高性能高さ測定機
QM-Height
QMH-350AX
QMH-350BX
QMH-600AX
QMH-600BX

ユーザーズマニュアル− 取扱説明書 −ご使用前に本書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

No. 99MAF600B1
2020 年 4 月 1 日 発行（1）*99MAF600B1*

■ 本書の対象商品名および型番
商品名
高性能高さ測定機 QM-Height

型番
QMH-350AX
QMH-350BX
QMH-600AX
QMH-600BX■ 本書に関するお願いとご注意
y 本書に記載の使用法に依らない使用により損害が発生した場合には、弊社は一切その責任を負いかねます。
y 本商品を貸与または譲渡するときは、本書を本商品に添付してください。
y 本書を紛失または損傷されたときは、すみやかにお求めの販売店、または弊社営業の窓口へ連絡
してください。
y 本商品の操作の前に本書をよく読んでください。特に、冒頭の「安全上のご注意」「取り扱い上のご注意」の内容を十分に理解してから本商品をお使いください。
y 本書の内容は 2020 年 4 月現在の情報に基づいています。
y 本書の内容の一部または全部を転載・複製することは固くお断りいたします。
y 本書に掲載している画面図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。また、機能理解と操作に支障を与えない範囲内で、実際の画面表示と異なることがあります。
y 本文中の会社名、団体名、商品名等は、各社、各団体の商標、または登録商標です。
©2018-2020 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.
No. 99MAF600B

本書で使用されているマークや文字■ 潜在的な危険性に対する注意喚起を示すマークや文字警告

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

注記

取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

■ 行為の禁止および行為の強制を示すマーク
行為の禁止の具体的な内容を示します。

行為の強制の具体的な内容を示します。

■ 参考情報や参照先を示すマークや文字
Tips

本文で説明している操作方法や手順に関連する詳細情報および参考情報を示します。
本書または外部の取扱説明書に、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。
例：○○の詳細は、「1.2 各部の名称と機能」（2 ページ）iNo. 99MAF600B

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

警告• 本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
• 本商品の付近に花瓶、水などの入った容器を置かないでください。機器内部に水などが入った場
合、火災・感電の原因となります。万一、内部に水などが入った場合は、まず電源をオフにし、弊社までご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
• 周囲に揮発性ガスが発生する恐れのある場所では本商品を使用しないでください。火災の原因と
なります。

注意
• 本商品は重量物のため、一人では持ち上げたり、持ち上げて移動しないでください。
• 不安定な台の上に機器を設置しないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
• 付属品の電池については、充電したり分解したりするなど、ショートのおそれがあることはしな
いでください。
• 本商品は重量物のため、安全靴を使用してください。運搬、設置時におけるスリッパの使用は厳禁です。
• 本商品を定盤などに設置するときは、指などをベースに挟まないように注意してください。
• 本商品が落ちたり倒れたりすると、けがの原因になることがあります。慎重に取り扱いください。

注記
電気ペンで記入するなど、本商品に外部から電圧を加えないでください。故障の原因となります。
• 長期間使用しないときは、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れにより本商品が破損するおそれがあります。
• 電池は必ず LR6（単 3 形アルカリ電池）または Ni-MH（単 3 形ニッケル水素電池）を使用してください。
また、電池の取り扱いについては、使用する電池の指示に従ってください。

No. 99MAF600B

ii

取り扱い上のご注意■ 本商品の用途や取り扱いについて● 本商品は測定機です。
本商品を測定以外の目的に使用しないでください。

● 本商品は工業用商品です。
本商品を工業用以外の用途で使用しないでください。

● 本商品は精密機器です。
本商品の取り扱いには十分ご注意ください。また、ご使用時に各部に衝撃を加えたり、無理な力を掛けたりしないでください。

■ 設置環境下記の場所で本商品をご使用ください。
y 塵や埃の少ない場所
y 振動の少ない場所
y 周囲温度は 0 C 〜 40 C（電池使用時は、10 C 〜 40 C）（精密な測定を行うときは 20 C 近くで、温度変化が少ない場所）
y 使用環境は湿度 20%RH 〜 80%RH
y 定盤上に設置
次のような場所での使用は避けてください。
y 切削油や水などの影響を直接受ける場所
y 直射日光、熱風、冷風の当たる場所
y 溶接機や放電加工機など、電磁ノイズを発生する機器がある場所■ お手入れについて
y 洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
清掃方法の詳細は、「5 保守」（61 ページ）y 塵や埃が付着しないように使用後は付属の商品カバーを本体に被せておくことをおすすめします。

iii

No. 99MAF600B

■ 電源
y 使用後は電源を必ずオフにしてください。
y AC アダプター（オプション）を使用するときは、大電流が流れている電源（工作機械や大型のCNC 制御測定機など）とは別の電源に接続してください。
y 電池や AC アダプター（オプション）を抜くなど、本商品への電源供給が止まると、以下の内容は消去されます。
y 基準点（INC 測定系）「■ 基準点（INC 測定系）を設定する」（16 ページ）y 2 点間の差測定用に設定した基準値「3.1.2 現在の測定値と任意に設定した基準の値との差を演算する」（35 ページ）y メモリーに保存した測定値「3.1.3 メモリーに保存した 2 つの測定値の差を演算する」（37 ページ）

電磁両立性について
本商品は、欧州 EMC 指令に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。
本商品は工業用製品です。住宅環境での使用は意図しておりません。住宅環境で使用すると、他の機器に対して電磁妨害が発生する可能性があります。その場合には電磁妨害に対する適切な対策が必要となります。

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意
本商品は、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める
16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。
本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。
また、本商品に機能を追加するためにオプションの追加や改造を行った場合、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める 1 から 15 の項」によるリスト規
制貨物、リスト規制技術（プログラムを含む）に該当となることがあります。その場合の本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になります。事前に弊社にご相談ください。

EU（欧州）諸国への輸出に関するご注意
EU 加盟国へ本商品を輸出される際は、英文の取扱説明書 ･EU 適合宣言書（場合によっては輸出国公用語の取扱説明書 ･EU 適合宣言書）が必要となる場合があります。詳細につきましては弊社にご相談ください。

日本国内で本商品を廃棄する際のご注意
y 事業者として廃棄する場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物処理法）等の関連法令に従い、適正な廃棄処理をしてください。
y 個人として廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。
No. 99MAF600B

iv

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意
商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国の規制である廃電気電子機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルに
ご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お買い上げになった小売店や代理店にお問い合わせください。

保証
本商品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの販売店、または弊社営業の窓口（ 「営業の窓口」（App-1 ページ））へご連絡ください。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
y 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷
y メンテナンス上、修理上または取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷
y お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷
y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷
y ミツトヨによって指定されまたは許可されているハードウェアまたはソフトウェア以外のハード
ウェアまたはソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷
y 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷
本保証は日本国内において適切に設置され、本書に記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明および保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、
非侵害の保証または取引過程、使用または取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本商品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

v

No. 99MAF600B

免責
ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、もしくはデータの損失、または本商品の使用もしくは使用不能によって生じた特別損害、直接
損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、または懲罰的損害について、原因および責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社またはそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本商品の使用によって生じた損害または損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本商品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、または管轄地によっては、派生的損害または付随的損害に対する責任の排除または制限を認めていない場合があります。そのような国、州、または管轄地におけるミツトヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

本書について■ 本書の位置付け、ドキュメントマップ
ここには、本書の位置付けと他の分冊との関係などを説明します。

ユーザーズマニュアル（本書）

セットアップマニュアル

補助マニュアルQM-Height の取り扱い上の注意、操作方法、仕様、保守、トラブルシュートなどについて説明しています。

開梱と設置について説明しています。

基本操作早見表■ 本書の対象読者と目的● 対象読者
高性能高さ測定機を初めてご使用になる方を対象にしています。
PC および Windows の基本的な操作をご理解いただいていることを前提とします。
図面を読んで指示を理解できることを前提とします。

● 目的
本書は、高性能高さ測定機を使った基本的な測定方法や、用途に応じた使用方法についてご理解いた
だくことを目的としています。

No. 99MAF600B

vi

■ 本書の読み方
操作動画がご覧いただけます。

2 基本的な測定方法

2.4

内径を測定する

内径測定の動画がご覧いただけます。

穴の直径（内径）を測定します。測定子で穴の下面と上面を倣うことで最下点と最上点を検出し、その差を直径値として求めます。穴の上下一部が欠けているような半円の直径値は、求められません。
ここでは、定盤面を原点（ABS 測定系）として測定する手順を説明します。
最上点

最下点
原点（ABS 測定系）

作業の順番と内容を示します。

1 倣い測定終了方法（自動終了／手動終了）の設定状況を確認する
設定方法の詳細は、補足情報を示します。

「3.3 倣い測定の終了方法を設定する」（44 ページ）

Tips
「自動終了」と「手動終了」では、手順 4 の操作が異なります。

2 定盤面を原点（ABS 測定系）に設定する
設定の詳細は、「2.1.1 原点・基準点を設定する」（12 ページ）

3 ［内径測定］を押す
M1

»

M2

液晶画面の左上にアイコンが表示される。

4 穴の最下点を検出する• ［Auto］（自動終了）に設定した場合は、必ず測定子が穴の最下点を通過するように操作してください。測定子が穴の最下点から約 0.5 mm 上昇したときに、「ピッ」と音が鳴り、自動終了します。
• 測定子は最下点から高さ 0.5 mm 以内の範囲で接触させてください。それ以上の範囲では測定誤差が大きくなることがあります。

1»

プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと穴の下面中心付近に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）

液晶画面に［0.000］の値が表示
される。

24

先頭に「»」マークがある一文は、操作結果を示します。

No. 99MAF600B■ かっこ、数字（ 1 、1）の表記
本書で使用しているかっこ、および数字表記の意味を示します。
（ ）（丸かっこ）直前の内容の説明、補足説明を示します。

「 」（かぎかっこ）

強調する語句を示します。また、参照文で参照先を示します。

［ ］（角かっこ）

画面に表示される項目（メニュー、ダイアログ、ボタン、タブなど）、およびコントローラーやキーボードのキーを表します。また、お客様が意図的に入力／選択する項目を示します。

1 、 2 、 3 …

作業の順番と、その内容を示します。

1、2、3…

( 1 ：親手順、1：子手順）vii

No. 99MAF600B

目次
本書で使用されているマークや文字 ………………………………………………………… i
安全上のご注意 ………………………………………………………………………………… ii
取り扱い上のご注意 …………………………………………………………………………… iii
電磁両立性について …………………………………………………………………………… iv
輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意 …………………………………… iv
EU（欧州）諸国への輸出に関するご注意 …………………………………………………… iv
日本国内で本商品を廃棄する際のご注意 …………………………………………………… iv
分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意 … v
保証 ……………………………………………………………………………………………… v
免責 ……………………………………………………………………………………………… vi
本書について …………………………………………………………………………………… vi
目次 …………………………………………………………………………………………… viii
1

