PLT300基本操作
マニュアル 1.00
日本ヒルティ株式会社

はじめに• この度は弊社PLT300をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品に関しましては、ご購入時に お客様に対しまして簡単な導入トレーニングを実施させていただいてはおりますが、組み立て方や操作法をお忘れになってしまった場合等、ぜひ本マニュアルをご活用いただきたくよろしくお願いいたします。
• 一方で本マニュアルは製品・ソフトウェアの仕様書ではございませんので、最新の仕様に関しましては、弊社ウェブサイト(www.hilti.co.jp)をご覧いただけますようよろしくお願いします。また各種ソフトウェア 等も不定期でにバージョンアップを行っておりますので、その修正内容や最新機能に関しましては、各ソフ トウェアに付属されておりますヘルプ機能等をご参照ください。
• 本資料は現時点でバージョン1.00となりますが、内容に関しましては事前の通知無く修正・変更されることがありますことご理解ください。不明な点がございましたら、弊社カスタマーサービス(0120-66-1159) までご連絡ください。

インデックス• PLT300 部品一覧と組み立て方• PLT300 タブレットの操作方法 (PLC600)• PLT300 PC向けソフトウェアの操作方法 (PROFIS OFFICE LAYOUT)• PLT300 良くある質問

部品と組み立て

部品一覧と組み立て方
部品一覧
1.

組み立て方 : 1. コントローラー (PLC600)

2.

組み立て方：２．ウォールマウント設置方法

3.

組み立て方 : 3. プリズムとパンチセット

4.

組み立て方 : 4. ローラー付きレーザーポインター

5.

組み立て方 : 5. リフレクターロッドとバイポッドセット

6.

組み立て方 : 6. スタンプセット

7.

組み立て方 : 7. ターゲットプレート

部品と組み立て

部品一覧

製品名

写真

製品名

1

コントローラ (PLC 600)

5

リフレクターロッドと バイポッドセット2

ウォールマウント (POA106)

6

スタンプセット

ビデオ付

ビデオ付2個3

プリズムとパンチセット

7

ターゲットプレート

4

ローラ付き
レーザーポインター

8

キャリブレーション
ターゲット (POA 31)

ビデオ付※別途資料、ビデオ等を用意しています。

写真

部品と組み立て

組み立て方 : 1. タブレット (PLC600コントローラー)

コントローラ PLC 600

ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ POA 135

電源ケーブル部品と組み立て

組み立て方 : 3. プリズムとパンチセット

センターポンチ POAW 46

アダプター POA 37

プリズム POA 25

ボールノブ POA 36※プリズムPOA 25に元々付いている気泡は調整不可のため、調整できるノブPOA 36を付け替えて使用することを推奨します。
気泡は温度、湿度、運送状況等により精度が徐々にくぐっていくため、定期的に気泡を合わせるようにお願いいたします。

部品と組み立て

組み立て方 : 4. ローラー付きレーザーポインター

アクセサリーセット POA 56

三脚 PMA 20

部品と組み立て

組み立て方 : 5. リフレクターロッドとバイポッドセット

リフレクター ロッド POA 52

バイポッド POA 75

アダプター POAW 50

部品と組み立て

組み立て方 : 6. スタンプセット

スティック POA 29

プリズム POA 25

スタンプ（※気泡部をボールノブPOA36に変更）【注意事項】
スタンプ治具はインサートの墨出しを効率よくする為、使用者の方からの要望により外注している付属品となります。
作業者によって誤差は生じますので、使用なさる場合はあくまでも「目安」としてご利用ください。
精度に関しては保証できかねますので、予めご了承ください。

部品と組み立て

組み立て方 : 7. ターゲットプレート

ターゲットプレート POA 26

粘着シール POA 30

粘着シールの一枚を剥がし、POA26の後ろ白い面に貼ります

また、現場の壁/柱等にPOA26を貼り付けて作業します部品と組み立てシステムの電源の入れ方（コントローラPLC400)

電源ケーブルを接続して充電します

電源ボタンを押すと、起動します部品と組み立てシステムの電源の入れ方（PLT300本体）

バッテリーを挿し込みます

電源ボタンを押すとPLT300本体が起動しますタブレット操作方法

タブレット操作方法インデックス
1.

