取扱説明書
操作編

精密騒音計（1/3 オクターブ分析機能付）

NA-28

NA-28 取扱説明書の構成
精密騒音計 NA-28 の取扱説明書は下記の 3 部で構成されています。

● 操作編（本書）
精密騒音計 N A -28 の取り扱い、レベルレコーダやプリンタなど周辺機器を使用するときの接続と取り扱いおよびメモリカードを使用するときの取り扱いに関する説明書です。

● シリアルインタフェース編
精密騒音計 N A -28 の内蔵シリアルインタフェースを使用したコンピュータとの通信に関する説明書です。通信プロトコル、騒音計を制御するためのコマンド、騒音計から出力されるデータなどについて説明しています。

● 技術解説編
騒音計の性能、マイクロホンの構造と特性、延長コードやウインドスクリーンを使用したときの測定への影響など、騒音計と騒音測定に関する技術的な説明書です。

＊ 本書中の会社名、商品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。
i

ii

この説明書の構成
この説明書は、精密騒音計（ 1/3 オクターブ分析機能付）N A -28 の機能、操作方法などについて説明しています。他の機器とともに測定システムを組んだ場合の他の機器の操作については、必ず当該機器の説明書をお読みください。
また、v ページ以降に、安全に関わる注意事項が記載されています。必ずお読みください。

この説明書は次の各章で構成されています。

概要
本器の概要を記載しています。

各部の名称と機能
各キーや端子などの名称と機能を簡単に説明しています。

準備
使用前のチェック、設置、設定などについて説明しています。

校正
本器の校正方法について記載しています。

電源の On/Oﬀ
本器の電源スイッチの操作方法について説明しています。

画面の見方画面に表示される記号などについて説明しています。

測定
測定についての基本的な説明をしています。

ストア操作
測定データの保存方法について説明しています。

iii

メモリカード
メモリカードの使い方について説明しています。

入出力端子
本器の入出力端子の説明です。

初期値
本器の工場出荷時の設定値を記載しています。

設定ファイル
設定ファイルで本器を起動する方法などを記載しています。

別売品
別売品のマイクロホン延長コード、プリンタ、レベルレコーダについて説明しています。

仕様
本器の仕様を記載しています。

iv

安全にお使いいただくためにこの説明書の中では、事故防止上必要と思われる部分に、下記のような表示をして注意を喚起しています。生命、身体の安全を確保し、本器および周辺の設備などの損害を防止するために必要な事柄です。

注 意

重 要

ノート

ここに書かれた注意を無視す
ると、人身あるいは周囲の設備に傷害・損害を招く可能性があります。

ここに書かれた注意を無視す
ると、本器が故障する可能性があります。

安全には直接影響しません
が、 本 器 の 機 能 を 正 し く 活
用するためのアドバイスを記載しています。

vvi

量記号とその呼称（ 周波数重み付け特性の有無により、サウンドレベルと音圧レベルを区別せずに一律に音圧レベルとしてあります）
周波数
重み付け
特性

時間重み付け特性

測定量
F 特性

Lp

A特性

騒音レベル

LAF

音圧レベル

C特性

C特性音圧レベル

LCF

Z特性

Z特性音圧レベル

LZF

S 特性
LAS

10 ms
LA10ms

I 特性
LAI

LCS

LC10ms(LCI)

LZS

LZ10ms

(LZI)
LAIeq

Leq

A特性

等価騒音レベル

LAeq

等価音圧レベル

C特性

C特性等価音圧レベル

LCeq

Z特性

Z特性等価音圧レベル

LZeq

A特性

単発騒音暴露レベル

LAE

C特性

C特性音響暴露レベル

LCE

Z特性

Z特性音響暴露レベル

LZE

LE
音響暴露レベル
Lmax(LCIeq)(LZIeq)(LAIE)(LCIE)(LZIE)

A特性
音圧レベルの最大値 C特性(Lminも同様)
Z特性

LAFmaxLASmax LA10msmax LAImax

C特性音圧レベルの最大値 LCFmax

LCSmax LC10msmax (LCImax)

Z特性音圧レベルの最大値 LZFmax

LZSmax LZ10msmax (LZImax)

LN

A特性

時間率騒音レベル

LAFNn

LASNn

LA10msNn(LAINn)

時間率音圧レベル

C特性

時間率C特性音圧レベル

LCFNn

LCSNn

LC10msNn(LCINn)Z特性

時間率Z特性音圧レベル

LZFNn

LZSNn

LZ10msNn(LZINn)

騒音レベルの最大値

Lpeak

A特性

A特性ピーク音圧レベル(LApeak)

ピーク音圧レベル

C特性

C特性ピーク音圧レベル

LCpeakLZpeak

Ltm5

Z特性

Z特性ピーク音圧レベル

A特性

区間内騒音レベル最大値の区間内最大値のパワー平均

パワー平均値
C特性

区間内C特性音圧レベル
最大値のパワー平均値

Z特性

LAtm5
(LCtm5)

区間内Z特性音圧レベル
最大値のパワー平均値(LZtm5)Z 特性は従来の平たん特性と同じです。

（注） ピーク音圧レベル、区間内最大値のパワー平均と I 特性との組み合わせは存在しません。

（）内の測定量については、操作上表示できますが、一般に使われていないか、評価には適さない量です。

vii

viii

精密騒音計 NA-28 での国際規格および JIS における量記号の表記
量記号は ISO 1996、3891、IEC 61672-1、JIS Z 8202、8731 より抜粋しました。

