2024 年 4 月 1 日【16 版】
識別：SP1456-別添 4

安全取扱説明書
設計名称：照射線量率標準ガンマ線源
認証番号：041456CE<連絡先>
公益社団法人 日本アイソトープ協会
川 崎 技 術 開 発 セ ン タ ー
神 奈 川 県 川 崎 市 川 崎 区 殿 町 3 丁 目 25 番 20 号
担当部門 アイソトープ部 放射線源課
TEL： 044-589-5002 FAX： 044-589-5006
e-mail:info-sengen@jrias.or.jp

【注意】
・・

本製品は取扱いを誤ると密封性が損なわれ、放射性物

本製品は、日本アイソトープ協会が「放射性同位元素質が外に出るおそれがあります。製品に破損のおそれ等の規制に関する法律」の法第十二条の二に定める設のある場合は直ちに使用を中止し、ポリエチレン袋等計の認証を受けた製品であり、ご使用に当たっては所に封入するなどの汚染拡大防止の処置を施した上で、定の様式にて原子力規制委員会へ使用の届出が必要(公社)日本アイソトープ協会までご連絡ください。になります。下記説明及び注意事項をご確認の上、適・切な管理の下でご使用ください。

【表示付認証機器に係る届出】使用者は本製品を他の事業者に販売することはでき（使用届）本製品の使用の開始の日から 30 日以内に、同ませんのでご注意ください。

封した書類「別記様式第 4」を用いて原子力規制委員会に届け出てください。

原子力規制委員会のホームページ<<

原子力規制委員会<<（変更届）既に届けている内容が変更になる場合は、変更

https://www.nra.go.jp/ >>RI 規制ホームページ

https://www.nra.go.jp/activity/ri_kisei/index.html

提出先及び相談窓口・各種様式ダウンロード先た書類「別記様式第 37」を用いて原子力規制委員会に届<<

https://www.nra.go.jp/activity/ri_kisei/

け出てください。また「別記様式第 36」を用いて使用の廃>>止に伴う措置の報告を行ってください。この場合、本製品

放射性同位元素等規制法オンライン手続サイト<<

https://www.nra.go.jp/activity/ri_kisei/

shinsei/online_tetsuduki.html

・・

いて原子力規制委員会に届け出てください。
（廃止届）全ての使用を廃止した場合は、遅滞なく同封し>>shinsei/index.html

・の日から 30 日以内に同封した書類「別記様式第 4」を用>>を譲渡・返還したことを証明する書面として当協会等が発行する「放射線源受領書」の添付が必要となります。

本製品がお手元に届きましたら、ご注文いただいた内各種届出の提出先につきましては原子力規制委員会のホ容に間違いがないか、ご確認ください。

ームページをご確認ください。また、これらの届出は放射本安全取扱説明書には設計認証の認証条件が記載さ性同位元素等規制法オンライン手続サイトより電子申請れています。本製品をお取扱いになる前に必ずご覧くが可能です。電子申請のご利用にあたっては事前に「G ビださい。

ズ ID」の連携手続きが必要となります。詳しくは放射性本製品のご使用期間中は、本安全取扱説明書を適切に同位元素等規制法オンライン手続サイトをご確認くださ保管、管理してください。

い。

安全取扱説明－456CE

1/52024 年 4 月 1 日【16 版】
識別：SP1456-別添 4【罰則】の悪影響を及ぼさない雰囲気中でご使用ください。落下、届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使打撃、加圧（減圧）、加熱、冷却等による物理的衝撃を用をした場合や適正に廃棄しない場合には罰則が課さ与えないでください。

れます。

本製品の外観図を図 1、形状図を図 2、寸法を表 2、原材料を表 3 に示します。

【不用になった製品の措置】
本製品が不用になった際は、日本アイソトープ協会へご図1

外観図（写真例）

連絡ください。製品の引き取りに応じますので、決して一般の廃棄物として廃棄しないでください。

【使用の目的】
本製品は、放射線及び放射能測定器の校正、動作確認、実験、研究、教育にご使用ください。この使用目的は、設計認証の認証条件となっていますので、それ以外には（全体）
図2（彫刻面）形状図