2.

3.

一般的な機能4.

測距

1.

スタート画面1.

基準高さを測定し、任意の場所の高さ差異を確認する

2.

各アイコン内容

2.

座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録)

3.

設定画面

3.

任意の2点を測定し、距離や勾配を確認する

4.

各アクションバー

4.

図面上の直線や曲線を選択し、現場の位置と図面を確認する

メイン作業領域

5.

応用編

1.

PLT300とタブレットのペアリング方法

1.

付属のプリズムプレートを使用する方法

2.

プリズムの合わせ方

2.

プリズムプレートを使用したステーショニング3.

プリズムの種類変更

3.

4.

レーザーモードへの切り替え法

座標のある基準点が存在し、これから記録する座標は基準点の座標に反映させたい場合

5.

基準点(CP)測定の概念

4.

タブレットに直接図面（DWG/DXF)を取り込み設定を行う

5.

取り込んだ図面にCP/LPの設定を行う

6.

作成しているLP/CPをコピーし移動させる

7.

ソフトウェアアップデート

レイアウト(墨出し)1.

基準点(CP)の測定手順

2.

基準レベルの測定

3.

墨出しタブレット操作方法

よく使われるアイコン説明
カメラ起動ボタン

図面ビュー

ポイントリスト

図面編集

レーザーやプリズム切替ボタン

レイアウト

レイアウトパラメータ15

タブレット操作方法

よく使われるアイコン説明（プリズム種類とレーザーの切り替え）をタップしモード選択画面を起動

下記案内が表示された場合はをタップ選択中のモードが下記に表示されるモード選択画面が起動後、該当のものをタップして、をタップ

レーザー
以下プリズムなど※この操作はいつでも行えますタブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.1 スタート画面
タブレットおよび本体（PLT300）の電池状態の表示
上段：PLT300の電池残量※PLT300とタブレットがWi-Fiで繋がっている状態のみ残量表示 下段：タブレットの電池残量

それぞれのページのヘルプの表示

各現場毎の図面・CP・LPの入ったフォルダを管理。
また、新しいプロジェクト／ジョブを作成、変更、削除するためのアプリケーションです。さらに、必要なすべてのデータのインポートと エクスポートが可能です。
本体をステーショニングするためのアプリケーションです。複数のステー シ
ョニング方法を選ぶことができます。さらに、既存のステーションをあるジョブから別のジョブへ転用することもできます（1 つのプロジェクト内でのみ可能です）。ステーションに新しい高さを割り当てることもできます

墨出しや測距（座標の記録）等を行うためのアプリケーションです。

図面を編集する図面／ポイントを作成するためのアプリケーション／ COGO です。

各種設定- アプリケーション終了。Windows 画面に戻ります。
- 再スタートします。
- タブレットをシャットダウンにします。
※タブレットのシャットダウン時は必ず各アプリケーションを終了確認してください。
場合によってはデータが破損する可能性があります。

タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.2 各アイコン内容①スタート画面のを選択

ジョブ名
フォルダ名

選択したプロジェクトは作成したジョブ数

LPの数

CAD図

CPの数の色になる。良ければをタップする。

良ければをタップする。その後スタート画面の戻る※基準ポイント（CP）、墨出しポイント（LP)、図面を選択するとインポート（取り込み）やエクスポート（出力）を行う事が出来る

タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.2 各アイコン内容②スタート画面のを選択※本体とタブレットを接続する必要有り！！
マニュアルモードステーショニング
基準ポイントの手動照準合わせと測定：リストでCPを選択し、照準を合わせ測定します。
2 つ以上の基準ポイントが必要です。
セミオートステーショニング
基準ポイントの手動照準合わせと測定：- 事前にポイントリストにおいてCPを選択することなく3 つ以上のCPを測定します。この場合には、ステーションを計算するために3 つ以上の基準ポイントが必要です。
オートステーショニング。
プリズムプレートを使用時に有効。
事前に設定されたプリズムプレート5枚を自動で読み込みを行い、正しい座 標が3つ以上確認できると本体の位置が確定する。
CP自体が設定できない場合（改修現場などで図面や基準点が無い場合）に使用。
プリズムもしくはレーザー照射で任意の3点を記録し、本体の位置（座標）を確定させるモード。
必ず空のフォルダが必要