NA-28の表記

ISOの表記IECの表記

LA

騒音レベル

A特性

LpA

---

LpA

LC

音圧レベル

C特性

---

---

---

LZ

音圧レベル

Z特性

Lp

---

Lp

名

称

JISの表記LAeq

等価騒音レベル

A特性

LAeq,T

LAeq,T

LAeq,T

LCeq

等価音圧レベルC特性---

LCeq,T---

LZeq

等価音圧レベル

Z特性

---

---

---

A特性

LAE

LAE,T

LAE

C特性

---

---

---

Z特性

---

---

---

LAE
LCE

単発騒音暴露レベル

LZE

LAN

周波数重み付け特性

LA05

5%時間率騒音レベル

LA5,T

---

LA5,T

LA10

10%時間率騒音レベル

LA10,T---

LA10,T

LA50

50%時間率騒音レベル

LA50,T---

LA90

90%時間率騒音レベル

LA90,T---

LA90,T

LA95

95%時間率騒音レベル

LA95,T---

LA95,T

LAmax

騒音レベルの最大値

A特性

A特性

LAN,T

---

---

LAN,T

LA50,T---

LAmin

騒音レベルの最小値

A特性

---

---

---

LCpk

ピーク音圧レベル

C特性---

LCpeak---Z 特性は従来の平たん特性と同じです。

ix

x

取り扱い上の注意● 本器の操作はこの取扱説明書に従って行ってください。
● 本器を落としたり、振動・衝撃を加えないように注意してください。
また、マイクロホンの振動膜面には絶対に触れないでください。振動膜は非常に薄い金属膜でできており、傷が付いたり破損することがあります。
● マイクロホンやプリアンプを銘板に記載された番号以外のものと取り替えないでください。取り替えた場合は検定外品になります。
● 本器の使用温湿度範囲は ‑10℃〜+50℃、10％ RH〜90％ RH です。
水やほこりのかかる場所や高温・高湿・直射日光下での保管はしないでください。また、塩分・硫黄分・化学薬品・ガスなどにより悪影響を受ける恐れのある場所での使用や保管はしないでください。
● 使用後は必ず電源を切ってください。
使用しない場合は乾電池を取り出しておいてください。
● コードやケーブルを取り外すときは、コードまたはケーブルを持って引き抜くな
ど無理な力をかけないで、必ずプラグまたはコネクタを持って外してください。
● 使用前と収納前にマイクロホングリッドに緩みのないことを確認してください。
緩みがある場合は締めなおしてから使用・収納してください。
● 本器の汚れを取り除く場合は、乾いた軟らかい布、またはぬるま湯で良く絞った布を使用してください。ベンジンやアルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。
● 分解・改造はしないでください。
分解・改造をすると、型式承認外品および検定外品になります。
故障と思われる場合は手を加えずに、販売店または当社サービス窓口（ 裏表紙参照）までご連絡ください。
● 液晶表示面、パネル面は傷つきやすいので、ペンや鉛筆、ドライバなどでつついたり叩いたりしないでください。
● 本体の穴や隙間から針金、金属片、導電性のプラスチックなどを入れないでください。故障の原因となります。
● 測定精度維持のため、定期的に点検を受けてください。
取引または証明行為に使用する場合は 5 年ごとに計量法による検定を受ける必要があります。その際は販売店または当社営業部までご連絡ください。
● 本体や乾電池を廃棄する場合は国または地方自治体の条例に従ってください。

xi

xii

目

次

NA-28 取扱説明書の構成......................................................................................................................... i
この説明書の構成 .......................................................................................................................................iii
概要 ....................................................................................................................................................................1

各部の名称と機能 .........................................................................................................................................3
正面 .........................................................................................................................................................3
操作パネル....................................................................................................................................4

準底面 .........................................................................................................................................................7

背面 .........................................................................................................................................................8

備 ....................................................................................................................................................................9電

源 .........................................................................................................................................................9
AC アダプタ............................................................................................................................. 11
バックアップ電池 ................................................................................................................ 11

ウインドスクリーン（WS-10）............................................................................................... 12
拡散音場補正 ...................................................................................................................................... 13
三脚への取り付け ........................................................................................................................... 13
メモリカード（CF カード）、プログラムカード .................................................... 14
マイクロホン延長コード（EC-04 シリーズ）.............................................................. 15
プリンタ（BL-112UI）との接続........................................................................................... 17
レベルレコーダ（LR-07、LR-20A）との接続........................................................... 17
コンピュータとの接続 ................................................................................................................ 18
日付、時刻を合わせる ................................................................................................................ 19
暗い場所での測定 ........................................................................................................................... 21
サブチャンネルの設定 ................................................................................................................ 22
トリガモードの設定 ...................................................................................................................... 23
スリープモード ...................................................................................................................... 26
コンパレータ出力 ........................................................................................................................... 30
言語の設定 ........................................................................................................................................... 33
校

正 ................................................................................................................................................................. 34
内部校正（電気信号による校正）........................................................................................ 34
音響校正（音響校正器 NC-75/NC-74 またはピストンホン NC-72A による校正）.... 36xiii

電源の On/Oﬀ.............................................................................................................................................. 38
本器の電源を入れるとき ........................................................................................................... 38
本器の電源を切るとき ................................................................................................................ 39
電源投入モード................................................................................................................................. 39
画面の見方 ...................................................................................................................................................... 40
騒音計表示 ........................................................................................................................................... 40
分析器画面 ........................................................................................................................................... 45
T-L 表示画面（時間対レベル）.............................................................................................. 45
数値表示画面 ...................................................................................................................................... 46
メッセージ表示................................................................................................................................. 47
メニューリスト画面 ...................................................................................................................... 48
システム（Language）...................................................................................................... 48
表示 ................................................................................................................................................. 51
入出力 ........................................................................................................................................... 52
ストア ........................................................................................................................................... 54
測定 ................................................................................................................................................. 55
印刷 ................................................................................................................................................. 58
リコール ...................................................................................................................................... 59
測

定 ................................................................................................................................................................. 61
騒音レベルの測定 ........................................................................................................................... 61
等価騒音レベル（L Aeq）の測定 .......................................................................................... 64
単発騒音暴露レベル（L AE）の測定 ................................................................................. 68
最大値（L max）、最小値（L min）の測定 ....................................................................... 70

