Revision#8.02797

EN :

IT :

FR :

Do not reuse

Batch code

MonousoLotto

Use byRe-order number

Data di scadenza

Numero d´ ordine

ConsultInstructions for use

Manufacturer

Consultare le istruzioni per l’ uso

Produttore

Sterilized using ethylene oxide gas

EC representative

Metodo di sterilizzazione con ossido
di etilene

Rappresentante autorizzatoper
L´Unione Europea

Sterilized using irradiation

Do not resterilize

Sterilizzato mediante irradiazione

Non ri-sterilizzare

Do not use if package is damaged

Non utilizzare se il pacchetto èdanneggiatoKitazato Corporation Tokyo Office
1-1-8 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012 Japan TEL: +81-3-3434-2731 FAX: +81-3-3434-2732

DE :Ne pas réutiliser

Numéro de lot

Nicht mehrmals benutzen

Partie kodeÀ utiliser avant

Numéro d’ approvisionnement

Haltbar bis

Nachbestellnummer

Consulter le mode d’ emploi

FabricantSiehe Gebrauchsanweisung

Hersteller

Stérlisé a i' oxyde d' éthyléne

Représentant UE

Sterilisation mit ethylenoxid

EU Vertretung

Stérilisé par irradiation

Ne pas re-stériliser

Durch bestrahlung sterilisiert

Nicht resterilisieren

Ne pas utiliser si le paquet est
endommagé

C/Luis Buñuel, 1 – Oficinas Puerta 4, 46015 Valencia, Spain

Nicht verwenden, wenn das paket
beschädigt ist

Revision#8.02797

PT : Informação Geral

PL :

RU :

ES :

Consulte a etiqueta do produto ou a embalagem antes de usá-lo.

Símbolos da etiquetaNão reutilizar

Código de lote

Do jednorazowego uzytku

Kod partii

Usar antes deNúmero de catálogo

Zdatne do uzytku doNumer ponownego zamówienia

Fabricante

Sprawdzić w instrukcji stosowania

ProducentRepresentante autorizado na
Comunidade Europeia

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Przedstawiciel w UEConsultar instruçõesDe uso
Método de esterilizaçãousando oxido de etileno
Esterilizado usando
IrradiaçãoNão reesterilizeNão use se o pacote se danificado

Sterylizowane przez
napromieniowanie
Nie używać, jeśli opakowanie jest
uszkodzone

Uso Previsto

Nie regenerowaćОдноразовый

ЛотГодность до:Номер артCм. инструкции по использованиюПроизводитель

Прошли стерилизациюэтиленоксидомЕС ПредставительПрошли стерилизацию радиациейHе подвергайте повторнойстерилизации

Hе использовать, если упаковкаповреждена

O cateter Kitazato ET é utilizado para colocar esperma, ovócito ou embrião nacavidade uterina a través do colo do útero, miométrio ou abdômen.

PrecauçãoPode ocorrer perda de sangue como resultado do trauma, devido à inserção docateter no colo uterino. Não pressione o cateter com força.

Contraindicações・ Não reutilizar. Pode causar infeções se for reutilizado.
・ Não esterilizar novamente.

Instruções de uso(1) Coloque a paciente em posição de litotomia. Inserte um espéculo vaginal para
expor o colo do útero. Comprove o estado do colo uterino e do endométrio edecida o comprimento de inserção e o angulo do cateter e da guia antes deutilizá-lo.
Precaução : utilize um estilete caso o colo de útero se encontrar curvado e setorne difícil prosseguir.
(2) Lave a vulva e a vagina com solução salina esterilizada e secá-las.
(3) Acople a seringa ao conector do cateter e aspire o embrião ou gameta através
do microscópio.
(4) Insira o cateter no colo uterino.
Precaução : utilize um estilete quando tiver problema para passar o cateterpelo colo do útero.
(5) Comprove se o cateter atingiu o útero através do ultrassom. Pressione
suavemente o êmbolo da seringa e expulse o embrião ou gameta na cavidadeuterina.
(6) Retire cuidadosamente o cateter.
(7) Comprove se há retenção de embriões.
(8) Retire o especulo vaginal e mantenha a paciente em repouso.

Precauções de Utilização
(1) Confirme com antecedência a adaptabilidade do resto dos dispositivos médicos
que serão utilizados em conjunto.
(2) Não lave o interior do cateter com solução salina esterilizada antes de usá-lo
com o embrião ou gameta. Pode causar problemas para aspirá-lo.
(3) Leia as instruções de uso antes de usá-lo, de qualquer modo.
(4) Não utilize o produto após a data de validade.
(5) Após abrir a embalagem use o produto imediatamente.
(6) Se o produto apresentar anomalias ou a embalagem está deteriorada ou foi
danificada antes de abri-la, não utilizá-lo.
(7) Não manuseie com força nem reprocesse o produto.
(8) O produto deve ser utilizado por uma pessoa com um conhecimento exaustivo
de procedimentos de utilização deste produto.
(9) Não utilize o produto para outros fins além da transferência de embriões ougametas.
(10) Utilize o produto assepticamente. Tome as medidas preventivas contra
bactérias.
(11) Após o uso, descarte o produto imediatamente.
(12) Não reutilize o produto.
(13) Armazene o produto em um lugar seco, protegido de temperaturas elevadas ede humidade.

Garantia
O fabricante não é responsável por qualquer dano causado por utilização
incorreta ou não utilização de seu produto em conformidade com as instruçõesde uso indicadas neste folheto, ou de outros manuais de uso de qualquer
dispositivo médico compatível.

Kitazato Corporation Tokyo Office
1-1-8 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012 Japan TEL: +81-3-3434-2731 FAX: +81-3-3434-2732

C/Luis Buñuel, 1 – Oficinas Puerta 4, 46015 Valencia, SpainNo reutilizar

Código de lote:

Utilizar antes de:Número de catálogo

Consulte las instrucciones de uso

Fabricante

Metodo de esterilizacion utilizando
oxido de etileno

Representante CE

Esterilizado utilizando irradiación

No reesterilizar

No usar si el paquete está dañado