高さ基準を再設定することが出来る。

本体の座標をあらかじめ把握している場合に、直接座標値を入力出来るを使用せず、決められた座標を与えることが出来る。 必ず空のフォルダが必要。
X:1000m、Y：1000m、Z：100mとなる。

タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.2 各アイコン内容③スタート画面のを選択※本体とタブレットを接続する必要あり！！
また、②のステーショニングを行う必要あり！
！

④スタート画面のを選択
集※①で選択したプロジェクトの図面の確認や編図面および設定したCP・LPが表示される

ピンチ(2本指で画面を広げ)、拡大・縮小しLP・CPの位置を確認できる

タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.2 各アイコン内容⑤スタート画面のを選択を選択すると下記の詳細表示
各設定画面の表示

タブレット操作方法

1.3 設定画面

1. 一般的な機能

タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.3 設定画面を選択すると下記の詳細表示を選択すると下記の詳細表示を選択すると下記の詳細表示を選択すると下記の詳細表示

タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.4 各アクションバー

プロジェクトを作成

タブレット表示プロジェクト名などの編集

本体とタブレットの接続表示

プロジェクトをコピーする

接続表示

プロジェクトの削除

本体がプリズムに接続されているか、プリズムを追随できるかどうかの表示。
また、タップするとカメラを起動することが出来る

プロジェクトのインポート（取り込み）選択されたプリズムまたはレーザー照射モードの表示。タップして各プリズムを選定する画面になる

未接続

プリズム
未接続

プロジェクトのエクスポート（出力）

反射板高さの表示と入力

接続中

プリズム接続中タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.4 各アクションバー
上方から見た図

下方から見た図前方から見た図

後方から見た図

右から見た図長押しまたはプルダウンで各項目の表示
左から見た図

全CAD の表示

表示画面をズームする

段階的にズームイン

段階的にズームアウト

レイヤーをオン／オフにする
CAD の3D での回転
- CAD 内をクリックして指を動かすと、CAD が3 次元で回転- CAD 外の右側/左側をクリックして指を動かすとCAD x、y 平面で回転タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.4 各アクションバー
ラインを描画する
捕捉モード設定に応じて、ポイント間および／またはCAD エレメントの様々な位置間に新しいラインを作成することができます。
3 つのポイントから円弧を作成する

2 つのポイントと半径から円弧を作成する

3 つのポイントから円を作成する

削除

長押しまたはプルダウンで各項目の表示

ポイントを単独モードあるいはマルチモードで作成します。エレメントをクリックするか、マルチモード用のウインドウを開きます。
長さと横方向間隔
ラインの選択と縦方向値および横方向値の入力。
間隔
エレメントの選択と選択された間隔のあるポイントの作成
セグメントエレメントの選択と選択したセグメントにおける数によるポイントの作成。
2 ポイント間の間隔
2 つのポイントの選択と距離の表示
2 つのライン間の交角
2 つのラインの選択と角度の表示
4 つ以上の捕捉位置による面積計算
3 つ以上のポイントの選択と面領域の表示選択されたエレメントに関する情報 エレメントの選択と情報の表示タブレット操作方法

1. 一般的な機能

1.4 各アクションバー
プリズムを使用
高さ（レベル）確認を行う
プリズムおよびレーザー使用
墨出しを行うプリズムおよびレーザー使用
任意の座標の記録
長押しまたはプルダウンで各項目の表示
プリズムおよびレーザー使用
2点間を測距することにより斜距離、水平距離、高さ、勾配（％）を確認
プリズム使用図面上の直線および曲線を確認する
プリズムおよびレーザー使用
高さ（上下）2点を測距し、傾きやズレを確認タブレット操作方法