L max/L min タイプの設定 ................................................................................................. 72
時間率騒音レベル（LN ）の測定.......................................................................................... 73
付加演算値（L peak、L Atm5）の測定 ................................................................................ 75
データ除去機能（Back Erase）............................................................................................ 78
マーカ ...................................................................................................................................................... 79
Max ホールド ..................................................................................................................................... 80
遅延測定 ................................................................................................................................................. 81

xiv

ストア操作 ...................................................................................................................................................... 83
CF カードの着脱 ............................................................................................................................. 85
Manual（マニュアル）................................................................................................................. 86
Auto 1（オート 1）......................................................................................................................... 93
Auto 2（オート 2）......................................................................................................................... 99
画面のハードコピー ................................................................................................................... 102
メモリカード .............................................................................................................................................. 103
メモリカードの使用方法 ........................................................................................................ 103
データのサイズについて ........................................................................................................ 104
メモリカードについて ............................................................................................................. 106
ストアデータの形式について ............................................................................................. 107
CF カードのフォーマット（初期化）............................................................................ 108
入出力端子 ................................................................................................................................................... 109
AC OUTPUT（交流出力）................................................................................................... 109
DC OUTPUT（直流出力）................................................................................................... 111
TRIG IN/COMP OUT 端子 ............................................................................................... 112
初期値 .............................................................................................................................................................. 114
設定ファイル .............................................................................................................................................. 116
自動読み込み設定ファイルの準備と方法 .................................................................. 117
起動時の設定自動読み込み方法 ........................................................................................ 117
設定ファイルを保存する方法 ............................................................................................. 118
設定ファイルを CF カードにコピーする手順 ........................................................ 119
別売品 .............................................................................................................................................................. 120
マイクロホン延長コード EC-04 シリーズ.................................................................. 120
プリンタ BL-112UI ...................................................................................................................... 121
レベルレコーダ LR-07 ／ LR-20A .................................................................................... 124
プログラムカード ........................................................................................................................ 126
リモコン .............................................................................................................................................. 127
仕様 .............................................................................................................................................................. 129

xv

xvi

概

要

本器はオクターブ、1/3 オクターブバンド実時間分析機能を備えた計量法精密騒音計であり、騒音計（ サウンドレベルメータ）およびフィルタの国内、国外規格に適合します。拡散音場にも対応し、ウインドスクリーン装着時も規格に適合します。
1/2 インチエレクトレットコンデンサマイクロホン U C -59、プリアンプ N H -23 お
よび本体で構成され、本体には液晶表示パネル、操作キー、交流／直流出力端子、
U S B ポート、コンパレータ出力、外部トリガ入力および赤外線リモコン受信ポートを備えています。
16 Hz〜16 kHz までのオクターブバンド実時間分析、12.5 Hz〜20 kHz までの 1/3
オクターブバンド実時間分析がそれぞれ行えるほか、オクターブ、1/3 オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能です（ 分析上限周波数帯域はオクターブバン
ドは 8 kHz、1/3 オクターブバンドは 12.5 kHz までに制限されます）。
測定結果はコンパクトフラッシュ（以下 CF カード）に直接記録します。
コンピュータとの通信のために USB ポートを利用します。USB はストレージ対応であるため、コンピュータに接続すると N A -28 がリムーバブルディスクとして認識されます。これにより、C F カードを本体から外すことなく、コンピュータへのデータ転送が可能となります。
オプションの赤外線リモコンにより本体に触れることなく遠隔操作で本体の制御が可能です。
コンパレータ出力はオープンコレクタであり、外部機器の制御が可能です。
また、外部機器からも制御が可能なようにトリガ入力端子も備えています。
さらにオプションプログラムカードにより波形収録機能、建築音響測定機能、
FFT 分析機能を備えることができ、様々な測定に対応が可能です。

1

概

要

精密騒音計 NA-28 は下記の諸量を測定できます。
主演算（騒音計モード、分析器モード）選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定● 時間重み付けサウンドレベル

L● 時間平均サウンドレベル

L eq● 音響暴露レベルLE● 時間重み付けサウンドレベルの最大値

L max● 時間重み付けサウンドレベルの最小値

L min● 時間率サウンドレベル

LN（1〜99、1 ステップ）を最大 5 値L または L eq,1sec から算出
（日本語のときは L のみ）

騒音計モードのサブチャンネルでは以下のいずれか 1 つの測定が可能● ピークサウンドレベル

L peak● 時間重み付けサウンドレベル区間内最大レベルのパワー平均値

L tm5
周波数重み付け特性はサブチャンネルと同じです● 周波数重み付け特性

A、C、Z● 時間重み付け特性（メインチャンネル）F、S、10 ms（サブチャンネル）

F、S、10 ms、I

バックライト付きのカラー液晶表示器に測定条件や測定値（ 騒音計モードや分析器モード）が表示されます。

下記のような別売品があり、幅広い測定に対応できます。
● レベルレコーダ

LR-07、LR-20A

騒音レベルの時間的変化の記録ができます。

2

各部の名称と機能
正面

マイクロホン・プリアンプ

SOUND LEVEL METER
1/3 OCTAVE BAND ANALYZER

NA-28

表示画面

START/STOPSTORE

PAUSE/CONT
MODE

GRP
NUM

MENU

4
+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

-

CAL
LIGHT

赤外線リモコン
受信窓

3

1

2

POWER

操作パネル

FREQ WEIGHT TIME

カードスロットカバー

マイクロホン・プリアンプ
マイクロホン・プリアンプは本体部分と分離することができ、別売の延長コードを使用してマイクロホン・プリアンプを離れたところに設置することができます。
マイクロホンおよびプリアンプは背面の銘板に記載されている番号以外のものを使用しないでください。検定外品となります。

表示画面
バックライト付きの液晶表示器です。
騒音レベルを数値とバーグラフで表示します。また、騒音計の動作状態、設定されている測定条件や警告などを表示します。

3

各部の名称と機能

操作パネル
START/STOPキー
STOREキー
MODEキー
START/STOPSTORE

PAUSE/CONT

GRP/NUMキー

PAUSE/CONTキー

MODE

キーロック

インジケータランプ
GRP
NUM

MENUキー
SLM/RTAキー
CALキー

MENU

4

+

LEVEL
SLM
RTA

ENT

CAL

-

LIGHT

LIGHTキー

1

LEVEL △/▽キー

3+ / ‑/

2

POWER

FREQ WEIGHT TIME

/ キー
ENTキー
POWERキー
FREQ WEIGHT/
TIME WEIGHTキー

START/STOP キー
測定機能（ 各種の演算）を使って測定を開始するとき、または終えるときに使用します。

STORE キー
Auto ストアを開始する時もしくは Manual ストアを行なう時に、メモリに測定値を記憶させるときに使用します。

MODE キー演算モードを切り替えます。
押すごとに、メニュー画面で選択された各種の演算結果が表示されます。

PAUSE/CONT キー
測定機能を使って測定中に演算に含めたくない騒音がある場合、このキーを使用して演算を一時停止させることができます。
もう一度押すと演算は再開されます。
データ除去機能を用いることでキーを押した時点から 5 秒前までの測定値を演算に含めないようにすることもできます。
PAUSE 中はインジケータランプが青色で点滅表示します。

