ゼロアグリ 制御盤

製品仕様 （1.9版）（本製品は制御盤本体のみご提供となります）
2023年7月現在
項目

基本制御盤

寸法

H350mm ×W350mm

×D150mm(※1)

動作温度

0℃～60℃

動作湿度

0％～80％（ただし結露しないこと）

定格使用電圧

AC100V(50Hz、60Hz)

消費電力

最大20W

系統数
1次電磁弁

最大2系統(水系統、養液系統)

2次電磁弁

最大6系統

表示部

LEDランプ(水、養液、1～6電磁弁）

重量約6kg

通信規格

LTE

1次電磁弁（水・養液）

AC24V/NC(ノーマルクローズ/通常閉塞)型
通常は「AC24V」のみ接続可能です。ご用命により、弁制御出力「DC24V/NC」に対応することができます。

2次電磁弁（系統1～6）

詳しくは営業担当までご相談ください。

圧入式定量液肥混入機制御用信号
その他出力
※受注生産

リレースイッチ駆動用AC24V※DC出力タイプのゼロアグリ制御盤の場合DC24V

リレースイッチ駆動用AC24V

圧送ポンプ制御用信号※DC出力タイプのゼロアグリ制御盤の場合DC24V

供給電源

一部の流量計駆動用5V

土壌センサー(※2)
RS485

センサータイプ(※3)

6

最大チャンネル数
入力400m以内最大延長距離（合計）流量計

無電圧接点方式（※4）

信号型式

0.1、1.0、10.0

パルス単位(L/P)

3線式 もしくは 2線式

接続線※1：突起部、取付部材含まず※2：土壌センサーは当社指定のものを購入、使用していただきます。詳細はお問い合わせください。
※3：RS485方式のみのご提供となります。
※4：標準仕様では無電圧接点方式のみ対応しております。
1部のオープンコレクタ(オープンドレイン)出力方式対応は受注生産になります。

1

■設定、警報出力について項目

仕様
パソコン、スマートフォンなどインターネット接続可

使用可能端末

能な端末
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft

推奨ブラウザ設定(※5)

Edge

1系統あたりの供給回数

1時間に1回、0～23時の時間帯で設定

1回あたりの供給秒数

最大 510 秒

供給モード

警報出力

オート供給

目標水分に合わせ自動供給するモードマニュアル供給

予め設定した時間帯、秒数で供給するモード

管理画面でのお知らせ○(※6)

LINE通知○(※6)※5：設定、動作方法などの詳細はお問い合わせください。
※6：お求めの制御盤タイプにより出力内容が異なります、出力項目の詳細はお問い合わせください。
■標準構成の付属品について項目

付属品

AC100V 電源ケーブル
2.7m

ケーブル長
制御盤取付部材
本体付属品

イレクター(J-113A S BL)

4個取付足(BFL-2G)

4個ネジ(5X15 SUS)

4個

蝶ナット(CHNHR-SUS-M3)

4個

アース棒
3m

ケーブル長
土壌センサー(※7)
センサー

センサー方式

RS485

延長ケーブル20m

1本

センサー本体1本

エンド器具数2個※7：制御盤本体1台につき、最低1本の土壌センサー本体と延長ケーブル20mが付属します。
■オプション品について項目

オプション品土壌センサー
オプション品

追加センサー本体

最大5本（本体付属品と合わせて最大6）分岐器（3分配）最大3個

延長ケーブル20m

最大延長距離まで延伸可

延長ケーブル50m最大延長距離まで延伸可2

■システムの全体構成例
当社責任範囲（製品保証範囲）：
・制御盤、及び制御盤からの信号線・当社支給部材（土壌センサー、分岐器、延長ケーブル）及びそれらの信号線■圧入式定量液肥混入器の接続
一部の圧入式定量液肥混入器に対応しました。動作確認済みの機種は以下となります。
商品名

項番

外部電源

1

IWAKI社製

EHN-Rシリーズ

必要(AC100V

2IWAKI社製

EH-Eシリーズ

必要(AC100V

3

共立機巧社製

プロポンE型シリーズ

必要(AC100V※圧入式定量液肥混入器を使用する場合、リレースイッチ等付帯設備が必要になります。
別紙の「ゼロアグリ設置マニュアル（制御盤）」をご確認の上各種手配・接続を行ってください。

3

■制御盤本体

外観図

電源ケーブル

各種センサーケーブル

各種センサーケーブル

4■制御盤本体

簡易接続図※オレンジ色の線はカスタム注文時のみ付属します、詳細はお問い合わせください。

取付時にゼロアグリ本体の信号線と部材の信号線を圧着してコネクタにて接続する

接続する

代理店・ユーザー様にてご準備

当社支給

1次液肥

2次圧送

電磁弁混入機

電磁弁ポンプ流量計

5土壌センサー

■流量計(無電圧接点方式) 接続図「流量計」ラベルが付与されています

白：FLOW1

橙：FLOW2

黄：GND

流量計の選定の際、無電圧接点方式かつ、パルス単位が0.1(L/P)、1.0(L/P)、10.0(L/P)、いずれかのものをご用意してください。
2線式の場合はFLOW1 と GND、もしくは FLOW2 と GND に接続してください。
3線式の場合はFLOW1、FLOW2、GNDとそれぞれ適切な場所に接続してください。
東洋計器社製「LNB25RC」の場合、赤白黒の3線式となっており、FLOW1に白、FLOW2に赤、GNDに黒を接続することでご使用になれます。
●ゼロアグリ制御盤にて実績のある流量計
項番

