取扱説明書
シリアルインタフェース編

精密騒音計（1/3 オクターブ分析機能付）

NA-28

NA-28 取扱説明書の構成
精密騒音計 NA-28 の取扱説明書は下記の 3 冊で構成されています。

● 操作編
N A -28 の取り扱い、レベルレコーダやプリンタなど周辺機器を使用するときの接続と取り扱い及びメモリカードを使用するときの取り扱いに関する説明書です。

● シリアルインタフェース編（本書）
N A -28 の内蔵シリアルインタフェースを使用したコンピュータとの通信に関する説明書です。通信プロトコル、騒音計を制御するためのコマンド、騒音計から出力されるデータなどについて説明しています。

● 技術解説編
騒音計の回路構成と動作・性能、マイクロホンの構造と特性、延長コードや防風
スクリーンを使用したときの測定への影響など、騒音計と騒音測定に関する技術的な説明書です。

i

ii

この説明書の構成
この説明書では、精密騒音計 N A -28 のシリアルインタフェースの機能について説明しています。
本書は以下の 3 つの章に分かれています。

第1章

USB 通信の準備

U S B を使用したコンピュータとの接続、U S B ドライバのインストール方法、使用方法などを説明します。

第2章

基本的な構文USB の事項について説明します。

第3章

コマンドリファレンス

N A -28 を制御するためのコマンドを説明します。コマンドのフォーマット、機能などについて説明します。

＊ 本書中の会社名、商品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。
iii

目

次

NA-28 取扱説明書の構成......................................................................................................................... i
この説明書の構成 .......................................................................................................................................iii

第1章

USB 通信の準備 ........................................................ 1

USB 機能について .......................................................................................................................................2
コンピュータとの接続 ..............................................................................................................................3
動作環境...............................................................................................................................................................4
USB ドライバのインストール ............................................................................................................5
インストール手順 ..............................................................................................................................5
コンピュータとの接続 ................................................................................................................ 10
コンピュータからの取り外し方 ........................................................................................... 11
仮想 COM ポートの確認............................................................................................................ 12

第2章
概基本的な構文 ............................................................. 13

要 ................................................................................................................................................................. 14

ローカルモード／リモートモード ................................................................................................ 15
伝送コード ...................................................................................................................................................... 16
伝送フォーマット ...................................................................................................................................... 17ID:

ID 番号 ........................................................................................................................................ 18

ATTR:

ブロック属性 ............................................................................................................... 19

ブロック受信処理 ...................................................................................................................................... 20
コマンドの種類................................................................................................................................. 20
エラー処理 ........................................................................................................................................... 21
伝送の種類 ........................................................................................................................................... 22
通信遮断............................................................................................................................................................ 27
省電力モード ...................................................................................................................................... 27
電源 OFF ............................................................................................................................................... 27
オートシャットダウン ................................................................................................................ 27
規定値 ................................................................................................................................................................. 28

iv

第3章

コマンドリファレンス ............................................. 29

コマンド............................................................................................................................................................ 30
コマンド一覧 ...................................................................................................................................... 30
コマンドフォーマット ................................................................................................................ 34
エラーコード ...................................................................................................................................... 35
パラメータ ........................................................................................................................................... 35
コマンド送信の例 ........................................................................................................................... 35
コマンドの説明................................................................................................................................. 36
通信コマンドによる制御例...................................................................................................... 78

v

vi

第1章

USB 通信の準備

目次
USB 機能について ....................................................................................................................... 2
コンピュータとの接続 .............................................................................................................. 3
動作環境 .............................................................................................................................................. 4
USB ドライバのインストール ............................................................................................ 5
インストール手順 .............................................................................................................. 5
コンピュータとの接続 .................................................................................................10
コンピュータからの取り外し方 ............................................................................11
仮想 COM ポートの確認 ............................................................................................121

USB 機能について
本器は USB を用いて制御やデータ転送を行うことができます。
なお、複数台接続はサポートをしておりません。

2

コンピュータとの接続
下図のように精密騒音計 N A -28 の底面の U S B 端子とコンピュータの U S B 端子を
市販の USB ケーブルで接続します。USB ケーブルは別売です。

AC

DC 5‑6V
TRIG IN/COMP OUTDCOUTPUT

USB端子
USB

底面
カバーを開けるUSB(mini‑B)オス
コンピュータのUSB端子へUSB(A)オス

3

動作環境
対応 OS
・ 日本語 Microsoft Windows 7 Professional（32 bit 版 /64 bit 版※）※ 64 bit 版 Windows 7 には、Microsoft Windows（KB3033929）のセキュ
リティ更新プログラムが適用されていること。
適用の有無は、コンピュータの［コントロールパネル］−［プログラムと機能］−［インストールされた更新プログラム］から確認できます。

・ 日本語 Microsoft Windows 8.1 Pro（32 bit 版 /64 bit 版）

・ 日本語 Microsoft Windows 10 Pro（32 bit 版 /64 bit 版）

4USB ドライバのインストール
コンピュータと NA-28 を USB ケーブルで接続し、専用の通信・制御プログラムを使用することで、NA-28 のリモートコントロールや、測定データをコンピュータに
リアルタイムで転送することが可能です。U S B 通信機能を利用するには、当社
W E B サイトより別途ドライバをダウンロードし、インストールする必要があります。ドライバをインストールすることで、仮想 COM ポートを作成します。

インストール手順
初めて N A -28 とコンピュータを接続するときは、次の手順で U S B ドライバをインストールしてください。
1. 当社 WEB サイト（ http://svmeas.rion.co.jp/）より、最新の USB ドライ
バをダウンロードします。
32 bit 版 OS をご使用の場合は installer̲x86 フォルダ、64 bit 版 OS をご使用の場合は installer̲x64 フォルダ内にある、 setup.exe を実行してください。インストーラが起動します。

5

第1章

USB 通信の準備

USB ドライバのインストール

ウィザードに従って、インストールを完成させてください。
インストール中の画面は下記のとおりです。

6

第1章

USB 通信の準備

USB ドライバのインストール

お使いの環境により、「 Windows セキュリティ」が表示されることがあります。［インストール］または［続行］をクリックしてください。

7

第1章

USB 通信の準備

USB ドライバのインストール

2. NA-28 の電源を入れ、「入出力」→「USB 通信機能」を「ON」にします。

重 要
この時はまだ、USB ケーブルは接続しないでください。

3. コンピュータと NA-28 を USB ケーブルで接続します。
重 要
コンピュータと N A -28 を直接 U S B ケーブルで接続してください。U S B ハブなどを介して接続すると、正常に動作しないおそれがあります。

8

第1章

USB 通信の準備

USB ドライバのインストール

コンピュータが N A -28 を認識すると、自動的にデバイスドライバーソフトウェアのインストールを開始します。インストールが完了すると、U S B 通信が可能になります。

ドライバのインストールにより、コンピュータに仮想 COM ポートが作成されます。
仮想 COM ポートの確認方法は、12 ページの「 仮想 COM ポート確認」を参照して
ください。

9

第1章

USB 通信の準備

USB ドライバのインストール

コンピュータとの接続
初めて NA-28 とコンピュータを接続する時は、3 ページからお読みください。
1. NA-28 の電源を入れ、「入出力」→「USB 通信機能」を「ON」にします。
2. 直接コンピュータと NA-28 を USB ケーブルで接続します。
重 要
必ず USB 通信機能を「 ON」にしてからケーブルを接続
してください。

USB 通信が可能になります。

10

第1章

USB 通信の準備

USB ドライバのインストール

コンピュータからの取り外し方
CF カードは USB 通信機能と同時に「 リムーバブルメディア」として認識されます
ので、次の手順で取り外しを行う必要があります。

1. コンピュータ画面下端のタスクバーの右側にある「 ハードウェアの安全な取※1
り外し」アイコンをクリックし、「 ドライブ を安全に取り外します」をク
リックします。
※ 1：ドライブ名（図では F）
はコンピュータの環境によって異なります。

2. 以下のように表示されたら USB ケーブルを抜いてください。

NA-28 の取り外し完了です。

11

第1章

USB 通信の準備

USB ドライバのインストール

仮想 COM ポートの確認
1. ドライバのインストール後、NA-28 の「USB 通信機能」を「ON」にして USB
ケーブルでコンピュータと接続します。
2. デバイス マネージャ（ コンピュータのプロパティ内のハードウェアタブ）を開きます。