インジケータランプ
本器の動作や状態により赤、青、緑の各色で点滅表示します。

4

各部の名称と機能

LEVEL △ / ▽キー（レベルレンジ切替器）
測定する際のレベルレンジを設定します。
騒音計モードは次の 6 段を設定できます。
20〜80、20〜90、20〜100、20〜110、20〜120、30〜130（dB）
分析器モードは次の 6 段を設定できます。
‑10〜80、0〜90、10〜100、20〜110、30〜120、40〜130（dB）+ / ‑ //

キー

メニュー画面の項目の選択や変更に使用します。 + / ‑ キー はメニューの項目選
択、数値の設定などに多用します。また長押しすると早送り動作になります。

ENT キー
メニューの項目の設定やそのほかの設定時に押します。
騒音レベル測定画面でこのキーを押すとメニューリスト画面になります。

POWER キー
電源を On、Oﬀ するキーです。
1 秒以上押し続けることで電源の On 動作、Oﬀ 動作を行います。

FREQ WEIGHT/TIME WEIGHT キー
FREQ WEIGHT キーはメインチャンネルの周波数重み付け特性を切り替えます。
TIME WEIGHT キーはメインチャンネル時間重み付け特性を切り替えます。
サブチャンネルの周波数重み付け特性、時間重み付け特性はメニューで設定します。
また、MENU キーを押しながら FREQ WEIGHT キーを押すとサブチャンネルの周波数重み付け特性が切り替わり、MENU キーを押しながら TIME WEIGHT
キーを押すとサブチャンネルの時間重み付け特性が切り替わります。ただし、設定を切り替えるごとに、押した状態からキーを一度離す必要があります。

LIGHT キー表示画面のバックライトが点灯して、暗いところで画面を見ることができます。
消灯するときは再度押します。
メニュー画面において自動消灯機能が設定されている時は、設定時間後に自動消灯します。

CAL キー
校正、また本器と接続する機器とのレベル合わせを行うときに押します。

SLM/RTA キー
騒音計画面／分析画面を切り替えるキーです。

5

各部の名称と機能MENU測定条件を設定するときに押して、メニュー画面で測定条件などを設定します。
再度押すとメニュー画面から抜けます。

GRP/NUM キー
測定画面をグラフ表示または数値表示に切り替えます。

キーロック
GRP/NUM キーと MENU キーを同時に押すと、全ての設定値がロックされます。
画面の左下に錠のマークが赤色で表示されます。
また、LIGHT キー以外は受け付けなくなります。
LIGHT キー以外のキーを押すと、キーロック中であることを表示します。
再度 GRP/NUM キーと MENU キーを同時に押すとロックは解除されます。
電源を切るときは、キーロックを解除してから P O W E R キーを押して電源をOﬀ にしてください。
CAL 画面のときはキーロックはできません。

カードスロットカバー
CF カードを着脱するときにこのカバーを開けて行います（14 ページ参照）。

赤外線リモコン受信窓
赤外線リモコンユニットで本器を離れたところから操作することができます。

6

各部の名称と機能

底

面

AC

DC 5-6V

カバー
カバーを開ける
底面

TRIG IN/COMP OUTDCOUTPUTUSB

外部電源端子USB 端子TRIG IN/COMP OUT
AC OUTPUT
DC OUTPUT

カバー
各端子を保護するためのカバーです。
カバーを開けると右側の図のように各端子があります。

外部電源端子
付属の AC アダプタ NC-94B を接続して AC 100 V で使用することができます。
また、別売のバッテリパック BP-21A も使用できます。

重

要指定の A C アダプタ、バッテリパック以外は使用しないでください。故障の原因となる場合があります。

TRIG IN/COMP OUT
外部トリガ入力／コンパレータ出力端子です。

AC OUTPUT/DC OUTPUTAC OUTPUT：

周波数重み付けされた交流信号の出力端子です。

DC OUTPUT：

レベル化された直流信号の出力端子です。

USB 端子コンピュータや専用の USB プリンタと接続する端子です。
（USB プリンタ BL-112UI は、2010 年に販売を終了しました。
）

7

各部の名称と機能

背

面

銘板

三脚取り付け用ねじ

電池収納部

銘板
本器の型式、マイクロホン番号、プリアンプ番号、製造番号、製造年月などの必要事項が記載されています。

三脚取り付け用ねじ
このねじを使ってカメラ用の三脚に取り付けることができます。

電池収納部
単 2 形乾電池を 4 本入れて使用します。

8

準
電

備

源
本器は単 2 形乾電池（アルカリまたはマンガン）
4 本または付属の AC アダプタ NC-94B、別売のバッテリパック BP-21A で動作します。
単 2 形であれば充電式電池を使用することもできますが、本器に充電する機能はあ
りません。

ノート
A C アダプタを本器に接続した場合、電池を入れておいても A C アダプタから電源が供給されます（ A C アダプタが優先になります）。
停電などで A C アダプタから電源が供給されなくなった場
合、自動的に乾電池駆動に切り替わります。

乾電池の入れ方
1. 電池収納部のカバーを下図のようにして開けます。
2. 内部に表示されている電池の極性に従って単 2 形乾電池 4 本を入れます。
3. カバーを元のように取り付けます。

