1.各部の名称

衝撃加速度法による改良型 簡易支持力測定器 （キャスポル）取扱説明書

1－1 仕様１．仕様 及び 表示部機能（１） 本体部
ランマー質量ランマー形状ランマー落下高度
ランマー固定方法
開錠レバー
三脚（２） 表示部
LCD 表示（３） 操作部
20Key スイッチ（４） 各試験項目
CBR
QC
φ（ファイ）
C
K30（５） 出力部
プリンターＵＳＢ（６） 電源部
単三電池

4 .5ｋｇ
直径φ50ｍｍ
450ｍｍ
一点支持バネ式開放構造
測定開始スイッチと連動式
開閉自在伸縮式脚部

20 文字×４行キャラクタ表示器
数字・カタカナ・ローマ字表示
現在時間・測定日時
Ia 値・モードで設定した値等の測定値・測定回数平均値・最大値・最小値をスクロール表示

0～9 までの数字
スクロール用 矢印（↑↓）キー
モードキー・保存キー・印字キー・初期化キー
履歴キー・リターンキー・クリアーキー
Ia×1.615-4.945 (%)
Ia×124.3-354.1 (kN/㎡)
Ia×0.974+15.18 (°)
Ia×7.073+0.785 (kN/㎡)
Ia×8.554-37.58 (MN/㎥)
シリアル・サーマル プリンター
年月日・ゲンバメイ・測定値
各試験結果・統計計算値を印刷
パソコンとの通信（ハイパーターミナル経由）
年月日・ゲンバメイ・測定値
各試験結果・統計計算値を表示
通信条件
ボーレート
：9600 ビット／秒
データ ビット ：8
ストップ ビット：1

ニッケル水素電池 ４本
急速充電器
11.各部の名称

1－2 各部の名称
キャスポル表示部 前面
モードキー

印字キー
表示部
初期キー
ベルト留め

電池減

履歴キー

保存キー

リターンキー
矢印・数字キー●●

表示部：
モードキー：

●

↑↓キー：

●
●

数字キー：
印字キー

●
●
●
●

初期化キー：
リターンキー：
クリアーキー：
保存：

●
●

電池減：
ベルト留め：

日付、Ia 値、CBR、qc、φ、K30、C、測定回数等を表示します。
キーを押す毎に CBR→qc→φ→C→K30 の順に表示する試験結果が変化します。
↑キーを押す毎に最小値→最大値→平均値の順に表示されます。
（↓キーを押すと平均値→最大値→最小値の順に表示されます）
測定したデータを呼び出す時に使います。
測定日時、Ｉａ値、試験項目の演算値、測定回数、平均値、最大値、最小値を印字します。
保存しているデータを消去します。
データの保存、各種設定を確定するのに使います。
入力した数字を取り消すのに使います。
通常一箇所につき 5 点データを測定した時点で自動的に測定結果が保存されますが、測定データが 5 点未満の際保存する時に使用します。
バッテリーが消耗すると点滅いたします
ショルダーベルトを固定するのに使用します。

2

1.各部の名称

キャスポル表示部 背面
ＵＳＢ出力
電源スイッチ

電池ボックス
検出器入力

プリンター出力●電源スイッチ：● USB 出力：
● 電池ボックス：● 検出器入力：● プリンター出力

電源スイッチです、左にレバーを動かすと電源が ON になり右に動かすと OFF になります。
PC との接続に使います
測定器駆動用にニッケル・水素電池が４本を収納します。
キャスポル本体からのセンサー信号の入力用コネクターです
表示部とプリンターを RS-232C クロスケーブルで接続します。

3

1.各部の名称

キャスポル本体部
ランマー落下レバー

ランマー固定ブロック

ランマー

引上げ取手
検出器出力部●●●●●

引上げ取手：
ランマー落下レバー：
検出器出力部：
クランプレバー：
ランマー固定ブロック：●●●

三脚伸縮部調整ネジ：
ランマー固定ピン：
ランマー：

三脚クランプ

三脚伸縮部調整ネジ

ランマー固定ピン

ランマーを引き上げる時に使用します。
引き上げたランマーを落下させる時に使用します。
キャスポル本体からのセンサー信号を出力します。
三脚の傾き角度を固定するのに使用します。
ランマーを引き上げた時に 45cm の高さで固定するのに使用します。
三脚を伸縮する時に固定するのに使用します。
移動時にランマーを固定するのに使用します。
測定時に地面に落下させます。

