イオナイザ

イオナイザ●オーバーヘッドイオナイザ（DC）●ノズルタイプイオナイザ（DC）

MODEL

MODEL
電源投入時に次回のメンテナンス時期までの目安をLEDの点灯の数でお知らせいたします。

ND-503T● 除電性能経時変化
警報ランプ点滅
クリーニング
100%

除電性能● 除電特性
上段はIOH-03
下段（ ）内はIOH-02

クリーニング50％

15日

裏面ファンガードをワンタッチでスライドして外す事ができ、簡単に電極周辺にアクセスできメンテナンスが簡単です。
電源投入時に次回メンテナンスまでの時期をお知らせする機能を搭載いたしました。

＊D．I．C．（Double Ion Control）回路制御とは、イオンバランスとイオン生成量の両方を同時にコントロールする事により、常に最適な状態で除電することができる回路です。

用

IOH-03
IOH-02直流コロナ放電式
タングステン
D．I．C．回路制御±10V以内（工場出荷時）、微調整可能
無段階可変可能3.0m3/min×3FANまたは2FAN
0.87m/sec
0.70m/secクリーニング警報（制御限度）、高電圧異常
高電圧停止（制御範囲超、高電圧異常連続時）
除電中（高電圧出力中）動作
アラーム点滅及び点灯時動作
静電電位またはイオンバランスのフィードバック
入力可能
0.02ppm以下
温度0〜40℃、湿度80％RH以下（結露なきこと）
AC100〜240V（10台までシリーズ接続可能）
約1.8m（接地極付電源ケーブル）
54VA
32VA
約5.0kg約3.6kg＊測定距離450mm

オゾン発生量環境
電源
電源ケーブル
消費電力
質量

＊

途

●

セル生産工程でのワークベンチ上の広範囲除電。

●

コンベヤ上にて搬送にあわせた除電。

● 寸法・各部の名称■ IOH-03■寸法単位［mm］
300

52300（300）5260

12 3 4 5 6④⑤AC IN
AC85〜 264V 10A
50/ 60Hz

5A850

FEEDBACK（550）POWER②12205−←⑥→＋−＋（22）内はIOH-02

エア圧力0.02MPa

エア圧力0.05MPa

エア圧力0.10MPa

警報出力を標準で装備し、クリーニング警報、高電圧異常警報等
イオナイザの特性劣化、異常をすばやく外部に出力できます。
除電場所の電位をゼロボルトに保つために、イオンバランスの微調整が可能です。

＊D.I.C.（Double Ion Control）回路制御とは、イオンバランスとイオン生成量の両方を同時にコントロールする事により、常に最適な状態で除電することができる回路です。

仕型式
イオン生成方式
放電電極針
推奨エア圧力エア消費量
電源
電源ケーブル
消費電力
オゾン発生量環境
質量用①電源スイッチ②フィードバック端子③ヒューズホルダ（入力）④電源コネクタ⑤外部出力端子（出力）⑥電源コネクタ⑦取付穴⑧電源ランプ⑨警報ランプ⑩風量調整つまみ⑪イオンバランス微調整ボリューム⑫イオンバランス及びクリーニング時期表示LED

様●

ND-503T
直流コロナ放電式
タングステン
0.02〜0.15MPa
45〜105L/min
AC100V 50／60Hz
約2.8m（接地極付電源ケーブル）
4VA
0.02ppm以下（300mm）
温度0〜40℃、湿度80％RH以下（結露なきこと）
約1.5kg

除電距離＋−
イオンバランス
除電距離＋−
イオンバランス

50[mm]
0.2
0.2±0除電距離＋−
イオンバランス

50[mm]
0.1
0.1−1100[mm] 150[mm] 200[mm] 250[mm] 300[mm]
0.8
1.3
1.7
2.1
2.6
0.9
1.4
1.8
2.3
2.8
±0＋2＋3＋3＋2
100[mm] 150[mm] 200[mm] 250[mm] 300[mm]
0.4
0.6
0.8
0.9
1.1
0.4
0.7
0.9
1.1
1.4
−1−2−3−4−4100[mm] 150[mm] 200[mm] 250[mm] 300[mm]
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.3
0.5
0.50.70.9±0−2−2−3−4

条件： チャージプレートモニタ使用（150mm×150mm、20pF）
上段 ＋1000V〜＋100Vの時間［sec］
中段 −1000V〜−100Vの時間［sec］
下段 イオンバランス■寸法単位［mm］
2-φ5

途

⑥ ⑧

③ ② ①
12.5

マウンタ、テストハンドラ等高速搬送部品の除電
光学部品への埃付着防止④

微小部品の微風高速除電●

クリーン環境でのスポット除電●

テストハンドラ高温チャンバ内の除電（耐熱特殊仕様）

高圧

高圧

BAL. A D J.

カスガ

KASUGA●報

175⑧AC OUT
AC85〜 264V 10A
50/ 6 0Hz⑨−

BALANCE＋BALANCE−＋CLEANING
POWER

ALARM

FAN SPEED−⑩＋⑫⑦

イオンモニター

19019034⑪⑪

耐熱特殊電極（受注生産）

高圧

外部出力⑤1A

φ4.5標準ノズル電極⑨高圧

OF F3T- 5 IN0JAPANN DMADE

51712.5O N

IOH-03⑫注：測定値は実測値であり、保証値ではありません。

● 寸法・各部の名称

警●50[mm]0.30.3＋2OVERHEAD IONIZER
φ10（640）

DCタイプのためイオン生成量が格段に多く、高速除電が可能です。

⑩⑦940● イオンバランス・除電特性

①φ4.

60

171③●

新開発D.I.C.Ⅱ回路制御 により、イオンバランスの安定性はもちろんのこと、除電性能の低下がなくなりました。またメンテナンス頻度も大幅に削減することができました。

74型式
イオン生成方式
放電電極針
イオンバランス制御方式
イオンバランス＊
ファンスピード
最大風量
最大風速＊
警報表示
アラーム点滅アラーム点灯警報出力
除電出力（外部出力） 警報出力
外部入力

新開発D．I．C．回路制御 によりイオンバランスだけでなくイオン生成量も一定に保つ制御をしているため除電性能が落ちることなく常に最適な状態で除電でき、メンテナンス頻度を大幅に削減することができます。

注：クリーニング時期は環境により大きく左右されます。
＊⑬2000●●様長φ30●

特●

●

＊45日

メンテナンス工数1/2〜1/3に短縮

φ25.2

●

仕30日

従来比約2〜3倍のクリーニング時期

テ ス ト 方 法 ：ANSI／ESD−S3.1−1991に準拠
測 定 位 置 ：IOH-03（02）
を卓上より600mmに設置し、チャージプレートを卓上より150mmに設置
減 衰 時 間 ：±1000V〜±100Vの時間（sec）
イオンバランス：±10V以下
風量 ：最大

長

従来タイプ

日数

注：測定値は実測値であり、保証値ではありません。

特ND-503T

ノーメンテナンス

9.4
6.2
4.7（12.2）
8.5（6.8）（6.1）
7.5（11.0）
2.1
2.0（10.8）
4.2（2.0）（2.2）
9.74.6300［mm］ （10.5）
3.9（12.6）
9.8（7.1）（6.8）（13.4）
300
［mm］
［mm］
400［mm］400
400［mm］

t1.2

IOH-03/02

552.5 52.5105

①電源スイッチ②動作表示③警報表示④イオンバランス調整ボリューム⑤ヒューズ⑥高電圧出力コネクタ⑦センサ入力端子⑧警報出力端子⑨アース端子⑩放電電極針⑪センサ⑫エアホース6×4⑬取付金具

23