Gems Sensors & Controlsはフォーティブグループのブランドです

FLOAT TYPE

フロート式液面レベルセンサ：
アナログ出力所定のフォーマットで簡単カスタマイズ ！

XM/XT-700シリーズ - 小型・金属製▶ ステンレス・スチール又は真鍮製▶ 最小検出単位： 4mm▶ 軸全長：500mm最大LEVEL SENSORS – CONTINUOUS

XM/XT-700シリーズは、長期間の使用に耐えるステンレス・スチール製、又は真鍮製のコンパクトなアナログ出力レベルセンサです。
取付、フロートの種類、長さ等カスタマイズが可能な為、さまざまなお客様のご要望にお応えします。600mm以下のタンクに最適です。

1. 取付方法
それぞれの取付方法は柄の長さ（L0）とフロートの材質により組合せ可否がございます。

タイプ1
1/8˝ NPT

タイプ2
3/4˝ NPT1
1-1/16˝ HEX

1-5/16˝ HEX

1/2˝ HEX

注：サニタリ用フランジも対応可能です。
別途弊社までお問合せ下さい。

タイプ5
1-5/16-12UNF-2A

タイプ43-5/8˝ Di a. フランジ

タイプ3
1˝ NPT1ボルト
サークルx3(76.2mm)

x3-5/8(92.1mm)

タイプ7
1-1/4˝ NPT1

タイプ63/8-24x5/16 (7.9mm)
貫通孔×6個

1-1/2˝ HEX

寸法は1/2˝ HEX

インチ（”）
で表示
ミリ（mm）

1/8˝ NPT
1 SQ.
(25.4mm)3/16(4.8mm)

ネオプレン製
Oリング

材質：軸、取付部

真鍮または316ステンレス・スチール
500 mm

最大軸全長
取付位置

垂直方向の傾き±30°

フロート固定部23

最大使用圧

真鍮製品：ベリリウム銅製グリップリング、ステンレス・スチール製品：S.S ARMCO PH-15-7MO グリップリング
次のページのフロートの値をご参照下さい。

0.34MPa

注 : 1.取付タイプ2、3、7は1/2˝ MNPTコンジットアダプタを選択出来ます。プロダクトチェックリストのオプションから選択下さい。
2.塩素やその他腐食性の強い液体へのご使用にて、フロートを固定するカラー材質のご希望がある際は、別途弊社までお問合せ下さい。
3.組込み装置の最大使用圧は、フロートの耐え得る使用圧以下である必要があります（次のページにあるフロートタイプをご参照下さい。）。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/
お問合せ 0120-083-081
Visit www.GemsSensors.com for most current information.

BU24_C_XMXT-700_20180621

C-1

Gems Sensors & Controlsはフォーティブグループのブランドです

2. フロートの種類
ポリプロピレン
タイプ：フロート空洞

発泡樹脂充填

適合取付部

1, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

寸法：フロート

1-1/6(29.7mm)x1(25.4mm)

部品番号

1(25.4mm)

1.10(27.9mm)

x0.97(24.6mm)x0.75(19mm)LEVEL SENSORS – CONTINUOUS

145730119455231500

使用温度範囲-40℃ ～ +105℃-40℃ ～ +105℃**-40℃ ～ +95℃

最大使用圧

0.34MPa

1.72MPa

大気圧

液体の比重：最小必要値

0.65

0.90

0.95

材質：フロート

ブナ N

ナイロン

ポリスルホンステンレス・スチール
316/316L

適合取付部

1, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 4, 5, 6, 7

寸法：フロート

部品番号
使用温度範囲
最大使用圧
液体の比重：最小必要値

15/16(23.8mm)

1.03(26.2mm)

1.03(26.2mm)x1(25.4mm)x1(25.4mm)x1(25.4mm)

39048

220488

水 : ～ +82.2℃

水 : ～ +82.2℃

油: -40℃ ～ +149℃

油: -40℃ ～ +149℃

2.06MPa*
0.45

x1.22(31mm)

1.03(26.2mm)

39005

233580-40℃ ～ +105℃**-40℃ ～ +204℃**

0.34MPa

0.34MPa

1.89MPa

0.70

0.75

0.85

* 使用温度定格に基きます。
** -40℃ ～ +149℃ (標準構造)+150℃ ～ + 204℃ (セラミックポッティング構造要)

寸法はインチ（”）
で表示
ミリ（mm）

オプション
統合レセプタクル

3～5 ピンの小型レセプタクルで取付部タイプ23、7より選択可
能。省スペースを実現し接続が簡単です。

コンジットアダプタ

取付タイプ2、4、5 7では1/2˝ MNPTのコンジットアダプタが選択可能。
プ
ロダクトチェックリストのオプションから選択します。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/
お問合せ 0120-083-081
C-2

Visit www.GemsSensors.com for most current information.

BU24_C_XMXT-700_20180621

This is a  Request for a Quote Order P.O.#________Name ___________________________________________
Company ________________________________________

Quantity Needed ____________

Photocopy This Form
Use one form for each producttype you are selecting.

This form may also be completed online atgemssensors.com for RFQ.

  Product Check List

Street ___________________________________________

Date Required ____/____/_____

City_______________________ State____ Zip__________

Shipping Method:____________

Phone ( _____ ) ___________________________________

Partials Accepted:  Yes
 No

Fax ( _____ ) ______________________________________フロート式液面レベルセンサXM/XT-700シリーズ
使用環境条件Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要となります。OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せ下さい。
1. 使用液体 : __________________________________________________________________
2. 使用圧 : 最小 _____________________MPa 最大 ____________________ MPa
3. 温度 : 最低 ___________________________ ℃ 最高 ______________________ ℃
4. 比重 : 最低 _____________________________

最大 _________________________

1. シリーズ :5. 粘度 : _______________________________ SSU
6. タンク材質 : ________________________________________________________________
タンク深さ : _________________________________________________________________
7. ユニット設置位置 : □ タンク上 □ タンク底

5. 外形図 :□ XM/XT-700

2. 取付部のタイプと材質 :A. 取付部のタイプ□タイプ 1 □タイプ 2 □タイプ 3 □タイプ 4□タイプ 5 □タイプ 6 □タイプ 7

C: 取付部内側面からフロート停止位置までの長さ

C

XM シリーズ = 6.4mm (0.25˝)
XT シリーズ = 25.4mm (1.0˝)

表示長

オプション

軸全長

□ 3-5ピン レセプタクル □1/2˝MNPTコンジットアダプタ（タイプ 2, 3, 7 のみ)(タイプ 2, 3, 4, 5, 7 のみ)

Custom Length Float Type Level Transmitters

Gems Sensors & Controlsはフォーティブグループのブランドです

B. 取付部と軸の材質□ 真鍮□ 316 ステンレス・スチール		以下にご希望の長さをご記入下さい。
□ 表示長 _________________ mm□ 軸全長 _________________mm

3. フロート部品番号 :4. 電気的接続 :□リード線:長さ□304mm □609mm □その他________mm□ケーブル:長さ□304mm □609mm □その他________mm□その他________________________

6. 出力 :
XM-700□ 電圧出力		 入力電圧 _________□ 抵抗値		 希望値（最小）___________ Ω		 希望値（最大）___________ ΩXT-700□ 2 線, ループ電源 4-20mA 出力 (内部搭載)
注 :外形図内"C" の 最小は25.4mmです。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/
お問合せ 0120-083-081
Visit www.GemsSensors.com for most current information.

BU24_C_XMXT-700_20180621

C-3