プローブの仕様
品名

クリモマスタープローブ モデル番号6531-21

測定対象

清浄な空気流

測定範囲

測定精度

応答性

6561-216542-21

風速0.01〜30.0 m/s 、 0.01〜50.0 m/s（モデル番号 6561-21のみ）

風温※1-20.0〜70.0 ℃

湿度※2

2.0〜98.0％RH

圧力※3-5.00〜+5.00 kPa

風速±指示値の2％ or 0.02 m/s の大きい方

風温※1±0.5 ℃

湿度※2

2〜80％RH :±2.0％RH
80〜98％RH :±3.0％RH

※3

表示分解能

6541-216551-216533-216552-21

多機能型風速・風量計-20.0〜70.0 ℃
2.0〜98.0％RH−−

クリモマスター

0.01〜0.99 m/s：±0.02 m/s、1.00〜5.00 m/s：
±指示値の2% or 0.02 m/s の大きい方±0.5 ℃−

2〜80％RH：±2.0％RH
80〜98％RH :±3.0％RH−±(指示値の3％+0.01) kPa

風速

0〜9.99 m/s ： 0.01 m/s、10〜30 m/s ： 0.1 m/s
30〜50 m/s ： 0.1 m/s（モデル番号 6561-21のみ）

風温※10.1 ℃

湿度※20.1 ％RH

圧力※30.01 kPa

風速約1秒

風温※1約30秒（風速1 m/sにおいて90％応答）

湿度※2約15秒

圧力※3約1秒−

MODEL 6501シリーズ

0.01 m/s
0.1 ℃−

0.1％RH

−約4秒

−

約7秒

約7秒

約30秒（風速1 m/sにおいて90％応答）

−約15秒

−

-20〜70 ℃

6543-210.01〜5.00 m/s−

圧力動作環境

風速計JIS規格 JIS-T8202適合−

結露なきこと温度補償精度（風速） 5〜60 ℃の範囲において、±指示値の5％ or 0.02 m/s の大きい方

本体の仕様
6501-B0（圧力付）

6501-C0（アナログ出力、圧力付）

本体 モデル番号

6501-00

測定機能

測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更（1・5・10秒）、電池残量表示（5段階）、最大・最小・平均値測定（測定間隔：1〜999秒、測定回数：1〜9999回 、最大メモリ−：20,000データ）
ダクトサイズ記憶（25種類 、角形・円形選択 、サイズ：1辺または直径1〜999 mm）

6501-A0（アナログ出力付）

デジタル USB（プリンター接続時RS-232Cに自動切替、ボーレート：4800・9600・19200・38400 bps）

出力機能

アナログ電源※1※2※3

DC 0〜1 V（風速、風温※1、湿度※2、圧力※3いずれか1 ch出力）

ーDC 0〜1 V（風速、風温 、湿度 、圧力 いずれか1 ch出力）
ー
単3形アルカリ電池×6本（マンガン電池、Ni-MH充電池 いずれも使用可）
ACアダプター※4：AC 100〜240 V（50/60 Hz）DC9V

約10時間（風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ乾電池使用時において）

電池寿命

5〜40 ℃

結露なきこと保存温度範囲-10〜50 ℃

結露なきこと質量260 g（電池を含まない）

付属品

単3形アルカリ電池（テスト用）×6本 、プローブケーブル（2 m）×1本 、USBケーブル（2 m）×1本、キャリングケース×1個 、取扱説明書×1冊、動作環境

圧力測定用チューブ（1.5 ｍ）×１本[6501-B0/6501-C0のみ ]、アナログ出力ケーブル（1ｍ）×1本[6501-A0/6501-C0のみ]
オプション品

肩掛けケース、ACアダプター、延長棒、プローブケーブル（2、5、10、20 m）、
リングガード、プローブ保護カバー、コンプレッションフィッティング、予備プローブ、プリンター、プリンターケーブル、プリンターロール紙（10巻入）、計測ソフトウェア（Windows版）※3 圧力は本体モデル番号：6501-B0／6501-C0のみ、アナログ出力は 6501-A0／6501-C0のみ