ご使用になる前に ………………………………………………………………………… 1
1.1

本商品ができること ………………………………………………………………… 1

1.2

各部の名称と機能 …………………………………………………………………… 2

1.3

2

1.2.1

本体部 ………………………………………………………………………………………… 2

1.2.2

表示部 ………………………………………………………………………………………… 4

基本操作 ……………………………………………………………………………… 7
1.3.1

電源をオン／オフする ……………………………………………………………………… 7

1.3.2

本体を移動する ……………………………………………………………………………… 8

1.3.3

プローブユニットを移動する ………………………………………………………………10

基本的な測定方法 …………………………………………………………………………11
2.1

測定準備 ………………………………………………………………………………122.1.1

原点・基準点を設定する ……………………………………………………………………122.1.2

測定子先端のボール径を設定する …………………………………………………………18

2.2

高さを測定する ………………………………………………………………………212.3

段差や幅を測定する …………………………………………………………………222.4

内径を測定する ………………………………………………………………………242.5

外径を測定する ………………………………………………………………………27

No. 99MAF600B

viii

3

用途に応じた使用方法 ……………………………………………………………………33
3.1

3.2

2 つの測定値の差を演算する ………………………………………………………33
3.1.1

現在の測定値と一つ前の測定値との差を演算する ………………………………………34

3.1.2

現在の測定値と任意に設定した基準の値との差を演算する ……………………………35

3.1.3

メモリーに保存した 2 つの測定値の差を演算する ………………………………………37

公差判定をする ………………………………………………………………………40
3.2.1

上限値と下限値を設定する …………………………………………………………………41

3.2.2

判定機能の有効／無効を切り換える ………………………………………………………42

3.3

倣い測定の終了方法を設定する ……………………………………………………44

3.4

測定項目の順番を登録する …………………………………………………………45
3.4.1

4

登録した測定手順で測定する ………………………………………………………………46

3.5

測定値の最小表示量を設定する ……………………………………………………48

3.6

電源が切れるまでの時間を設定する（オートオフ） ……………………………49

3.7

LED の点灯時間を設定する ………………………………………………………50

3.8

測定結果を外部機器に出力する ……………………………………………………52
3.8.1

出力する表示値を選択する …………………………………………………………………52

3.8.2

小型プリンター（オプション）に出力する ………………………………………………53

3.8.3

PC に出力する（Windows のみ） …………………………………………………………55

困ったときは ………………………………………………………………………………57
4.1

こんな症状が発生した ………………………………………………………………57

4.2

警告が表示された ……………………………………………………………………59

5

保守 …………………………………………………………………………………………61

6

仕様 …………………………………………………………………………………………63
6.1

基本仕様 ………………………………………………………………………………63

6.2

データ出力仕様 ………………………………………………………………………65
6.2.1

デジマチックデータ出力 ……………………………………………………………………65

6.2.2

USB データ出力仕様 ………………………………………………………………………67

6.3

付属品 …………………………………………………………………………………68

6.4

オプション ……………………………………………………………………………69

索引 ……………………………………………………………………………………… Index-1
営業の窓口 ………………………………………………………………………………… App-1
サービスの窓口 …………………………………………………………………………… App-2

ix

No. 99MAF600B

No. 99MAF600B

x

1 ご使用になる前に

1ご使用になる前に

ここでは、本商品の特長、本体各部の名称や機能、基本的な操作方法、測定前に必要な設定について説明します。

1.1

本商品ができること

本商品は、プローブユニットと呼ばれる検出部に取り付けられた測定子を上／下方向より測りたい位置に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更に押し込むことにより、その位置の高さを自動で測定します。

高さ測定以外に、プローブユニット自体が一定範囲自由に上下移動できる構造のため、上下方向の幅
測定や倣い測定による穴の内径や軸の外径、平面の振れ（最大、最小、変位量）なども測定できます。

幅測定

穴の内径測定軸の外径測定1

平面の振れ測定No. 99MAF600B

1

1 ご使用になる前に

1.2

各部の名称と機能

1.2.1

本体部
①

⑧
⑨
⑩

②

⑪

⑯
A

⑰

A

⑱
⑲

⑫
⑬

③
④
⑤

⑭

B

⑥
⑦

⑮
B

番号

名称

機能

① ヘッドカバーー② 表示部

計数値、測定値（結果）や各種メッセージを表示します。

No. 99MAF600B

2

1 ご使用になる前に
番号

名称③ プローブユニット

機能測定面の位置を検出するユニットです。測定子の先端に付いているボールを測定面に接触させ、更に押し込んで位置を検出します。

④ 浮上用スイッチ（QMH-600BX、 エア浮上機能により本体を空気で浮上させるためのスイッチです。
QMH-350BX のみ）

測定誤差が生じるため、浮上させたまま測定しないでください。

⑤ 移動用グリップ

本体を定盤上で移動するときに握ります。

⑥ ラベル

本商品のコード No. などが記載されています。

⑦ ベース

本体を定盤上に設置するときの接地面です。また、本体を定盤上で移動するときに保持します。

⑧ USB マイクロコネクター

ご使用の PC などを USB micro A ケーブルで接続するための差込口です。

（AB レセプタクル）*⑨ デジマチック出力コネクター * オプションのデジマチック・ミニプロセッサ（DP-1 シリーズなど）を接続するための差込口です。

⑩ DC ジャック *オプションの AC アダプターを接続するための差込口です。

⑪ 電池ケース

電池を入れるケースです。

⑫ プローブユニット上下動ハン

回すとプローブユニットを上下に移動できます。

ドル

誤動作が生じるため、ハンドルはゆっくり回してください。

⑬ 微動ツマミ

引き出した状態で回すとプローブユニットをゆっくりと移動できます。

⑭ クランプねじ

プローブユニット上下動ハンドルの回転動作を固定します。

⑮ 浮上量調整ねじ（QMH-600BX、 エア浮上時の空気の流量を調整します。流量（エア浮上量）は時
QMH-350BX のみ）⑯ クランプツマミ

計回りに回すと増加、反時計回りに回すと減少します。
プローブユニット自体の上下動作を固定します。

Tips• プローブ使用時はツマミを緩めてください。
• オプションのてこ式ダイヤルゲージ使用時はツマミを締めてください。

⑰ ホルダー

測定子を取り付け、保持します。

Tips
測定子の代わりにオプションのてこ式ダイヤルゲージやダイヤル
ゲージを取り付けることもできます。

⑱ 測定子

先端に付いているボールを測定ワークに接触させ測定します。

⑲ ホルダークランプツマミ

差し込んだホルダーを固定します。

* 使用時は、付属のケーブルクランプでケーブル部を固定しておくことをおすすめします。

3

No. 99MAF600B

1 ご使用になる前に

1.2.2

表示部

■ 操作パネル
①

③

M1

④

⑤

②

⑥

M2

⑦

⑪

⑧
⑩

No. 99MAF600B⑨

41 ご使用になる前に
番号

名称① 公差判定結果
LED

機能公差判定結果を LED 点灯で示します。詳細は、
ページ）「3.2 公差判定をする」（40② ［電源ボタン］

電源をオン／オフします。

③ ［内径測定］

内径を測定します。詳細は、「2.4 内径を測定する」（24 ページ）

④ ［外径測定］

外径を測定します。詳細は、「2.5 外径を測定する」（27 ページ）

⑤ ［倣い測定］

平面の最大値、最小値、および変位量（最大値−最小値）を測定します。
詳細は、「2.6 平面の変位量を測定する（平面倣い測定）」（30 ページ）

⑥ ［ZERO/ABS］

ABS 測定系と INC 測定系（同時に表示をゼロセット）を切り替えます。

⑦ ［PRESET］

測定点を任意の値に設定します。

⑧ ［↑］y 数字や設定項目を切り替えます。［ENTER］を押すとその操作を確定します。

［→］
［↓］
［←］
［ENTER］
y［↓］を長押しするとカウンタの計数方向が切り替わり、プローブユニットを上に移動するとマイナス方向に、下に移動するとプラス方向に計数します。
再度長押しすると通常計数に戻ります。

計数方向を切り替えた場合は、 「2.1.1 原点・基準点を設定する」（12ページ）に従って原点を再設定してください。

⑨ ［CANCEL］

キー操作をキャンセルします。
外径測定などキー操作で選択した項目をキャンセルする、または測定を継続実行しない場合に押します。

⑩ ［MODE]

測定値の最小表示量の変更など、用途に応じた設定をします。
詳細は、⑪ ［HOLD DATA］「3 用途に応じた使用方法」（33 ページ）

測定値の表示を固定（ホールド）したり、測定結果を外部機器に出力したりします。
外部機器への出力の詳細は、

5「3.8 測定結果を外部機器に出力する」（52 ページ）

No. 99MAF600B

1 ご使用になる前に■ 液晶画面
①

②

③ ④

⑤
⑩

⑥

⑨
⑦
⑧
番号

機能

① 測定内容をアイコン表示します。
② 公差判定結果を表示します。詳細は、 「3.2 公差判定をする」（40 ページ）
③ 測定手順の登録時や登録した測定手順の実行時に表示します。
詳細は、「3.4 測定項目の順番を登録する」（45 ページ）

④ 電池の消耗時に表示します。電池の交換、またはオプションの AC アダプターをご使用ください。
⑤ 以下の操作時に表示します。
y［H］：測定値を固定（ホールド）表示したとき
y［ABS］／［INC］：ABS 測定系または INC 測定系に切り替えたとき
y［PRESET］：原点を任意の値に設定するとき⑥ 測定時などに表示する文字列で、意味は以下のとおりです。
y［ZP］：2 つの測定値差
y［U］／［L］：公差の上限値／下限値
y［ZD］：直径y［ZL］／［ZS］／［W］：最大値／最小値／変位量
y［mm］：ミリメートル（単位）⑦ 2 つの測定値の差を表示します。詳細は、 「3.1 2 つの測定値の差を演算する」（33 ページ）
⑧ ［MODE］キーを押したときに使用できる設定項目を表示します。

⑨ 操作時に使用できるキーを表示します。
⑩ 計数値や測定値（結果）を表示します。詳細は、 「2 基本的な測定方法」（11 ページ）

No. 99MAF600B

6

1 ご使用になる前に

1.3

基本操作

ここでは、電源のオン／オフ、本体やプローブユニットの移動方法について説明します。

1.3.1

電源をオン／オフする

電源オン／オフの動画がご覧いただけます。

■ 電源をオンする
液晶画面の右上にある［電源ボタン］を押すと電源がオンになります。

■ 電源をオフする
電源オンの状態で、液晶画面の右上にある［電源ボタン］を押すと電源がオフになります。

7

No. 99MAF600B

1 ご使用になる前に

1.3.2

本体を移動する
ベースや移動用グリップ以外の部分を持って本体を移動しないでください。測定精度や商品に悪影響を及ぼすことがあります。
定盤の上をきれいにしておいてください。移動時の摺動に影響し、測定時の誤差の要因となります。

■ エア浮上機能なしモデル（QMH-350AX、QMX-600AX）
本体を定盤上で移動するときは、右手でベース、左手で移動用グリップを握ります。
本体移動の動画がご覧いただけます。