3. ポート（COM と LPT）の左側の + をクリックします。

COM ポートの名称は「 RION USB to RS232C Converter Virtual COM Port」と表示されています。表示が無い場合は N A -28 とコンピュータの接続（ 手順 1）を確認してください。また、アイコンに×が付いている場合は、正常に機能していません。ドライバを再インストールしてください。
12

第2章

基本的な構文目次
概要 ..................................................................................................................................................14

ローカルモード／リモートモード .................................................................................15
伝送コード .......................................................................................................................................16
伝送フォーマット .......................................................................................................................17
ID: ID 番号 ...........................................................................................................................18
ATTR: ブロック属性 ...................................................................................................19
ブロック受信処理 .......................................................................................................................20
コマンドの種類..................................................................................................................20
エラー処理 ............................................................................................................................21
伝送の種類 ............................................................................................................................22
通信遮断 ............................................................................................................................................27
省電力モード .......................................................................................................................27
電源 OFF ...............................................................................................................................27
オートシャットダウン .................................................................................................27
規定値 ..................................................................................................................................................28

13

概

要

精密騒音計 NA-28 は USB インタフェースが内蔵されています。このインタフェー
スを使用することにより、コンピュータからのコマンドによって N A -28 の測定条件の設定や測定の制御を行ったり、現在のデータをコンピュータに転送することが
できます。

ノート
伝送方式について本器は U S B を使用して C O M ポート接続しますので、通信速度（ ボーレート）、データ長、ストップ・ビット、パリ
ティ、フロー制御を設定する必要はありません。

14

ローカルモード／リモートモード

ローカルモード
キー操作が可能なモードです。電源起動時はローカルモードになります。
通信を行うことも可能です。

リモートモード
通信専用のモードで、通常のキー操作はできません。
画面に［Remote］と表示されます。

REMOTE表示

ローカルモードとリモートモードの切り替え
ローカルモードとリモートモードの切り替えは規定のコマンド（ RMT コマンド）によります。

リモートモードでのキー操作
POWER キー、LIGHT キー以外のキー操作は無効です。

15

伝送コード本器の通信で使用するコードを以下に示します。
制御コード

16
<ENQ>

05H

<A CK>

06H<NA K>

15H<STX >

02H<ETX >

03H

<CR>

0DH

1

<LF>

0AH

2

<SUB>

1AH

特殊コード

ATTR
ID

01H FFH

コマンド、パラメータ、データ
アスキーコード

16

20 H〜7E H

ID

伝送フォーマット
コマンドブロック<STX >

ID： コンピュータからのコマンド

ATTR
1

1
1
ATTR = 'C'<ETX >

00H

<CR>

<LF>

1

1

1

1

N

M

byte

パラメータが複数個ある場合にはスペースで区切ります。
データ応答ブロック ： NA-28 からのデータ応答で、応答データ部は ASCII<STX >ID

ATTR<ETX > 00H

1

1
1
ATTR = 'A'

1

N

1

<CR>

<LF>

1

1

byte

'Q'

パラメータが複数個ある場合にはカンマ ，で区切ります。
肯定応答ブロック<STX >ID

ATTR <ETX >1
1
1
ATTR = <A CK>

否定応答ブロック<STX >

ID： コンピュータまたは NA-28

1

00H

<CR>

<LF>

1

1

1

： NA-28 からのコマンド

ATTR

1
1
1
ATTR = <NA K>

相手確認ブロック<STX >

ID

停止要求コード<ETX >

00H

<CR>

<LF>

1

1

1

1

4

byte

： コンピュータから NA-28 へ

ATTR <ETX >1
1
1
ATTR = <ENQ>

byte

1

00H

<CR>

<LF>

1

1

1

byte

： コンピュータから NA-28 へ

<SUB>
1

DRD? によるデータ連続転送を停止します。

17

第2章

基本的な構文伝送フォーマット

以下に伝送フォーマットのブロック内の「ID」「ATTR」についての説明を記します。

ID: ID 番号
概要
各個体を区別するため、各個体は ID 番号（機器番号）を持っています。
ID 番号は 1〜255（01 H〜FF H）の 255 通りで、バイナリ 16 進数で記述します。
I D 番号は、コンピュータからの送信ブロックでは通信相手の機器番号を、計測器からの送信ブロックでは自分の機器番号を表すことになります。

ブロードキャスト
コンピュータからのコマンドが全ての I D 番号を対象とする場合（ ブロードキャス
トコマンド）には、ID 番号を 00 とします。

計測器側の応答計測器は、自分の I D 番号が記述された通信ブロックにのみ反応し、そうでない場
合は無視します。
ただし I D 番号が 00 の場合は、設定コマンドなら処理のみを行い、応答は返さず、要求コマンドなら処理も応答も無視します。

18

第2章

ATTR:

基本的な構文伝送フォーマット

ブロック属性ブロック属性は送信側が付加し、受信側のブロック受信処理の便宜を図ります。

<STX >ID

ATTR <ETX >1
1
1
ATTR = <SUB>

1

00H

1

<CR> <LF>
1

1

byte

19

ブロック受信処理
受信処理は、受信可能な初期状態では <> 待ち（ アイドリング状態）になっています（コンピュータからの応答待ちシーケンス中を除きます）。
アイドリング状態で <> 以外のデータを受信した場合、騒音計はそのデータを無視します。

コマンドの種類
コマンドには設定コマンドと要求コマンドがあります。

設定コマンド騒音計の状態や各種条件を設定・変更するコマンドです。騒音計から応答を伴う場
合と伴わない場合があります。
応答を伴う場合は設定処理を実行後、応答を返します。

要求コマンド騒音計の状態や各種設定を要求したり、表示データやストアデータなどの測定デー
タを要求するコマンドです。騒音計はデータを返します。

20

第2章

基本的な構文

ブロック受信処理

エラー処理
伝送上のエラー
伝送上のエラーは以下の種類を検知します。
エラー項目

内

容

処

理

フレーミングエラー

キャラクタ単位のフレーミングエラー

そのキャラクタを無視し次のキャラクタ待ちへ

ブロックリセット

ブロック未完成での＜STX＞
受信（ID番号を除く）

そこから改めて
ブロック開始コマンド処理上のエラー
ブロックのフォーマットは正常だが、コマンド解釈や処理上で発生したエラーです。

0001
0002
0003
0004

21

第2章

基本的な構文

ブロック受信処理

伝送の種類
伝送の種類は以下になります。
相手確認シーケンス
設定シーケンス
要求シーケンス
連続要求シーケンス
異常シーケンス

設定シーケンスは、応答を伴う場合と伴わない場合を選択することができます。
以下は原則としてコンピュータからのブロックに自分の I D 番号が記述されていた
場合のシーケンスです。

相手確認シーケンス
相手確認ブロックに対しては肯定応答ブロックを返します。

コンピュータ22

第2章

基本的な構文

ブロック受信処理

設定シーケンス
正常時
コマンドの処理実行後、肯定応答を返します。
「 処理実行後」とは、例えば「 ストア実行」ならばストアを実行して終了した
ときではなく、ストア実行を開始したときを指します。
コンピュータコマンドブロック異常時
ブロックまたはコマンド処理がエラー応答に該当する場合は否定応答を返します。
コンピュータコマンドブロック23第2章

基本的な構文

ブロック受信処理

要求シーケンス
正常時
要求コマンドに対し直ちに応答を返します。
コンピュータコマンドブロック異常時
ブロックまたはコマンド処理がエラー応答に該当する場合は否定応答を返します。
コンピュータコマンドブロック24

第2章

基本的な構文

ブロック受信処理

連続要求シーケンス
計測データを周期的に連続要求するコマンドのみに使用するシーケンスです。
DRD コマンドが該当します。

本器から周期的にブロックが送信されます。
停止するときは停止要求コード <> をコンピュータから送信します。本器はこれら以外の受信は無視します。
停止要求コードをコンピュータから送らない限り、データ応答ブロックを送り続けます。

