DIGEST 2021/2022

VeEX社は、次世代に対応する通信装置やネットワーク向けの革新的なテストおよびソリューションを開発・提供する先進の測定器メーカーです。

ダイジェストカタログ

測定業界のプロフェッショナルによる2006年4月の創業以来、お客様の厳しい測定ニーズに対応する先端技術と膨大な専門知識を製品に活かし続けています。

Worldwide employees

Cable TV Solution

Optical Fiber Solution

ケーブルテレビソリューション

光ファイバーソリューション

WiFi Ethernet Solution

VeSion Monitoring Solution

WiFi/イーサーネットソリューション

VeSion モニタリングソリューション

R&Dセンター(北京)

米国本社
台湾工場 ISO9001認証

R&Dセンター(フロリダ)

R&Dセンター(アトランタ)

VeEX拠点: 8
販売代理店: 11
サービスセンター: 3

国際的な評価VeEX社の製品は、世界中の通信キャリア、移動体事業者、ISPそして通信機器製造会社を含む国内外の市場で広く受け入れられています。業界最大手のコンサルティング会社、
Frost & Sullvian社より、VeEX社は数々の賞を受賞しています。
2019年： Global Fiber Optic Test Equipment Competitive Strategy Innovation and Leadership Award
2018年 ：Global Gigabit Ethernet Test Equipment Price/Performance Value Leadership Award

問い合わせ先次世代に革新的なソリューションをメインテクノロジー株式会社〒107-0061 東京都港区北青山2-7-24 3F
Tel: 03-5772-3403 Fax: 03-5770-4037
E-mail: info@maintechnology.co.jp
http://www.maintechnology.co.jp
全製品はメーカーの登録商標です。注：仕様は予告無しに変更することがあります。© 2021 メインテクノロジー株式会社

無断複製禁止1

ケーブルテレビソリューションCX380C

Cable tv Solution

CATVスペクトラムアナライザ
ヘッドエンド標準機としての測定精度とダイナミックレンジ
特 徴

CATVメンテナンスフィールドテスタ
パワフルでコストパフォーマンスに優れたCATV保守ツール

AT2500-3GNEW特 徴■ 高速掃引・低ノイズフロア(1dBuV)のスペクトラムアナライザ機能■ VeCheck 全ch高速フルバンドスキャン(MER/BER/LEVEL)■ チルト, シングルチャンネル測定など包括的レベルメータ■ インサービス Sweepテスト■ DOCSIS 3.1 OFDM測定(CWE, MER, サブキャリアスキャン)■ モデムエミュレーション試験(DOCSIS3.0, 3.1)
■ QAM/ISDB-T(地上波デジタル)のMER/BER/LEVELテスト■ 光パワーメータ■ TDR及びDMMテスト

CX380J-D3.1

CATVネットワークアナライザ
フィールド測定からヘッドエンド監視までに対応したマルチツールアナライザ
特 徴■ タッチパネルオペレーションによる直感的な操作性■ 最新ARMプロセッサー搭載による操作レスポンスの向上■ VeCheckモードによる全ch高速MER /BER / LEVEL測定■ 64/256QAM, OFDM（地デジパススルー）信号のMER / BER/ LEVEL測定■ DOCSIS3.1 復調チップ搭載によるモデムエミュレーションテスト、
下りOFDM信号のMER、CWE、LEVEL測定■ リモートコントロール及びRFスイッチコントール■ 3GHz対応した高精度スペクトラムアナライザ■ ダイナミックレンジの拡張（80dB）及びオートフィルターによるセンシティブスペクトラム解析■ 高精度(±0.75dB)のレベル確度、高速2msのスイープ速度■ 64/256QAM、ISDB-T OFDMのMER/BER/コンスタレーション測定に対応■ DOCSIS3.1 OFDMのMER/CWE/LEVEL測定に対応■ 地上波デジタルの遅延プロファイル測定(マルチパスの遅延時間、D/U比）■ 全チャンネル高速測定(VeCheck)■ MPEG TSの解析機能

AT1602-3G

3GHz対応RFスイッチ
リモートテストに有効な低損失・高速切換えRFスイッチ
特 徴■ 5MHz ～3GHzの周波数に対応したRFスイッチ■ 内部のユニティゲインで挿入損失を補正（入出力：± 2dB）
■ 入力ポート：16、出力ポート：2■ LANポートを用いてRF信号の切り替えをリモート制御可能■ 外部制御によるスイッチング速度：100μsec■ スペクトラムアナライザ(AT2500やCX380など) ＋ RFスイッチでの遠隔監視