■ エア浮上機能付きモデル（QMH-350BX、QMX-600BX）
本体を定盤上で移動するときは、右手でベース、左手で移動用グリップを握ります。
移動用グリップ先端に付いている浮上用スイッチを押すと、本体が空気によって浮上するため、定盤上をスムーズに移動できます。ただし、測定誤差が生じるため、浮上させたまま測定しないでください。
本体移動の動画がご覧いた
だけます。

Tips
• JIS1 級以上の定盤をご使用ください。表面に傷や凹凸があると所定の性能が発揮できない場合があります。
• 剛性のある定盤をご使用ください。自重によるタワミが発生すると浮上できない場合があります。
No. 99MAF600B

8

1 ご使用になる前に● エア浮上できないときは液晶画面に下図のアイコンが表示された場合は、電池が消耗しているためエア浮上できません。新しい電池に交換してください。

Tips
電池の消耗が激しい場合は、オプションの AC アダプターをご利用ください。

● エア浮上の流量を調整する
浮上量調整ねじをマイナスドライバーで回すと空気の流量を調整できます。流量は時計回りに回すと増加、反時計回りに回すと減少します。本商品の設置場所に合わせて調整してください。

浮上量調整ねじ

ただし、ご購入時には最適な状態でご使用いただけるように調整されています。できる限りご購入時の状態でご使用いただくことをおすすめします。

Tips• エア浮上機構の特性上、流量の増加により本体の振動現象が発生する場合があります。その際は流量を減らしてください。
• 流量調整を行った場合は、定盤と本体の摩擦が軽くなったことを確認してからご使用ください。

9

No. 99MAF600B

1 ご使用になる前に

1.3.3

プローブユニットを移動する

プローブユニットの移動は、プローブユニット上下動ハンドルまたは微動ツマミを操作して行います。

注記
本商品の性能を損ねるおそれがあるため、プローブユニット部分を持って移動しないでください。
誤動作や破損の原因になりますので、プローブユニット上下動ハンドルはゆっくり回してください。

● プローブユニットを早く移動する（粗動）クランプねじを緩めて（①）、プローブユニット上下動ハンドルを回します。その際、時計方向に回す（ ②）とプローブユニットが上昇、反時計方向に回す（③）と下降します。
③
①

②

Tips
長い距離を移動させる場合は、微動ツマミ（押し込んだ状態）をつまんで、プローブユニット上下動ハンド
ルを回すと便利です。

● プローブユニットをゆっくり移動する（微動）クランプねじを緩め（①）、微動ツマミを引き出して（②）回します。その際、時計方向に回す（③）とプロー
ブユニットが上昇、反時計方向に回す（④）と下降します。
③
①

④

Tips
プローブユニットを上下に移動させても液晶画面のカウンター表示値が固定されたままの場合は、［HOLD DATA］を押してください。それでも解決しない場合は、「■ 表示値が固定されて測定できないときは」（58 ページ）に従って表示の固定を解除してください。

No. 99MAF600B

10②

2 基本的な測定方法

2

基本的な測定方法

ここでは、下記の測定ワークを例に、測定準備や高さ、幅、内径、外径、および平面の変位量の測定方法を説明します。

Tips
測定準備や測定方法の動画が、下記の表の QR コー
ドや［▶］よりご覧いただけます。

2.1 測定準備

各種基本測定2.1.1 原点・基準点を設定する

2.2 高さを測定する● 定盤面を原点に設定する
12 ページ● 定盤面以外の位置を原点に設定する
14 ページ■ 基準点（INC 測定系）を設定する
16 ページ

2.1.2 測定子先端のボール径を設定する
18 ページ21 ページ

2.3 段差や幅を測定する（段差測定）
22 ページ

2.3 段差や幅を測定する（幅測定）
22 ページ

2.4 内径を測定する（自動終了）
24 ページ11

2.4 内径を測定する（手動終了）
26 ページ

2.5 外径を測定する（自動終了）
27 ページ

2.5 外径を測定する（手動終了）
29 ページ

2.6 平面の変位量を測定する（平面倣い測定）30 ページ

No. 99MAF600B

22 基本的な測定方法

2.1

測定準備

測定操作の前に「原点・基準点の設定」、「プローブ径の設定」を実施します。

2.1.1

原点・基準点を設定する

高さを測定する際の原点・基準点を設定します。ここで設定した位置からの寸法が、高さの測定値となります。本商品は ABS 測定系と INC 測定系に対応しています。用途に応じて使い分けてください。
y ABS 測定系（絶対値測定）
設定した原点からの高さが直接表示されます。
原点設定の詳細は、 「■ 原点（ABS 測定系）を設定する」（12 ページ）

s1
50 mm
0 mm

例：定盤面を 0 mm の値として原点を設定

例：s1 面を 50 mm の値として原点を設定

y INC 測定系（比較測定）
設定した基準点（0 mm）からの高さを表示します。
基準点設定の詳細は、 「■ 基準点（INC 測定系）を設定する」（16 ページ）

s1 (0 mm)

例：s1 面を基準点（0 mm）に設定

Tips• 電池や AC アダプター（オプション）を抜くなどして、本商品への電源供給が止まると、設定した原点・基準点は消去されます。その場合は、再設定してください。
• 測定ワークが大型で本体を移動させる必要がある場合は、右手でベース、左手で移動用グリップを握り、本体を移動します。

■ 原点（ABS 測定系）を設定する● 定盤面を原点に設定する

No. 99MAF600B

設定作業の動画がご覧いた
だけます。

12

2 基本的な測定方法

1 ［PRESET］を押す»

前回のプリセット値が表示される（初期値：+000.000）。

2 液晶画面に［+000.000］の値が表示されていることを確認する
異なる場合は、［+000.000］の値に設定します。設定操作の詳細は、「● 定盤面以外の位置を原点に設定する」（14 ページ）。

3 原点を設定する
1
2
3

クランプツマミを緩める
クランプねじを緩める
プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと定盤面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す»
2

原点が設定され、上段の表示部に原点からの高さが表示されます。

31
34 設定した原点を確認する
1
2

いったん測定子をゆっくりと定盤面から離し、もう一度ゆっくりと接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプロー
ブユニット上下動ハンドルを回す
液晶画面に［0.000］の値が表示されていることを確認する（原点設定の完了）

Tips
原点の確認結果が［0.000］に対して誤差が大きい場合は、手順 1 〜 4 を繰り返してください。

13

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法● 定盤面以外の位置を原点に設定する
ここでは例として、25 mm のゲージブロックを使用する
手順を説明します（設定値：+025.000）。

設定作業の動画がご覧いた
だけます。

Tips
定盤面を原点に設定する場合と比べて、25 mm 付近の高さの測定をより正確に行うことができます。

1 ［PRESET］を押す»

前回のプリセット値が表示される（初期値：+000.000）。

2 ［→］を押して、［+］表示を点滅させる» ［+］が点滅する。

［–］が表示されている場合は、［↑］または［↓］を押して［+］表示に切り替えます。

3 10 の位の値が点滅するまで［→］を繰り返し押す»

10 の位の値が点滅する。

4 ［↑］または［↓］を押して、［2］を表示させる

5 手順 3 〜 4 と同様の操作で、1 の位に［5］を表示させる

No. 99MAF600B

14

2 基本的な測定方法

6 原点を設定する
1
2
3

クランプツマミを緩める
クランプねじを緩める
プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりとゲージブロック上面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す»
2

原点が設定され、上段の表示部に原点からの高さが表示されます。

3

1
3

Tips
オプションのてこ式ダイヤルゲージやダイヤルゲージを用いた測定では、クランプツマミを緩めずに測定子をゲージブロックに接触させ、指針をゼロ位置に合わせた後で［ENTER］を押すと、設定が完了します。

7 設定した原点を確認する
1
2

いったん測定子をゆっくりとゲージブロック上面から離し、もう一度ゆっくりと接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す
液晶画面に［25.000］の値が表示されていることを確認する（原点設定の完了）

Tips
原点の確認結果が［25.000］に対して誤差が大きい場合は、手順 1 〜 7 を繰り返してください。

15

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法■ 基準点（INC 測定系）を設定する

設定作業の動画がご覧いただけます。

1 ［ZERO/ABS］を押す
M1

»

M2

INC 測定系に切り替わる（同時にゼロセット）。

2 基準点を設定する
1
2
3
4

クランプツマミを緩める
クランプねじを緩める
プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子を基準面付近まで下げる
測定ワークの位置を調整する

2
3

1

5

3

4

プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと基準面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す»

55

No. 99MAF600B

16

基準点が設定され、上段の表示部に基準点からの高さが表示されます。

2 基本的な測定方法

3 設定した基準点を確認する
1
2

いったん測定子をゆっくりと基準面から離し、もう一度ゆっくりと接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプロー
ブユニット上下動ハンドルを回す
下段の液晶画面に［0.000］の値が表示されていることを確認する（基準点設定の完了）

Tips
基準点の確認結果が［0.000］に対して誤差が大きい場合は、手順 1 〜 3 を繰り返してください。

17

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

2.1.2

測定子先端のボール径を設定する

設定作業の動画がご覧いただけます。

測定子先端のボール下面を接触させて原点や基準点を設定するため、表示される値はボール下面位置の高さとなります（下記の左図参照）。
そのため、上面測定（下記左図）の場合は、正しい高さが表示されますが、ボール上面を接触させて高さを測る下面測定（下記右図）の場合は、ボール径を加算する必要があります。

s1
s1

測定面の高さ＝ボール下面の高さ

測定面の高さ＝ボール下面の高さ＋ボール径

あらかじめ付属のボール径補正ブロックを使用し、測定子先端のボール径を測定・設定することにより、下面測定時にはボール径を自動的に加算した高さの値を表示します。
• 本商品を初めて使用するときや測定子を交換したときは、
この手順を必ず行ってください。
• ゲージブロックを使用して設定する場合は、20 mm 以上の物をリンギングしてご使用ください。（右下図）
ここでは、ボール径補正ブロックの同じ高さの 2 面を測ることにより、測定子先端のボール径を求め、設定する手順を説明します。

ボール径補正ブロック
使用例

ゲージブロック
使用例

No. 99MAF600B

18

2 基本的な測定方法

1 ［MODE］を押す»

液晶画面の下部に文字列とアイコンが表示される。

2 ［外径測定］を押して、表示アイコンの［プローブ設定］を選ぶ
M1

M2

3 ［ENTER］を押す»

液晶画面の左上にアイコンが表示される（［↓］点滅）。

4 ボール径補正ブロックの上面を測定する
1234

ボール径補正ブロックを設置する
クランプツマミを緩める
クランプねじを緩める
プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりとボール径補正ブロック上面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す»

液晶画面の左上にアイコンが表示される（［↑］点滅）。

3

2

4

4

19

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

5 ボール径補正ブロックの下面を測定する
12

ボール径補正ブロック（または本体）を動かして、測定子をボール径補正ブロックの下記の位置に移動する
プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりとボール径補正ブロック下面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す»