コンピュータ
連続要求コマンドコマンドブロック

<SUB>

25

第2章

基本的な構文

ブロック受信処理

異常シーケンス
ブロックレベルでエラー応答に該当するエラーが発生した場合は、以下の異常
シーケンスとなります。
コンピュータ26

通信遮断
省電力モード
省電力モードになるときは、現在送信中のブロックを送信終了後スリープ状態に入ります。スリープ状態では本器はコマンドの送受信を行いません。

電源 OFF
電源 OFF 処理時は、現在送信中のブロックを送信終了後通信を停止します。

オートシャットダウン
電源 OFF に準じます。

27

規定値
保証値

3
100 ms200 ms

規定値<STX >

28

次のコマンド送信は本器からの最後のデータ受信後200 ms以上空けてください（DOD?の場合は1 s以上）

第 3 章 コマンドリファレンス

目次
コマンド .............................................................................................................................................30
コマンド一覧 .......................................................................................................................30
コマンドフォーマット ..................................................................................................34
エラーコード .......................................................................................................................35
パラメータ .............................................................................................................................35
コマンド送信の例.............................................................................................................35
コマンドの説明 ..................................................................................................................36
通信コマンドによる制御例 .......................................................................................78

29

コマンド
コマンド一覧
S：設定コマンド（本器の設定を行うコマンドです）
R：要求コマンド（本器の状態や測定値を取得するコマンドです）
コマンド 機能相当するキー/ メニュー

参照ページ

測定条件に関するコマンド
IMD

SLM/RTA モード切替（S/R） SLM/RTA キー ................................ 36

DSP

表示データの設定（S/R）

MODE キー....................................... 37

GRP

グラフ / 数値表示切替（S/R）

GRP/NUM キー ............................... 38

WGT

周波数重み付け特性設定（S/R） FREQ WEIGHT キー ..................... 38

TMC

時間重み付け特性（S/R）

TIME WEIGHT キー ...................... 39

RNG

レベルレンジ切替（S/R）

LEVEL △▽キー............................... 39

MTI

測定設定時間（S/R）

測定→測定時間 ................................. 40

BER

バックイレース設定（S/R）

測定→バックイレース ..................... 40

DLT

遅延時間設定（S/R）

測定→遅延測定 ................................. 41

MAX

（S/R）
max / min タイプ

測定→

MXD

MAX 保持表示（S/R）

表示→ MAX 保持 .............................. 42

LNM

モード（S/R）

max / min タイプ .................. 41

測定→

MODE ............................. 42

WSC

ウインドスクリーン補正（S/R） 測定→防風スクリーン補正.............. 43

DFC

拡散音場補正（S/R）

測定→拡散音場補正 ......................... 43

SET

測定条件一括要求（R）

該当操作無し ..................................... 44

SYS

設定ファイルの適用（S）

システム→設定の保存 / 読み出し .. 47

データに関するコマンド

30

測定の経過時間（R）

該当操作無し ..................................... 48

SCH

サブチャンネル表示（S/R）

測定→サブチャンネル測定.............. 48

DPI

表示の切替（S/R）

表示→各 ON/OFF........................... 49

LXI

時間率数値（S/R）

表示→各

ADP

サブチャンネル付加演算（S/R） 測定→サブチャンネル測定.............. 50

MKP

カーソル位置（S/R）

△
▽

LTI

....................................... 50

キー ............................................ 51

第3章

コマンド 機能

コマンドリファレンス

相当するキー/ メニュー

参照ページ

測定制御に関するコマンド
SRT

演算測定

START/STOP キー ........................ 52

STO

ストア

STORE キー ..................................... 52

PSE

ポーズ

PAUSE キー ..................................... 53

校正に関するコマンド
CAL

校正状態（S/R）

CBM

校正ボリューム（S/R）

CAL/STORE キー........................... 54△+ ‑ キー .......................... 54
CAL 時の △メモリに関するコマンド
SMD

ストアモード（S/R）

ストア→ストアモード ..................... 55

SNS

ストア名（S/R）

ストア→ストア名 ............................. 55

PLP

オート 1 ストア周期（S/R）（ストア→サンプリング周期）.......... 56

ADR

ストアアドレス（S/R）

該当操作無し ..................................... 57

CDR

カード容量 / 残量（R）

システム→ CF 容量 ......................... 57

CDV

カード装着確認（R）

CF アイコン表示 .............................. 58

MDC

内部メモリストアデータクリア（S）
リコール→ CAL................................ 58

SPM

スリープモード（S/R）

測定→トリガモード→スリープモード .... 59

システムに関するコマンド
BAT

電池残量（R）

該当操作無し ..................................... 60

CLK

現在時刻（S/R）

システム→現在時刻の設定.............. 60

DCL

初期化（S）

システム→設定の保存 / 読み出し .. 61

VER

バージョン（R）

該当操作無し ..................................... 61

31

第3章

コマンドリファレンスコマンド 機能相当するキー/ メニュー

参照ページ

入出力に関するコマンド
ACO

AC 出力選択（S/R）

入出力→交流（AC）
出力 ................... 62

DCO

DC 出力選択（S/R）

入出力→直流（DC）
出力 ................... 62

TRG

トリガ（S/R）

測定→トリガモード ......................... 63

LTR

トリガレベル（S/R）

測定→トリガモード ......................... 63

LTB

RTA モード時トリガバンド（S/R）
測定→トリガモード ......................... 64

LTC

SLM モード時トリガチャンネル（S/R）
測定→トリガモード ......................... 65

TTR

トリガ時刻（S/R）

測定→トリガモード ......................... 66

CMP

コンパレータ（S/R）

入出力→コンパレータ ..................... 67

CML

コンパレータレベル（S/R）

入出力→コンパレータ ..................... 67

CMB

RTA モード時コンパレータバンド（S/R）
入出力→コンパレータ ..................... 68

CMC

SLM モード時コンパレータチャンネル（S/R）
入出力→コンパレータ ..................... 69

RMC

リモコン制御（S/R）

入出力→リモコン制御 ..................... 69

LNG

言語（S/R）

システム→ Language ..................... 70

BLA

バックライト自動消灯時間（S/R）
入出力→バックライト自動消灯 ...... 70

BLB

バックライト明るさ（S/R）

入出力→バックライト明るさ .......... 71

BEP

ビープ音（S/R）

入出力→ビープ音 ............................. 71

IDX

インデックス（S/R）

入出力→インデックス ..................... 72

通信制御に関するコマンド

32

RMT

リモートモード（S/R）

該当操作無し ..................................... 73

EST

エラー情報（R）

該当操作無し ..................................... 73

第3章

コマンド 機能

コマンドリファレンス

相当するキー/ メニュー

参照ページ

データ出力に関するコマンド
DOD

表示値出力（R）

該当操作無し ..................................... 74

DRD

連続出力（R）

該当操作無し ..................................... 77

33

第3章

コマンドリファレンス

コマンドフォーマット
以下ではキャラクタ 1 文字を □ 、スペースを ̲ 、パラメータを p1,p2,…、応答デー
タを d1,d2,…と記述します。各パラメータと各応答データは 1 文字とは限りません。

コマンド本体は 3 文字のアルファベットからなっています（ 大文字、小文字いずれも可）。
□□□
コマンドにパラメータがあるときは、コマンド本体に続けてパラメータを記述します。
コマンド本体とパラメータの間はスペースを入れずに続けても、スペース 1 文字を入れても構いません。
□□□ p1可□□□ ̲p1

可パラメータが複数あるときは、パラメータとパラメータの間にはスペースを必ず 1
文字入れなければなりません。
□□□ p1̲p2

可□□□ p1p2

不可

ノート
1 つのコマンドブロックには 1 つのコマンドしか記述できません。複数コマンドを記述しないでください。

要求コマンドでは、コマンド本体の後に、必要なパラメータと最後に ? をつけます。
コマンド本体と ? 、パラメータと ? の間にスペース 1 文字を入れても構いません。
□□□ ?

可

□□□ ̲?

可□□□ p1?

可□□□ p1̲?