41.各部の名称

付属品
接続ケーブルベルト

CD-ROMAC ケーブルAC アダプター（プリンター用）

書類

リチウム水素電池
プリンター

●

●
●
●
●
●
●
●
●

プリンター接続ケーブル

プリンター用バッテリー

書類：

検査書、取扱説明書、利用の手引、簡易支持力測定器による試
験方法、「地盤改良」に関わる技術証明書による試験方法の 5 種類ございます。
接続ケーブルキャスポル本体と表示部を接続するケーブルです。
プリンター用バッテ 三栄電器製リチウムイオンバッテリー UR-121
リー
AC アダプター
三栄電器製プリンター用バッテリー充電器 BLS-120W
AC ケーブル
LINTEK 製 AC ケーブル ACS-120A
プリンター
三栄電機製プリンター ｄ
プリンター接続プリンターと表示部を接続する RS232C クロスケーブル
ケーブル
ベルト
キャスポル本体と表示部用の首掛けベルトです。
CD-ROM
PC との接続用 USB ドライバー※ PC と接続する際に使用する USB ケーブルは付属しておりませんので、PC と接続するには USB ケーブルをご購入して下さい。

52.測定方法

2－1 測定の手順1. 本体をアルミケースから取出します。

アルミケース

キャスポルランマー部
2. 測定ポイントに移動します。
※ 測定ポイントは平坦な場所を選びます。そのような場所が見当たらない場合は、地盤面乱さぬようにスコップ等で整形するか、試験用砂（標準砂等）を薄く散布し平坦に仕上げます
3. ランマー固定ピンを外します。
ランマー固定ピンランマー

62.測定方法
4. 測定ポイントの真上に本体を移動させ、ランマーシャフトの赤い線とブロック上面が一致する位置まで三脚を伸縮させつつ、水準器でレベルを出します。
最後にクランプを締めて三脚を固定します。

水準器

ブロック

赤い線

ランマーの高さ調整

レベルの調整クランプ

三脚三脚の調整

三脚伸縮部調整ネジ

三脚の固定

5. 次にキャスポル表示部背面の電源スイッチを左に押し、電源を ON にします。

電源ボタン

7

2.測定方法
6. 次の画面が表示されます。

日付
Ia 値

電池減

測定ポイント数
計測モード

測定回数
●
●
●

日付 ：
測定ポイント数：
測定回数：●●

Ia 値：
計測モード：●

電池 減：

測定時の日付が表示されます。
5 回測定値を記録するたびに 1 つ数値が増加します。
1 つの測定ポイントにつき 1～5 回まで記録できます。
（5 回測定値を記録すると測定ポイント数が１つ増えます）
ランマーを地面に落下させた時に計測されるインパクト値です。
現在の測定モードを表示しています。モードキーを押すたび測定モードが変化します。
電池が低下すると点滅します。

7. 検出器保護カバーを取り外します。

検出器出力部
検出部保護カバー

82.測定方法
7. 検出器出力部と検出器入力部を接続ケーブルで接続します。

検出器出力部

接続ケーブル9. モードボタンを押し希望の測定モードを選択します。

モードボタン

10. ランマー引上げ取手を用いて、ランマーをカチッと音がするまで引き上げます。
※この時に勢い良く引き上げますとランマー固定ブロックが破損する恐れがあります。

引上げ取手

9

2.測定方法
11. ランマー落下レバーを左に廻しランマーを落下させます。

ランマー落下レバー

12. 表示部に Ia 値と選択した測定モードが表示されますので、リターンキーを押してデータを保存します。

リターンキー

13. 1 つの測定ポイントにつき下図のように 5 回測定します。
※1 つの測定ポイントにつき 5 回測定しない状態で電源を Off にするとデータが保存されませんので、5 回未満の測定データ保存する場合は保存キーを押して下さい。

10

印字

3－1 印字の手順
1. 表示部とプリンターを接続ケーブルで接続します。

プリンタ
ー

表示部

接続ケーブル

2. プリンターの電源スイッチを 2～3 秒押し続け On にし、表示部の印字ボタンをおします。
印字ボタン
電源スイッチ3. 次の画面が表示されますので印字する場合はリターンキーを押し、印字しない場合はCL キーを押します。