2

プローブ径補正が完了する。

2

1

Tips
• ボール径の寸法とプローブ径補正値は、測定子のたわみなどにより必ずしも一致しません。
• 「ピッ」と鳴る瞬間に表示値がとんだように見えることがあります。その後、ボール径を演算処理した結果が表示されます。

6 ［ENTER］を押す»

No. 99MAF600B

ボール径の設定が完了する。

20

2 基本的な測定方法

2.2

高さを測定する

高さ測定の動画がご覧いただけます。

高さを測定します。高さの測定は、測定ワークの上面に測定子を接触させる「上面高さ測定」と下面に測定子を接触させる「下面高さ測定」の 2 つに分類されます。
ここでは、定盤面を原点（ABS 測定系）としてこれら 2 つの測定手順を説明します。

s1
s1

原点
（ABS 測定系）
上面高さ測定原点（ABS 測定系）
下面高さ測定1 定盤面を原点（ABS 測定系）に設定する
設定の詳細は、「2.1.1 原点・基準点を設定する」（12 ページ）

2 プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと s1 面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）
y 上面高さ測定の場合»測定が完了し、液晶画面に［H］と測定値が表示される。

»

測定が完了し、液晶画面に［H］と測定値が表示される。

s1

y 下面高さ測定の場合
s1

同時に、接続している外部機
器へ自動出力されます。

3 ［HOLD DATA］を押す»

21

表示されている測定値を固定する。（［HOLD DATA］を再度押すと、表示固定が解除される。）

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

2.3

段差や幅を測定する

段差測定の動画がご覧いただけます。
幅測定の動画がご覧いただけます。

段差や幅を測定します。

ここでは、s1 面を基準点（INC 測定系）として測定する手順を説明します。
s2
s1 (0 mm)s2
s1 (0 mm)

段差測定

溝幅測定

1 s1 面を基準点（INC 測定系）に設定する
設定の詳細は、「2.1.1 原点・基準点を設定する」（12 ページ）

2 プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと s1 面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す
y 段差測定の場合»液晶画面に［0.000］の値が表示される。

»

液晶画面に［0.000］の値が表示される。

s1 (0 mm)

y 溝幅測定の場合

s1 (0 mm)

No. 99MAF600B

22

2 基本的な測定方法

3 プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと s2 面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）
y 段差測定の場合»
s2

測定が完了し、液晶画面に［H］と測定値が表示される。

s1 (0 mm)

同時に、接続している外部機
器へ自動出力されます。

y 溝幅測定の場合»測定が完了し、液晶画面に［H］と測定値が表示される。

s2s1 (0 mm)

同時に、接続している外部機
器へ自動出力されます。

4 ［HOLD DATA］を押す»

23

表示されている測定値を固定する。（［HOLD DATA］を再度押すと、表示固定が解除される。）

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

2.4

内径を測定する

内径測定の動画がご覧いただけます。

穴の直径（内径）を測定します。測定子で穴の下面と上面を倣うことで最下点と最上点を検出し、その差を直径値として求めます。穴の上下一部が欠けているような半円の直径値は、求められません。
ここでは、定盤面を原点（ABS 測定系）として測定する手順を説明します。
最上点

最下点
原点（ABS 測定系）

1 倣い測定終了方法（自動終了／手動終了）の設定状況を確認する
設定方法の詳細は、「3.3 倣い測定の終了方法を設定する」（44 ページ）

Tips
「自動終了」と「手動終了」では、手順 4 の操作が異なります。

2 定盤面を原点（ABS 測定系）に設定する
設定の詳細は、「2.1.1 原点・基準点を設定する」（12 ページ）

3 ［内径測定］を押す
M1

M2

»

液晶画面の左上にアイコンが表示される。

4 穴の最下点を検出する• ［Auto］（自動終了）に設定した場合は、必ず測定子が穴の最下点を通過するように操作してください。測定子が穴の最下点から約 0.5 mm 上昇したときに、「ピッ」と音が鳴り、自動終了します。
• 測定子は最下点から高さ 0.5 mm 以内の範囲で接触させてください。それ以上の範囲では測定誤差が大きくなることがあります。

1»

プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと穴の下面中心付近に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）

No. 99MAF600B

24

液晶画面に［0.000］の値が表示される。

2 基本的な測定方法

2

プローブユニット上下動ハンドルを回»最下点の測定が完了し、液晶画面の左上にアイコンが表示される。

»

動きに合わせて表示値が更新され、最下点を検出すると表示値が固定される。

»

最下点の測定が完了し、液晶画面の左上にアイコンが表示される。

さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最下点を通過す
るように測定子を動かす（「ピッ」と鳴り、最下点を自動検出）

y 手動終了の場合

1

プローブユニット上下動ハンドルを回さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最下点を通過するように測定子を左右に動かす

2 ［ENTER］を押す

Tips
プローブユニット上下動ハンドルの固定が難しい場合は、クランプねじを締めて固定してください。

5 穴の最上点を検出する• ［Auto］（自動終了）に設定した場合は、必ず測定子が穴の最上点を通過するように操作してください。測定子が穴の最上点から約 0.5 mm 下降したときに、「ピッ」と音が鳴り、自動終了します。
• 測定子は最上点から高さ 0.5 mm 以内の範囲で接触させてください。それ以上の範囲では測定誤差が大きくなることがあります。

1»

プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと穴の上面中心付近に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）

25

液晶画面に原点からの高さが表示される。

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

2»

プローブユニット上下動ハンドルを回さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最上点を通過する
ように測定子を動かす（「ピッ」と鳴り、最上点を自動検出）

最上点の測定が完了し、測定値（直径）が表示される。

同時に、接続している外部機
器へ自動出力されます。
y 手動終了の場合

1

プローブユニット上下動ハンドル»

動きに合わせて表示値が更新され、最上点を検出すると表示値が固定される。

»

最上点の測定が完了し、測定値（直径）が表示される。

を回さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最上点を通過するように測定子を左右に動かす

2 ［ENTER］を押す

同時に、接続している外部
機器へ自動出力されます。

Tips• プローブユニット上下動ハンドルの固定が難しい場合は、クランプねじを締めて固定してください。
• 内径測定（手動終了）の動画は、こちらからご覧いただけます。

6 続けて他の内径を測定するときは［ENTER］、測定を終了するときは［CANCEL］を押す

No. 99MAF600B

26

2 基本的な測定方法

2.5

外径を測定する

外径測定の動画がご覧いただけます。

軸の直径（外径）を測定します。測定子で軸の下面と上面を倣うことで最下点と最上点を検出し、その差を直径値として求めます。穴の上下一部が欠けているような半円の直径値は求められません。
ここでは、盤面を原点（ABS 測定系）として自動終了方法で測定する手順を説明します。

最上点
最下点
原点（ABS 測定系）

1 倣い測定終了方法（自動終了／手動終了）の設定状況を確認する
設定方法の詳細は、「3.3 倣い測定の終了方法を設定する」（44 ページ）

Tips
倣い測定終了方法を手動終了に設定した場合は、手順 4 の操作が異なります。

2 定盤面を原点（ABS 測定系）に設定する
設定の詳細は、「2.1.1 原点・基準点を設定する」（12 ページ）

3 ［外径測定］を押す
M1

»

M2

液晶画面の左上にアイコンが表示される。

4 軸の最下点を検出する• ［Auto］（自動終了）に設定した場合は、必ず測定子が軸の最下点を通過するように操作してください。測定子が軸の最下点から約 0.5 mm 上昇したときに、「ピッ」と音が鳴り、自動終了します。
• 測定子は最下点から高さ 0.5 mm 以内の範囲で接触させてください。それ以上の範囲では測定誤差が大きくなることがあります。

1»

プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと軸の下面中心付近に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）

27

液晶画面に［0.000］の値が表示される。

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

2

プローブユニット上下動ハンドルを回»最下点の測定が完了し、液晶画面の左上にアイコンが表示される。

»

動きに合わせて表示値が更新され、最下点を検出すると表示値が固定される。

»

最下点の測定が完了し、液晶画面の左上にアイコンが表示される。

さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最下点を通過す
るように測定子を動かす（「ピッ」と鳴り、最下点を自動検出）

y 手動終了の場合

1

プローブユニット上下動ハンドルを回さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最上点を通過するように測定子を左右に動かす

2 ［ENTER］を押す

Tips
プローブユニット上下動ハンドルの固定が難しい場合は、クランプねじを締めて固定してください。

5 軸の最上点を検出する• ［Auto］（自動終了）に設定した場合は、必ず測定子が軸の最上点を通過するように操作してください。測定子が軸の最上点から約 0.5 mm 下降したときに、「ピッ」と音が鳴り、自動終了します。
• 測定子は最上点から高さ 0.5 mm 以内の範囲で接触させてください。それ以上の範囲では測定誤差が大きくなることがあります。

1

プローブユニット上下動ハンドルを回して測定子をゆっくりと軸の上面中心付近に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）

No. 99MAF600B

28

2 基本的な測定方法

2»

プローブユニット上下動ハンドルを回さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最上点を通過す
るように測定子を動かす（「ピッ」と鳴り、最上点を自動検出）

最上点の測定が完了し、測定
値（直径）が表示される。

同時に、接続している外部機
器へ自動出力される。
y 手動終了の場合

1

プローブユニット上下動ハンドル»

動きに合わせて表示値が更新され、最上点を検出すると表示値が固定される。

»

最上点の測定が完了し、測定
値（直径）が表示される。

を回さないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、最上点を通過するように測定子を左右に動かす

2 ［ENTER］を押す

同時に、接続している外部
機器へ自動出力される。

Tips• プローブユニット上下動ハンドルの固定が難しい場合は、クランプねじを締めて固定してください。
• 外径測定（手動終了）の動画は、こちらからご覧いただけます。

6 続けて他の外径を測定するときは［ENTER］、測定を終了するときは［CANCEL］を押す

29

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

2.6

平面の変位量を測定する（平面倣い測定）

平面倣い測定の動画がご覧いただけます。

平面の変位量（最大値−最小値）を測定します。測定子で測定ワークの表面を倣うことで最大値、最小値を検出し、その差（最大値−最小値）を変位量として求めます。
ここでは、定盤面を原点（ABS 測定系）として変位量 A を測定する手順を説明します。
最大値
測定範囲（1 mm 以内）

変位量 A（最大値−最小値）
最小値

原点（ABS 測定系）

1 ［倣い測定］を押す
M1

M2

»

液晶画面の左上にアイコンが表示される。

2 測定操作を開始する
1

クランプツマミを緩める

2

クランプねじを緩める

3

プローブユニット上下動ハンドルを回し»て測定子をゆっくりと測定面に接触させ、「ピッ」と鳴るまで更にプローブユニット
上下動ハンドルを回す（測定子は接触させたままにする）

