金属探知器
Fー90M
取扱

説

明書

管路システムのサポートメーカー

目

次

ごあいさつ

1用 途

2

ご注意

3

保証期間

5１：構 成62：各部の名称と機能

7

3：点検、お使いになる前に
3ー1

電池残量チェック・電池の交換方法

83ー2

探知感度のチェック94：使用方法
4ー1

機器の準備

10

4ー2

探知方法

115：使用上のテクニック
5ー1

リセットスイッチの要領

13

5ー2

アンテナと地表との距離（間隔）について

14

5ー3

湿った土や芝の地表で探知する場合

5ー4

水中および積雪に埋もれた金属物を探知する場合

5ー5

15

埋設物の中心位置の確定方法

6：保管方法16

7：機器の動作（困ったときに）

17

8：技術資料
8ー1

作動原理

8ー2

用語の説明

8ー3仕様

フジ全国サービスネットワーク

181920ごあいさつはじめに
この度は、弊社金属探知器「Fー90M」をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
本書は、金属探知器「Fー90M」の取扱いについて記載した説明書です。
本書は主として本器の原理・使用方法とその他について記載されております。本器をご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をお読みになり、取扱い内容を正しくご理解の上、本器をご使用下さい。
取扱い上にてご不明な点、あるいは本器に関してのご質問は弊社までご連絡下さい。
「取扱説明書」は本器をご使用になる方が、いつでもご利用できる所に保管して下さい。
なお、「取扱説明書」を紛失した場合は弊社までご連絡下さい。

1

用

途

この金属探知器は「Fー90M」は、① 地中に埋設された所在位置の不明な止水栓，メーターボックス等の金属物を探知する機器です。
その他の探知可能な対象物として、地表近くに埋設されているケーブル及び金属管の位置探知にも用いる事ができます。
但し、光ファイバーや線径の細いケーブルなど、ケーブルの種類によっては探知できない物もあります。

② 水中および積雪に埋もれた金属物の探知に使用できます。

2

ご注意
本器を安全にご使用して頂くために下記の点を厳守して下さい。

注意
本器を金属物の探知以外に使用しないで下さい。

注意
本器を使用する場合は周囲の状況に注意して下さい。
安全環境確保本器を使用する場合、道路交通事情による危険を配慮し、お客様の責任にて見張り・補助作業員・警備・交通規制等十分な安全策を構じて下さい。

注意
本器の取手部（アンプ部）は、防水構造ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用はさけて下さい。
雨天で使用される場合には、取手部（アンプ部）に防水保護用のカバーを取付けて、雨水に濡れないようにしてご使用下さい。

水かけ禁止

雨天では本器の中に雨水が侵水し、正常に動作しなくなる場合がありますので、水に濡らさないで下さい。

注意
水中の金属物を探知する場合は、本器の取手部（アンプ部）を絶対水中にいれないで下さい。
パイプ部に「この線より上は水に入れないで下さい」のシールが貼ってありますので、注意してご使用下さい。

注意
本器は耐衝撃構造ではありません。故障の原因となりますので、落とさない様にご使用下さい。
落下禁止
万一落とされた場合は本器の性能を発揮する事が出来なくなる場合があります。

3

ご注意

注意
アンテナ部にシール，ネームプレート等（アルミ箔）の貼付けはしないで下さい。感度低下の原因となります。

金属物禁止

注意
本器を高温な場所に放置しないで下さい。
高温禁止

使用しない時は、常温の場所に保管する様にして下さい。特に夏シーズンにおいて高温（60℃以上）な車内等に放置しますと本器が変形したり、回路が正常に動作しなくなるおそれがあります。

4

保証期間

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保 証 書
このたびは当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