2.メイン作業領域

2.1 PLT300とタブレットのペアリング方法
スタート画面のを選択

各設定画面の表示

PLT300とペアリングしていない状態を選択すると下記の詳細表示
センサー選択のをタップしセンサー番号を表示する

オンタップしセンサー表示
自動を選択

PLT300とペアリング状態

タブレット操作方法

2.メイン作業領域

2.2 プリズムの合わせ方
はプリズムとつながっていない状態をタップをタップし、カメラを起動させる。

プリズムと繋がると設定画面に戻るを指またはペンで動かし、プリズムの位置に移動させる※この操作はいつでも行えますタブレット操作方法

2.メイン作業領域

2.3 プリズムの種類変更
使用するプリズムを選択しをタップしモード選択画面を起動

モード選択画面が起動後、該当のものをタップして、をタップをタップ

レーザー
以下プリズムなど変更完了※この操作はいつでも行えますタブレット操作方法

2.4 レーザーモードへの切り替え法をタップしモード選択画面を起動

下記案内が表示された場合はをタップ選択中のモードが下記に表示される

モード選択画面が起動後、該当のものをタップして、をタップ

レーザー
以下プリズムなど※この操作はいつでも行えますタブレット操作方法

2.メイン作業領域

2.5 基準点(CP)測定の概念
LP（墨出しポイント）

CP（基準点）のイメージ•

現場の基準点(CP)は最低2点、推奨は3点。

•

ステーショニング（PLT300の座標確定）の精度を誤差が無いよう（1 m m 以下）にCP（基準点）を測定する。

•基準点(CP)の設定法の概要は以下のとおり。

CPを３点測定する。

2.

CPは墨出しエリアの外側に置く。

3.

PLT本体はCPの内側に置く。3点の中心にPLT300がある状況（推奨）。

4.

CP間の角度は60度～120度を推奨。

5.

CPを２点および3点測定した結果、PLT300のステーショニング座標が１ｍｍ以下になる様にする。

Y4

X2X3▲CP2▲CP1LP

LP60° ～ 120°60°～ 120°

1.

X1

Y3LPLPY2LPY
１▲CP3

タブレット操作方法

3. 墨出し3.1 基準点(CP)の測定手順
ホーム画面で「プロジェクト」を選択し、該当のプロジェクト名を選択

ホーム画面の説明

一般設定
点/描画を編集
レイアウト(墨出し他 アプリケーション)

本体のステーショニング (本体位置の配置)
各現場情報のフォルダーを管理（CAD図やCP、LP）
また、データのインポート/エクスポートを行う

ホーム画面に戻ります。

タブレット操作方法

3. 墨出し3.1 基準点(CP)の測定手順
ホーム画面で「描画」を選択

ホーム画面で「ステーショニング」を選択

ステーショニング画面

図面と現場の位置確認やCPの確認を行うことが出来る。

ホーム画面に戻るタブレット操作方法

3. 墨出し3.1 基準点(CP)の測定手順
タップする。

左画面に図面と、右画面にCP基準点）リストが表示

CPリストより記録するCPを選択すると、図面のCPが赤く表示される。
現場状況に応じて三脚およびポンチタイプをセットし、CP位置にプリズムの気泡を確認しながら垂直にし、2点および3点を記録する。

図面および設定したいCPをスクロールし選択する。
ポンチタイプタブレット操作方法

3. 墨出し3.1 基準点(CP)の測定手順
記録が終わったCPはグリーンに表示

各CPやステーションの数字も問題なければニングは終了。

タップし、ステーショ※なお、今後の墨出しに基準高さを設定したい場合はさらに次章へ記録が合わると、右下にステーション座標が表示されるN（Y）座標とE（X)座標の数字が1 m m 以下になる様に記録するをチェックし、各CPの測定状況を確認する

タブレット操作方法

3. 墨出し3.2 基準レベル(高さ)の設定
をタップ

基準レベル(高さ)を設定

プリズムおよびレーザー照射で基準レベルを記録する

プリズム

レーザー

レーザー照射かプリズムを選択

測定記録
ボタン

手動高さ設定を選択

確認ボタン

タブレット操作方法

3. 墨出し3.3 墨出しタップ後メニュー画面に戻る。レイアウトをタップ。

初期設定はポイントと一般的なポイントが選択されている。

直ぐにレイアウトが開始される。以下はプリズム使用時

LPのみをレイアウトを行う場合は、ポイントにチェックを入れる。

プリズムの現在地

画面右のをタップし、リストを表示 (ポイント・・設定したLPのみを選択しレイアウトを行う 一般的なポイント・・図面上の線や○を選択することが出来る。)