製品機能比較表
測定項目

DOCSIS3.1ハンドヘルドインストールテスタ
特 徴■ 周波数レンジ: 5～1218MHz■ DOCSIS3.1 OFDM解析(MER、C CWE、U CWE、LEVEL)■ シグナルレベルメータ(シングル、全チャンネル)■ 64 /256QAMのMER/ BER測定■ DOCSIS3.1 OFDMテスト■ ケーブルモデムエミュレーション試験■ 簡易スペクトラムモニタ機能■ サイズ/ 質量：W150 × H150 × D80mm, 1.1kg■ バッテリーでの駆動時間：4時間以上(スタンバイ時12時間以上)

レベル確度
スペアナ

地デジ
ISDB-T

VeCheck

DOCSIS
3.1

USG

一般仕様

ハードウェア
オプション

2

型番
周波数

QAM

CX310/

RBW

AT2500-3G

CX380J-D3.1

CX380CCX380J/CX380

CX310

3GHz

1.2GHz

1.8GHz1GHz

簡易スペアナ(～1Gまで)±0.75dB±1.5dB10/30/100/300K、１MHz 10/30/100/300K、１MHz±1.5dB±1.5dB-100/300K、1/3MHz

10/30/100/300K、１MHz-VBW

10/100K、１MHz10/100K、１MHz-10/100K、１MHz-

最大掃引時間

2ms

30ms

35ms

30ms

-

ダイナミックレンジ

80dB

60dB

60dB

60dB

-

64/256QAM

〇〇〇

〇

〇

BER

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9 ～ 9 x 10-3

MER

22～47dB

22～42dB

22～45dB

22～40dB

22 ～ 42dB

レベル確度

±1dB

±1.5dB±1.5dB±1.5dB±2dBコンスタレーション〇〇〇〇○

ISDB-T OFDM

〇〇〇〇

-BER

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3

1.0 x 10-9～9 x 10-3-

MER

20～40dB

20～38dB

20～38dB

20～34dB-

遅延プロファイル

〇----

レベル確度

±1.5dB±1.5dB±1.5dB±2dB±2dB

コンスタレーション〇〇〇〇-

高速全ch測定◎(MER/BER/LEVEL)◎(MER/BER/LEVEL)〇(MER/BER/LEVEL)△(MER/BER/LEVEL)△(ISDB-T含まず)

DOCSIS3.1 OFDM

〇〇〇-〇

MER

20～45dB

20～45dB

20～45dB-

20 ～ 45dB

C CWE/U CWE

〇〇〇-〇

LEVEL

〇〇〇-〇

サブキャリアスキャン〇〇〇-〇

上り信号発生-〇〇〇〇

ディスプレイ

10.4インチ

7 インチ

7 インチ

7 インチ

3.5インチ150(W)×150(H)×80(D)サイズ

350(W)×273(H)×139.8(D)

290(W)×140(H)×66(D)

290(W)×140(H)×66(D)

290(W)×140(H)×66(D)RF入力端子11221

質量10Kg

2.5Kg

2.5Kg

2.5Kg

1.1Kg

光パワーメータ--〇--

TDR/DMM--〇--RF Switch Control-〇-〇-

OPX-BOXe-〇〇-〇3光ファイバーソリューション

FX81
Optical Fiber Solution

10G-EPON/EPON/XG-PON光パワーメータ

NEW10G-EPON、XG(S)-PON、B/GPON、EPONファイバーネットワークの設置、サービスアクティベーション、トラブルシューティング用の光パワーメータ
特 徴

FX150+ Mini OTDR

■ ONU-OLT間のパススルーによる上りと下り信号の同時測定■ 1490/1550/1577nm ダウンストリームWDM測定に対応■ 1270/1310nm アップストリーム TDMA バースト信号を正確に測定する高速 FPGA 設計■ 設定可能なしきい値にて合否判定を表示■ ONU及びOLT テストポート用のSC/APCコネクタ(固定)■ バッテリーの動作時間(バックライト付き) 25 時間 以上

OTDR、パワーメータ、光源、可視光源をコンパクトに収容
特 徴
ワンボタン自動測定モードアイコン表示（V-Scout）
自動で最適な距離レンジやパルス幅を設定し、総距離や総損失を求める■ 下記仕様に基づいた波長パワー測定
・GPON / ITU-T G.984.2
・XG(S)-PON / ITU-T G.9807.1
・EPON & 10G-EPON / IEEE802.3av■ xPONパワー測定範囲(パススルー)・バースト モード(1270及び1310nm): -35～+10 dBm
・1490 及び 1577nm の CW モード: -40～+12 dBm
・1550nm(RFビデオ): -40～+25 dBm上FX83 多波長光源

