高性能高さ測定機 QM‒Height*99MAF602M1*
No. 99MAF602M1

クイックマニュアル （詳細はユーザーズマニュアルをご覧ください。印字の QR コードより動画をご覧いただけます。）
操作パネル機能一覧

原点（ABS測定系）の設定

A 電源のオン／オフ

A

B 内径測定の実行
C 外径測定の実行
D 平面倣い測定の実行
E

ABS測定系／INC測定系の切り替え

B

F 原点の設定

M1

DC

E

M2

J

表示値（測定結果）の固定、外部出力

2 液晶画面に［PRESET］と［+000.000］の値が表示されていることを確認する（異なる値が表示されている場合は、、 、 、または （G）を押し
3 「ピッ」と鳴るまで測定子を定盤にゆっくりと接触させる

F

J

I モード項目の表示

1（F）を押す»K

K 測定アイコン

1L

MN

S

Q 測定値の差（演算結果）

P
Q
R

R 設定可能なモード
S 使用可能なキー（カーソル、Enter）
T 測定値（G）を押す3

定子をゆっくりとボール径補正ブロック上面に接触させる

OT

現在のボール径が表示される。

3 「ピッ」と鳴るまで測

4 「ピッ」と鳴るまで測定
4
子をゆっくりとボール径補正ブロック下面に接触させる
ボール径補正ブロック

5（B）を押す

2 「ピッ」と鳴るまで測定子を穴の下面中心付近にゆっ（I）、 （C）の順に押す

2P
D 直径）
Z（ピッチ）、Z（、L
S 最小値）
Z（最大値）、Z（、w（幅）、u（公差上限）、（、mm（ミリ）L 公差下限）測定ワーク

内径測定（自動終了）の例»L 公差判定結果

P

液晶画面に［H］と測定値が表示される。

3 連続して測定する場合は、2 を繰り返す

HI

液晶画面表示一覧

H（測定結果の固定表示）、O ABS（ABS測長系）、INC（INC測長系）、PRESET（原点入力）»G

1N 電源電圧低下警告

ワークの上面にゆっくりと接触させる

原点の設定が完了する。

測定子先端のボール径の設定

M アシスト機能（E）を押してABS測定系に切り替える

2 「ピッ」と鳴るまで測定子を測定て［+000.000］の値に設定する）

G 数字や設定項目の選択、確定
H 操作のキャンセル

1

高さ測定の例

くりと接触させる
3 プローブユニット上下動ハンドルを回さないようにしながら、測定子が最下点を通過するように測定ワー
クまたは本体を動かす（「ピッ」と鳴り、最下点を自動検出する）
4 穴の上面中心付近に測定子を移動して、2 〜 3 と同様の操作で最上点を自動検出する»

内径測定が完了し、測定値（直径）が表示される。

323（G）を押す»

ボール径の設定が完了する。

測定ワーク

2020年4月1日

発行（1）High-Performance Height Gage QM‒Height
Quick Manual

Setting the Origin Point(ABS measurement system)

A Powers the power on/off.
Performs inner diametermeasurements.

CPerforms iouter diametermeasurements.

AB

Performs plane scanning
Dmeasurements.
EG

M1

Switches ABS/INC
measurement system.

F Sets the origin point.
Changes and confirms
numbers and settings.

H Cancels an operation.

DC

1 Press

E

M2

FJ

»

H

I

K

K Measurement icon

Q Meas. value difference (calc. result)[H] and the measurement value will be
displayed on the LCD screen.

LMN
OTPS

QR

R Available mode setting
SAvailable operation key(cursor, enter)

T Measurement value(I) and then3 Repeat step 2 to continue
measuring.

1 Press(C).

The current ball diameter will be displayed.

4 Slowly bring the stylus into
contact with the calibration
block lower surface until abeep sound is made.
5 Press(G).

34Ball diameter
calibration block

The probe diameter setting is complete.

(B).

2 Slowly bring the stylus into contact with beside the bottom
surface center until a beep sound is made.
3 While holding the position of the probe
unit up/down wheel, move the main
unit or the workpiece so that the stylus
passes the bottom peak point.
(A beep sound is made, and thebottom peak point is detected
automatically.)(G).

3 Slowly bring the stylus intocontact with the calibration
block upper surface until abeep sound is made.

»WorkpieceInternal Diameter Measurement
Example (Auto-enter)

Setting the Stylus Tip
Ball Diameter

2 Press

L Tolerance judgment result
M Assist function

ZP (diff.), ZD (dia.), ZL (max.), ZS
P (min.), w (runout), u (up-tol. limit),L (lo-tol. limit), mm (millimeter)»The origin setup is complete.

1 Press

LCD Screen Indication List

(E) to switch to the ABS measurement system.

2 Slowly bring the stylus into contact withthe workpiece upper surface until abeep sound is made.

G»

H (measurement value hold),
ABS (ABS measurementOsystem), INC(measurementsystem), PRESET (origin point)

1 Press(F).

3 Slowly bring the stylus into contact with thesurface plate until a beep sound is made.

Holds/externally outputs andisplay (measurement) value.

N Low-battery warning

Height Measurement Example

2 Check that [PRESET] and [+000.000] aredisplayed on the LCD screen.
(If a different value is displayed, press,,or(G) to set the value to[+000.000].)

I Displays the mode items.
JNo. 99MAF602M1(For details, refer to the User's Manual. You can watch the reference video from the printed QR code.)

Operation Panel Function List

B

*99MAF602M1*

4 Move the stylus to beside the uppersurface center, detect the upper peak
point automatically using the samesteps as 2 and 3 .
»323Workpiece

The internal diameter measurement is complete and themeasurement result (diameter) will be displayed.
Date of publication: April 1, 2020 (1)