タブレット操作方法

3. 墨出し3.3 墨出しLPおよび図面上の線や○などをレイアウトする場合は、ポイントと一般的なポイントの両方にチェックを入れる。
レーザー照射使用時（左記画像）
レーザーの位置は反映されない図面の墨出し部分のLP番号または左横のリストを開きLP番号をタップ
一時的なポイントの下にどの部分を選択するのかリストがあり、必要な箇所にチェックを入れる （例）図面の○表示と交点が確認したい場合は下記にようにチェックを入れる

タブレット画面はX、Y、Zの数字 レーザーは指示されたLP番号を照射
墨出し完了後 をタップすると、 次、のLP番号（距離が近いポイント）へ自動で移動して照射
ステークダイアログの表示の☑を外すタブレット操作方法

4. 測距

4.1 基準高さを測量し、任意の場所の高さの差異を確認する
メニュー画面のをタップをタップ

プリズムを使用
高さ（レベル）確認を行う

または、操作中のを長押し下記画面が表示される※PLT300とタブレットのペアリングのみで使用可能（記録不可）プリズムモードのみ使用可能タブレット操作方法

4. 測距

4.1 基準高さを測量し、任意の場所の高さの差異を確認する
後は基準にしたい箇所の測定測定箇所が確定すれば測定したい任意の箇所にプリズムを持っていくとタブレット画面にリアルタイムで測量した基準高さ（レベル） の差異を表示

をタップ測定後に（前でも後でも良い）をタップ

矢印は下を指しているので、123m m下が測定元基準レベルとなる

今回の場合はブロックの高さが123mmであることが表示される

タブレット操作方法

4. 測距

4.2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）
まず空のフォルダを作成します

ホーム画面で「プロジェクト」を選択

後、プロジェクト一覧に追加分が表示される。

入力画面が表示され、現場名等の必要項目を入力し後、メニュー画面へ！

タブレット操作方法

4. 測距

4.2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）
下記表示される。

メニュー画面のステーショニングをタップ。

タップしメニュー画面へ。

タップ

どちらか一方をタップ。

タブレット操作方法

4. 測距

4.2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）
長押しし、アプリケーションを表示する。

タップ表示後、をタップし記録したポイントの保存状態を選択する。

タップ

座標の記録（MP)

基準点の記録（CP)

タップ後、下記画面が表示される。

選択タブレット操作方法

4. 測距

4.2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）
選択後、記録された座標の確認。

をタップし閉じる。

2回タップする。（1回目はリスト表示、2回目は全表示）記録を行いたい場所により、プリズム・レーザー照射を選択。
プリズムを選択した場合プリズム位置がで表示される。

全表示画面

プリズムを記録したい任意の場所に移動し、記録ボタンをタップ

下記サンプルは座標記録（MP）を選択記録された箇所はタブレット上にMPとして表示される。

タブレット操作方法

4. 測距

4.2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）
選択後 、をタップし閉じる。

タップし、微調整機能を表示する。

記録を行いたい場所により、プリズム・レーザー照射を選択。
レーザー照射を選択した場合カメラを起動し、レーザー照射を選択後、カメラを起動したまま、記録したい場所へレーザーのポイントを移動する。

ズームボタン
移動調整ボタン

基本は記録したい場所の近くにより目視にて確認する。
離れている場合等では、カメラのズームを使用。

外側のは大きく（約5m m ）移動し、内側のは少しだけ（約1㎜）移動。

微調整後、場所が確定したらをタップし、をタップし記録する。

タブレット操作方法

4. 測距

4.2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）
今回の記録は扉の角（隅）の記録

記録画面の確認

記録画面(トップビュー）平面図として上から見ている状態
長押しし、確認した
いビューを選択
記録座標（MP)を線で結ぶをタップし、MPをタップする。作成される線が赤で表示
問題なければをタップ。