1波長当たりパルス幅の異なる測定を最大３回実施、その結果のイベントを自動的に検出しアイコン表示

特 徴■ PONネットワーク設置・保守に活躍■ 質量:165x100x47mm 420g
■ SM 4波長に対応
1310/1490/1550/1625nm■ MM/SM 4波長に対応
850/1300/1310/1550 nm

手動でのOTDR設定やリアルタイムモードでの測定■ サンプリングデータポイント数 256,000■ 距離分解能最小 3cm■ 複数パルス幅、自動測定機能■ 小型軽量 150x150x70mm 約700g■ バッテリ動作約９時間■ USB-Ethernet変換アダプタ及びWiFiにてネットワークに接続■ Webブラウザ及びVNC遠隔リモート機能■ ５インチTFTカラータッチパネル日本語表示
自動解析アイコン表示（V-Scout）■ Telcordia SR-4731 sorフォーマットで保存■ 測定波形をPDFファイルで保存■ 光パワーメータ（オプション）測定範囲
PM1 : －65～+10dBm
PM2 ：－50～+25dBm
設定波長 : 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm■ OTDR マルチモードファイバー ： 850/1300nm
シングルモードファイバ ー：
1310/1490/1550/1625/1650nm
ダイナミックレンジ SMF：32～45dB MMF：26～27dB■ 光源：OTDR波長による（オプション）■ 可視光源：650nm 1mW（MAX）（オプション）
複数パルス幅、自動測定機能■ 光ファイバースコープ（オプション）

DI-2000

近端デッドゾーン
4m以下

近端拡大画面NEW

オートフォーカス光ファイバースコープ

特 徴■ ボタンを押すだけでオートフォーカスが可能、緑のLED点灯でオートフォーカスが完了■ キャプチャボタンで画像保存■ 既存の検査チップが使用可能

光ロステストセット
超小型・軽量129×61×38mm 約210g
特 徴■ 光パワーメータ
設定波長:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
パワー測定範囲：(PM1）－65～+10dBm(PM2）－50～+25dBm
コネクタ：SC/FC、LC/ST（オプション）
交換可能■ 光源：出力レベル:－5dBm以上
SM 用 1310/1550nm ±20nm
コネクタ固定（FC/SCいずれか選択）■ NiMH充電機能
5V Micro-USB電源アダプタ標準

4DI-2000

DI-1000-B2 光ファイバースコープ
特 徴
光ファイバースコープ■ USB 2.0接続 WinPCやタブレットで使用■ 画像イメージの表示と保存が可能■ 80種類以上のオプションチップが提供可能■ Pass/Fail解析ソフトウェア（オプション）
端面観測画面FX45NEW

FX40 光源FX40 光パワーメータ

超小型・軽量129×61×38mm 約180g
特 徴■ 光パワーメータ
設定波長:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
パワー測定範囲:(PM1) －65～+7dBm(PM2）－50～+25dBm
コネクタ：SC/FC、ST（オプション）
交換可能■ 光源：出力レベル:－5dBm以上
SM用 1310/1550nm ±20nm
MM用 850/1300nm ±20nm
コネクタ固定（FC/SCいずれか選択）■ 可視光源（VFL）波長650nm
1mW（オプション）

4種類のチップを標準添付

・2.5mmPCコネクタ用チップ
・1.25mmPCコネクタ用チップ

Pass/Fail解析画面

・SCおよびFCPC型メスコネクタ用チップ
・LCPC型メスコネクタ用チップ

DI-1000 MPO+ 光ファイバースコープ

CI-1100 光ファイバースコープ■ 片手でX方向およびY方向にスキャン可能■ 1～4 列（12～48本）のMPOコネクタに対応■ 付属のアダプタによりSeries 2チップに対応■ 単芯用の4種類のチップを標準添付■ WinPC ConnectorViewで使用可能■ 小型・軽量（プローブ : 200g、モニタ420g）■ 簡単操作で製造現場やフィールド保守用に最適■ 80種類以上のオプションチップが提供可能■ バッテリ動作（約4時間）

特 徴

DI-1000 MPO+

MPO Pass/Fail解析画面

MPO 付属チップ

特 徴5

WiFi / イーサネットソリューション

VeSion モニタリングソリューション

WX150 WiFi Air Expert Test Set

VeSion クラウドベース CATV統合監視システム

All-In-One タイプのWiFiスペクトラムアナライザ

クラウドベース CATV統合監視システム
様々な監視システムを運用する必要がなく一元的に監視を実施
システム導入によりコスト削減や業務効率を推進

WiFi / Ethernet Solution

特 徴■ 小型軽量 150x150x80mm、約1.1kg■ バッテリ動作約8時間■ 802.11a/b/g/n/ac/ax(開発中) MIMO 2x2:2 アンテナ
ac : 最大1.3 Gbps、ax : 最大10.53 Gbps
■ 非WiFi電波環境を可視化する2.5/5GHzWiFiスペアナ機能
トップメニュー
■ AP/クライアントの検出■ チャネル利用率、同一チャネル数、重複チャネル数の表示■ 信号及びノイズレベルの追跡により受信レベルの問題解析■ V-Perf 機能と専用 V-プローブレスポンダを使用、スループットテストでネットワークパフォーマンスの確認が可能■ 有線LAN/PoEテスト機能（RJ45 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X）