この部分を矢印方向に押しながら開けます。

単2形乾電池4本（R14P、R14PUまたはLR14）

9

準

備

重 要
乾電池の極性「 ＋」と「 −」は間違えないよう正しく入れてください。
4 本とも同じ種類の新しい乾電池を入れてください。異な
る種類や新旧混ぜての使用は故障の原因となります。
使用しないときは、液もれなど防止のため電池を取り出しておいてください。

電池の寿命は使用環境や製造元により異なりますが、おおよそ次のようになります。
電池寿命（23℃の場合） アルカリ電池

LR14

15 時間

アルカリ電池 L R14 のとき、液晶表示器のバックライトを点灯したままにすると、電池寿命は約 10 時間になります。
交流出力または直流出力のどちらかが ON の場合は電池寿命は約 20% 短くなります。
オートストア使用時は設定条件により電池寿命は 10%〜20% 短くなります。
オプションプログラム動作時は機能により電池寿命が異なります。

ノート
工 場 出 荷 時 の 設 定 で は、 交 流 出 力、 直 流 出 力 と も「 M A I N」に設定されています。電池寿命を少しでも延ばしたい場合は、メニューリスト画面より［入出力］（ → 52ページ）を選択して交流出力、直流出力とも「 OFF」を選択
してください。（→ 109〜111 ページ）

10

準

備

AC アダプタAC アダプタを用いて動作させる場合は下図のように接続します。

重 要
AC アダプタ NC-94B 以外は使用しないでください。故障の原因となります。

ACDC 5-6V

外部電源端子TRIG IN/COMP OUTDCOUTPUTUSB

底面
カバーを開ける

ACアダプタNC-94BAC 100 V〜240 V、50/60 Hz 電源へ

バックアップ電池
本器は時計、設定、内部メモリのデータ保持に内蔵のバックアップ電池（ 充電池）を使用しています。
充電池への充電は本体電源が On の時に行われます。
充電時間と保持期間の関係は以下のとおりです。
なお、24 時間がフル充電時間となります。
充電時間

保持期間

1 時間

2日

6 時間

8日

24 時間

30 日

また、充電池には寿命があります。5 年ごとを目安に交換してください（ 販売店または当社サービス窓口までご連絡ください）。

ノート
古くなった充電池をご使用いただいた場合、保持時間が短くなります。

11

準

備

ウインドスクリーン（WS-10）
風のある屋外や換気装置の騒音測定では、マイクロホンに風が当り、風雑音が発生
して測定誤差を生じることがあります。このような場合、ウインドスクリーン WS10 を取り付けることで風雑音を軽減することができます。
ウインドスクリーン使用時は下記の手順により補正機能を ON にしてください。
ウインドスクリーンをマイクロホンに装着した場合に周波数特性が少し変化します。
特性については技術解説編を参照してください。
この補正を行うことによりウインドスクリーン付きの場合も規格に適合します。
1. メニューリストで［測定］を選択して、ENT キーを押します。
2. メニューの［防風スクリーン］を選択して［ON］に設定します。
3. MENU キーで測定画面に戻ります。

ウインドスクリーンWS-10

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延時間
Lmax/Lminタイプ
トリガモード ▼拡散音場補正サブチャンネル測定 ▼測定メニュー画面

12

ON
OFF
010ON
m
OFF
0s
AP
OFF
OFF
ON

防風スクリーン補正をONに設定する36ページの音響校正器を使用して校正するときは必ずOFFにしてください準備

拡散音場補正ANSI 規格適合品として使用する場合はこの補正を ON にしてください。
拡散音場で、周波数特性が平たんになるように補正します。
1. メニューリストで［測定］を選択して、ENT キーを押します。
2. メニューの［拡散音場補正］を選択して［ON］に設定します。
3. MENU キーで測定画面に戻ります。

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延測定
Lmax/Lminタイプ
トリガモード ▼拡散音場補正サブチャンネル測定 ▼

ON
10 m
OFF
0s
Band
OFF
OFF
ON

拡散音場補正のONを選択して
ENTキーを押す

測定メニュー画面

三脚への取り付け
長時間の測定では本器をカメラ用の三脚に取り付けて測定することができます。
三脚への取り付け時は本器を落とさないように、また三脚は倒れないように十分注
意してください。
三脚取り付けねじ

13

準

備

メモリカード（CF カード）、プログラムカード
測定データをメモリカードに記録して、その結果をコンピュータで処理することができます。また、プログラムカード内のソフトウェア（ 別売）をロードすることにより、様々な測定に対応することができます。

カードの着脱重 要
カードの抜き差しは必ず電源を O f f にした状態で行ってください。

1. カードスロットのカバーを開けます。
2. カードを装着します。
カードの方向を間違えないようにして、静かに、止まるまで押し込んでください。
3. カードを外すときは、黒いレバーを押し込んでください。カードが外れます。

この部分につめを掛けてふたを開けます。

2

1. スライドして
2. 上に開ける

1

表レバー（カードを外すときに押す）
カードスロット14準備

マイクロホン延長コード（EC-04 シリーズ）
電源は必ず Oﬀ にして接続、分離をしてください。
騒音計本体による回折効果や測定者の音響的影響を軽減する必要がある測定ではマイクロホン部分を本体から離して設置することができます。
マイクロホン延長コードは下記の種類があります。35 m までが計量法の検定の対象です。コードは複数本使用して、延長することも可能です。
型式 長さEC-04 2 m
EC-04A 5 m
EC-04B 10 m

長さ
型式
EC-04C 30 m（リール部）＋5 m（中継コード）
EC-04D 50 m（リール部）＋5 m（中継コード）
EC-04E 100 m（リール部）＋5 m（中継コード）

重 要
コードが長くなるとコードの持つ静電容量のため、測定周
波数と測定レベルの上限が制限されます。取扱説明書の技術解説編を参照してください。

1. プリアンプの固定ねじを緩め、本体からマイクロホン・プリアンプを取り外します。

マイクロホン
騒音計本体
マイクロホングリッド

プリアンプ
固定ねじ

重 要
マイクロホンとプリアンプは絶対に分離しないでくださ
い。故障の原因となります。
使用前と収納前にマイクロホングリッドに緩みのないことを確認してください。
緩みがある場合は締めなおしてから使用・収納してください。
マイクロホングリッドは絶対に外さないでください。マイ
クロホン破損の原因となります。