品 名型 式製 番「保証書」は本書の終末頁に綴じ込んであります。

保証期間１ヶ年
ご購入
ご芳名

年「保証書」は弊社にとってお客様に万全のサービスをさせて頂くためのものです。

金属探知器
F-90M

月日

ご住所
本書は、製造上の欠陥による故障の場合、無償修理させて頂きますので紛失しないよう大切に保存して下さい。
ただし、次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
１. お取り扱いの不注意および誤ったご使用による故障
２. 不当な修理や改造をされた場合
３. 落下などによる故障および損傷
４. 天災地変による故障および損傷
５. 本書のご提示がない場合
６. 消耗部品を取替える場合※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
フジテコム株式会社
本社：東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地
０３（３８６２）
３１９６
製品管理チーム：埼玉県新座市野火止８丁目−６−１６
０４８
（４７９）
０５８１

「保証書」にはお客様名，ご住所，ご購入年月日を記載の上、大切に保管して下さい。
保証期間内に機器の機能上に不具合が生じた場合は無償にて修理させて頂きます。その場合は、「保証書」の提示が必要となります。
「保証書」を提示して頂けない場合は有償となりますので、予めご了承願います。
保証期間外あるいはお客様の原因による破損故障の場合は有償にて修理させて頂きます。その他、当機器に関するご質問は弊社までご連絡下さい。

5

1：構

成本器は、下記の構成品となっています。ご購入後は構成品をお確かめ下さい。弊社では、品質に万全を期していますが、万一構成品に不足の物がある場合は、直ちにお買い上げ営業所までご連絡下さい。

（1）本体

1台

金属探知器
Fー90M
取扱

説

明書

（2）取扱説明書

1冊（3）収納ケース

1個

管路システムのサポートメーカー（4）ステレオヘッドホーン（オプション）

62：各部の名称と機能● 電池蓋
電池、収納蓋。

● 指示メーター
電池残量の確認および、埋設金属物の有無及び位置の判断をします。
また、使用時の感度の状態を表わしています。

● スピーカー及び音量調整ツマミ
電源を入れた時、リセットスイッチを押した時に確認のため『ピーッ』となり、また金属物体が近くに在ることを音程の変化で知らせます。ツマミは回転させることにより、スピーカーの音量調整を行います。

水位シール● リセットスイッチ
使用前に探知感度を適正（基準感度）な状態に設定します。

● ホーンジャック
ヘッドホーン（オプション3.5φ3Pステレオ用）を使用する際のジャック。なお、ヘッドホーンの使用時は、スピーカー音はなりません。

● 電源・感度スイッチ
電源のオン／オフ、探知感度の設定および電源の電池残量確認用スイッチ。

● 本体・取手部
電気回路、電池、操作スイッチ取付け部分。

●アジャストパイプ
パイプの長さが調整できます。

●パイプ調整ネジ
アジャストパイプの固定具。

●アンテナ部
アンテナコイル取付け部分。

7

防水構造

3：点検、お使いになる前にお客様が本器の性能を有効に活用して頂くために、使用する前には必ず点検して下さい。

注意
この点検は簡易点検です。
点検は、1．電池チェック
2．感度チェック の2項目となります。

3ー1

電池残量チェック

・ご使用の前には、電池残量の有無を確認して下さい。
・電池残量の確認は、次の操作で行います。

（図ー2）〈電池容量の確認方法〉（1）電源のON▲

電池交換を要す

電池電圧OK

電源感度スイッチを右に回して、印の位置に〔（ON）（M）（BATT）〕の表示を合わせます。
（図ー2）（その時、ピーッという音がなります）（2）電池の確認
電源を入れた時に約 4 秒間、メーターは電池残量のチェック動作を行います。この時、メーター指針が上がり赤線内にあることを確認して下さい。（メーターの針は、その後（図ー3）下がります）※メーター指針が赤線の左側にある場合には電池残量不足で（図ー3）す。探知感度が悪くなりますので、新しい電池（単3×4本）と交換して下さい。
※電池の＋−を1本逆に入れてしまった時も、同様の症状になります。

〈電池の交換方法〉（1）電池蓋のツマミを左に回して電池蓋を外します。
（2）本体を傾けると電池が出てきます。（図ー4）〈電池の交換方法〉（3）電池配列図の通りに、新しい電池を入れて下さい。