スペクトラムアナライザ

AP（アクセスポイント）検出

コードレス電話、Bluetoothを含む非WiFi電波の特定に有効なツール。レベル、密度、ウォーターフォールグラフでの解析が可能です。

検出されたすべてのWiFiアクセスポイントのSSID、チャネル、セキュリティ、信号/ノイズレベルなどを一覧表示する機能です。

VeSion Monitoring Solution

WEB•IOS•AndroidなどからOneインターフェースにて各監視システムへアクセス
IGM流合
雑音監視
放送信号
RF監視

MPEG

ダッシュボード画面

チャネルビュー

RFTS
光ファイバー
監視

チャネルごと利用率（％）、同一チャネル数、重複チャネル数を表示します。APの再構成の必要性について判断時に使用できます。

VeSionクラウド
モニタリング
システム

RF
Sweep

realWORX
回線監視
工事管理・資産管理

PNM
幹線障害検知PNM
DOCSIS
通信監視特 徴■ HTML5ベースのクラウドモニタリングシステム■ 各種監視プローブを一元的に監視■ しきい値設定及び各種アラーム通知(Email, SNMP)

MTX150 シリーズ
1G/10G ネットワークテスタシリーズ

6

最小最軽量
150×150×80mm、約1kgバッテリ動作
1GE/10GE：約3.5時間
STM16：約5時間

VeSion 監視プローブの一覧

ネットワークにTCP/UDPのトラフィックを送信しパフォーマンスを測定し、上り下り方向のWiFiネットワークスピードを診断します。

■機能CX280X NEW

CX180RCX380X

・下りRF信号/MPEG-TS監視プローブ
・16 RF-IN テストポートを実装
・VeCheck高速全チャンネル監視・64/256QAM、ISDB-T、DOCSIS3.1のレベル,MER,BER測定及び監視・スペアナ機能(フルスパン1.8GHz)

・流合雑音監視プローブ
・10ポートの上りスペクトラムアナライザ
・高速掃引スペアナにてインパルスノイズを解析
・スマートフォン、WEBブラウザでのモニタ可能
・動画での過去スペクトラム表示

・上りDOCSIS通信監視プローブ
・上り通信のMER, CWE, レベルを測定
・障害中のDOCSISモデムをHFC MACで特定・MPEG測定機能
・CX180Rとの連携可能

RTU-4000, OXA-4000

realWORX

RTU-320・活線またはダークファイバを常時監視
・波長: 1550, 1625, 1650 nm
・最大ダイナミックレンジ: 50 dB・地図システム(GISマッピング)との連携

・CATV上り/下り信号監視プローブ
・高性能スペクトラムアナライザでの常時監視
・RFスイッチは秒間85ポートの高速切換
・スマートフォン、WEBブラウザでのモニタ可能
・リアルタイム (オンデマンド)測定
・過去スペクトラム表示

・イーサネット/IPテストプローブ
・RFC6349 V-PERF TCPテスト
・最大64のTCPセッションをサポート
・iPerfと互換性のあるUDPスループットテスト
・ITU-TY.1564標準に準拠V-SAMテスト
・RFC2544スループット、遅延、損失、連続したテスト
・スマートループバック

■機能

■機能

各種マルチサービスに対応
1GE/10GE 2ポートに対応
10GE、1000BASE-X/100FX
1000BASE-Tイーサネット
ファイバチャネル1/2/4G

NEWV-Perfスループット試験■ 既設システムからのアップグレードを可能とする柔軟なプラットフォーム設計■ データログ参照機能■ リアルタイム測定機能

NEW

■機能

MTX150x

MTX150 10G Ready

MTX150 1GE

1G/10GE、SDH/SONET 10G
1 ポートに対応
1000BASE-X/100FX
1000BASE-Tイーサネット
ファイバチャネル1/2/4G
STM-0/1/4/16/64
STS-1/OC-3/12/48/192
PDH/DSｎISDN PRI CALL設定で着呼/発呼操作が可能

1000BASE-X/100FX、
1000BASE-Tイーサネット
1GE １ポートに対応■機能■機能7