15

準

備

2. 延長コードとプリアンプ、コードの他端と騒音計本体を接続します。
固定ねじで締め付けます。
3. マイクロホンを三脚に取り付ける場合は、マイクロホンホルダ（ マイクロホ
ン延長コードに付属）を三脚に固定します。延長コードのコネクタ部をマイ
クロホンホルダに差し込みます。

プリアンプ

コネクタ

マイクロホン
マイクロホン延長コード
マイクロホンホルダ

三脚

16

準

備

プリンタ（BL-112UI）との接続（BL-112UI は、2010 年に販売を終了しました。）

底面の USB 端子とプリンタの入力端子を下図のように接続します。
プリンタ用 USB ケーブル CC-97 は別売です。

AC

DC 5-6VDC

TRIG IN/COMP OUT OUTPUT

USB端子
USB

底面
カバーを開ける

プリンタへ
プリンタ用USBケーブル

CC-97

レベルレコーダ（LR-07、LR-20A）との接続
騒音レベルを記録する場合に接続します。
底面の AC OUTPUT とレベルレコーダを下図のように接続します。

AC

DC 5-6V
TRIG IN/COMP OUTDCOUTPUTUSB

底面
カバーを開ける

AC OUTPUTに接続
出力コード CC-24

レベルレコーダ
LR-07、LR-20Aの
入力端子へ

17

準

備

コンピュータとの接続
底面の USB 端子とコンピュータの USB 端子を下図のように接続します。
USB ケーブル

A オス−ミニ B オスは別売（市販品）です。

本器に挿入されたメモリカードは U S B 接続によりドライバをインストールすることなく、リムーバブルディスクとして認識されます。
通信機能を使用しない場合は、メニューの入出力− USB 通信機能は OFF のままにしてください。O N にしてコンピュータに接続すると U S B 通信機能を利用するためのドライバが要求されます。
通信機能のご利用については、シリアルインタフェース編をご参照ください。

AC

DC 5-6V
TRIG IN/COMP OUTDCOUTPUT

USB端子
USB

底面
カバーを開ける

USBケーブル
Aオス−ミニBオス

18

コンピュータへ準

備

日付、時刻を合わせる
本器は時計を内蔵しています。測定したデータと共に測定した日付、時刻をメモリに保存することができます。
日付、時刻の設定は次の手順で行ないます。
1. POWER キーを押して、電源を On にします。
2. MENU キーを押します。画面がメニューリスト画面になります。
3.

+ / ‑ /

4.

+ / ‑ キー で
［現在時刻の設定］を選択して ENT キーを押します。

5.

+ / ‑ キー で変更する［年 / 月 / 日］、［時：分：秒］を選択します。

6.
7.

/

/ キー で［システム］を選択して、ENT キーを押します。

キー または ENT キーで変更する数値部を選択します。

+ / ‑ キー で数値を変更します。変更が終了したら E N T キーを押してください。設定した年月日時分秒が本体の内蔵時計にセットされます。
8. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

ノート
本器で使用している時計用 I C は、1ヶ月で最大約 1 分の誤差が生じます。測定前に必ず時刻を合わせてください。

START/STOPSTORE

PAUSE/CONT
MODE

GRP
NUM

MENU

MENUキー

4
+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

CAL

-

3

/ ‑ / / キー
ENTキー
+

LIGHT

1

2

FREQ WEIGHT TIME

POWER

POWERキー19

準

備

CFカードフォーマット
OFF
設定の保存/読み出し ▼現在時刻の設定 ▼プログラム情報 ▼Language
日本語
CF容量
24 MByte

‑ キーで
+ /▽
△

［現在時刻の設定］を選択して、ENTキーを押す

03/15 01:23:00

システムメニュー画面‑ キーで変更する項目を
+ /▽
△

時：分：秒

2006/03/15+
01:23:54
‑

△
▽

選択
年／月／日

/ またはENTキーで変更する数値部を選択▽△‑+ /▽キー△
で数値を変更/ またはENTキーで次に移動決定したらENTキーを押す
START/STOPキーを押して測定画面に戻る
03/15 01:23:54

システム-現在時刻の設定画面

ノート
本器の時計は、電源 O f f のときは内蔵のバックアップ充電池で保持されます。充電池は乾電池により充電されま
すが、時計の保持時間は充電時間によります（ 11 ページ参照）。フル充電時間は 24 時間です。
乾電池の液漏れなどによる被害を防ぐため、長期間使用しない場合は、乾電池を取り出しておいてください。乾電
池を入れ直した場合は、測定前に必ず日付、時刻を合わせてください。

20

準備

暗い場所での測定
L I G H T キーを押すと液晶画面のバックライトが点灯して、暗い所での表示が見や
すくなります。点灯時間はメニューで選択します。
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ /

3.

+ / ‑ キー で
［バックライト明るさ］を選択して ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ キーで［明るい］、［暗い］を選択し、ENT キーを押します。

5.

+ / ‑ キー で
［バックライト自動消灯］を選択して ENT キーを押します。

6.

+ / ‑ キー で点灯時間を選択し、ENT キーを押します。

/ キー で［入出力］を選択し、ENT キーを押します。

START/STOPSTORE

PAUSE/CONT
MODE

GRP
NUM

MENUキー

MENU

4
+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

CAL

1

LIGHT

LIGHTキー3+ / ‑ /

2

POWER

FREQ WEIGHT TIME

/
ENTキー

キー

POWERキー点灯時間内に消灯する場合は再度 LIGHT キーを押してください。
バックライトを［明るい］を選択すると約 30%、
［暗い］を選択すると約 10% 電池の寿命が短くなります。
メモリカード（CF カード）にストア中で電池残量表示が 1 つ（赤色表示）のときには、液晶画面のバックライトは点灯しません。