プローブケーブル（単位：mm）

延長棒（オプション、単位：mm）
フレキシブル部

φ23

43
φ15

別売品のプローブケーブルは、長さ2 m、5 m、10 m、20 mから選択可能です。
（2 mのプローブケーブルは標準で付属）

φ15φ23※1330〜960※188

カノマックスの歴史が凝縮されたハンディ型風速計のハイエンドモデル。
風速、風温、湿度、圧力測定など、用途に合わせて選べる8種類の互換プローブをご用意。

155

ケーブル長さ：先端より2000[ストレートタイプ]
MODEL 6531-0551に曲がります）（0〜90°

130

2000~20000

188

43[フレキシブルタイプ]
MODEL 6531-04

φ15φ1466※4 別売品

φ16

本体寸法図（単位：mm）※2 湿度はプローブモデル番号：6531／6533のみ

130φ16※1 風温はプローブモデル番号：6531／6541／6542／6533／6543／6561のみ

50230〜870●

フレキシブルタイプの延長棒の耐風速は最大20 m/sです。
それ以上の風速域ではストレートタイプの延長棒をご使用ください。

● 熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成。

●お問い合わせ、お求めは● 0.01 m/sからの微風速測定、風温−20〜70℃、風速50 m/s対応。
● 製品保証期間を最大2年間に拡大。

日本カノマックス株式会社【本社 】 大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）

TEL：（06）6877-0444（代）【東京支社】 東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）

TEL：（03）5733-6023【営業拠点】 ●東京営業所●名古屋営業所●大阪営業所TEL：（03）5733-6023
TEL：（052）241-0535
TEL：（06）6877-0447

http://www.kanomax.co.jp/※本カタログの記載内容は2019年7月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。

（

登録証番号 JQA-2790

ISO9001認証）（本社にて取得
登録証番号 JQA-EM1628● 視認性に優れた青色バックライトと、落下を防ぐため持ちやすい）

ISO14001認証

0120-009-750● 現場でのハンズフリー測定が可能な肩掛けケース（別売品）をご用意。

E-mail：environment@kanomax.co.jp● 本体に最大20,000データを記録、USB通信で測定データを簡単転送。

修理・校正サービスに関するお問い合わせ● ダクトサイズ登録により、自動で風量演算が可能。

0120-981-959

コンピュータやAV機器など狭い所に(MODEL 6551/6552)

ラバーコーティング （製品裏面）。

製品に関するお問い合わせ

E-mail：service@kanomax.co.jp

風洞実験

E6501-8J● 校正リマインド機能による測定品質の確保。

空調機器の能力試験・保守点検

カノマックス流体計測技術の粋を極めた携 帯型風速計の “最高峰”クリモマスターは、あらゆるシーンでお客様の 計測ニーズにお応えします。
熱式風速計トップクラスの測定精度2％を達成

計測器のイメージを払拭させる
美しい配色デザインと機能性

製品保証期間を最大2年間に拡大する高性能な風洞設備から生み出されています。校正は、0.05〜3 m/sまでの微風速

従来の計測器にあった機械的なイメージを弊社の高い品質をより多くの皆様に域と3〜50 m/sの高風速域に分けて検証を行うことで、風洞の速度バラツキを最小限払拭する新配色デザイン。目視性に優れた

実感していただきたく、2年間の長に抑え、高い測定精度と信頼性を確保しています。

青色のバックライト液晶を採用しました。

期メーカー保証を実現しました。

従来の熱式風速計では実現困難と言われている2％の高い測定精度は、弊社が所有

裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト” の肩掛けケースを採用-20〜70℃までの測定にも対応のためにグリップ感を強化しました。