ご使用できません。

【製品仕様】
本製品は、放射線量測定器の校正、動作確認等にご使用できる標準線源です。ステンレス鋼製の円柱状線源で取り扱いやすく、破損しにくいため、学生実験等の教育用にも適しています。
核種、公称放射能及び放射能規格を表 1 に示します。
表 1 に示す核種あるいは公称放射能以外の製品についてご希望の場合には別途ご相談ください。

表1

核種と公称放射能

核種

公称放射能(Bq)注 1)

Cs-137

---

10M

放射能規格
公称放射能±20%

注 1)表 1 に記載されている内容はカタログの内容です。
お手元にある製品については、試験成績書を用いてご確
表2認ください。

寸法
寸法 [mm]

公差 [mm]D15.2±0.5

第 1 部：

D20.5±0.2

一般要求事項及び等 級」 に定める密封線源の 等級

L18.5±0.5（C64445）を有する密封線源です。但し、本製品はどのL20.5±0.2ような使用・保管状態でも、その密封性が保証されていL32.0±0.5【形状・構造等】
本製品は JIS Z 4821-1:2015「密封放射線源るわけではありません。常温、常圧の環境下及び腐食等
安全取扱説明－456CE

2/52024 年 4 月 1 日【16 版】
識別：SP1456-別添 4

表3

原材料

表4
品名

材質

①カプセル

ステンレス鋼②カプセル

ステンレス鋼③

放射性同位元素注 2)

多孔質セラミックスに吸着注 2）放射性同位元素が実際に固定されている領域の体積は最大で 4.2mmφ×6mm です。使用する原料により、各種検査方法
試験方法

合格基準

漏出検査

煮沸浸せき試験

200 Bq 未満

表面汚染検査

湿式ふき取り試験

200 Bq 未満【添付文書】
本製品には表 5 に示す文書が添付されています。

その大きさは変わります。大きさの指定は出来ません
表5のでご了承ください。

【製品容器】

添付文書

名称内容

安全取扱説明書

本製品を表示付認証機器として取り扱う為の必要な措置等及び、本製品を安全に取扱い頂く為の内容が記載されています。
本製品のご使用期間中は、この安全取扱説明書を適切に保管管理して下さい。

試験成績書

漏出試験結果、表面汚染試験結果等が記載されています。
本製品のご使用期間中は、この試験成績書を適切に保管管理して下さい。

校正証明書

照射線量率の校正結果が記載されています。
本製品のご使用期間中は、この校正証明書を適切に保管管理して下さい。

表示付認証機器使用・変更届（別記様式第 4）表示付認証機器を初めて使用を開始する場合の届出書、および届出内容に変更が生じた場合（氏名又は名称、住所、代表者氏名、表示付認証機器の台数等）の届出書

表示付認証機器使用廃止及び廃止措置計画届（別記様式第 37）

表示付認証機器を廃止する場
合の届出書

許可の取り消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書（別記様式第 36）

廃止に伴い講じた措置を報告する書面

製品容器には法令で定められた表示が記されています。
製品はご使用時以外は、必ずこの製品容器に入れて適切に保管管理してください。

（法律で定められた表示）①

設計認証印（三葉マークに CE の文字）②

登録認証機関の名称又は登録認証機関を特定できる文字若しくは記号

③

図3

認証番号

製品容器の様子（写真例）【漏出試験及び表面汚染試験】
JIS Z 4821-2:2024「密封放射線源 第 2 部：漏出試験方法」に準拠した漏出検査と表面汚染検査を行っています。
但し、場合によって他の方法を採用することもあります。
各種検査方法を表 4 に示します。

【使用に関する条件】
本製品は次に示すことを条件として設計の認証を受けています。ご使用に際しては、この条件を遵守してください。本製品の分解又は組立ては決して行わないでください。本製品に使用上の不具合がある場合は使用しないでください。

安全取扱説明－456CE

3/52024 年 4 月 1 日【16 版】
識別：SP1456-別添 4（距離） 同一の者が使用・保管・運搬などの作業によさい。

り本製品の表面から 50cm 以内に近づかないための措置を講じてください。本製品と作業者体幹部との距離は、【運搬に関する条件】

一時的な取り扱いを除き、50cm 以上としてください。

本製品を収納した輸送物は、輸送物に収納する核種、放（使用時間） 本製品を同一の者が使用する時間（使用射能及び輸送物表面の 1cm 線量当量率によりＬ型輸送中において本製品の近くに作業者が滞在しない時間を物相当として運搬できない場合があります。その場合、除く）は年間 150 時間以内としてください。この使用時

