZR4,SR8,FR8等に対応■ PCS / FEC、イーサネットレイヤー検証■ FECコードワードエラー分布解析■ アドバンスドFECストレステストと解析機能■ QSFP-DD モジュール診断チェック機能■ QSFP-DD I2C（MDIO）解析機能

インタフェース

規格

ポートタイプ(400DCO)

ポートタイプ(400AR)

ポート数

400GE KP4 FEC

400GAUI-8 PAM4

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD

2

200GE KP4 FEC

200GAUI-4 PAM4

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD

2

200GE KP4 FEC

200GAUI-8 NRZ

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD24x100GE KP4 FEC

4x 100GAUI-2 PAM4

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD

2

100GE KP4 FEC

100GAUI-2 PAM4

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD&QSFP56

2100GE KP4 FEC

100GAUI-4 NRZ

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD&QSFP56

2100GE KR4 FEC

CAUI-4 NRZ

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD&QSFP56

2

100GE

CAUI-4 NRZ

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD&QSFP56

250GE KP4 FEC

50GAUI-2 NRZ

QSFP-DDQSFP-DD&QSFP56

2

OTU4 OTL4.4 ODU4 Bulk

4x25G NRZ

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD&QSFP56

2FlexE – 1x 400GE KP4 FEC

400GAUI-8 PAM4

QSFP-DDQSFP-DD

1

FlexE – 1x 200GE KP4 FEC

200GAUI-4 PAM4

QSFP-DDQSFP-DD1

QSFP-DDQSFP-DD

1

FlexE – 1x 100GECAUI-4 NRZ

Unframed Lane BERT、PRBSQ

53.125G～56.42 PAM4

およびSSPRQテストパターン

9.95G～28.21G NRZ

CFP2 & QSFP-DDQSFP-DD&QSFP56
or SFP56

2

９

CATV/衛星アナライザ, RFスペクトラムアナライザ

CX380SJNEWCATVスペクトラム・デジタルアナライザ

HFC～FTTHシステムの保守に最適なCATVメンテナンステスタ BS/CSパススール測定に対応
概要
VeEX の新しいCX380SJ は、業界で最も多彩な機能を実装した先進スペ
クトラムアナライザで、マルチスタンダード テストソリューションを提供します。高解像度のカラータッチスクリーンを搭載しており、1.8 GHz
スペクトル解析、多彩なデジタルチャンネル測定、全チャンネル高速測定(VeCheck)、TDR、DMM、光測定およびイーサネットのテストなどの機能を備えています。高精度に測定可能で包括的なチャンネル測定には、シングルチャンネル、高速フルバンド測定、リアルタイムレベルスキャ
ン、チルトなどが含まれます。

特徴
外観(上面)■ 小型軽量 W290 × H140 × D66 mm, 2.5kg■ 高速掃引・低ノイズフロア(1dBuV)・高レベル確度・高ダイナミック
スペアナ & CATVレベルメータ
レンジを実現したスペクトラム測定
光パワーメータ■ MER 45dB(QAM信号)まで測定可能な64/256QAMのMER/BER/LEVEL/
衛星BS/CS
TDR
コンスタレーション測定
テスタ■ 地上波デジタル(ISDB-T)のMER/BER/コンスタレーション測定■ BS-IF, CS-IF(ISDB-S/S3)のCNR/BER/コンスタレーション測定■ 全チャンネル高速測定(100QAMチャンネルを約3分でスキャン)■ DOCSIS 3.1 OFDM解析(MER、C CWE、U CWE、LEVEL)■ チャンネルサーチ機能■ 上りパイロット信号発生機能（任意周波数の2波）■ 光測定（パワーメータ、OTDR、光ファイバースコープ）■ WiFiスペクトラム・WiFiスキャン(SSID, 同一・重複ch)
多彩なハードウェアオプション(OTDR, WiFi, 光ファイバースコープ)■ TDRテスト及びAC/DCテスタ