商品名

2線/3線

口径(mm)

1

東洋計器社製

LNB25RC

3線252

東洋計器社製

VWK30RC

3線303東洋計器社製

VWK40RC

3線404

ネタフィム社製 ARAD流量計 3/4"

2線205

ネタフィム社製 ARAD流量計 1"

2線256

ネタフィム社製 ARAD流量計 1 1/2"

2線407

ネタフィム社製 ARAD流量計 2"

2線506

■5V電源供給型流量計(オープンコレクタ方式)

接続図「流量計」ラベルが付与されています

白：FLOW1

橙：5V電源黄：GND

5V電源供給が必要なオープンコレクタ方式流量計の場合は、
FLOW1、５V電源、GNDとそれぞれ適切な場所に接続してください。
※工場出荷時に加工が必要となるため、ご用命の際は必ず事前にご相談ください●ゼロアグリ制御盤にて実績のある電源供給型流量計
商品名項番1

愛知時計電機ND10-PATAAA-RC

7

2線/3線

口径(mm)

3線13

■1次電磁弁・2次電磁弁接続図（AC電磁弁の場合）

白：24V_N

使用しない

黄：RELAYAC 24V（ノーマルクローズ）の電磁弁を信号線へ圧着し、接続してください。
ACの場合は極性はありませんので、どちらに接続しても構いません（DC電磁弁は使用できません）。
●ゼロアグリ制御盤にて実績のある電磁弁
項番

商品名

1

ネタフィム Dorot社製 24VAC電磁弁 3/4"

2

ネタフィム Dorot社製 24VAC電磁弁 1"

3

ネタフィム Dorot社製 24VAC電磁弁 1 1/2"

4

CKD社製 GSV-25A-25-AC24V電磁弁

8■1次電磁弁・2次電磁弁接続図（DC電磁弁の場合）

白：24V−

使用しない

黄：24V＋DC 24V（ノーマルクローズ）の電磁弁を信号線へ圧着し、接続してください。
DCの場合は、極性を確認して、接続してください（AC電磁弁は使用できません）。
●ゼロアグリ制御盤にて実績のある電磁弁
商品名

項番
1

ネタフィム Dorot社製 24VDC電磁弁 3/4"

2

ネタフィム Dorot社製 24VDC電磁弁 1"

3

ネタフィム Dorot社製 24VDC電磁弁 1 1/2"

4

CKD社製 GSV-25A-25-DC24V電磁弁

注意：DC電磁弁を使用する場合には、DC対応版制御盤をご購入いただく必要がございます。
DC電磁弁の使用をご検討の場合は、当社営業担当までご相談ください。

■土壌センサーコネクターの大きさについてセンサーコネクターの直径は約30mm以内です。
センサーケーブルを屋外に敷設する場合はCD菅などを使用して保護してください。
約32mm

9

■注意事項□ ご発注いただく際は、別紙の「ヒアリングシート」に農場名や使用する部材について、ヒアリングシートにご記入の上、ルートレック・ネットワークスまでご連絡ください。
□ ゼロアグリの自動潅水制御は点滴チューブを使用した栽培を想定しております。
他用途での使用については正常動作することを保証できかねます。
□ ゼロアグリ制御盤をむやみに開けたり、端子台に触れたりしないでください。
□ 作業を始める前には必ずゼロアグリ制御盤のコンセントを抜いてください。
□ ゼロアグリからの信号線を電磁弁、流量計へ適切に接続してください。
接続する際には端子への確実な接続、防水対策など適切な処置を実施してください。
□ 電磁弁、流量計の選定や配管設計・配線接続については、当社にて責任を負いかねます。
□ 当社は電磁弁、流量計、センサー接続に関する一切の施工を実施いたしません。
□ 当社の責任範囲は制御盤、及び制御盤からの信号線、当社支給部材（土壌センサー、分岐器、延長ケーブル）及びそれらの信号線となります。
□ 誤った仕様の電磁弁（駆動電圧が24V ACではない等）を接続した場合、ゼロアグリ制御盤内の基板が故障する可能性があります。
故障した場合は有償にて修理を承ります。
□ DC電磁弁（24V DC）をご使用になるためには、DC対応版制御盤をご購入いただく必要がございます。当社営業担当まで、ご相談ください。
□ 誤った仕様の流量計を接続した場合、ゼロアグリ制御盤内の基板が故障する可能性があります。
故障した場合は有償にて修理を承ります。
□ ゼロアグリ制御盤自体は電磁弁の開閉動作のみ制御し、水を圧送する機能はありません。
適切な圧力揚程、流量の”定圧ポンプ”、もしくは”タービンポンプ等でゼロアグリ制御盤からの外部信号にて稼働制御が可能なもの”をご用意ください。
タービンポンプ等を使用する場合には制御盤の信号線と接続する必要がありますので、別紙の「ZA共通 ポンプ制御機能仕様書」をご覧になり接続をお願いします。
□ 配管施工を実施する場合は、必ず配管内のゴミなどを排出した状態で実施してください。
□ 試運転時には必ず設計・施工した専門業者、及び代理店にて動作を確認してください。

10