リターンキー
CL キー

11

印字
4. 次のように測定データが印字されます。

印字した時の日付
最初の 5 点を記録した日付が印字されます。
1 つの測定ポイントの1～5 までのデータ

1～5 点までの CBRの測定値

1～5 点までの Ia の測定値

AVE 5 点測定データの平均値
MAX 5 点測定データの最大値
MIN 5 点測定データの最小値※

最初の測定ポイントを測定した際の日付が印字されますので、測定ポイントごとに日付を変更したい場合は、印字後データを削除してから測定を行ってください。

12

4.データの消去

4－1 データの削除
1. 表示部の初期化ボタンを押します

初期化ボタン

3. 次のように表示されますのでデータを削除する場合はリターンキーを押し、削除しない場合は CL キーを押してください。

13

5.測定履歴の閲覧

5－1 測定履歴の閲覧
1. 表示部の履歴キーを押します。

矢印キー

履歴キー
数値キー

2.

次の画面が表示されますので、測定ポイント番号を入力します。
測定ポイントが 1 番の場合は 001、10 番の場合は 010、100 番の場合は 100 というように入力してください。

3.

↑↓矢印キーを押すごとに測定結果、平均値、最大値、最小値が表示されます。
履歴の表示を終える時は CL キーを押してください。

※

履歴は測定結果を閲覧するためだけの機能で、履歴画面から任意ポイントを選択して印字することはできませんのご注意下さい。
14

6.PC との接続

6－1

PC との接続

1.表示部の USB 出力部と PC を USB ケーブルで接続します
2．パソコンと本装置を接続します。
3． 新しい周辺機器が接続された事が自動的に認識されます。

4．＜新しいハードウェアの検出ウィザード＞の起動します
5．〔ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）（Ｉ）〕を選択します。

15

6.PC との接続
6．（次へ（Ｎ）＞）をクリックします。
7．ドライバーが検出されるので、目的のドライバーを選択します。

8．（次へ（Ｎ）＞）をクリックします。
9．ドライバーのインストールが始まります。

16

6.PC との接続
10．次の画面が表示されますので＜完了＞をクリックすると設定の終了します。

11．ドライバーがインストールされ、PC とキャスポル表示部との通信が可能になりました。
12．マイコンピュータを開きます。

13．＜システム情報を表示する＞をクリックします
14．＜システムのプロパティ＞が表示されます。

17

6.PC との接続
15．＜ハードウェア＞を選択します。

16．＜デバイスマネージャ（Ｄ）＞をクリックします
17．デバイスマネージャが起動してデバイスの一覧が表示されます。
18．ポート（ＣＯＭとＬＰＴ）をクリックします。
19．ATEN USB to Serial Bridge (COM5)をクリックします。

20．ATEN USB to Serial Bridge (COM5)のプロパティが表示されます。
21．＜ポートの設定＞をクリックします。
22．ボーレートが９８００でなければ＜既定値に戻す（Ｒ）＞を選択します。
23．＜詳細設定＞をクリックします。
24．COM ポート番号が COM１出なければ COM1 に変更します。
25．設定が終われば＜ＯＫ＞をクリックして終了します。

18

6.PC との接続

26．＜スタート＞・＜すべてのプログラム（Ｐ）＞・＜アクセサリ＞・を＜通信＞・＜ハイパーターミナル＞の順で選択して行きます。

27．ハイパーターミナルの初期画面が表示されます。
28．接続の設定画面で名前を決めます。

29．接続方法の窓の矢印をクリックします。
30．〔ＣＯＭ１〕を選択します。
31．選択が終われば、＜ＯＫ＞をクリックします。

19

6.PC との接続
32．ポートの設定で〔既定値に戻す（Ｒ）〕をクリックします。
33．設定が終われば＜ＯＫ＞をクリックします。

34．カウンターで印字操作をするとデータが表示されます。

20

7.プリンターの充電方法

7.プリンターの充電方法
1. 付属の AC アダプタを電源コネクタに差し込みます。

AC アダプタ

電源コネクタ2. プリンターの電源を投入します。
4.

SELECT ボタンを約 3 秒間押しますと、POWER LED と ERROR LED が交互に滅滅し充電が開始されます。

ERROR LED

POWER LED

SELECT ボタン

5.
6.
7.

充電が完了すると POWER LED が点灯し、印刷待機の状態に戻ります。
約 2～３時間で充電が完了致します。
詳しい取扱い方はプリンター付属の取扱説明書をご参照お願いいたします。

21