可パラメータや応答データは、特に指定がない限り可変長とします。すなわち、とりうる値によってパラメータの長さは変わり、頭にゼロをつけるなどによる桁 合わ
せは行いません。

34□□□ ̲1可□□□ ̲10可□□□ ̲01不可

第3章

コマンドリファレンス

エラーコードエラーコード
0001
0002
0003
0004

内

容

未定義コマンドもしくはコマンドが異常
パラメータの数や値が不適当
現在の動作状態では処理できない
処理完了までのタイムアウト時間経過

パラメータ
パラメータが複数ある場合、パラメータを # で記述したときはそのパラメータについては現状維持とします。

コマンド送信の例
周波数特性を C 特性に設定する場合<STX >

01H

C

WGT

0_2 <ETX >00H<CR><LF>① 伝送データとコマンドの始まり<> 固定② I D N o . は 0〜255 まで設定できますが、コマンドでは 01 H（ 1 に相当）〜F F H（255 に相当）を記述
ノート
ここにはアスキーコードの 01 ではなく、16 進数 2 桁の01 （01 H）を記述してください。

③ 属性（コマンドの場合は C ）C 固定④ コマンド
半角英字 3 文字⑤ パラメータ（「コマンドの説明（次ページ）」の p1（p2…））⑥ コマンドの終わり<> 固定⑦ 00 H 固定⑧ 伝送データの終わり<>< > 固定

35

第3章

コマンドリファレンス

コマンドの説明
測定条件に関するコマンド
IMD
SLM/RTA 機能切替（SLM/RTA キー操作に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドIMD p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0SLM（騒音計）モード

p1 ＝ 1

OCT（オクターブ分析）モード

p1 ＝ 2

1/3OCT（1/3 オクターブ分析）モード

p1 ＝ 3O C T ＆ 1/3O C T（ オクターブ＆ 1/3 オクターブ同時分析）モード要求時コマンド

IMD ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

36

第3章

コマンドリファレンス

DSP
表示データの設定（MODE キー操作に相当）、カレント演算（ ポーズを含む）状態のときのみ有効です。それカレント

以外はエラー0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

DSP p1内容

p1 ＝ 0画面

p1 ＝ 1eq 画面

p1 ＝ 2E 画面

p1 ＝ 3max 画面

p1 ＝ 4

min 画面

p1 ＝ 51 画面

p1 ＝ 62 画面

p1 ＝ 73 画面

p1 ＝ 84 画面

p1 ＝ 95 画面

p1 ＝ 10

List 画面

p1 ＝ 11Time-Level 画面※ メニューの「 表示」で O F F に設定されている画面を指定するとエラー0003 を返信します。
※ コマンド DPI も参照してください。
要求時コマンド

DSP ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ※ L i s t 画面は騒音計モードでのみ設定できます。分析器モードで指定するとエラー0003 を返信します。

37

第3章

コマンドリファレンス

GRP
グラフ / 数値表示切替（GRP/NUM キー操作に相当）
分析器モード時のグラフ表示 / 数値表示の操作です。
カレント、カレント演算（ ポーズを含む）状態のときのみ有効です。それ以外はエラー0003 を返信します。
設定時コマンドGRP p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0

グラフ画面

p1 ＝ 1

数値画面

要求時コマンド

GRP ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

WGT
周波数重み付け特性設定（ FREQ WEIGHT キー（ メイン）/ サブチャンネル測定→周波数重み付け特性（sub）
に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドWGT p1 p2

パラメータ

内容

p1,p2 ＝ 0A 特性p1,p2 ＝ 1

C 特性

p1,p2 ＝ 2

Z 特性

※ p1 がメインチャンネル、p2 がサブチャンネルの周波数重み付け特性
要求時コマンド

WGT ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ※ d1 がメインチャンネル、d2 がサブチャンネルの周波数重み付け特
性

38

第3章

コマンドリファレンス

TMC
時間重み付け特性（ TIME WEIGHT キー（ メイン）/ サブチャンネル測定→時間
重み付け特性（sub）
に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

TMC p1 p2

パラメータ

内容

p1,p2 ＝ 0F 特性（Fast）

p1,p2 ＝ 1

S 特性（Slow）

p1,p2 ＝ 2

10 ms

p2 ＝ 3I 特性（Impulse）※ p1 がメインチャンネル、p2 がサブチャンネルの時間重み付け特性
要求時コマンド

TMC ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ※ d1 がメインチャンネル、d2 がサブチャンネルの時間重み付け特性

RNG
レベルレンジ切替（LEVEL △ ▽キー操作に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドRNG p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 080 dB レンジ

p1 ＝ 190 dB レンジ

p1 ＝ 2100 dB レンジ

p1 ＝ 3110 dB レンジ

p1 ＝ 4120 dB レンジ

p1 ＝ 5130 dB レンジ

要求時コマンド

RNG ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

39

第3章

コマンドリファレンス

MTI
測定設定時間（測定→測定時間の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
時間設定に矛盾が生じる設定の場合はエラー0002 を返信します。
設定時コマンド

MTI p1 p2

パラメータ

内容

p1 ＝ 1〜1000 数値
p2 ＝ 0s（秒）p2 ＝ 1m（分）p2 ＝ 2h（時）※ ストアモードが M a n u a l、A u t o2 のときに設定可能な最長時間は
24 時間です。
要求時コマンド

MTI ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ※ d1 が数値、d2 が単位

BER
バックイレース設定（測定→バックイレースの設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

BER p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0

バックイレース無し

p1 ＝ 1

5 s

要求時コマンド

BER ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

40

第3章

コマンドリファレンス

DLT
遅延時間設定（測定→遅延測定の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドDLT p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0〜10

遅延時間（秒）

要求時コマンド

DLT ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

MAX（測定→
max / min タイプ
カレント

max / min タイプの設定に相当）

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドMAX p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0Band

p1 ＝ 1AP

p1 ＝ 2AP(S)要求時コマンド

MAX ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

41

第3章

コマンドリファレンス

MXD
MAX 保持表示（表示→ＭＡＸ保持の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドMXD p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0OFF

p1 ＝ 1ON※ ピークホールド表示は、分析器モード時のみに行われます。騒音
計モード時にはピークホールドは行われません。
※ 通信にて設定を行う場合、本器が騒音計モードで動作していてもMXD コマンドは受け付けることができます。
要求時コマンド

MXD ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

LNM
モード（測定→カレント

MODE の設定に相当）

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

LNM p1内容

p1 ＝ 0p1 ＝ 1eq,1s※ Language にて日本語を選択している時は無効となります（ エラー
0003 を返信）。
要求時コマンド

LNM ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ※ Language にて日本語を選択している時は p1=0 を返信します（ 動作も p1=0 の動作）。

42

第3章

コマンドリファレンス

WSC
ウインドスクリーン補正（測定→防風スクリーン補正の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

WSC p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0OFF（補正無し）

p1 ＝ 1

ON

要求時コマンド

WSC ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

DFC
拡散音場補正（測定→拡散音場補正の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

DFC p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0OFF（補正無し）

p1 ＝ 1

ON

要求時コマンド

DFC ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

43

第3章

コマンドリファレンス

SET＊ 測定条件一括要求（該当操作は存在しません）
カレント状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
要求時コマンド

SET ?