10

BS/CS(左旋、右旋)のデジタル解析

全チャンネル高速測定

CATVデジタル(256QAM)解析

スペクトラムアナライザ

WiFi電波測定

OTDR測定CATV/衛星アナライザ, RFスペクトラムアナライザ

CX380C最新HFCメンテナンステスタ

CATVメンテナンスフィールドテスタ
パワフルでコストパフォーマンスに優れた
CATV保守ツール
特 徴■ 高速掃引・低ノイズフロア(1dBuV)のスペクトラムアナライザ機能■ VeCheck 全ch高速フルバンドスキャン(MER/BER/LEVEL)■ チルト, シングルチャンネル測定など包括的レベルメータ■ 周波数特性を検証するSweepテスト■ DOCSIS 3.1 OFDM測定(CWE, MER, サブキャリアスキャン)■ モデムエミュレーション試験(DOCSIS3.0, 3.1)
■ QAM/ISDB-T(地上波デジタル)のMER/BER/LEVELテスト■ 光パワーメータ■ TDR及びDMMテスト

CX310

廉価版DOCSIS3.1テスタ

DOCSIS3.1ハンドヘルドインストールテスタ
特 徴■ 周波数レンジ: 5～1218MHz■ DOCSIS3.1 OFDM解析(MER、C CWE、U CWE、LEVEL)■ シグナルレベルメータ(シングル、全チャンネル)■ 64 /256QAMのMER/ BER測定■ DOCSIS3.1 OFDMテスト■ ケーブルモデムエミュレーション試験■ 簡易スペクトラムモニタ機能■ サイズ/ 質量：W150 × H150 × D80mm, 1.1kg■ バッテリーでの駆動時間：4時間以上(スタンバイ時12時間以上)

AT2500-3G

高性能スペクトラムアナライザ

CATVスペクトラムアナライザ
ヘッドエンド標準機としての測定精度とダイナミックレンジ
特 徴■ 3GHz対応した高精度スペクトラムアナライザ■ ダイナミックレンジの拡張（80dB）及びオートフィルターによる
センシティブスペクトラム解析■ 高精度(±0.75dB)のレベル確度、高速2msのスイープ速度■ 64/256QAM、ISDB-T OFDMのMER/BER/コンスタレーション測定に対応■ DOCSIS3.1 OFDMのMER/CWE/LEVEL測定に対応■ 地上波デジタルの遅延プロファイル測定(マルチパスの遅延時間、D/U比）■ 全チャンネル高速測定(VeCheck)■ MPEG TSの解析機能

11

CATV/衛星アナライザ, RFスペクトラムアナライザ

CX280XVeSion RFモニタリングプローブ

ヘッドエンドでの常時下りRF監視プローブ
特徴■ ヘッドエンドの下り信号をVeCheck機能にて高速常時監視■ 16ポート RFスイッチを内蔵したスペース効率の良い1Uサイズラック
マウントユニット■ 組み合わせが自由なモジュラー設計- 1.8GHz スペクトラム & QAM測定モジュール- ISDB-T OFDM測定モジュール- MPEGアナライザモジュール- DOCSIS 3.1 OFDMモジュール■ WEBベースの監視システムによりヘッドエンドの状況をリアルタイムに把握■ アラームしきい値を超えた場合、E-Mail, SMS, SNMPにて外部に通知■ デジタル信号の品質監視(MER、BER, LEVEL)■ MPEG-TS解析にてPID MAPおよびストリーム情報をモニタ
TR 101 290 プライオリティーアラーム1,2監視をサポート

AT1602-3G

下りRF信号の常時モニタ

SWP-BOX

3GHz対応RFスイッチ

ポータブルスイープトランスミッター

特徴

特徴■ 5MHz ～3GHzの周波数に対応したRFスイッチ■ 内部のユニティゲインで挿入損失を補正（入出力：± 2dB）
■ 入力ポート：16、出力ポート：2■ LANポートを用いてRF信号の切り替えをリモート制御可能■ 外部制御によるスイッチング速度：100μsec■ CX380C互換での周波数特性テスト(Sweepテスト)■ ポータブルで堅牢、防水、バッテリー駆動■ 出力周波数レンジ: 50 MHz ～ 1800 MHz（任意設定可能）■ 出力レベルレンジ: +70 dBuV ～ +110 dBuV
■ レベル確度: ±1.5 dB