タブレット操作方法

4.2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）
記録座標を実線で繋げた結果

4. 測距

タブレット操作方法

4. 測距

4.3 任意の2点を測定し、距離や勾配を確認する
メニュー画面の場合はまたはタップ。

墨出し中または描画の画面を開いている場合はアイコンを長押し。

タップ

タップ後に下記画面となり、プリズムおよびレーザー照射にて最初のポイントを確定し、測定する。

※PLT300とタブレットのペアリングのみで使用可能 プリズムモードおよびレーザーモードで使用可能

タブレット操作方法

4. 測距

4.3 任意の2点を測定し、距離や勾配を確認する
2か所目も同じくプリズムおよびレーザー照射にてポイントを確定し、測定する。

2か所の測定が終わると瞬時に各値がタブレットに表示される。

測定中画面

水平距離
斜距離
高さ
勾配

タブレット操作方法

4. 測距

4.3 任意の2点を測定し、距離や勾配を確認する
測定箇所の順番により、表示が変わります。

ポイント
②A

１番目の測定箇所

B

ポイント
①

1番目の測定箇所

dH（高さ） ー895.000㎜
傾斜ポイント①dH（高さ） 895.000㎜

68.74%

SD（水平距離） 1580.000㎜
A

傾斜ー 68.74%
ポイント②SD（水平距離） 1580.000㎜
Bーータブレット操作方法

4. 測距

4.4 図面上の直線や曲線を選択し、現場の位置と図面を確認
メニュー画面の場合はまたはをタップ。

タップ
墨出し中または描画の画面を開いている場合はアイコンを長押し。

※必ずステーショニング（墨出しが出来る状態）が必要です

プリズムモードのみ使用可能です。

図面上の確認したい直線や曲線をタップする。

タブレット操作方法

4. 測距

4.4 図面上の直線や曲線を選択し、現場の位置と図面を確認
図面上の確認したい直線や曲線をタップする。
画面を拡大・縮小しプリズムと選択した線を確認

選択した線

線のスタート地点

選択した線からの距離

プリズムの位置
スタート地点からの距離

タブレット操作方法

5. 応用編

5.1 付属のターゲットプレートを使用する方法
配置図

3-1.CP（基準点）の測定手順後、PLT300の位置確定後に行います。

2枚の場合

３枚の場合出来るだけ対角① PLT300から見ることが出来る、またPLT300を移動し たときにも確認できる壁や柱等、動かない場所に付属の両面テープやビス等を使用し、ターゲットプレートをしっかり固定する。
使用するプレート枚数は基本3枚～5枚（最低2枚でも可）ターゲットプレートは最大50ｍまで確認できます。
②ターゲットプレートの記録できる範囲。
③貼ったターゲットプレートを記録する。
「4-2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）」の手順に沿って、基準点の記録（CP)を選択。「2.3 プリズムの種類変更」の手順に 沿って、やをに変更する。

カメラモードを起動し 、を見つけ照準を合わせたらをタップ「4-2 座標の記録（図面の無い改修現場などの座標記録）」の手順でチェックポイントを選択し各プリズムプレートを記録していく。
記録後は本体を移動可能。

5枚の場合
PLT300の目線の高さで設置後ステーショニングでオートモードが使用できる

タブレット操作方法

5. 応用編5.2 プリズムプレートを使用したステーショニング
PLT300移動後のステーショニング

1. プリズムプレート5枚以下の場合
PLT300を移動後、通常のステーショニングと同じ要領で、ステーショニングを行う

2. プリズムプレートが5枚ある場合ステーショニング画面でをタップ！

数分かけて、PLT300が自動でプリズムプレートを読み込んでいく。5枚中、3枚以上正しい座標が確認できるとステーショニング完了！
※プリズムプレートは本体のカメラ位置と同じくらいの高さにセットする

で簡単ステーショニングタブレット操作方法

5. 応用編

5.3 座標のある基準点が存在し、これから記録する座標を基準点の座標に反映させたい場合 (4.2の応用編)
ホーム画面で「プロジェクト」を選択後、新しいフォルダを作成プロジェクト一覧が表示される。

を2回タップ。

入力画面が表示され、現場名等の必要項目を入力しメニュー画面に戻るので、描画を選択。

タブレット操作方法

5. 応用編

5.3 座標のある基準点が存在し、これから記録する座標を基準点の座標に反映させたい場合 (4.2の応用編)
画面左のをタップしリストを広げる。

をタップ。

をタップ。

各項目を選択し入力を行う。

タブレット操作方法

5. 応用編

5.3 座標のある基準点が存在し、これから記録する座標を基準点の座標に反映させたい場合 (4.2の応用編)
座標入力時に単位を合わせるには設定→一般設定→距離単位。
各項目の入力が終わったらをタップ。