従来モデルに比べ、低温度域の測品）は、新しい測定の “カタチ”を提案します。首から下げた状態定範囲が大幅に拡張されました。

ティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。

幅広い目的にご利用いただけます。

ラバーコーティング

青色バックライト液晶

校正リマインド機能による測定品質の確保

測定条件に合わせ、あらかじめ登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です。
（印刷には別売のプリンターが必要です。)

プローブごとに最新のメーカー校正日が記憶されていますので、校正推奨日を超過すると電源投入時にアナウンスされます。アナウンス機能は個別にクリア可能です。

USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ

現場での測定ニーズを徹底的に追求した肩掛けケース（別売での測定値目視を可能とし、携 帯 型ならではのポータビリ

風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載＜肩掛けケース使用例＞

ACアダプター本体に最大20,000データを記憶できます。
Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存されます。

USB/プリンター
圧力センサー

アナログ出力（オプション）（オプション）※別売です。

様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ
新たにラインアップされた50 m/sの高風速プローブなど、目的に応じてユーザーでのプローブ交換が可能です。
校正データはプローブ内部に個別に記憶されていますので、プローブを交換しても高い測定精度はそのまま維持されます。

Φ 161025

10

住宅・オフィス
建物・工場内 健康増進法に 空調機器の クリーン
HEPA
冷却効果 製品の性能検査
建築物衛生法ビル内のの空調管理・基づく能力試験・ ルーム内の フィルターなどの （PC内部などの （乾燥効果率に基づく測定など）
性能検査
風速測定）
空気環境測定環境測定 分煙効果測定 保守点検
風速測定

0.01

○○

◎

○

◎

○

◎

○

○ーー○ー○○◎◎◎○○ーー○ー○○○○◎○○ーー○ー○○○○

◎

○○ー

◎

○ー○

◎ー○ー

◎

◎ーー○○○◎

ー○ー◎◎ーーーーーーーーー○○◎○ーーーーーーー○○

◎

○〜
Φ 16

検査制御

湿度

30.0 m/s

0.01

Φ 16

30.0 m/s〜

5.00 m/s

217

無指向性（球状）Φ 2シールドケーブル

2585

17.3

0.01
30.0 m/s

Φ 2.8

Φ 2 Φ 2.5

無指向性Ｌ型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。

0.5

18101ｍΦ 2シールドケーブル
2585

プローブは風速センサーと温度補償センサーを組み合わせることにより、風の温度の変化に対する風速変化を補正しています。この効果を得るためには風速センサーと温度補償センサー

17.3

Φ 166552-21

先端部拡大図10〜1ｍ空調機器

温度〜Φ 1690

室内環境

風速

0.01

217

Φ 1621途〜Φ 1090Φ 166551-21

無指向性 I 型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。

21

無指向性

217

Φ 10

風速・温度・湿度を同時計測。水平無指向性で、垂直指向性も幅広
く、風向が分からない室内（クリーンルーム等）に適しています。

90

用50.0 m/s

Φ 2.86533-21

19

野0.01

212

Φ 4.6

水平無指向性で、垂直指向性も幅広く、風向が分からない室内（クリーンルーム等）に適しています。

85

Φ 4.66543-21

指向性

Φ1

水平無指向性なので、ダクト挿入時等に風向を気にする必要がありません。小さい点検孔（最少Φ4.6 ｍｍ）にも対応します。

指向特性

212

Φ26542-21

85

Φ 10

空調機器の吹出し口、吸込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。6561-21は50 m/sまでの高風速域にも対応しています。

■プローブ寸法図

Φ 0.56561-21

風速・温度・湿度を同時計測。空調機器の吹出口、吸込口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。

プローフ先端写真

Φ16541-21

徴Φ 2.56531-21

特Φ 2.5番

先端部拡大図Φ 2.5型

分

両方に測定対象の風を当て、温度条件を同じにすることが必要です。
（風速センサー、温度補償センサーの位置については、取説をご参照いただくか、またはお問い合わせください。）