CATVアナライザ機能比較表
測定項目

スペアナ

QAM

地デジ
ISDB-T

BS/CS
ISDB-S/S3

VeCheck

DOCSIS
3.1

USG

一般仕様

ハードウェア
オプション

12

/

型番

AT2500-3G

CX380SJCX380C

CX310

周波数

3GHz

1.8GHz

1.8GHz

簡易スペアナ(～1Gまで)

確度±0.75dB±1.5dB±1.5dB-

RBW

10/30/100/300K、１MHz

100/300K、1/3MHz

100/300K、1/3MHz-

VBW

10/100K、１MHz

-

-

-

最大掃引時間

2mn

35ms

35ms

-

ダイナミックレンジ

80dB

60dB

60dB

-

64/256QAM

〇

〇

〇

〇

BER

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9 ～ 9 x 10-3

MER

22～47dB

22～45dB

22～45dB

22 ～ 42dB

レベル確度

±1dB

±1.5dB±1.5dB〇(±2dB)

コンスタレーション

〇

〇

〇

○

ISDB-T OFDM

〇

〇

〇

-

BER

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3-

MER

20～40dB

20～35dB

20～38dB-

遅延プロファイル

〇

-

-

-

レベル(確度)〇(±1dB)〇(±1.5dB)〇(±1.5dB)〇(±2dB)

コンスタレーション

〇

〇

〇

-

ISDB-S / S3

-

〇

-

-

BER

-

1.0 x 10-9～9 x 10-3

-

-

CNR

-

6～32dB--

レベル(確度)〇(±1dB)〇(±1.5dB)--

コンスタレーション-〇-

高速全ch測定〇(MER/BER/LEVEL)◎(MER/BER/LEVEL)◎(MER/BER/LEVEL)△(ISDB-T含まず)

DOCSIS3.1 OFDM

〇

〇

〇

〇

MER

20～45dB

20～45dB

20～45dB

20 ～ 45dB

C CWE/U CWE

〇

〇

〇

○

LEVEL

〇

〇

〇

○

サブキャリアスキャン

〇

〇

〇

〇

上り信号発生

-

〇(2波)

〇(2波)

〇(1波)

ディスプレイ

10.4インチ

7 インチ

7 インチ

3.5インチ

サイズ

350(W)×273(H)×139.8(D)

290(W)×140(H)×66(D)

290(W)×140(H)×66(D)

150(W)×150(H)×80(D)RF入力端子

1

2

2

1

質量

10Kg

2.5Kg

2.5Kg

1.1Kg

光パワーメータ

-

〇

〇

-

TDR/DMM

-

〇

〇

-

OTDR-BOX

-

〇

〇

〇

光計測器(OTDR, OPM, OLS, VFL, OSA)VeEXの光テストソリューションについて
VeEX の光テストおよび測定ソリューションは、今日の FTTx、xPON、DWDM、CWDM、メトロ ネットワーク向けに最適化されており、要求の厳しい野外環境にも完全に対応しています。急成長中のVeEX光製品群は、コア、ノード、データセンター、トランスポート、メトロ、アクセス、およびビジネスサービス向けや既存の VeEXトランスポートおよびイーサネットテスタと 組み合わせて使用することができます。

OTDR / WDMソリューション

FX150+

Mini OTDR

ワンボタン自動測定・解析
150Km超の長距離測定に対応(DM 46dB)