No. 99MAF600B

30

液晶画面に［0.000］の値が表示される。

2 基本的な測定方法

4

プローブユニット上下動ハンドルを回さ»ないようにしながら、測定ワークまたは本体を移動して、測定ワークの表面を倣う

倣いの動きに合わせて表示値が変動する。

Tips• 最下点と最上点を検出すると液晶画面の表示値を固定します。
• プローブユニット上下動ハンドルの固定が難しい場合は、クランプねじを締めて固定してください。

5 ［ENTER］を押す»

倣い測定が完了し、変位量 A（1.000mm）が表示される。

同時に、接続している外部
機器へ自動出力される。

3 ［↑］または［↓］を押して、測定結果を確認する»

キーを押すたびに、表示値が［変位量（W）］、［最小値（ZS）］、［最大値（ZL）］の順に切り替わる。

Tips
液晶画面の下段には、変位量の中心値と前回の測定値の差が表示されます。

31

No. 99MAF600B

2 基本的な測定方法

4 続けて他の測定ワークの倣い測定を行うときは［ENTER］、測定を終了するときは［CANCEL］を押す

No. 99MAF600B

32

3 用途に応じた使用方法

3

用途に応じた使用方法

3.1

2 つの測定値の差を演算する

液晶画面の下段には、2 つの測定値の差（演算結果）を演算した結果が表示されます。

3
2 つの測定値の差を演算する方法は、以下の 3 種類があります。用途に応じて使い分けてください。
y 現在の測定値と一つ前の測定値との差を演算する（通常状態）
通常状態では、現在の測定値と一つ前の測定値との差が液晶画面の下段に表示されます。
たとえば、現在の測定値が 45.000 mm、一つ前の測定値が 25.000 mm の場合は、［20.000］が測定値の差として表示されます。そのため、現在の測定値と一つ前の測定値との差は、下段の表示
値を読み取ることで確認できます。
詳細は、 「3.1.1 現在の測定値と一つ前の測定値との差を演算する」（34 ページ）

Tips
内径・外径・平面倣い測定をした場合は、内径の中心値・外径の中心値・変位量の中心値がそれぞれ演
算対象となります。
y 現在の測定値と任意に設定した基準点の値との差を演算する
基準を設定すると、現在の測定値とその基準の値 * との差が液晶画面の下段に表示されます。
たとえば、基準点を定盤面に設定し、連続して複数の円を測定すると、定盤面から円の中心までの高さが液晶画面の下段にその都度表示されます。
詳細は、 「3.1.2 現在の測定値と任意に設定した基準の値との差を演算する」（35 ページ）

Tips
測定値・基準の値は、測定内容により異なります。
・内径測定：内径の中心値・外径測定：外径の中心値
・平面倣い測定：中心値、最小値、または最大値
y メモリーに保存した 2 つの測定値の差を演算する
2 つの測定値を本商品のメモリーにいったん保存し、それらの差を求めます。
前記 2 つの方法で対応することができない測定値の差を演算する場合に適しています。
詳細は、 「3.1.3 メモリーに保存した 2 つの測定値の差を演算する」（37 ページ）33

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

3.1.1

現在の測定値と一つ前の測定値との差を演算する

通常状態では、現在の測定値と一つ前の測定値との差を液晶画面の下段に表示します。
ここでは例として、下図のように定盤面を原点（ABS 測定系）に設定し、そこから s1 → s2 → s3 の順に高さを測定した場合の各測定値の差（s2 ‐ s1、s3 ‐ s2）を演算する手順を説明します。
s3
s3 - s2
s2
s2 - s1
s1

原点（ABS 測定系）

1 定盤面を原点（ABS 測定系）に設定する
設定の詳細は、「● 定盤面を原点に設定する」（12 ページ）

2 s1 の高さを測定する
高さ測定の詳細は、「2.2 高さを測定»

s1 の測定値が表示される。

»

上段に s2 の測定値、下段に s2 と s1 との差が表示される。

»

上段に s3 の測定値、下段に s3 と s2 との差が表示される。

する」（21 ページ）

3 s2 の高さを測定する

4 s3 の高さを測定する

Tips
内径・外径・平面倣い測定をした場合は、内径の中心値・外径の中心値・変位量の中心値が演算対象となります。
たとえば、円 1 →円 2 の順に各内径を測定した場合、円 1 の中心値と円 2 の中心値の高さの差が液晶画面の下段に表示されます。
No. 99MAF600B

34

3 用途に応じた使用方法

3.1.2

現在の測定値と任意に設定した基準の値との差を演算する

基準を設定すると、現在の測定値とその基準の値との差を液晶画面の下段に表示します。
ここでは例として、下図のように定盤面を基準に設定し、そこから円 c1 の中心 cp1、円 c2 の中心
cp2 までの高さを演算する手順を説明します。

c2
cp2
c1
cp1

基準

Tips
電池や AC アダプター（オプション）を抜くなど、本商品への電源供給が止まると、設定した基準は消去されます。

1 基準を設定する
1「■ 原点（ABS 測定系）を設定する」（12 ページ）手順 1 〜 3 の操作を行う（測定子は接触させたままにする）

Tips
内径測定・外径測定・平面倣い測定の場合は、それぞれの測定操作を実施して測定値を求めます。
詳細は、 「2.4 内径を測定する」（24 ページ）、「2.5 外径を測定する」（27 ページ）、「2.6 平面の変位量を測定する（平面倣い測定）」（30 ページ）2»

測定値［0.000］が表示されている状態
で、［→］を「ピッ」と鳴るまで押す

定盤面が基準として設定される。

Tips
測定値・基準の値は、測定内容により異なります。
・内径測定：内径の中心値・外径測定：外径の中心値
・平面倣い測定：中心値、最小値、または最大値

35

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

2 c1 の内径を測定する
内径測定の詳細は、 「2.4 内径を測定する」»

上段に c1 の内径値（測定値）、下段に定盤面から内径の中心までの高さ（設定した基準の値との差）が表示される。

»

上段に c2 の内径値（測定値）、下段に定盤面から内径の中心までの高さ（設定した基準の値との差）が表示される。

»

設定した基準が解除され、通常状態に戻る。

（24 ページ）

3 c2 の内径を測定する

4 ［←］を「ピッ」と鳴るまで押す

No. 99MAF600B

36

3 用途に応じた使用方法

3.1.3

メモリーに保存した 2 つの測定値の差を演算する

2 つの測定値を本商品のメモリーに保存し呼び出すことで、２つの測定値の差を求めます。
ここでは例として、下図のように定盤面を ABS の基準として下記 s1 → s2 → s3 の順に高さを測定したあと、s1 と s3 との高さの差を演算する手順を説明します。
s1
s1 - s3s2

s3

原点（ABS 測定系）

Tips
メモリーに保存した測定値は、電池や AC アダプター（オプション）を抜くなど、本商品への電源供給が止まると消去されます。

1 定盤面を原点（ABS 測定系）に設定する
設定の詳細は、「● 定盤面を原点に設定する」（12 ページ）

2 s1 の高さを測定する
高さ測定の詳細は、「2.2 高さを測定»

s1 の測定値が表示される。

する」（21 ページ）

3 s1 の測定値が表示されている状態で、［内径測定］を「ピッ」と鳴るまで押す
M1

M2

»

s1 の測定値がメモリーに保存され、保存先を示す［M1］（メモリー 1）が液晶画面の左下に表示される。

4 s2 の高さを測定する
5 s3 の高さを測定する

37

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

6 s3 の測定値が表示されている状態で、［外径測定］を「ピッ」と鳴るまで押す
M1

M2

»

s3 の測定値がメモリーに保存され、保存先を示す［M2］（メモリー 2）が液晶画面の左下に表示される。

7 メモリーに保存した 2 つの測定値の差を演算する
1 ［MODE］を 2 回押す»

2 ［内径測定］を押して、表示文字列の

M1

M2［M1-M2］（メモリー演算）を選ぶ

液晶画面の下部に文字列が表示される。

» ［M1］と［M2］に保存した 2 つの測定値の差が表示される。

Tips［↓］を押すと、［M1/M2］が表示され、2 つの測定値の比が表示されます。

9 ［CANCEL］を 2 回押す»

No. 99MAF600B

メモリー演算が解除され、通常状態に戻る。

38

3 用途に応じた使用方法■

メモリーに保存した測定値を消去する

1 ［MODE］を 2 回押す»

液晶画面の下部に文字列が表示される。

2 ［外径測定］を押して、表示文字列の［M.CLR］（メモリークリア）を選ぶ
M1

M2

»

液晶画面の左下に［M1］と［M2］が表示される。

Tips
メモリーに測定値が保存されていない場合は、［M1］、［M2］、および［M.CLR］は表示されません。

3 測定値を消去する［M1］と［M2］の両方の値を消去する場合［ENTER］を押す［M1］または［M2］のどちらか一方の値を消去する場合［←］または［→］を押して、消去するメモリーを選び、［ENTER］を押す

4 ［CANCEL］を押す»

メモリーに保存した測定値が消去され、通常状態に戻る。

39

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

3.2

公差判定をする

公差の上限値および下限値を登録し、合否判定機能を有効に設定しておくことで、測定値の合否判定を自動的に行います。
合否判定結果は、操作パネルの LED 点灯状態や液晶画面の表示状態により通知されるため、測定値が公差の範囲に入っているかどうかを一目で確認できます。
操作パネル（LED 表示）

液晶画面

赤：公差の上限値を超える
緑：公差の範囲内
オレンジ：公差の下限値を下回る［+NG］：公差の上限値を超える［GO］：公差の範囲内［-NG］：公差の下限値を下回る

Tips
LED の点灯時間は変更できます。設定方法の詳細は、

No. 99MAF600B

40「3.7 LED の点灯時間を設定する」（50 ページ）

3 用途に応じた使用方法

3.2.1

上限値と下限値を設定する

ここでは例として、公差の上限値［+100.010mm］、下限値［+99.995mm］を設定する手順を説明します。

Tips• 設定した値は電源をオフにしても保持されます。
• 上限値に下限値よりも小さい値を設定すると、設定エラーになります。

1 ［MODE］を押す»

液晶画面の下部に文字列とアイコンが表示される。

2 ［内径測定］を押して、表示文字列の［TOL.］（公差設定）を選ぶ
M1

M2

»

液晶画面に［U］と現在の上限値が表示される。

3 ［→］を押して、［+］を点滅させる» ［+］が点滅する。

［–］が点滅する場合は、［↑］または［↓］を押して、［+］に切り替える

4 100 の位の値が点滅するまで［→］を繰り返し押す»

100 の位の値が点滅する。

41

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

5 ［↑］または［↓］を押して、［1］を表示させる

6 手順 4 〜 5 と同様の操作で、小数点以下 2 桁目に［1］を表示させる

7 ［ENTER］を押す»

液晶画面に現在の下限値が表示し、［L］が点滅する。

8 手順 3 〜 5 と同様の操作で、下限値を［+99.995mm］に設定する

9 ［ENTER］を押す
»

3.2.2

公差値の設定が完了し、通常状態に戻る。

判定機能の有効／無効を切り換える

1 ［MODE］を押す»