応答データ

d1,d2,・・・,d65

返値

内容

d1

騒音計 / 分析器モード

d2

メインチャンネル周波数重み付け特性

IMD? コマンドに相当

WGT? コマンドの d1 に相当
d3

サブチャンネル周波数重み付け特性
WGT? コマンドの d2 に相当

d4

メインチャンネル時間重み付け特性
TMC? コマンドの d1 に相当

d5

サブチャンネル時間重み付け特性
TMC? コマンドの d2 に相当

d6

レベルレンジ

RNG? コマンドに相当

d7

測定時間の設定値（数値部）
MTI? コマンドの d1 に相当

d8

測定時間の設定値（単位部）
MTI? コマンドの d2 に相当

d9

バックイレース設定

BER? コマンドに相当

d10

遅延時間設定DLT? コマンドに相当

d11

44

max /

min タイプ

MAX? コマンドに相当

d12

ピークホールド

MXD? コマンドに相当

d13

モード

LNM? コマンドに相当

d14

防風スクリーン補正

WSC? コマンドに相当

d15

拡散音場補正DFC? コマンドに相当

d16

サブチャンネル表示

SCH? コマンドに相当

d17

eq の表示DPI? コマンドの d1 に相当

d18

E の表示

DPI? コマンドの d2 に相当

d19

max の表示

DPI? コマンドの d3 に相当

d20

min の表示

DPI? コマンドの d4 に相当

d21

1 の表示

DPI? コマンドの d5 に相当

d22

2 の表示

DPI? コマンドの d6 に相当

第3章

コマンドリファレンス

d23

3 の表示

DPI? コマンドの d7 に相当

d24

4 の表示

DPI? コマンドの d8 に相当

d25

5 の表示

DPI? コマンドの d9 に相当

d26

1 の時間率数値

LXI? コマンドの d1 に相当

d27

2 の時間率数値

LXI? コマンドの d2 に相当

d28

3 の時間率数値

LXI? コマンドの d3 に相当

d29

4 の時間率数値

LXI? コマンドの d4 に相当

d30

5 の時間率数値

LXI? コマンドの d5 に相当

d31

サブチャンネル付加演算 ADP? コマンドに相当

d32

ストアモードSMD? コマンドに相当

d33

ストア名

SNS? コマンドに相当

d34

分析器モード時の Auto1 ストアサンプリング周期
PLP? コマンドの d1 に相当

d35

騒音計モード時の Auto1 ストアサンプリング周期
PLP? コマンドの d2 に相当

d36

スリープモード

SPM? コマンドに相当

d37

AC 出力設定

ACO? コマンドに相当

d38

DC 出力設定

DCO? コマンドに相当

d39

トリガモードTRG? コマンドに相当

d40

トリガレベル

LTR? コマンドの d1 に相当

d41

トリガスロープ

LTR? コマンドの d2 に相当

d42

トリガバンド（オクターブ）
LTB? コマンドの d1 に相当

d43

トリガバンド（上中下） LTB? コマンドの d2 に相当

d44

トリガチャンネル（騒音計モード）
LTC? コマンドに相当

d45

タイムトリガ開始日時（月）TTR? コマンドの d1 に相当

d46

タイムトリガ開始日時（日）TTR? コマンドの d2 に相当

d47

タイムトリガ開始日時（時）TTR? コマンドの d3 に相当

d48

タイムトリガ開始日時（分）TTR? コマンドの d4 に相当

45

第3章

コマンドリファレンス

d49

タイムトリガ終了日時（月）TTR? コマンドの d5 に相当

d50

タイムトリガ終了日時（日）TTR? コマンドの d6 に相当

d51

タイムトリガ終了日時（時）TTR? コマンドの d7 に相当

d52

タイムトリガ終了日時（分）TTR? コマンドの d8 に相当

d53

タイムトリガインターバル時間
TTR? コマンドの d9 に相当

d54

コンパレータ

CMP? コマンドに相当

d55

コンパレータレベル

CML? コマンドに相当

d56

コンパレータバンド（オクターブ）
CMB? コマンドの d1 に相当

d57

コンパレータバンド（上中下）
CMB? コマンドの d2 に相当

d58

コンパレータバンド（騒音計モード）
CMC? コマンドに相当

d59

リモコン制御RMC? コマンドに相当

d60

言語

LNG? コマンドに相当

d61

0 固定

d62

バックライト自動消灯

BLA? コマンドに相当

d63

バックライト明るさ

BLB? コマンドに相当

d64

ビープ音

BEP? コマンドに相当

d65

インデックス

IDX? コマンドに相当※ 設定コマンドはありません。

46

第3章

コマンドリファレンス

SYS
設定ファイルの適用（システム→設定の保存 / 読み出しの操作相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

SYS p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 1〜5：

設定ファイルの番号※ 設定ファイル内で U S B 通信機能が O F F に設定されていると、コ
マンド送信後、通信が行えなくなりますので注意してください。
この場合は、USB 通信が可能となるように NA-28 のメニュー画面
で設定しなおしてください。

47

第3章

コマンドリファレンス

データに関するコマンド
LTI
測定の経過時間
メニュー、リコール、校正、調整状態ではエラー0003 を返信します。それ以外の時に有効です。
要求時コマンド

LTI ?

応答データ

d1,d2,d3

返値

内容

d1

時間

d2

分

d3

秒

オート 1、オート 2 ストア時は下記になります。
応答データ

d1,d2,d3,d4

返値

内容

d1

日

d2

時

d3

分

d4

秒

※ 演算終了後に当コマンドを送信すると、終了した時点での経過時間を返信します。
※ 設定コマンドはありません。

SCH
サブチャンネル表示（ 測定→サブチャンネル測定→サブチャンネル測定の設定に
相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドSCH p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF（非表示）

p1 ＝ 1：

ON（表示）

要求コマンド SCH?
応答データ

d1

返値

内容

※設定時とおなじ48

第3章

コマンドリファレンス

DPI
表示の切替（表示→カレント

eq、 E、 max などの表示設定に相当）

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
※ ここでの設定値はコマンド DSP に影響を与えます。
設定時コマンドパラメータ

DPI p1 p2 p3 ・・・ p11
内容

p1〜p11 ＝ 0： OFF
p1〜p11 ＝ 1： ON
p1

eq 画面

p2

E 画面

p3

max 画面p4

min 画面

p5

1 画面

p6

2 画面

p7

3 画面

p8

4 画面

p9

5 画面

p10

List 画面p11

Time-Level 画面

要求時コマンド

DPI ?

応答データ

d1,d2,・・・,d11

返値

内容※ 設定時と同じ

49

第3章

コマンドリファレンス

LXI
時間率数値（表示→カレント

1〜

5 の値設定に相当）

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

LXI p1 p2 p3 p4 p5

パラメータ

内容

p1 ＝ 1〜99：

1 の設定値

p2 ＝ 1〜99：

2 の設定値

p3 ＝ 1〜99：

3 の設定値

p4 ＝ 1〜99：

4 の設定値

p5 ＝ 1〜99：

5 の設定値

要求時コマンド

LXI ?

応答データ

d1,d2,d3,d4,d5

返値

内容※ 設定時と同じ

ADP
サブチャンネル付加演算（サブチャンネル測定→
カレント

peak / tm5 の設定に相当）

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドADP p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF

p1 ＝ 1：peak

p1 ＝ 2：tm5

要求時コマンド

ADP ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ※ 通信で設定を行う場合、本器が分析器モードで動作していてもADP コマンドは受け付けることができます。

50

第3章

コマンドリファレンス

MKP
カーソル位置（分析器モード時のカーソル位置操作に相当）
メニュー、リコール、校正、調整状態では無効です。エラー0003 を返信します。
SLM モード時は無効です。エラー0003 を返信します。
設定時コマンド

MKP p1 p2

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：なし（指定しないでください）

p1 ＝ 1：なし（指定しないでください）

p1 ＝ 2：16 Hz バンド

p1 ＝ 3：31.5 Hz バンド

p1 ＝ 4：63 Hz バンド

p1 ＝ 5：125 Hz バンド

p1 ＝ 6：250 Hz バンド

p1 ＝ 7：500 Hz バンド

p1 ＝ 8：

1 kHz バンド

p1 ＝ 9：2 kHz バンド

p1 ＝ 10：

4 kHz バンド

p1 ＝ 11：

8 kHz バンド

p1 ＝ 12：

16 kHz バンド

p2 ＝ 0：

下位バンド

p2 ＝ 1：

中位バンド

p2 ＝ 2：

上位バンド※ 1/3 オクターブ分析モード / 同時分析モード時は、p1 でオクター
ブバンド単位を設定し、p2 で下位〜上位の 1/3 オクターブバンドを指定します。
※ 例えば、1.25 k H z バンドを指定する場合は p1 ＝ 8、p2 ＝ 2 となります。
※ オクターブバンドを指定する場合は p1 ＝指定周波数、p2 ＝ 1 を指定してください。
要求時コマンド

MKP ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ

51

第3章

コマンドリファレンス

測定制御に関するコマンド
SRT
演算測定

（START/STOP キーの操作に相当）

メニュー、リコール、校正、調整状態では無効です。エラー0003 を返信します。
設定時コマンドSRT p1

パラメータ

内容

p1=1：

演算測定開始p1=0：

演算測定もしくはオートストア停止※ オートストア中は p1=1 は無効（0003）※ 演算測定中に p1=1 を送信すると、演算を再スタートします。
要求時コマンド

SRT ?

応答データ

d1

返値

内容

d1 ＝ 1：演算測定

d1 ＝ 0：

演算測定停止中またはオートストア中

STO
ストア実行

（STORE キーの操作に相当）

カレント（ ポーズ中を含む）状態のときのみ有効です。要求のみストア状態でも有効となります。
設定時コマンド

STO p1

パラメータ

内容

p1=1：

ストア実行 / オートストア開始※ オートストア停止は SRT コマンドで行います。
要求時コマンド

52

STO ?

応答データ

d1

返値

内容

d1 ＝ 1：

オートストア中

d1 ＝ 0：

オートストア停止中

第3章

コマンドリファレンス

PSE
ポーズ（PAUSE キーの操作に相当）
メニュー、リコール、校正、調整状態では無効です。エラー0003 を返信します。
オートストア中は無効です。エラー0003 を返信します。
設定時コマンドPSE p1

パラメータ

内容

p1=1：

ポーズ実行

p1=0：

ポーズ解除

要求時コマンド

PSE ?