交流(AC)出力
直流(DC)出力
コンパレータ ▼USB通信機能
リモコン制御バックライト明るさ
バックライト自動消灯
ビープ音
インデックス

OFF
OFF
OFF
ON
ON
明るい
30s
OFF
128

‑ キーで
+ /▽
△

［バックライト明るさ］

を選択
ENTキーを押す
明るい
暗い

交流(AC)出力
直流(DC)出力
コンパレータ ▼USB通信機能
リモコン制御バックライト明るさ
バックライト自動消灯
ビープ音
インデックス

OFF
OFF
OFF
ON
ON
明るい
30s
OFF
128

‑ キーで選択+ /▽△［バックライト自動消灯］
を選択
ENTキーを押す
30s
3m
Cont

30秒後に自動消灯
3分後に自動消灯
連続点灯‑ キーで数値を選択
+ /▽
△

決定したら
ENTキーを押す
入出力メニュー画面

+ /▽
‑ キーで
△

決定したらENTキーを押す
入出力メニュー画面

21

準

備

サブチャンネルの設定
サブチャンネルを使用する場合はメニュー画面で設定します。
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［測定］を選択して ENT キーを押します。

測定メニュー画面が表示されます。
3.

+ / ‑ キー で［サブチャンネル測定］を選択して、ENT キーを押すと、次の階層のサブチャンネルメニュー画面が表示されます。
4.

+ / ‑ キー と ENT キーで［サブチャンネル測定］を ON に設定します。

5.

+ / ‑ キー と ENT キーで周波数重み付け特性と時間重み特性を設定します。

6. MENU キーを押すと前の画面に戻ります。
START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

ON
10 m
OFF
0s
Band
OFF
ON
ON

測定メニュー画面

サブチャンネル測定
周波数重み特性(SUB)
時間重み特性(SUB)
Lpeak/Ltm5

OFF
ON
C
F
Lpeak

サブチャンネル測定を選択
ENTまたは キーでON/OFFを表示+ ‑△/▽キーでONを選択してENTキーを押す
同様に
周波数重み付け特性（SUB）
時間重み付け特性（SUB）
Lpeak/Ltm5を設定する△

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延測定
Lmax/Lminタイプ
トリガモード
拡散音場補正 ▼サブチャンネル測定 ▼ENTキーを押す

サブチャンネルメニュー画面

ノート
サブチャンネルで周波数分析はできません。オールパス値
のみの測定となります。

22

準

備

トリガモードの設定
本器は時間で制御する T i m e トリガと騒音の大きさにより制御する L e v e l トリガ
および外部トリガ端子による外部トリガの 3 種類のトリガモードがあります。

Time トリガ：

トリガ開始時刻と終了時刻を設定して測定する。
トリガ開始時刻、トリガ終了時刻
トリガ間隔：

OFF、5、10、15、30（m）、1、8、24（h）

スリープモード： ON、OFFを設定する。
Level 1 トリガ： 設定したレベルを超えると測定を開始し、設定した時間
後に測定を終了する。
トリガレベル：

25 dB〜130 dB（1 dB ステップ）

トリガバンド：SUB AP/

M A I N A P /16 H z /31.5 H z /63 H z /125 H z・・・16 k H z（1/3 oct. バンド）
スロープ：

+、‑

を設定する。
Level 2 トリガ： トリガレベルを超えている間 1 回だけ測定をする。
トリガレベル：

25 dB〜130 dB（1 dB ステップ）

トリガバンド：SUB AP/

M A I N A P /16 H z /31.5 H z /63 H z /125 H z・・・16 k H z（1/3 oct. バンド）を設定する。
外部トリガ：

外部トリガ端子のロジックレベルの立ち下がり信号によ
り測定を開始する。

23

準

備

Time トリガの設定
Auto1 の時
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
/ キー で［ストア］を選択し、ENT キーを押します。

2.

+ / ‑ /

3.

+ / ‑ キー で
［ストアモード］を選択し、ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ キー で［Auto1］を選択し、ENT キーを押します。

5. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
/ キー で［測定］を選択し、ENT キーを押します。

6.

+ / ‑ /

7.

+ / ‑ キー で［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。

8. 表示される［測定 - トリガ］メニュー画面で、再度、［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。
9.
10.

+ / ‑ キー で［Time］を選択して ENT キーを押します。
+ / ‑ キー で［トリガ開始時刻］を選択し、/キー または ENT キーで月、日、時、分を選択します。
11.

+ / ‑ キー で数値を設定し、ENT キーを押します。

12. 同様の手順で［トリガ終了時刻］
を設定します。
13. MENU キーを押すと前の画面に戻ります。START/STOP キーを押すと測定画面になります。

24

準

備

Auto2 の時
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［ストア］を選択し、ENT キーを押します。

3.

+ / ‑ キー で
［ストアモード］を選択し、ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ キー で［Auto2］を選択し、ENT キーを押します。

5. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
6.

+ / ‑ /

7.

+ / ‑ キー で［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。

/ キー で［測定］を選択し、ENT キーを押します。

8. 表示される［測定 - トリガ］メニュー画面で、再度、［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。
9.
10.

+ / ‑ キー で［Time］を選択して ENT キーを押します。
+ / ‑ キー で［トリガ開始時刻］を選択し、/キー または ENT キーで月、日、時、分を選択します。
11.

+ / ‑ キー で数値を設定し、ENT キーを押します。

12. 同様の手順で［トリガ終了時刻］を設定します。

ノート
トリガの終了時刻が開始時刻と同じだったり、早い時刻だったりすると、終了時刻設定は無効になります。終了時刻が開始時刻よりも遅い時刻になるように設定してください。

13. 同様に［トリガ間隔］を設定します。
14. MENU キーを押すと前の画面に戻ります。START/STOP キーを押すと測定画面になります。

25

準

備

スリープモード
Auto 1、Auto 2 のモードで Time トリガに設定したときに本器をスリープモード（省電力での待機状態）に設定できます。
スリープモードが O N の時には、測定開始前またインターバル測定の待機中は低消費電力状態になり、消費電力が約 1/3 になります。
低消費電力中は、液晶が消え、青色 LED が 5 秒ごとに点滅します（次ページ参照）。
測定開始 1 分前になると起床し、測定開始まで待機します。
スタンバイ中に測定条件を確認する場合には、P O W E R キーを除くいずれかのキーを押すと、一時的に表示され、操作がなければ、再度低消費電力状態に入ります。
スタンバイ中は液晶が消灯するほか、交流 / 直流出力、U S B、リモコン、コン
パレータ機能も O f f になります。上記の機能が必要であれば、スリープモードをOﬀ にしてください。
タイムトリガ待機中には「ストア名」、「トリガ開始時刻」、「トリガ終了時刻」、「トリガインターバル」が表示されます。
スリープモードを［OFF］に設定した場合は省電力動作はしません。
1. メニューリストで［測定］を選択し、ENT キーを押します。
2.