No. 99MAF600B

液晶画面の下部に文字列とアイコンが表示される。

42

3 用途に応じた使用方法

2 ［内径測定］を押して、表示文字列の［TOL.］（公差設定）を選ぶ
M1

M2

»

液晶画面に［U］と現在の上限値が表示される。

3 ［↓］を押す

4 ［←］または［→］を押して、［toL.on］（有効）または［toL.oFF］（無効）を選ぶ

5 ［ENTER］を押す»

選択が確定する。

»

通常状態に戻る。

6 ［CANCEL］を押す

43

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

3.3

倣い測定の終了方法を設定する

内径や外径の測定時に倣い測定を行う際、その終了方法（自動終了／手動終了）を設定します。本商
品のご購入時は［Auto］（自動終了）に設定されています。

1 ［MODE］を押す»

液晶画面の下部に文字列とアイコンが表示される。

2 ［外径測定］を押して、表示アイコンの［プローブ設定］を選ぶ
M1

M2

3 ［←］または［→］を押して、下記の画面を表示させる»

現在の設定状況に応じて、［Auto］（自動終了）または［ENTER］（手動終了）が表示される。

4 ［↑］または［↓］を押して、倣い測定の終了方法（［Auto］／［ENTER］）を選ぶ

選択項目

終了方法

［Auto］

最下点／最上点を自動的に検出して、「ピッ」と音が鳴り、倣い測定を自動終了します。

［ENTER］［ENTER］を押して、倣い測定を手動で終了します。

5 ［ENTER］を押す»

No. 99MAF600B

設定が完了し、通常状態に戻る。

44

3 用途に応じた使用方法

3.4

測定項目の順番を登録する「高さを 4 箇所→内径を 4 箇所→外径を 2 箇所の順で測定を実施する。」
このように所定の順序で複数の項目を組み合わせて測る場合は、測定する項目の順番を登録しておくと便利です。
登録可能な順番は 1 種類で、以下の測定項目が最大 10 項目まで登録できます。
測定時、登録した順に測定項目が自動的に呼び出され、測定操作を簡略化できます。
・下面測定
・上面測定
・内径測定
・外径測定
・平面倣い測定

Tips
各測定項目の詳細は、「3 用途に応じた使用方法」（33 ページ）

高さや内径などの測定項目を、測定する順に登録します。
最大 10 項目まで登録できます。

1 ［MODE］を 2 回押す»

液晶画面の下部に文字列が表示される。

2 ［ZERO/ABS］を押して、表示文字列の［ASSIST］（アシスト機能）を選ぶ
M1

M2

»

登録済みの手順が表示される。

登録済み手順なしの場合

登録済み手順ありの場合

3 登録済み手順ありの場合は、［←］を押して、［ENTER STEP］を選び、［ENTER］を押す

45

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

4 ［ENTER］を押す»

手順登録待ち状態（新規登録）となる。

5 測定項目を測定する順に登録する
1

以下を参照し、1 番目の手順に登録する測定項目のキーを押す
たとえば、上面測定（5）を登録する場合は、［↓］を押す

① ② ③
M1

M2

④
⑤

2

キー

測定項目名

» ［5］（上面測定）が表示され、カーソルの点滅が右隣に移動
する。

表示番号

①

内径測定

1

②

外径測定

2

③

平面倣い測定

3

④

下面測定

4

⑤

上面測定

5

1 と同様の方法で 2 番目以降の測定項目を登録する»

10 番目の登録が完了すると、1 番目に登録した測定項目が自動的に起動する。

Tips
途中で登録作業を完了させる場合は、［ENTER］を押します。1 番目に登録した測定項目が自動的に起動します。

6 ［CANCEL］を押す» 「3.4.1 登録した測定手順で測定する」（46 ページ）の手順
5 に進んで測定操作をする。

3.4.1

登録した測定手順で測定する

1 ［MODE］を 2 回押す»

No. 99MAF600B

液晶画面の下部に文字列が表示される。

46

3 用途に応じた使用方法

2 ［ZERO/ABS］を押して、表示文字列の［ASSIST］（アシスト機能）を選ぶ
M1

M2

3 ［←］または［→］を押して、［RUN］を選ぶ
登録例
1 番目：上面測定
2 番目：上面測定
3 番目：内径測定

4 ［ENTER］を押す»

1 番目に登録した測定項目が起動する。

»

測定完了後、2 番目に登録した測定項目が起動する。

5 一番目に登録した測定項目を測る
測定操作の詳細は、
法」（11 ページ）

「2 基本的な測定方

内径測定、外径測定、平面倣い測定の場合
は、測定完了の後に［ENTER］を押します。

6 測定を続ける場合は［ENTER］、測定を終了する場合は［CANCEL］を押す

47

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

3.5

測定値の最小表示量を設定する

液晶画面に表示される最小表示量（分解能）を切り換えることができます。

Tips
ご購入時は［0.001］（0.001 mm）に設定されています。

1 ［MODE］を押す»

液晶画面の下部に文字列とアイコンが表示される。

2 ［倣い測定］を押して、表示文字列の［RES.］（最小表示量設定）を選ぶ
M1

M2

3 ［↑］または［↓］を押して、最小表示量を選ぶ»

設定値［0.005］を選択した場合

設定値

内容

［0.001］

最小表示量 0.001 mm［0.005］

最小表示量 0.005 mm

4 ［ENTER］を押す»

No. 99MAF600B

設定が完了し、通常状態に戻る。

48

3 用途に応じた使用方法

3.6

電源が切れるまでの時間を設定する（オートオフ）

操作が行われない状態が一定時間経過したときに、本商品の電源を自動的に切る機能のことをオートオフといいます。ここではオートオフ機能が起動するまでの時間を設定できます。

Tips
ご購入時は［2min］（2 分）に設定されています。

1 ［MODE］を 2 回押す»

液晶画面の下部に文字列が表示される。

2 ［倣い測定］を押して、表示文字列の［POWER SET］（電源設定）を選ぶ
M1

M2

3 ［↑］または［↓］を押して、オートオフ機能が起動するまでの時間を選ぶ»

設定値［5min］を選択した場合

設定値

内容

［2min］

操作が行われない状態が 2 分経過すると、電源が切れます。

［5min］

操作が行われない状態が 5 分経過すると、電源が切れます。

［oFF］

オートオフ機能を無効にします。

4 ［ENTER］を押す»

設定が完了し、通常状態に戻る。

49

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

3.7

LED の点灯時間を設定する

公差判定時に使用される LED の点灯時間を設定します。

Tips• ご購入時は［3 SEc］（3 秒）に設定されています。
• 電池の消耗が早い場合は、点灯しないように設定することもできます。

1 ［MODE］を 2 回押す»

液晶画面の下部に文字列が表示される。

2 ［倣い測定］を押して、表示文字列の［POWER SET］（電源設定）を選ぶ
M1

M2

3 ［←］または［→］を押す»

LED 点灯時間の設定画面が表示される。

4 ［↑］または［↓］を押して、LED 点灯時間を選ぶ»

設定値［ALL］を選択した場合

設定値

内容

［3 SEc］

3 秒間点灯します。

［ALL］

常時点灯します。

［oFF］

点灯しません。

No. 99MAF600B

50

3 用途に応じた使用方法

5 ［ENTER］を押す»

設定が完了し、通常状態に戻る。

51

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

3.8

測定結果を外部機器に出力する

測定結果を用途に応じてオプションの小型プリンターに出力したり、お使いの PC に送信することが
できます。

3.8.1

出力する表示値を選択する

外部機器に出力できる測定結果は、液晶表示の上段の値（測定値）または下段の値（演算値）のどち
らか一方のみとなります。
下段の表示値の詳細は、 「3.1 2 つの測定値の差を演算する」（33 ページ）
ご購入時は、液晶画面の上段の表示値が出力されるように設定されています。下段の表示値を出力する場合は、以下の操作をして設定を変更してください。

1 ［MODE］を押す»

液晶画面の下部にアイコンが表示される。

2 ［ZERO ABS］を押して、表示文字列の［OUTPUT］（出力設定）を選ぶ
M1

M2

3 ［↓］を押して、下段を選ぶ

4 ［ENTER］を押す»

No. 99MAF600B

設定が完了し、通常状態に戻る。

52

3 用途に応じた使用方法

3.8.2

小型プリンター（オプション）に出力する

本商品のデジマチック出力コネクターにオプションのデジマチック・ミニプロセッサ（DP-1 シリーズ）を接続すると、測定結果を出力できます。測定結果は測定が完了すると自動的に出力されます。

Tips• ［HOLD DATA］キーを押して測定結果を出力することもできますが、倣い測定中は出力されません。
• オプションの外部機器から操作して出力することもできます。詳細は、デジマチック・ミニプロセッサに付属する取扱説明書を参照してください。

■ 測定値の出力桁数を指定する
接続する DP-1 シリーズの出力対応桁数に合わせて［out-d1］（デジマチック出力）または［out-d2］（デジマチック 2 出力）を指定できます。測定値の出力桁数を指定する場合は、以下の操作をしてください。

Tips
ご購入時は［out-d1］（デジマチック出力）に設定されています。

1 ［MODE］を押す»

液晶画面の下部に文字列とアイコンが表示される。

2 ［ZERO ABS］を押して、表示文字列の［OUTPUT］（出力設定）を選ぶ
M1

M2

3 ［←］または［→］を押す»

出力する測定値の桁数の設定画面が表示される。

53

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法

4 ［↑］または［↓］を押して、出力する測定値の桁数の設定値を選ぶ»

設定値［out-d2］を選択した場合

設定値［out-d1］

内容測定値を 6 桁で出力します。8 桁出力未対応の DP-1 シリーズに接続する場合は、この設定にしてください。

［out-d2］

測定値を 8 桁で出力します。8 桁出力対応の DP-1 シリーズに接続する場合は、この設定にしてください。

5 ［ENTER］を押す»

No. 99MAF600B

設定が完了し、通常状態に戻る。

54

3 用途に応じた使用方法

3.8.3

PC に出力する（Windows のみ）市販されている汎用の通信ソフトウェアを用意していただき、お使いの Windows PC と本商品を市販の USB micro A ケーブルで接続すると、測定結果を PC に送信できます。
通信仕様の詳細は、「6.2.2 USB データ出力仕様」（67 ページ）

Tips
外部機器に出力できる測定結果は、液晶表示の上段の値（測定値）または下段の値（演算値）のどちらか一方のみとなります。
下段の表示値の詳細は、 「3.1 2 つの測定値の差を演算する」（33 ページ）送信するには、専用の通信ドライバーを PC にあらかじめインストールする必要があります。通信ドライバーの動作環境は以下のとおりです。
項目

動作環境

OS

Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

HDD 空き容量

500 KB 以上

ディスプレイ

800 600 ドット以上 256 色以上

その他

別途、市販の通信ソフトウェアが必要
本体標準の USB ポートを推奨（その他の USB ポートは動作保証外）
インターネット接続ができる環境が必要

Tips
オプションの USB インプットツールや U-WAVE を使って送信することもできます。詳細は、各商品に付属する取扱説明書を参照してください。

■ USB 通信ドライバーをお使いの PC にインストールする
1 お使いの PC から下記の弊社ウェブサイトにアクセスし、各種ダウンロードサイトの QM-Height 用
USB 通信ドライバーをダウンロードする
http://www.mitutoyo.co.jp