応答データ

d1

返値

内容

d1 ＝ 1：

ポーズ状態

d1 ＝ 0：

ポーズ状態ではない

53

第3章

コマンドリファレンス

校正に関するコマンド
CAL
校正状態（ CAL キーによる校正モード ON/OFF、STORE キーによる内部 / 音
響校正切替操作に相当）
カレント

状態（ポーズ中を除く）及び CAL 状態のときのみ有効です。

それ以外はエラー0003 を返信します。
設定時コマンドCAL p1

パラメータ

内容

p1=0：

CAL 状態解除

p1=1：

Internal Calibration 状態へ

p1=2：

Acoustic Calibration 状態へ要求時コマンド

CAL ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

CBM△+ ‑ キー操作相当）
校正ボリューム（CAL 時の △CAL 状態のときのみ有効です。
それ以外はエラー0003 を返信します。
設定時コマンド

CBM p1

p1=0：

CAL ボリュームをゲインを一段小さくする

p1=1：

CAL ボリュームをゲインを一段大きくする※ C A L ボリュームが最小値の時に p1=0 を送るとエラー0002 を返信します。
※ C A L ボリュームが最大値の時に p1=1 を送るとエラー0002 を返信します。
※ C A L モードの指示値を得るためには、後述の D O D コマンドを使用してください。
※ D O D コマンドで指示値を確認しながら、C B M コマンドで校正を行って
ください。

54

第3章

コマンドリファレンス

メモリに関するコマンド
SMD
ストアモード（ストア→ストアモードの設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

SMD p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：Manualp1 ＝ 1：

Auto1

p1 ＝ 2：

Auto2

要求時コマンド

SMD ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

SNS
ストア名（ストア→ストア名の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
CF カードにストアする場合のストアフォルダ名です。
設定時コマンドパラメータ

SNS p1内容

p1 ＝ 0000〜9999：
MAN̲ ○○○○、AU1̲ ○○○○、AU2̲ ○○○○の数値部分※ 4 桁より小さい数を設定する場合は、頭に 0 をつけてください。
例えば、20 を設定する場合は、 SNS̲0020 となります。 SNS̲20と設定するとエラーとなります。
要求時コマンド

SNS ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ※ SNS コマンドで設定するストア名は、CF カードにストアする場合のフォルダ名です。本体内蔵メモリにストアする場合にはこのストア名は使用されません。
55

第3章

コマンドリファレンス

PLP
オート 1 ストア周期（ストア→ストア周期の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

PLP p1 p2

パラメータ

内容

p1 ＝ 1〜9：

1 ms〜10 ms の間は 1 ms ステップで指定可能

p1 ＝ 10〜1000：
10 ms〜1000 ms の間は 10 ms ステップで指定可能
p1 ＝ 0：p2 ＝ 0：eq,1s：

1秒

eq を指定するには 0 を指定

100 ms（騒音計モードは 0 以外は指定できません）※ p1 が分析器モードのサンプリング周期、p2 が騒音計モードのサン
プリング周期となります。
※ 10〜1000 の間は 10 ステップで指定してください。例えば 25 のよ
うな指定はできません。
※ 騒音計モードは 100 ms 固定です。変更することはできません。
要求時コマンド

PLP ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ

56

第3章

コマンドリファレンス

ADR
ストアアドレス（該当する操作はありません）
設定時は、カレント

状態もしくはカレント

ポーズ状態かつストアモードがマニュアルのときのみ有効です。それ以外はエラー0003 を返信します。
要求時は、メニュー、リコール、校正、調整状態では無効です。エラー
0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

ADR p1内容

p1 ＝ 1〜1000：
Manual ストアのアドレス※ ストアモードが Manual 以外の時には設定できません。
要求時コマンド

ADR ?

応答データ

d1

返値

内容

d1 ＝ 1〜1000：
Manual ストアモード時※ Manual ストアモード以外では不定な値が返ってくることがあります。

CDR
カード残量（システム→ CF 容量、カレント画面右上のカード残量表示に相当）
メニュー、リコール、校正状態では無効です。エラー0003 を返信します。
要求時コマンド

CDR ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

d1,d2 ＝ 0.0〜1945.3：
d1,d2 の単位は MB※ d1 が CF カードの全容量、d2 が CF カードの残量（空き容量）※ 設定コマンドはありません。

57

第3章

コマンドリファレンス

CDV
カード装着確認（カレント画面右上の CF アイコン表示に相当）
メニュー、リコール、校正状態では無効です。エラー0003 を返信します。
要求時コマンド

CDV ?

応答データ

d1

返値

内容

d1 ＝ 0：CF カード未装着

d1 ＝ 1：

CF カード装着

d1 ＝ 2：

CF カード確認中※ 設定コマンドはありません。

MDC
内部メモリストアデータクリア（ リコール→選択データの消去（ C A L キー）の操
作に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

MDC※ パラメータはありません。
※ 内部メモリのストアデータを削除します。
※ CF カード内のストアデータ、設定ファイルなどは削除されません。

58

第3章

コマンドリファレンス

SPM
スリープモード（測定→トリガモード→スリープモードの設定に相当）
スリープモード（ 低消費電力モード）は、Time トリガを使用する場合にのみ適用されます。
スリープモードで低消費電力待機時は U S B 機能も O f f になるため、コマン
ドを受け付けません。
なるべく、本コマンドはご使用にならないことを推奨いたします。
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

SPM p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：Time トリガ使用時にスリープモードを使用しない

p1 ＝ 1：Time トリガ使用時にスリープモードを使用する

要求時コマンド

SPM ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

59

第3章

コマンドリファレンスシステムに関するコマンド
BAT
電池残量（該当する操作無し）
どのような状態でも有効なコマンドです。
要求時コマンド

BAT ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

d1 ＝ 1：

点滅（EMPTY）

d1 ＝ 2：

残量 1（LOW）

d1 ＝ 3：

残量 2（MID）

d1 ＝ 4：

残量 3（HIGH）

d1 ＝ 5：

残量 4（FULL）

d2 ＝ 1：

内部乾電池で稼働中

d2 ＝ 2：

外部 DC 電源で稼働中※ 設定コマンドはありません。

CLK
現在時刻（システム→現在時刻の設定の操作に相当）
設定時は、カレント状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー0003 を返信します。
要求時は、メニュー、リコール、校正状態では無効です。エラー0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

CLK p1 p2 p3 p4 p5 p6
内容

p1 ＝ 2000〜2063：
西暦 4 桁年
p2 ＝ 1〜12： 月
p3 ＝ 1〜31： 日
p4 ＝ 0〜24： 時
p5 ＝ 0〜59： 分
p6 ＝ 0〜59： 秒
要求時コマンド

CLK ?

応答データ

d1,d2,d3,d4,d5,d6

返値

内容※ 設定時と同じ
60

第3章

コマンドリファレンス

DCL
初期化（システム→設定の保存 / 読み出し→初期値を設定に反映の操作に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドDCL※ パラメータはありません。
※ ただし、USB 通信機能は ON のままとなります。
※ USB 通信機能以外の設定は、全て初期値に設定されます。
※ 本器のインデックスは 1 に変更されます。インデックスに 1 以外を使用していた場合はご注意ください。

VER
バージョン（該当する操作無し）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）および校正状態のときのみ有効です。それ以外はエラー0003 を返信します。
要求時コマンド

VER ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

d1 ＝ 0：NA-28d2 ＝ x.y

システムのバージョン※設定コマンドはありません。

61

第3章

コマンドリファレンス

入出力に関するコマンド
ACO
AC 出力選択（入出力→交流（AC）出力の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

ACO p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF

p1 ＝ 1：MAIN

p1 ＝ 2：

SUB

要求時コマンド

ACO ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

DCO
DC 出力選択（入出力→直流（DC）
出力の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

DCO p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF

p1 ＝ 1：MAIN

p1 ＝ 2：

SUB

要求時コマンド

DCO ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

62

第3章

コマンドリファレンス

TRG
トリガ（測定→トリガモード→トリガモードの設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドTRG p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF

p1 ＝ 1：

Level1p1 ＝ 2：

Level2

p1 ＝ 3：Time

p1 ＝ 4：

EXT.