特徴■ 低価格モデルから高スペックモデルまで多彩なラインナップ■ 小型軽量 150x150x70mm 約700g■ バッテリ動作約９時間■ Webブラウザでの遠隔リモート機能■ OTDR
マルチモードファイバー ： 850/1300nm
シングルモードファイバ ー： 1310/1490/1550/1625/1650nm
ダイナミックレンジ SMF：32～46dB MMF：27dB
距離分解能最小 3cm、サンプリングポイント256,000■ 光パワーメータ（オプション）測定範囲
PM1 : －65～+10dBm PM2 ：－50～+25dBm
設定波長 : 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm■ 光源：OTDR波長による（オプション）■ 可視光源：650nm 1mW（MAX）（オプション）
OTDR、パワーメータ、光源、可視光源をコンパクトに収容■ 光ファイバースコープ（オプション）

自動解析アイコン表示（V-Scout）

OPX-BOXe ポケットサイズOTDR
特徴■ VeEXフィールドテスタとBluetoothやUSB接続にてコントロール可能■ 小型軽量 125×31×85mm 約400g■ OTDR

近端イベント(4m以下)を検出

光ファイバースコープ

RXT-4113+ xWDM OTDRモジュール
特徴■ RxT1200用モジュール■ DWDM及びCWDM波長によるOTDR測定■ DWDM OTDR

設定波長: 1527.99～1563.86 nm(50GHzステップ)

SMF 1310/1550nm
ダイナミックレンジ 36/34dB■ 可視光源: 1mW■ 対応機種: CX310, CX380SJ/C, MTX150など■ CWDM OTDRFX182 オプティカルチャンネルチェッカ

RXT-4510 OSA (光スペクトラムアナライザ)モジュール

特徴

設定波長: 1271～1611 nm(8/10/18 Ch)■ サンプリングポイント: 500,000■ インテリジェントマップ(イベントを自動判別しアイコンにて表示)

特徴■ CWDM/DWDMの高速チャンネル測定■ DWDM C & Lバンド

■ RxT1200用モジュール■ DWDM及びCWDMネットワーク用■ CWDM■ S, C and C+Lバンド波長レンジ■ 同時測定: 最大160チャンネル■ DWDMチャンネルスペーシング: 25 GHz(最小)■ チャンネル、スパンパワー測定■ OSNR測定

1520nm～1610nm (100GHz spacing)1271～1611nm (20nm spacing)■ タイリング、グラフ、テーブルでのレベル表示■ 入力パワーレンジ: -50～+15dBm■ 有効チャンネルの合否判定

光スペクトラム/チャンネルモニタ

13光計測器(OTDR, OPM, OLS, VFL, OSA)FTTx / PONソリューション
FX40 光パワーメータ
特徴■ 超小型・軽量 129×61×38mm 約180g■ 設定波長:850/1300/1310/1490/
1550/1625/1650nm■ パワー測定範囲:(PM1) －65～+7dBm(PM2）－50～+25dBm■ 可視光源(VFL): 1mW■ コネクタ：SC/FC、LC及びST（オプション）

FX45 ロステストセット特徴■ 超小型・軽量 129×61×38mm 約210g■ 設定波長:850/1300/1310/1490/
1550/1625/1650nm■ 設定波長(オプション):1577nm■ パワー測定範囲:(PM1) －70～+10dBm(PM2）－50～+25dBm■ 光源:
SM用 1310/1550nm ±20nm
MM用 850/1300nm ±20nm■ 可視光源(VFL): 1mW■ コネクタ：SC/FC、LC及びST（オプション）■ NiMH充電機能 (Micro-USB電源アダプタ標準）

FX81 １G/10G PONパワーメータ
特徴■ GPON、XG(S)-PON、EPON &10G-EPON準拠■ フィルタ内蔵により1G, 10G, 映像を同時測定■ パススルーによる上り・下り信号同時測定■ 3つモデルを選択可能

特徴■ 超小型・軽量 129×61×38mm 約180g■ 出力レベル:－5dBm以上■ SM用 1310/1550nm ±20nm■ MM用 850/1300nm ±20nm■ コネクタ固定（FC/SCいずれか選択）