−＋＋−

−＋＋−

（図ー4）

8

3：点検、お使いになる前に
3ー2

探知感度チェック

・ご使用の前に、機器の探知感度が正常かチェックして下さい。
・感度チェックは、手持ちの硬貨で出来ます。
※なお、次頁4ー1「機器の準備」を参照し、アジャストパイプを伸ばした状態で行って下さい。

〈感度チェックの方法〉（1）電源を投入（ON）し、電池残量確認後、メーターの針が「2」〜「4」の間に戻ってから、感度スイッチは同位置で金属物がアンテナ部の近くにないことを確認して、リセットスイッチを押します。
（その時ピーッという音がなります）

（図ー5）

（図ー5）

（2）硬貨をアンテナ部に近づけ、発生音がでる距離を確かめます。
（図ー6）
下記の感度であれば正常です。
5円，10円，100円→約10cm
1円

（図ー6）

9→約 6cm

4：使用方法
4ー1

機器の準備

・アジャストパイプの引き起こし
アジャストパイプをストッパーで止まる位置まで引き起こします。
（図ー7）

（図ー7）

パイプを持ちながら回す。

・本体・取手部の回転パイプを持ちながら、本体（取手部）を時計方向に止まる位置まで回します。
（図ー8）

本体部を回して持ちやすくする。

（図ー8）

パイプ調整ネジストッパーを回す。

・アジャストパイプの調整
パイプ調整ネジを左に回し（ゆるむ）、パイプを引き伸ばします。最適な長さで右に回し（しまる）固定します。
（図ー9）

（図ー9）

10

4：使用方法
4ー2

探知方法

4ー2ー1. 電源を ON にする （3ー1参照）Hi
深4ー2ー2. 電池残量のチェック（3ー1参照）

M

深度

4ー2ー3. 感度スイッチの設定
電池残量確認後、メーターの針が「2」〜「4」の間に戻ってから、感度スイッチを探知物の大きさと、探知深度の関浅Lo係により（図ー10）適宜な感度（M，Lo，Hi）を選定して合わせます。探知目的物に応じて、下記を目安として決め

大形状て下さい。

小直径100mmの金属円板（図−10）

Mの時の探知深度＝約30cm（使用例：水道管の止水栓，制水弁，メーターボックス等の探査）Hi の時の探知深度＝約40cm
Lo の時の探知深度＝約15cm（使用例：下水等のマンホール蓋等の探査）

4ー2ー4. リセットスイッチの操作探知する対象物により、それぞれ［M］,［Lo］,［Hi］の位置に感度スイッチを合わせた後、円盤を地上より3〜10cm平行に浮かせ、リセットスイッチを押します。ピーッという音がなって、メーターの指針は目盛「2」〜「4」の間を（図−11）指します。
（機器が基準感度に設定された事を示します）
音が消えると探知作業の準備は完了です。
（図ー11）

注意
リセットスイッチを押す場合、空中にアンテナの円盤を向けて押しますと、使用状態と条件設定が異なるため、本器の性能が充分に発揮できなくなりますのでご注意下さい。
（図ー12）（図−12）

11

4：使用方法
4ー2ー5. アンテナ部の地表との距離と移動
アスファルトコンクリート上では約3cm、土，芝生上では約10cm程度、アンテナを離してリセットスイッチを押し、アンテナの移動は地表面との距離を一定（リセットスイッ
チを押した間隔の状態）に保って、地表面に添って左右前後に移動します。
（図−13）

4ー2ー6. 金属物の探知
メーター指針の振れと、スピーカー音とで金属物の有無を判断します。

3〜10cmスピーカーの発生音周波数は、金属物に近づくと高くなり、離れると低くなります。

（図−13）

音程と振針の振れが最大となる地点の中央が金属物の真上です。

4ー2ー7．スピーカー音量の調整
スピーカーのカバーを回転する事によって、音量を変えられます。
また、ヘッドホーンプラグをホーンジャックに挿入する事によって、スピーカーの音は消えてヘッドホーンから音が出ます。