2 ダウンロードしたドライバーを PC にインストールする
Tips
インストール時、COM ポートとして登録された COM ポート番号を用いてください。

55

No. 99MAF600B

3 用途に応じた使用方法■ 測定結果をお使いの PC に送信する
1 本商品と PC を市販の USB micro A ケーブルで接続する
Tips
ケーブル接続時は USB 通信状態になり電池を消耗します。使用しない場合はケーブルを抜いてください。

2 PC 上で市販の通信ソフトウェアを起動する
Tips
通信ソフトウェアの通信設定は、「■ 通信仕様」（67 ページ）に合わせてください。

3 測定をする»測定結果が PC に自動的に送信される。

Tips• 測定方法の詳細は、「3 用途に応じた使用方法」（33 ページ）• ［HOLD DATA］キーを押して送信することもできます。

No. 99MAF600B

56

4 困ったときは

4

困ったときは本商品の使用中にトラブルが発生したときは、ここに記載されている対処方法をお試しください。改善されない場合は、お買い求めの販売店または弊社営業窓口へ修理をご依頼ください。

4.1

こんな症状が発生した

発生する症状をもとに、トラブルの原因と対処方法を調べます。
症状

原因

対処

［電源ボタン］を押し 電池が正しく入っていないても電源がオンにな 電池の寿命が切れたらないAC アダプター（オプション）が正しく接続されていない
電池の消耗が早い電池を入れなおしてください。
新しい電池と交換してください。
AC アダプター（オプション）を接続しなおしてください。

LED が常時点灯するように設定 y LED の点灯設定を変更してください。
されている

Tips
詳細は、 「3.7 LED の点灯時間を設定する」（50 ページ）y 長期間使用しないときは電池を抜いてください。

エア浮上しない
エア浮上に必要な電池の寿命が（浮上用スイッチを押 切れたしたときだけ電池消耗のアイコンが点灯する）

y 新しい電池を 4 本同時に交換してください。
y AC アダプター（オプション）を接続して
ください。

Tips
• エア浮上機能を使用すると多くの電力を消費します。多用する場合はオプションのAC アダプターを使用することをおすすめします。
• エア浮上機能を使用した場合の電池寿命（エア浮上できなくなるまでの時間）は延
べ約 1.5 時間です。

測定子の先端を測定 クランプツマミがロックされて クランプツマミを緩めてください。
ワークに正しく当て いるても測定できない（「ピッ」と鳴らない）
表示値が固定されて測定できない（液晶
画面に［H］が表示されたままになる）［HOLD DATA］キーを押して、表示値の固定を解除してください。

表示値が固定されているクランプツマミがロックされて 「■ 表示値が固定されて測定できないときいるは」（58 ページ）に従ってクランプツマミ
を緩めてください。

57

No. 99MAF600B

44 困ったときは症状
測定値がばらつく

原因

対処

測定子の先端を測定ワークに勢 測定子の先端を測定ワークにゆっくりと接触
いよく接触させた
させてください。
ホルダークランプツマミが緩ん ホルダークランプツマミを締めてください。
でいる

平面倣い測定の際にプローブユニットが振動する測定ワーク表面の状態により振 倣う方向を変更し、振動しなければその方向動することがあるに限定して使用してください。

y 一時的に表示がち

EMC 指令の要求を超える電磁妨害を受けているらついたり、消える

y 静電気による電磁妨害解消後は正常に復帰します。
y 交流または直流電源ラインへの電磁妨害を受けた場合は、電源ラインの周囲を確認し、再度測定を行ってください。

y 正常な測定結果が得られない

y 供給電源に電圧低下が生じた場合は、電圧y 電源が自動的にオ

復帰後は本商品も正常に復帰します。

フになる■ 表示値が固定されて測定できないときは下記プローブユニットの金具 A が金属 B と金属 C のほぼ中央に位置していることを確認してください。
B
A
C

クランプツマミz中央になっていない場合の調整方法
1

クランプツマミを反時計回りに回す»

金具 A が金属 B と金属 C の中央に移動する（金属 A の位置がクランプツマミと水平になる）。

2

金具 A に突き当たるまでクランプツマミを時計回りに回す

3

クランプツマミを反時計回りに約 5 回転戻す»

固定表示が解除され、測定ができる状態になる。

No. 99MAF600B

58

4 困ったときは

4.2

警告が表示された

液晶画面に表示される警告内容をもとに、トラブルの原因と対処方法を調べます。
警告表示

原因

対処
y 新しい電池を 4 本同時に交換して電池が消耗したください。
y AC アダプター（オプション）を接続してください。
Err-30F

表示値が表示可能桁数を超えた

表示値が表示可能桁数に戻ると、自動解除します。

y XXX XXE

位置検出センサーからの信号に異常が起きた
例：衝撃によるセンサー位置ずれ、異物混入

プローブユニットが停止した状態でも、表示が復帰しない場合は、位置検出センサーが故障した可能性があります。お近くの営業所にお問い合わせください。

公差設定の下限値が上限値よりも大下限値よりも上限値の値が大きくなる

きいように設定しなおしてください。

（X は任意の数値）
y Err-48A

Err-90t

Tips
詳細は、 「3.2.1 上限値と下限値を設定する」（41 ページ）
Err-96P

ボール径の設定時にマイナスの値が入力されたボール径の設定をやりなおしてください。

Tips
詳細は、 「2.1.2 測定子先端のボール径を設定する」（18 ページ）
Err-40S

致命的なエラーが発生した

59

お買い求めの販売店または弊社営業窓口へ修理をご依頼ください。

No. 99MAF600B

4 困ったときは

MEMO

No. 99MAF600B

60

5 保守

5

保守

本商品の日常の点検、清掃や収納・保管について説明します。本商品の性能を十分に発揮させ、安全に長期間ご使用いただくために、次の項目に従って実施してください。
洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
本商品の表面塗装が剥がれたり変色したりする場合があります。
塵や埃が付着しないように使用後は付属の商品カバーを本体にかけておくことをおすすめします。

■ 日常の点検
本商品の外観に汚れや傷などを確認してください。

■ 清掃
本体、ベース、プローブユニットの汚れは、繊維の出ない柔らかい布（シリコンクロス等）で軽く拭
き取ってください。
測定子の汚れは、アルコールで拭き取ってください。

5■ 収納・保管
特に長期間使用しないときは、本商品を格納箱に収納して、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。収納方法の詳細は、 別冊の「セットアップマニュアル」をご覧ください。

61

No. 99MAF600B

5 保守

MEMO

No. 99MAF600B

62

6 仕様

6

仕様

6.1

基本仕様

コード No.

518-240518-242518-244518-246

型番

QMH-350AX

QMH-600AX

QMH-350BX

QMH-600BX

測定範囲（ストローク）

0 mm 〜 465 mm（350 mm）

0 mm 〜 715 mm（600 mm）

0 mm 〜 465 mm（350 mm）

0 mm 〜 715 mm（600 mm）

0.001 mm / 0.005 mm

最小表示量
精度（20 °C）指示精度

*1

繰返し精度

（2.4+2.1L/600）µm*1*2

直角度 （前後）（20 °C）

2 σ≦ 1.8 µm
7 µm

12 µm

7 µm

案内方式

ころがりベアリング案内

駆動方式

手動（ハンドル駆動）

検出原理

電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1.5

測定力

0.5（N）

デジマチック出力／デジマチック 2 出力／ USB*3

データ出力
エア浮上

あり（ただし、移動のみ）*4なし

単 3 アルカリ乾電池 4（付属品）／
AC アダプター（オプション）／ニッケル水素充電池 4 対応 *5

電源
電池寿命の
目安 *6

12 µm

連続使用
（エア浮上
未使用）

LED 常時点灯設定以外：約 1200 時間
LED 常時点灯設定 *9：約 100 時間

通常使用 *7（エア浮上
未使用）

LED 常時点灯設定以外：約 80 日
LED 常時点灯設定 *9：約 13.5 日LED 常時点灯設定以外：約 3.8 日
LED 常時点灯設定：上記目安値の約 2/3 に減少します。

−

エア浮上使用*8, *9

本体重量
寸法
使用温度範囲（推奨）

25 kg

29 kg

25 kg

29 kg

QMH-350AX/QMH-350BX：280（W） 273（D） 784（H）mm
QMH-600AX/QMH-600BX：280（W） 273（D） 1016（H）mm
0 °C 〜 40 °C（10 °C 〜 30 °C）

使用湿度範囲

20 %RH 〜 80 %RH（ただし、結露しないこと）

保存温度範囲–10 °C 〜 50 °C

保存湿度範囲

5 %RH 〜 90 %RH（ただし、結露しないこと）

CE マーキング

EMC 指令 EN61326-1
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table 2
Emission limit: Class B
RoHS 指令 EN50581

63

No. 99MAF600B

6

6 仕様
*1

指示精度・繰返し精度の値は、付属する ø5 段付きプローブを使用して平面部を高さ測定したときの値です。直径・最大（小）値・変位・円ピッチ測定の場合は高さ測定と異なり、倣い測定時に測定力が変化するため、表の値より測定精度が大きくなる場合があります。

*2

直角度の値は、弊社のレバーヘッドプローブ（MLH-521）および電気マイクロメータ（M-551）
を使用してベース基準面に対して平行に置いた平面部を測定した値です。

*3専用の USB 通信ドライバーが必要です。
弊社ホームページからダウンロードできます。http://www.mitutoyo.co.jp*4

エア浮上機種を使用する場合は、JIS1 級以上の定盤を使用してください。表面に傷や凹凸があると所定の性能が発揮できない場合があります。

*5

AC アダプターを使用しても充電池への充電はできません。

*6

電池寿命は使用方法によって変動します。
推奨ニッケル水素電池：電池容量 1,900 (mAh) 以上の物

*7

1 日 5 時間程度の使用を想定した算出値です。

*8

1 日 0.5 時間程度の使用を想定した算出値です。

*9

LED 常時点灯設定およびエア浮上を多用する場合は、オプションの AC アダプターを使用することをおすすめします。

No. 99MAF600B

64

6 仕様

6.2

データ出力仕様

6.2.1

デジマチックデータ出力■ データフォーマット
● デジマチック出力
出力順
d1

小数点
X.X.X.X.X.X.X
d2

d3

d4

オール “F”（1111）

d5

d6 d7
MSD

d8

d9

d10 d11 d12 d13
LSD

測定値

3 (1100)
5 (1010)単位mm
0 (0000)

符号+: 0 (0000)‒: 8 (0001)（例）通常測定 0.123 mm
1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 1000 0100 1100 1100 0000
F

F

F

F

+

0

0

0

1

2

3

3

mm

● デジマチック 2 出力
出力順

d1

符号
+: 0 (0000)‒: 8 (0001)

F (1111)d2

d3 d4 d5 d6 d7 d8MSD
測定値 (d3-d4, d6-d11)d9

小数点X.X.X.X.X.X.X

d10 d11 d12 d13
LSD

3 (1100)
5 (1010)単位mm
0 (0000)

フォーマット
デジマチック 2: 8（0001）（例）通常測定 0.123 mm

0001 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0100 1010 1010 1000
8

F

0

0

+

0

0

0

1

2

3

3

mm

Tips
測定値の出力桁数の指定方法の詳細は、 「3.8.2 小型プリンター（オプション）に出力する」（53 ページ）65

No. 99MAF600B

6 仕様■ コネクター仕様

9

1

10

2

ピン No.