FX48 光パワーメータ(17波長対応)特徴■ 超小型・軽量 129×61×38mm 約310g■ 設定波長:830, 850, 940, 980, 1300,

1310, 1330, 1470, 1490,
1510, 1530, 1550, 1570,
1590, 1610, 1625, 1650nm■ 設定波長(オプション): 1577/1580/
1358/1342nm■ パワー測定範囲:(PM1) －70～+10dBm(PM2）－50～+25dBm■ 可視光源(VFL): 1mW■ コネクタ：SC/FC、LC及びST（オプション）

FX83 多波長光源
特徴■ 4波長搭載可能なポータブル光源■ 本体: 165x100x47mm 420g
■ SMタイプ
1310/1490/1550/1625nm

2波長: 1490/1577nm(下り)4波長: 1490/1577nm(下り)1310/1270nm(上り)5波長: 1490/1550/1577nm(下り)1310/1270nm(上り)■ ONU及びOLT テストポート用のSC/APCコネクタ(固定)■ バッテリーの動作時間(バックライト付き) 25時間以上■ SM/MMタイプ

FX84 多波長光源・パワーメータ

FX120 PONアナライザ

特徴

850/1300/1310/1550nm■ 出力レベル:－2.5dBm以上（SM):－4dBm以上（MM)特徴■ 4波長の光源搭載の光パワーメータ■ 本体: 165x100x47mm 420g
■ 設定波長:850/1300/1310/1490/■ PONネットワーク設置・保守に活躍■ 本体: 150x150x80mm 1Kg■ パススルーによる上り・下り信号同時測定■ 光源 SMタイプ■ PONデータ解析: PON identification(OLT-ID,

1550/1625/1650nm

1310/1490/1550/1625nm■ 光源 MMタイプ
850/1300nm

14

FX40 光源

波長: 1270/1310/1490/1550/1577nm

OLT-Class, OLT-Tx, ONU/ONT SN),
Active ONU/ONT List, PLOAM Decoder■ V-Test HTTPスピードテスト(最大10Gbps)

光計測器(OTDR, OPM, OLS, VFL, OSA)

光ファイバーソリューション
リモートファイバテストシステム/ 光スイッチ
概要
リモートファイバーテストシステム（RFTS）は、RTU-4000プラットフォームとRTU-4100 OTDR光テストモジュールで構成されています。
モジュラーアーキテクチャと幅広いテストモジュールラインナップにより、局間伝送路・FTTxネットワークにおけるライブまたはダークフ
ァイバーの常時テストをサポートします。高度な解析アルゴリズムと最先端のOTDR技術により、ファイバーの障害時に異常箇所を迅速かつ正確に検出し、ワークフローの改善と平均修復時間（MTTR）の短縮を可能にします。

RTU-4000 モジュラープラットフォーム特徴

OXA-4000 光スイッチユニット
特徴■ 1Uサイズ、19インチラックマウントユニット■ OXA-4000 光スイッチをRS-232にてコントロール■ RTU-4100 OTDR モジュールをサポート■ 10/100 Base-T リモートインターフェイス■ スタンドアローン監視■ VeSionサーバー監視システムへの互換■ ダークファイバ監視用スイッチ (OXA-4000)■ WDMフィルタ内蔵ライブファイバ監視用スイッチ(OXA-4000 FWDM)■ 低損失設計(0.8dB)、高速スイッチング■ 電源はRTU-4000 RS232Cケーブルより供給■ スイッチポート: 8, 16, 32■ 高い信頼性と10億サイクルを超える耐用性■ SC/APC 又はLC/APC (option)

RTU-4100 OTDRテストモジュール

VeSion 監視サーバー・ソフトウェア

特徴■ 用途に応じて選択できるOTDRテストモジュール■ 波長: 1550, 1625, 1650 nm (いずれか選択)■ 最大ダイナミックレンジ 50 dB (200Km超の測定)■ 500,000 のサンプリングポイントによる高分解能測定■ V-Scout リンクマップ機能のサポート

特徴■ WEBブラウザを使ってOTDR測定や監視状況を確認・設定■ 各RTU4000ユニットから自動的にデータを収集しログをDBに蓄積■ Email・SNMP Trapにて外部アラーム通知■ WEB地図アプリケーションにファイバルートを事前に登録し、障害発生時に地図上に断線箇所を表示