（音量大）（図ー14）（音量小）（図−14）

12

5：使用上のテクニック
5ー1

リセットスイッチの要領

リセットスイッチは、機器の感度を基本感度に設定し、最良の状態で使用する為に下記の様な場合に再リセットをして下さい。
1）リセット操作後、探知場所（地表）が変わった時。
2）リセット操作後、探知条件（アンテナの高さなど）が変わった時。
3）長時間連続して使用する時。
※10分を目安として再リセットして下さい。
4）金属物が無い状態でメーター指針が「 0 」以下に下がってしまった時、及びメーター指針が「 6 」以上となり、スピーカーが発音してしまった時。
再リセットは、「リセットスイッチの操作」に基づいて行って（図−15）下さい。

注意
1．感度スイッチを「ON＝M」又は「 Lo 」でリセット操作した後で感度を「 H 」にした時にスピーカー音が発音する場合には、近くに金属物がありますので、スピーカー音の消える場所に移動してからリセットスイッチを押して下さい。（音が消えない状態でリセットスイッチを押して使用しますと、感度が著しく低下し、［ Lo］（低感度）以下の探知感度となる場合があります。

注意
2．リセットスイッチを押し、アンテナを動かした時に、すぐメーター指針が目盛「 0 」以下となった場合には（金属物の近くでリセット操作を行った為）、このまま使用しますと探知感度が著しく低い状態（Lo以下）になってしまいますので、金属物からアンテナを離して再度リセット操作を行なって下さい。

13

5：使用上のテクニック
5ー2 アンテナと地表との距離（間隔）について① 金属探知器（Fー90M）は、アンテナから放射された交流磁界に金属物が近づくと生じる「うず電流」（8：技術資料項目参照）の変化により金属物の有無を探知します。
従って、交流磁界の平衡（バランス）状態を保つことが金属物探知には重要なポイントとなります。

② リセットスイッチは、選定された感度の交流磁界の平衡状態を保つための役割を果たしています。従って、リセットスイッチを押した地表との距離（間隔）を、金属物体の探知をする際に変化させることは、この平衡状態を乱すことになり、選定した感度を維持することが難しくなります。そのため、地表とアンテナの距離はリセットスイッチを押した距離を保つことが必要となります。

③ 選定した感度が高い（Hi，M）場合、アンテナを地表近くにおいて電源をいれたりあるいは、リセットスイッチを押しますとアンテナの交流磁界が平衡状態（特に、湿った土及び芝生の上は導通性が良いため）を保ちにくいために直ぐ反応するようになりました。
従って、地表とアンテナの距離をある程度保って反応を少なくすることが探知を容易にすることになります。

5ー3

湿った土や芝の地表で探知する場合

アンテナを地表に近づけると、金属物がなくても地表の影響を受け、発生音がでますが、この状態でリセットスイッチを押してアンテナと地表と距離を保ったまま探知作業を行います。
（図ー16）（図ー16）

145：使用上のテクニック
5ー4

水中および積雪に埋もれた金属物を探知する場合（水位注意シール） ・水中にアンテナ部を入れて（注意シールの線まで可能）リセットスイッチを押します。
（図ー17）〔 Lo，M，Hi 〕の選択は、4ー2ー3に準じて行います。
〔 Hi 〕（水中）を選択した場合は5ー1に準じて行います。

・積雪の中の金属物を探知する場合は、4ー2ー3，4ー2ー4に準じて行います。

5ー5（図ー17）

埋設物の中心位置の確定方法

探知物の中心位置を確定する方法として、下記の操作を行います。
・アンテナを左右・前後の直角方向に動かした時の各々の最大出力（メーターの針の振れが大きい）の交点を出します。
この交点の下が中心位置となります。
（図ー18）
・広い範囲でメーターの針が振り切れる場合には、次のどちらかの方法で中心位置を確定します。
① アンテナを持ち上げ地表との距離を大きくとって、左右に動かします。
（図ー19，20）② 感度セットスイッチを〔 Lo 〕に設定して、アンテナを動かします。

（図ー18）（図ー19)（図ー20）

15

6：保管方法

本器を長期間使用しない場合は、下記の要領にて保管して下さい。
1.