要求時コマンド

TRG ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

LTR
トリガレベル（測定→トリガモード→トリガレベルの設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

LTR p1 p2
内容

p1 ＝ 25〜130：
レベル 1、レベル 2 トリガのトリガレベル（1 dB ステップ）
p2 ＝ 0：＋スロープ （レベル 2 トリガの場合は、p2 ＝ 0 を設定してください）p2 ＝ 1：
要求時コマンド

−スロープ
LTR ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ※ d1 がトリガレベル、d2 がトリガスロープ

63

第3章

コマンドリファレンス

LTB
RTA モード時トリガバンド（測定→トリガモード→トリガバンドの設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

LTB p1 p2

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：SUB AP

p1 ＝ 1：

MAIN AP

p1 ＝ 2：16 Hz

p1 ＝ 3：31.5 Hzp1 ＝ 4：63 Hz

p1 ＝ 5：125 Hzp1 ＝ 6：250 Hzp1 ＝ 7：500 Hzp1 ＝ 8：1 kHz

p1 ＝ 9：2 kHz

p1 ＝ 10：4 kHz

p1 ＝ 11：8 kHz

p1 ＝ 12：

16 kHzp2 ＝ 0：

下位バンド

p2 ＝ 1：

中位バンド

p2 ＝ 2：

上位バンド※ 1/3 オクターブバンドを指定する場合、p1 でオクターブバンドを指定し、p2 でその中の 3 バンドの内上中下のどのバンドをトリガ対象とするかを指定します。
要求時コマンド

LTB ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ※ d1 がオクターブバンド、d2 が上中下バンド

64

第3章

コマンドリファレンス

LTC
S L M モード時トリガチャンネル（ 測定→トリガモード→トリガバンドの設定に
相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

LTC p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：SUB AP

p1 ＝ 1：

MAIN AP

要求時コマンド

LTC ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

65

第3章

コマンドリファレンス

TTR
トリガ時刻（ 測定→トリガモード→トリガ開始時刻 / トリガ終了時刻の設定に相当）
カレント状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

TTR p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
内容

p1 ＝ 1〜12： 開始月
p2 ＝ 1〜31： 開始日
p3 ＝ 0〜23： 開始時
p4 ＝ 0〜59： 開始分
p5 ＝ 1〜12： 終了月
p6 ＝ 1〜31： 終了日
p7 ＝ 0〜23： 終了時
p8 ＝ 0〜59： 終了分
p9 ＝ 0：

トリガ間隔 OFF

p9 ＝ 1：

トリガ間隔 5 m

p9 ＝ 2：

トリガ間隔 10 m

p9 ＝ 3：

トリガ間隔 15 m

p9 ＝ 4：

トリガ間隔 30 m

p9 ＝ 5：トリガ間隔 1 hp9 ＝ 6：

トリガ間隔 8 hp9 ＝ 7：

トリガ間隔 24 h

要求時コマンド

TTR ?

応答データ

d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9

返値

内容※ 設定時と同じ※ d1〜d9 に、p1〜p9 がそれぞれ対応

66

第3章

コマンドリファレンス

CMP
コンパレータ（入出力→コンパレータ→コンパレータの設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

CMP p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF

p1 ＝ 1：

ON

要求時コマンド

CMP ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

CML
コンパレータレベル（ 入出力→コンパレータ→コンパレータレベルの設定に相当）
カレント状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

CML p1内容

p1 ＝ 25〜130：
dB
要求時コマンド

CML ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

67

第3章

コマンドリファレンス

CMB
R T A モード時コンパレータバンド（ 入出力→コンパレータ→コンパレータバン
ド）カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

CMB p1 p2

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：SUB AP

p1 ＝ 1：

MAIN AP

p1 ＝ 2：16 Hz

p1 ＝ 3：31.5 Hzp1 ＝ 4：63 Hz

p1 ＝ 5：125 Hzp1 ＝ 6：250 Hzp1 ＝ 7：500 Hzp1 ＝ 8：1 kHz

p1 ＝ 9：2 kHz

p1 ＝ 10：4 kHz

p1 ＝ 11：8 kHz

p1 ＝ 12：

16 kHzp2 ＝ 0：

下位バンド

p2 ＝ 1：

中位バンド

p2 ＝ 2：

上位バンド※ 1/3 オクターブバンドを指定する場合、p1 でオクターブバンドを指定し、p2 でその中の 3 バンドの内上中下のどのバンドをトリガ対象とするかを指定します。
※ オクターブバンドを指定する場合は p1 ＝指定周波数、p2 ＝ 1 を指定してください。
要求時コマンド

CMB ?

応答データ

d1,d2

返値

内容

※ 設定時と同じ※ d1 がオクターブバンド、d2 が上中下バンド

68

第3章

コマンドリファレンス

CMC
S L M モード時コンパレータチャンネル（ 入出力→コンパレータ→コンパレータ
バンド）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

CMC p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：SUB AP

p1 ＝ 1：

MAIN AP

要求時コマンド

CMC ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

RMC
リモコン制御（入出力→リモコン制御の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドRMC p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF

p1 ＝ 1：

ON

要求時コマンド

RMC ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

69

第3章

コマンドリファレンス

LNG
言語（システム→ Language の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドLNG p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：日本語

p1 ＝ 1：Englishp1 ＝ 2：

Deutschp1 ＝ 3：Español

p1 ＝ 4：

French

要求時コマンド

LNG ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

BLA
バックライト自動消灯時間（入出力→バックライト自動消灯の設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

BLA p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：30 secp1 ＝ 1：3 min

p1 ＝ 2：

Cont

要求時コマンド

BLA ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

70

第3章

コマンドリファレンス

BLB
バックライト明るさ（入出力→バックライト明るさの設定に相当）
メニュー、リコール、校正状態では無効です。エラー0003 を返信します。
設定時コマンド

BLB p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：暗い

p1 ＝ 1：

明るい

要求時コマンド

BLB ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

BEP
ビープ音（入出力→ビープ音の操作に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンド

BEP p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：OFF

p1 ＝ 1：

ON

要求時コマンド

BEP ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

71

第3章

コマンドリファレンス

IDX
インデックス（入出力→インデックスの設定に相当）
カレント

状態（ ポーズ中を除く）のときのみ有効です。それ以外はエラー

0003 を返信します。
設定時コマンドパラメータ

IDX p1内容

p1 ＝ 1〜255： インデックス値※ インデックスを変更する場合は、その後の通信は新しいインデッ
クスを指定する必要があるのでご注意ください。
要求時コマンド

IDX ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

72

第3章

コマンドリファレンス

通信制御に関するコマンド
RMT
リモートモード（該当する操作無し）
メニュー、リコール、校正状態では無効です。エラー0003 を返信します。
リモートモードが O n（ 1）の時は、本器のキー操作は無効となります（ 電源キーのみ有効）。
また、赤外線リモコン動作は設定に関わらず無効となります。
リモートモードが O f （f 0）されたらキー操作が有効になると共に赤外線リモ
コン動作は設定どおりとなります。
設定時コマンドRMT p1

パラメータ

内容

p1 ＝ 0：リモートモード OFF

p1 ＝ 1：

リモートモード ON

要求時コマンド

RMT ?

応答データ

d1

返値

内容

※ 設定時と同じ

EST
エラー情報（該当する操作無し）
全モードで使用可能です。
要求時コマンド

EST ?

応答データ

d1

返値

内容

d1 ＝エラーコード：
最後に発生したエラーコードを返信

73

第3章

コマンドリファレンス

データ出力に関するコマンド
DOD
表示値出力（該当する操作無し）
メニュー、リコールでは無効です。エラー0003 を返信します。
送信間隔は１秒以上あけてください。
要求時コマンド

DOD ?