本製品はＡ型輸送物として運搬する必要がありますが、間はご使用者の被ばく評価において十分な安全を見込

表示付認証機器のみを取扱う表示付認証機器使用者（許んで求めた値です。

可又は届出事業者以外の事業者）がＡ型輸送物の運搬を（使用時の注意） 取扱いは放射線について十分な知識実施することは認められていません｡運搬の必要が生じを有する者が行ってください。放射線取扱主任者が選任た場合は日本アイソトープ協会にご相談ください｡

されている事業所の場合は放射線取扱主任者の指示に、放射線取扱主任者を選任する必要のない事業所の場合

下記にＬ型輸送物相当として運搬する場合の基準を示しますのでご確認ください。には放射線安全管理を行う管理者を定めその指示に従ってください。

放射性同位元素装備機器又は放射性同位元素作業者の被ばく線量の低減に努めてください。被ばく装備機器を収納した容器の基準

線量を低減するには、「時間を短縮する」，「距離をとる」，「遮へいする」の三原則をよく理解して、適切に実行す①

ることが大切です。使用時には線源からできるだけ離れ、作業する時間を短くするように心がけてください。
作業者の被ばくだけではなく、周囲にいる人の被ばくできる数量を超えないこと。
②

容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。

③

運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等にも十分な注意を払ってください。

により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと。
④【保管に関する条件】
・・表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。

「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を付した専用⑤

材料相互の間及び材料と収納され、又は包装されの容器で保管してください。

る放射性同位元素等との間で危険な物理的作用管理者が定めた保管場所に保管してください。貯蔵施又は化学反応の生じるおそれがないこと。

設を持たない事業所は保管容器等に施錠する等十分⑥な保管管理を行ってください。貯蔵施設を有する事業者は管理区域内の貯蔵施設で保管することをお勧め

・

容器に収納する放射能がＬ型輸送物として運搬弁が誤って操作されないような措置が講じられていること。

⑦

見やすい位置に「放射性」又は「RADIOACTIVE」します｡の表示及び「Ｌ型輸送物相当」の表示を付するこ保管の際は、上記条件に従うほか、通常の室温、湿度と。

を保ち製品の保全に努めてください。また、保管中は、⑧保管する部屋の出入口に施錠するなどのみだりに持ち運ぶことができないような措置を講じるとともに、を超えないこと。
⑨

輸送物表面の放射性同位元素の密度が 4Ｂq/cm2（α線放出核種は 0.4Ｂq/cm2）を超えないこと。

紛失や盗難等がおきないように十分注意してください。線源について盗取、所在不明その他の事故が生じ輸送物表面における 1cm 線量当量率が 5μＳv/h⑩た場合は、遅滞なく原子力規制委員会に届け出てくだ
安全取扱説明－456CE

放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品（放射性輸送物の安全性を損なうおそれのな
4/5

2024 年 4 月 1 日【16 版】
識別：SP1456-別添 4

いものに限る。
）以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

Ｌ型輸送物相当として運搬する場合は、以上のような基準に従い運搬を実施してください｡適切な輸送容器がない場合は、日本アイソトープ協会にご相談ください｡
本製品は必要に応じて鉛容器等を用いて遮へい措置が講じられている場合があります。また、製品と図 3 に示した製品容器が別々に梱包されている場合がありますが、開梱後は製品容器に製品を収納して頂きご使用ください。図 4 に梱包形態の例として、梱包の外観の様子を示します。

図4梱包形態（写真例）【1cm 線量当量率】
放射能が 1MBq 存在した場合の、一定距離における 1cm 線量当量率を

表 6に示します。但し、ここに示す値は、製品の自己吸収や散乱線の影響等は考慮しておりませんので参考値としてご利用ください。

表6

放射能が 1MBq 存在した場合の、一定距離における1cm 線量当量率（μSv/h）
距離核種
Cs-137

注 3)

30cm

50cm

100cm

1.030.370.09

注 3)親核種と子孫核種が放射平衡にある場合の値です

安全取扱説明－456CE5/5