取扱説明書を含めた構成品が揃っていることを確認して下さい。
取扱説明書は次回に本器を使用するときに必要です。

2.

乾電池は取り外して下さい。
長期間取付けたままにしておきますと、液漏れして機器を破損する場合があります。

3.

水気・湿気のある場所には保管しないで下さい。

使用後のお手入れ
使用後の保管には、下記の点をお守り下さい。
1.

雨にぬれた場合等はきれいなタオルで水分をふきとってから収納して下さい。

2.

収納ケースには、探知器本体以外は入れないで下さい。破
損・故障の原因となります。

16

7：機器の動作（困ったときに）本器を使用中に動作に不具合が生じたときに参考にして下さい。
なお、各項目の点検を行っても機器が動作しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。

1．電源が入らない。
a. 電池は入っていますか？
b. 電池の残量が完全に無くなっているときは電源は入りません。
電池を交換して下さい。

2．新品電池に交換したのに、電池残量チェック時にメーター指針が赤線の左側にある。
電池の配列は ＋− の取付け方向が決まっています。電池の配列方向を確認して、間違っている場合は電池を正しい配列に取付けて下さい。

3．金属物に反応しない。
a. 電池残量チェック時のメーターは振れますか？
b. アンテナを金属物から離して、リセットを行っていますか？

4．探知感度が悪い。
a. 電池残量はありますか？
b. リセットを金属物の近くで行い、使用は金属物の無い場所で行うと感度は下がります。
リセット時は、使用環境と同じ状態で行って下さい。

5. どこでも反応してしまう。
感度が高いと小さな金属片に対しても感知してしまいます。
感度を［ Lo ］にして探知するかあるいは、地表から今までより少しアンテナを離して探知して下さい。

6. 反応の幅が広い。
探知金属物が大きく、アンテナと接近している場合には、探知幅が大きくなります。
この時は、感度を［ Lo ］にするか、アンテナを地表面からさらに離して操作して下さい。

17

8：技術資料
8ー1

磁力線

作動原理

交流磁界の発生しているループコイルの近くに金属板が接近すると、金属板内にうず電流が発生します。
このうず電流の発生によって、アンテナ回路の特性が変わり、コイルに流れる電流が変化します。

アンテナコイル（図ー21）

本器は、アンテナコイルをブリッジ回路の一素子として構成し、このブリッジの出力を用いて発振の出力を変化させます。
金属物に対する探知は、発振出力の変化をメーターと音声で表示します。

うず電流

8ー2

用語の説明

代表的な用語について説明します。
その他の用語について、わからないものがありましたら弊社までお問い合わせ下さい。
交流磁界（図ー21）

コイルに電流が流れると、コイルの周囲に磁界が発生します。
電流が交流で電流の向きが交互に変わると、磁界の向きも交互に変化します。

うず電流
金属物体を通過する磁力線が変化すると、金属物内に磁力線の変化量に応じて電流が流れます。

188：技術資料
8ー3仕様

改善改良のため、一部仕様につきましては予告なく変更する場合があります。

探知性能（感度［ Hi ］時）
鉄板（φ100×20）：42cm：65cm

制水弁蓋（φ180）（弊社技術開発センター内の試験方法及び試験条件による）電気的仕様
検 出 回 路：キャンベルブリッジ発 振 周 波 数：9.75kHz
発 振 出 力：7V/PーP（出力コレクタ電圧）
音 声 周 波 数：0〜2.5kHz変化
音声出力インピーダンス：ローインピーダンス（3.5φ3Pステレオ用ミニジャック）
消 費 電 力：無音時
発音時電7mA
最大45mA