＜騒音計モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d23

d1 ＝ xxx.x： メインチャンネル
d2 ＝ xxx.x： メインチャンネルeq

d3 ＝ xxx.x： メインチャンネルE

d4 ＝ xxx.x： メインチャンネルmax

d5 ＝ xxx.x： メインチャンネルmind6 ＝ xxx.x： メインチャンネル1

d7 ＝ xxx.x： メインチャンネル2

d8 ＝ xxx.x： メインチャンネル3

d9 ＝ xxx.x： メインチャンネル4

d10 ＝ xxx.x： メインチャンネル5

d11 ＝ xxx.x： サブチャンネル
d12 ＝ xxx.x： サブチャンネルeq

d13 ＝ xxx.x： サブチャンネルE

d14 ＝ xxx.x： サブチャンネルmax

d15 ＝ xxx.x： サブチャンネルmind16 ＝ xxx.x： サブチャンネル1

d17 ＝ xxx.x： サブチャンネル2

d18 ＝ xxx.x： サブチャンネル3

d19 ＝ xxx.x： サブチャンネル4

d20 ＝ xxx.x： サブチャンネル5

d21 ＝ xxx.x： サブチャンネル

peak /

tm5

d22 ＝ 0 または 1：
オーバー情報（あり：1，なし：0）
d23 ＝ 0 または 1：
アンダー情報（あり：1，なし：0）※ d1〜d21 は xxx.x の 5 桁固定で送られます。上位の余り桁はスペー
スで埋められます。
74

第3章

コマンドリファレンス※ d1〜d21 で、表示が OFF に設定されている項目は、「 --.-」を返します（頭に 1 つスペース（ ）があります）。

＜オクターブ分析器モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d15

d1 ＝ xxx.x： サブチャンネル AP
d2 ＝ xxx.x： メインチャンネル AP
d3 ＝ xxx.x： 16 Hz
d4 ＝ xxx.x： 31.5 Hz
d5 ＝ xxx.x： 63 Hz
d6 ＝ xxx.x： 125 Hz
d7 ＝ xxx.x： 250 Hz
d8 ＝ xxx.x： 500 Hz
d9 ＝ xxx.x： 1 kHz
d10 ＝ xxx.x： 2 kHz
d11 ＝ xxx.x： 4 kHz
d12 ＝ xxx.x： 8 kHz
d13 ＝ xxx.x： 16 kHz
d14 ＝ 0 または 1：
オーバー情報（あり：1，なし：0）
d15 ＝ 0 または 1：
アンダー情報（あり：1，なし：0）※ d1 で、サブチャンネル表示が O F F に設定されている項目は、「 --.-」を返します（頭に 1 つスペース（ ）があります）。

＜ 1/3 オクターブ分析器モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d37

d1 ＝ xxx.x： サブチャンネル AP
d2 ＝ xxx.x： メインチャンネル AP
d3 ＝ xxx.x： 12.5 Hz
d4 ＝ xxx.x： 16 Hz
d5 ＝ xxx.x： 20 Hz：
d34 ＝ xxx.x： 16 kHz
d35 ＝ xxx.x： 20 kHz
75

第3章

コマンドリファレンス

d36 ＝ 0 または 1：
オーバー情報（あり：1，なし：0）d37 ＝ 0 または 1：
アンダー情報（あり：1，なし：0）※ d1 で、サブチャンネル表示が O F F に設定されている項目は、「 --.-」を返します（頭に 1 つスペース（ ）があります）。

＜同時分析器モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d48

d1 ＝ xxx.x： サブチャンネル AP
d2 ＝ xxx.x： メインチャンネル AP
d3 ＝ xxx.x： 16 Hz（OCT）
d4 ＝ xxx.x： 31.5 Hz（OCT）：
d12 ＝ xxx.x： 8 kHz（OCT）
d13 ＝ --.-：

16 kHz（OCT）

d14 ＝ xxx.x： 12.5 Hz（1/3OCT）
d15 ＝ xxx.x： 16 Hz（1/3OCT）
d16 ＝ xxx.x： 20 Hz（1/3OCT）：
d44 ＝ xxx.x： 12.5 kHz（1/3OCT）
d45 ＝ --.-：

16 kHz（1/3OCT）

d46 ＝ --.-：

20 kHz（1/3OCT）

d47 ＝ 0 または 1：
オーバー情報（あり：1，なし：0）
d48 ＝ 0 または 1：
アンダー情報（あり：1，なし：0）※ d13,d45,d46 は、同時分析では必ず「 --.-」を返します（ 頭に 1 つス
ペース（ ）があります）。
※ 設定コマンドはありません。

76

第3章

コマンドリファレンス

DRD
連続出力（該当する操作無し）
メニュー、リコールでは無効です。エラー0003 を返信します。
100 msec ごとに連続してデータをコンピュータへ送ります。
ストアモードがオート１の場合は、オートストアのサンプリング周期の設定
が 100 msec の時のみ使用可能です。
※ データ転送を停止するには停止要求コード <要求時コマンド> を送信してください。

DRD?

＜騒音計モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d10

d1 ＝ xxx.x： メインチャンネル
d2 ＝ xxx.x： メインチャンネルeq

d3 ＝ xxx.x： メインチャンネルmax

d4 ＝ xxx.x： メインチャンネルmin

d5 ＝ xxx.x： サブチャンネル
d6 ＝ xxx.x： サブチャンネルeq

d7 ＝ xxx.x： サブチャンネルmax

d8 ＝ xxx.x： サブチャンネルmind9 ＝ 0 または 1：
オーバー情報（あり：1，なし：0）
d10 ＝ 0 または 1：
アンダー情報（あり：1，なし：0）※ d5〜d8 で、サブチャンネル表示が O F F に設定されている項目は、「 --.-」を返します（頭に 1 つスペース（ ）があります）。
＜オクターブ分析器モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d15※ 応答データは DOD コマンドと同じです。
＜ 1/3 オクターブ分析器モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d37※ 応答データは DOD コマンドと同じです。
＜同時分析器モード時＞
応答データ

d1,d2,・・・,d48※ 応答データは DOD コマンドと同じです。
※設定コマンドはありません。
77

第3章

コマンドリファレンス

通信コマンドによる制御例
通信コマンドによる騒音計の制御例を示しますが、それらの制御に先立って必要な共通事項をまとめます。
インデックス No. の確認
また、設定に関しては確実に設定がなされたかを確認するため、設定コマンド送信
後に要求コマンドにて確認されることをお勧めします。
コマンド送信の書式は 35 ページを参照してください。

騒音レベルの取得時の例※電源 ON を通信から行うことはできません。
電源 ON
IMD0（騒音計モード）
設定
・ WGT0̲1・ TMC0̲0・ RNG3

メインＡ特性、サブＣ特性
メイン、サブ：Ｆ特性（Fast）
20〜110 dB

以上の設定を行い騒音計のレベル取得の準備完了

DOD? （表示値を取得）

̲ はスペースの意味

78

第3章

コマンドリファレンス

eq の測定時の例（周波数重み付け特性：C 特性、時間重み付け特性（動特性）：FAST、
レベルレンジ：20 − 80 dB、測定時間：10 s に設定した時）
電源 ON

設定
・ WGT1̲# （C 特性）
・ TMC0̲# （FAST）
・ RNG0（20 − 80 dB）
・ MTI10̲0 （測定時間 10 s）

DPI1̲1 （）
eq を On にします。

パラメータは 11 個必要

DSP1

（

eq 値を画面に表示させます）

SRT1（演算開始）（演算終了を待つかストップさせます（SRT0））

DOD? （値を取得）

̲ はスペースの意味

79

第3章

コマンドリファレンス

Auto1 ストアの例（ 周波数重み付け特性：C 特性、時間重み付け特性（ 動特性）：F（ F A S T）、レベル
レンジ：40 − 130 d B、測定時間：5 分、ファイル名：A U1̲0001、ストア周期：
100 msec に設定した時）
電源 ON、CF カード装着

CDV? （カード装着確認）

設定
・ WGT1̲# （C 特性）
・ TMC0̲# （FAST）
・ RNG5（40 − 130 dB）
・ MTI5̲1 （測定時間 5 min）
・ SMD1（ストアモードを AUTO1 にします）
・ SNS0001 （ファイル名の設定）
・ PLP100̲#（ストア周期を 100 msec）

以上の設定を行い AUTO1 ストアの準備完了です。

STO1 （ストア開始）

SRT0（測定停止）

データは CF カードにテキストファイルで記録されます。
データの取得はリムーバブルディスクを経由して行ってください。

̲ はスペースの意味

80http://www.rion.co.jp/
本社／営業部
西日本営業所
大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル 6F
東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
〒 185-8533 TEL (042）359-7887（代表） 〒 530-0001 TEL（06）6346-3671 FAX（06）6346-3673
FAX (042）
359-7458
サービス窓口リオンサービスセンター株式会社
東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号〒 192-0918 TEL (042）632-1122
FAX (042）
632-1140

東海営業所

名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号

〒 460-0002 TEL（052）232-0470

和波ビル

FAX（052）
232-0458

九州リオン（株） 福岡市博多区冷泉町 5 番１８号
〒 812-0039 TEL（092）281-5366

FAX（092）291-2847

No. 50834

16‑06