ファイバースコープ
DI-2000 オートフォーカス光ファイバースコープ
特徴■ ボタンを押すだけで自動フォーカスが可能■ 緑のLED点灯にてフォーカス完了■ キャプチャーボタンで画像保尊■ Pass/Fail解析ソフトウェア（オプション）

4 種 類 の チ ッ プ を 標 準添付

特徴■ USB 2.0接続 WinPCやタブレットで使用■ 画像イメージの表示と保存が可能■ 80種類以上のオプションチップが提供可能■ Pass/Fail解析ソフトウェア（オプション）

・2.5mmPCコネクタ用チップ
・1.25mmPCコネクタ用チップ

DI-1000 MPO+ 光ファイバースコープ
特徴

DI-1000 光ファイバースコープ■ 片手でX方向およびY方向にスキャン可能■ 1～4 列（12～48本）のMPOコネクタに対応■ 付属のアダプタによりSeries 2チップに対応■ 単芯用の4種類のチップを標準添付■ WinPC ConnectorViewで使用可能

・SCおよびFCPC型メスコネクタ用チップ
・LCPC型メスコネクタ用チップ

CI-1100 光ファイバースコープ
特徴■ 小型・軽量（プローブ : 200g、モニタ420g）■ 簡単操作で製造現場やフィールド保守用に最適■ 80種類以上のオプションチップが提供可能■ バッテリ動作（約4時間）

15

リモートコントロール(共通機能)

EZ Remote WEBリモートコントロール
EZ Remote 機能により、ユーザーは、VPN やポート転送、パブリック IP アドレスを必要とせずに、世界中の VeEX テストセットに
迅速かつ安全に接続することができます。EZ Remoteは、VeEXが無償のベストエフォート型サービスとして提供しています。IT 部門が関与しなくても、ユーザーやテストセットがリモートセッションを確立できるよう支援します。必要なのは、テストセットとリ
モートユーザーのインターネットアクセスのみです。いつでもどこでもオンライン接続画面共有、リモートコントロール、およびテスト結果へのアクセスを行うための標準的なウェブブラウザクライアントを使用して、コンピュータ、タブレット、またはスマートフォンでいつでもどこでもオンラインに接続できます。トラブルシュート、テクニカルサポート、トレーニングなどの目的にご利用ください。基本的な利用可能な機能および機能は、製品によって異なる場合があります。製品によって異なります。(テストセットが最新のソフトウェア バージョンを実行していることを確認してください)

VeEX社は、次世代に対応する通信装置やネットワーク向けの革新的なテストソリューションを開発・提供
する先進測定器メーカーです。測定器業界のプロフェッショナルによる2006年創業以来、お客様の厳しい測定器ニーズに対応する先進技術と膨大な専門知識を製品に活かし続けています。

Worldwide employees

国際的な評価VeEX社の製品は、世界中の通信キャリア、移動体事業者、ISPそして通信機器製造会社を含む国R&Dセンター

内外の市場で広く受け入れられています。業界最大手のコンサ
ルティング会社、Frost & Sullvian社より、VeEX社は数々の賞を受賞しています。

米国本社
台湾工場 ISO9001認証

台湾工場 STMライン

サービスセンター自動校正システム

VeEX拠点: 8
販売代理店: 11
サービスセンター: 3

2019年： Global Fiber Optic Test Equipment Competitive
Strategy Innovation and Leadership Award
2018年 ：Global Gigabit Ethernet Test Equipment Price/
Performance Value Leadership Award

問い合わせ先メインテクノロジー株式会社〒107-0061 東京都港区北青山2-7-24 3F
Tel: 03-5772-3403 Fax: 03-5770-4037
E-mail: info@maintechnology.co.jp
https://www.maintechnology.co.jp
全製品はメーカーの登録商標です。

注：仕様は予告無しに変更することがあります。© 2022/6 メインテクノロジー（株）

無断複製禁止