をタップ。

同じ要領でをタップし作成する。

作成終了後をタップ。下記画面の表示となる。

を入れタップ。

タブレット操作方法

5. 応用編

5.4 タブレットに直接図面（DWG/DXF)を取り込み設定を行う
準備品・・・図面(DWG/DXF)を準備。縮尺は必ず1:1にし、USBに保存しておきます。

フォルダが作成できたことを確認し✓をタップ。

タブレットに新しいフォルダを準備します。
プロジェクトをタップ。

をタップ。

プロジェクトを入力しEnter。

USBを挿入する。

タブレット操作方法

5. 応用編

5.4 タブレットに直接図面（DWG/DXF)を取り込み設定を行う
図面の + をタップする。

USBを選択し取り込む図面を選択し ✓ 。

インポートまたは置換を選択し ✓ 。

図面の単位を選択し ✓ 。

タブレット操作方法

5. 応用編

5.4 タブレットに直接図面（DWG/DXF)を取り込み設定を行う
下記の表示になり、図面が取り込まれる。

メニュー画面の描画を選択し、取り込んだ図面を表示する。

取り込んだ図面が表示される。

長押し、ポイント作成を表示✓をタップしメニュー画面に戻る。

タブレット操作方法

5. 応用編5.5 取り込んだ図面にCP/LPの設定を行う

をタップ後、ポイント作成リストを表示する。

メニュー画面の描画を選択し、取り込んだ図面を表示する。

クリックし名前変更可能
墨出しポイント設定
基準点設定

選択した線の端に設定
長押し、ポイント作成を表示
選択した線の中央に設定選択した〇の中心に設定選択した2本の線の交点に設定選択した点（ドット）に設定

タブレット操作方法

5. 応用編5.5 取り込んだ図面にCP/LPの設定を行う
図面の直線や曲線を選択し、端にポイントを作成
1. レイアウトポイント又はチェックポイントを選択

4. 線の両端に作成したい場合は下記の図であれば上端と下端をタップ作成予定の箇所は〇で表示。問題なければ✓ をタップ

2. 作成するポイントリストの終端ポイントを選択

3. 作成したい線の端をタップ

5. 両端にLPが作成されている事を確認タブレット操作方法

5. 応用編5.5 取り込んだ図面にCP/LPの設定を行う
図面の〇を選択し、端にポイントを作成

交点にポイントを作成

1. 同じ要領でリストのセンターポイントを選択

1. 同じ要領で交点を選択

2. 図面の〇をタップ 選択したところが赤く表示される。問題なければ✓ をタップし作成する

2. 縦線と横線をタップすると交点部分に〇 表示される。問題なければ✓ をタップし作成

この場所に作成したい場合

タブレット操作方法

5. 応用編5.6 作成しているLP/CPをコピーし移動させる

メニュー画面の描画を選択し、取り込んだ図面を表示する。

長押し、ポイント作成を表示

メニュー画面の描画を選択し、取り込んだ図面を表示する。

長押し、ポイント作成を表示

をタップタブレット操作方法

5. 応用編5.6 作成しているLP/CPをコピーし移動させる
1.

をタップし、作成リストを表示する。

2. コピーし移動させたいLP/CPをタップ。赤く表示される。

3. 移動させたい方向および距離を入力する。 （例）横（X方向）に500mm

4. 移動させたい方向および距離を入力する。（例）縦（Y方向）に700mm移動する場所が 〇 で表示。問題なければ✓ をタップ

タブレット操作方法

5.6 作成しているLP/CPをコピーし移動させる
5. コピーし移動が完了

5. 応用編タブレット操作方法

5. 応用編5.7 ソフトウェアアップデート① インターネットに接続③「システム情報」をクリック④ インターネット接続している状態で、「更新を確認」
をクリック②「設定」をクリック
ソフトウェアバージョンの確認
常に最新のバージョンにアップデートすることを推奨します。
（随時新しい機能がアップデートされます）⑤ アップデートバージョンを確認し、アップデートの指示に従って、最新のバージョンまでアップデート