I/O

1, 10

−

GND

2

O

DATA

3

O

CLOCK

4

O

RD

5

I

REQ

6〜9

− （未使用）記号
Vceo=35(V)
Ic=200(mA)

3.3 (V)22 (kΩ)CMOS■ タイミングチャート
T1

RD
REQ

T2

T3
T4

CK

T5

T6

D ATA

No. 99MAF600B

66

T1

2sec (max)T2, T3

接続機器により異なる

T4

430us (Typ.)T5

200us (Typ.)T6

200us (Typ.)

6 仕様

6.2.2

USB データ出力仕様■ 通信仕様
通信方式

半二重通信

通信速度

9600 bps

スタ−トビット1

デ−タビット8

パリティビットなし

ストップビット1■ データフォーマット
D1

コ−ド No.

“0”（固定）D2

チャンネル No.

“1”（固定）D3

測定項目“A”（固定）D4

符号 “+” または “‒”D5 - D12DATA（浮動小数点）

D13

キャリッジリターン■ コネクター仕様
ピン No.
1

記号
Vbus

名称
PC からの供給電源（5V）2D-PC との通信（‒）

3D+

PC との通信（+）

4

N.C.

本機はシグナル GND に接続

5

GND

シグナル GND■ データフォーマット例
単位系
mm

目量

出力形態

0.001

0.123

→

01A+0000.123[CR]

0.005

0.125

→

01A+0000.125[CR]67No. 99MAF600B

6 仕様

6.3

付属品

■ 標準付属品
パーツ No.

品名

数量

05HZA148

ø5 段付きプローブ

1

12AAA715

ボール径補正ブロック

1

06AEW407

ゴムキャップ（A）

2

06AEW408

ゴムキャップ（B）

1

06AEX945

ケーブルクランプ1

06AEW863

*1

商品カバー

1

06AEW864

*2

商品カバー

1

05HAA412

六角レンチ（呼び 5）1−

単 3 アルカリ電池

4

99MAF600B

ユーザーズマニュアル（本書）

1

99MAF601M

セットアップマニュアル

1

99MAF602M

補助マニュアル

1

−

検査成績書

1

−

保証書

1

*1

QMH-350AX/QMH-350BX のみ*2

QMH-600AX /QMH-600BX のみ

Tips
付属する電池は、機能や性能を確認するためのものであり、所定の寿命を満足しない場合があります。

■ 輸送用固定部品

No. 99MAF600B

パーツ No.

品名

数量

05HZA196

コラム固定ネジ

2

06AEW164

ウエイト固定ネジ

1

06AEW165

プローブ固定板

1

05HAA632

六角穴付きボルト（M6 25）

1

68

6 仕様

6.4

オプション
パーツ No.

品名y デプス測定用プローブ
12AAC072

デプスプローブy ø5 段付きプローブ用替測定子
957261

ø2 ボール測定子（同軸タイプ）

957262

ø3 ボール測定子（同軸タイプ）

957263

ø4 ボール測定子（同軸タイプ）

957264

ø14 ディスク測定子

957265

ø20 ディスク測定子

12AAA788

ø4 ボール測定子（偏芯軸タイプ）

12AAA789

ø6 ボール測定子（偏芯軸タイプ）

y 特殊ホルダ・特殊プローブ
12AAA792

ダイヤルゲージ用ホルダ

12AAA793

ホルダ（ロング）y AC アダプター
06AFZ950JA
または 06AEG180JA

AD620JA（日米プラグ）y デジマチック接続ケーブル
9369371m

965014

2m

y その他

*1

05HZA143

9 9 アダプタ（下記クランプ必要）

05GZA033

クランプ（9 9 アダプタ用）

05HZA144

6.35 12.7 アダプタ（下記クランプ必要）

901385クランプ（6.35 12.7 アダプタ用）

02AZE990

U-WAVE 取付板

05HZA173

スクライバ *1測定用のため、ケガキには使用できません。

Tips
使用するプローブ、測定子によっては、原点・基準点の設定時にゲージブロックが必要な場合があります。

69

No. 99MAF600B

索引

索引
L
LED 点灯時間の設定 ....................................... 50

U
USB データ出力仕様 ...................................... 67
コネクター仕様 ........................................... 67

基本的な測定方法 ........................................... 11
強制を示すマーク .............................................. iけ
警告表示 ......................................................... 59こ

通信仕様 ...................................................... 67
データフォーマット .................................... 67

公差判定 ......................................................... 40
ご使用になる前に ............................................. 1

あ症状 ............................................................. 57

データフォーマット例 ................................ 67

安全上のご注意 ................................................ ii

えエア浮上機能 .................................................... 8
演算 ................................................................ 34

お応用測定 ......................................................... 33
オートオフの設定 ........................................... 49

困ったときは .................................................. 57
警告の表示 .................................................. 59

さ
最小表示量の設定 ........................................... 48
参照先を示すマークや文字 ............................... i

し収納・保管 ...................................................... 61
仕様 ................................................................ 63
基本仕様 ...................................................... 63
上限値 ............................................................. 41

お手入れ .......................................................... iii
オプション ...................................................... 69

症状 ................................................................ 57

かせ

外径の測定 ...................................................... 27
外部機器に出力 .............................................. 52

清掃 ................................................................ 61
設置環境 .......................................................... iii

PC に出力 ................................................... 55
小型プリンターに出力 ................................ 53

そ各部の名称と機能 ............................................. 2
表示部（液晶画面）....................................... 6

測定項目の順番を登録する ............................ 45
測定子先端のボール径を設定する .................. 18

下限値 ............................................................. 41

原点・基準点の設定 .................................... 12
測定値の差演算 .............................................. 33

表示部（操作パネル）.................................... 4
本体部 ........................................................... 2き技術提供 .......................................................... iv
基準点（INC 測定系）の設定 ......................... 16

測定準備 ......................................................... 12
原点（ABS 測定系）の設定 ........................ 12

粗動 ................................................................ 10

基本操作 ........................................................... 7

No. 99MAF600B

Index-1

索引

たへ

対象読者と目的 ............................................... vi
高さの測定 ...................................................... 21

平面の変位量の測定 ....................................... 30

段差や幅を測定する ....................................... 22

ち
注意喚起を示すマークや文字 ............................ iて
データ出力仕様 .............................................. 65
デジマチックデータ出力 ................................ 65

電源 ................................................................. iv
電源を入れる .................................................... 7
電源を切る ........................................................ 7
電磁両立性について ........................................ ivとほ
保守 ................................................................ 61
保証 .................................................................. v

本書 ................................................................. vi
本体を移動する ................................................ 8めメモリー ......................................................... 39
メモリーに保存 .............................................. 37
免責 ................................................................. vi

ゆ輸出 ................................................................. iv

登録した測定手順で測定する ......................... 46
ドキュメントマップ ........................................ vi
取り扱い上のご注意 ........................................ iii

な内径の測定 ...................................................... 24
倣い測定の終了方法 ....................................... 44に日常の点検 ...................................................... 61

は廃棄 ................................................................. iv
判定機能の有効／無効 .................................... 42

ひ微動 ................................................................ 10

ふ
付属品 ............................................................. 68
標準付属品 .................................................. 68

輸送用固定部品 ........................................... 68
プローブユニットの移動 ................................ 10

Index-2

No. 99MAF600B

営業の窓口2020 年 1 月現在
仙台営業所
宇都宮営業所
新潟営業所

伊勢崎営業所
さいたま営業所
川崎営業所
厚木営業所

諏訪営業所
浜松営業所
安城営業所
中部オートモーティブ営業所
名古屋営業所
金沢営業所
大阪営業所
京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6881

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6240

ファクス：(028) 660-6248

新潟市中央区新和 1-6-10
リファーレ新和 1 階 B 号室

〒 950-0972

電話：(025) 281-4360

ファクス：(025) 281-4367

伊勢崎市宮子町 3463-13〒 372-0801

電話：(0270) 21-5471

ファクス：(0270) 21-5613

さいたま市北区宮原町 3-429-1〒 331-0812

電話：(048) 667-1431

ファクス：(048) 667-1434

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-1611

ファクス：(044) 813-1610

厚木市岡田 1-7-1
ヴェルドミール SUZUKI 105 号室〒 243-0021

電話：(046) 226-1020

ファクス：(046) 229-5450

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-6414

ファクス：(0266) 58-1830

浜松市東区和田町 587-1〒 435-0016

電話：(053) 464-1451

ファクス：(053) 464-1683

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 741-0382

ファクス：(052) 733-0921

金沢市桜田町 1-26

〒 920-0057

ドマーニ桜田電話：(076) 222-1160

ファクス：(076) 222-1161

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8801

ファクス：(06) 6613-8817

草津市大路 2-13-27

辻第 3 ビル 1F 〒 525-0032

電話：(077) 569-4171

ファクス：(077) 569-4172

岡山市北区田中 134-107〒 700-0951

電話：(086) 242-5625

ファクス：(086) 242-5653

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1161

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2911

ファクス：(092) 473-1470

App-1

センシング営業部 1 課・2 課

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-8236

ファクス：(044) 822-8140

 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ

電話：(050) 3786-3214

ファクス：(044) 813-1691

サービスの窓口
y 商品の検査／校正、および修理のご依頼は最寄りのサービスセンタへ
仙台サービスセンタ
宇都宮サービスセンタ
川崎サービスセンタ
諏訪サービスセンタ
安城サービスセンタ
名古屋サービスセンタ
大阪サービスセンタ
広島サービスセンタ
福岡サービスセンタ
地震機器サービスセンタ

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6883

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6280

ファクス：(028) 660-6257

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5013

ファクス：(044) 455-5019

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-5495

ファクス：(0266) 58-1830

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 96-0745

ファクス：(0566) 96-0747

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 731-7100

ファクス：(052) 731-6110

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8813

ファクス：(06) 6613-8818

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1164

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2909

ファクス：(092) 482-7894

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5021

ファクス：(044) 455-5019

App-2

No. 99MAF600B

改訂履歴
発行年月日
2018 年 12 月 1 日
2020 年 4 月 1 日

版数
初版
改訂 1 版

改訂内容
発行
表記・表現の変更（仕様変更なし）

No. 99MAF600B

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533
ホームページ : https://www.mitutoyo.co.jp

Printed in Japan
No. 99MAF600B