源：6V（単3×4本）

電 池 寿 命：約25時間
最低動作電圧：4.2V
感 度 調 整：3段切替
M，Hi，Lo

寸法・重量本体部：195（W）×170（H）×60（D）mm

ア ン テ ナ 部：φ270×30mm
重量：約1.7kg

動作温度−5℃〜＋60℃（ただし結露しないこと）

19

フジ全国サービスネットワーク
弊社では、機器をいつでも最良の状態にてご使用して頂くため、巡回メンテナンスを実施しております。
フジテコムの営業担当員は通常の営業活動に加え、既にご使用頂いている機器の簡単な保守点検等の指導も行っています。
巡回メンテナンスのお申込窓口は、最寄りのフジテコム各支店・営業所までお問い合わせ下さい。

アフターサービス
メンテナンスチーム：全国のお客様を対象に、定期巡回メンテナンスを実施、機器の指導・点検修理を行っています。
支 店 ・ 営 業 所：フジテコムの営業マンは、通常の営業活動はもちろん、すでにご使用いただ
いている機器の簡単な修理、活用方法などの指導も行っています。

●信越営業所●九州支店
福岡県・佐賀県・長崎県
大分県・熊本県・宮崎県
鹿児島県・沖縄県の8県全域

長野県・新潟県
富山県・山梨県の4県全域●広島営業所広島県・山口県・島根県の3県全域●札幌営業所
北海道全域●北日本支店
青森県・秋田県
山形県・岩手県
宮城県・福島県の6県全域

本社●本社・東京支店●大阪支店
大阪府・京都府・兵庫県
奈良県・和歌山県・滋賀県
岡山県・鳥取県・香川県
徳島県・高知県・愛媛県の2府10県全域

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・群馬県・栃木県の1都6県全域と静岡県の一部●中部支店
福井県・石川県・愛知県
三重県・岐阜県の5県全域と静岡県の一部●技術開発・トレーニングセンター●メンテナンスチーム●計装システムチーム

技術開発・トレーニングセンター
弊社では機器を効率よく安全にご使用頂くため全国のお客様を対象に技術開発・トレーニングセンター内のテストコースにて機器の取扱いのご指導をさせて頂いております。お気軽にご利用下さい。
トレーニングセンターのお申込窓口は、最寄りのフジテコム各支店・営業所までお問い合わせ下さい。

20

ISO 9001 認証取得（QM4215）
管路システムのサポートメーカー

http://www.fujitecom.co.jp/
本社／〒101ー0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地（翔和秋葉原ビル3階）☎（03）3862ー3196 FAX（03）3866ー1979

東 京 支 店／〒101ー0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地（翔和秋葉原ビル3階）☎（03）3865ー2960 FAX（03）3865ー2964
大 阪 支 店／〒530ー0047 大阪市北区西天満3ー13ー18（島根ビル）☎（06）6362ー6755 FAX（06）6362ー6759
九 州 支 店／〒812ー0007 福岡市博多区東比恵3ー4ー2（ZS福岡ビル）☎（092）474ー3225 FAX（092）474ー3894
北 日 本 支 店／〒980ー0014 仙台市青葉区本町1ー12ー12（GMビルディング）☎（022）222ー2011 FAX（022）261ー2497
中 部 支 店／〒461ー0004 名古屋市東区葵3ー23ー7（千種ファーストビルN）☎（052）933ー4891 FAX（052）933ー4894
札 幌 営 業 所／〒003ー0028 札幌市白石区平和通11丁目南3ー12☎（011）864ー9511 FAX（011）864ー9507
広 島 営 業 所／〒732ー0052 広島市東区光町2ー12ー10（日宝光町ビル）☎（082）261ー0939 FAX（082）261ー0948
信 越 営 業 所／〒380ー0805 長野市柳町2056（柳町ビル）☎（026）232ー3521 FAX（026）232ー2197
計装システムチーム／〒352ー0011 埼玉県新座市野火止8ー6ー16☎（048）482ー8777 FAX（048）477ー4724
技術開発・ ／〒352ー0011 埼玉県新座市野火止8ー6ー16
トレーニングセンター☎（048）479ー0581 FAX（048）479ー0584