+ / ‑ キー でメニューの［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。

3. 表示される［測定 - トリガ］メニュー画面で、再度、［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。
4.

+ / ‑ キー で［Time］を選択して ENT キーを押します。

5.

+ / ‑ キー で［スリープモード］を選択して/キー または ENT キーを押し、 + / ‑ キー で［ON］を選択し、ENT キーを押します。
6. MENU キーを数回押して測定画面に戻ります。

26

準

トリガモードトリガ開始時刻
トリガ終了時刻
トリガ間隔
スリープモードOFFTime
01/31Level1
10:55
01/31Level2
12:00
Time
OFF
EXT.
OFF

トリガモードトリガ開始時刻
トリガ終了時刻
トリガ間隔
スリープモード

トリガモードはTimeを選択Time
01/31 10:55
01/31 12:00
OFF
OFF
ON

01/31 09:30:20

01/31 09:30:20

測定−トリガメニュー画面

測定−トリガメニュー画面

備

スリープモードをONにする

測定待機状態のときはインジケータランプが青色で下図のように点滅表示します。

0.1 秒間隔

0.1 秒間隔
5秒

5秒

点灯
消灯

点灯

点灯
消灯

点灯

点灯
消灯

点灯

・・・

ノート
スリープモードを O n にした場合、測定待機時（ スリープ状態）には消費電力が約 1/3 になります。
また、測定待機時にはリモコン、U S B、コンパレータが使えなくなるほか、交流、直流出力も停止します。
なお、測定待機状態から復帰した時、出力信号に大きな信号が現れる場合がありますが、これは回路に通電されることによる過渡状態であり、異常ではありません。

27

準

備

Level トリガの設定
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［測定］を選択し、ENT キーを押します。

3.

+ / ‑ キー で［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。

4. 表示される［測定 - トリガ］メニュー画面で、再度、［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。
5.

+ / ‑ キー で［Level ＊］を選択し、ENT キーを押します。

Level 1：

設定したレベルを超えると測定を開始し、設定した測定時間
後に測定を終了する。

Level 2：
6.

トリガレベルを超えている間 1 回だけ測定をする。

+ / ‑ キー で［トリガレベル］を選択して/キー または ENT キーを押し、+ / ‑ キー で数値（25〜130）を設定し、ENT キーを押します。

7. 同様の手順で［トリガバンド］を設定し、ENT キーを押します。
8. Level 1 トリガのときはスロープの +/‑ を設定します。
Level 2 トリガのときはスロープはありません。
設定が終わったら ENT キーを押します。
9. MENU キーを押すと前の画面に戻ります。START/STOP キーを押すと測定画面になります。

28

準

備

外部トリガの設定
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
/ キー で［測定］を選択し、ENT キーを押します。

2.

+ / ‑ /

3.

+ / ‑ キー で［トリガモード］を選択して ENT キーを押します。

4. 表示される［測定 - トリガ］メニュー画面で、再度、［トリガモード］を選択し、ENT キーを押します。
5.

+ / ‑ キー で
［EXT］を選択して ENT キーを押します。

6. MENU キーを押すと前の画面に戻ります。START/STOP キーを押すと測定画面になります。

トリガモードOFF
Level1
Level2
Time
EXT.

測定−トリガメニュー画面

29

準

備

コンパレータ出力
外部機器を制御するためのオープンコレクタ出力です。
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［入出力］を選択して、ENT キーを押します。

3. 入出力メニュー画面が表示されるので、 + / ‑ キー で［コンパレータ］を選択
して ENT キーを押します。

4-1.

+ / ‑ キー で［コンパレータ］を選択して▽

4. ［入出力 - コンパレータ］
メニュー画面が開きます。
キーまたは ENT キーを押すと ON/OFF が表示されるので、 + / ‑ キー で ON を選択して ENT
キーを押します。
4-2. 同様に［コンパレータレベル］を選択して、レベルを設定し、E N T
キーを押します。（25 dB〜130 dB、1 dB ステップ）
4-3. 同 様 に［コ ン パ レータ バ ン ド］ を 設 定 し、E N T キーを 押 し ま す。
（ S U B A P / M A I N A P /12.5 H z /16 H z /20 H z /25 H z /・・・・・20 k H z（1/3 oct. バンド））（次ページ参照）
5. MENU キーを押すと 1 つ前の画面に戻ります。
START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

OFF
OFF
OFF
ON
ON
0
30s
OFF
128

入出力メニュー画面

30

ENTキーを押す

コンパレータ―コンパレータOFFON

コンパレータレベル

70 dB

コンパレータバンド

SUB AP

入出力−コンパレータ
メニュー画面

コンパレータを選択
ENTまたは キーでON/OFFを表示+ ‑△/▽キーでONを選択してENTキーを押す
同様に
コンパレータレベル
コンパレータバンドを設定する▽

交流(AC)出力
直流(DC)出力
コンパレータ ▼USB通信機能
リモコン制御バックライト明るさ
バックライト自動消灯
ビープ音
インデックス

準

備

コンパレータバンド+ / ‑ キー で［コンパレータバンド］を選択し、ENT キーを押すと下記のように表示されます。
+ / ‑ キー でバンドを設定し、ENT キーを押します。
+ / ‑ キー は押し続けると早送りになります。

―コンパレータ
コンパレータOFF
ON

コンパレータレベル

70 dB

コンパレータバンド▲ AP
SUB
630 Hz800 Hz1kHz
1.25kHz
1.6kHz▼

入出力―コンパレータメニュー画面

31

準

備

コンパレータ出力について
サブチャンネルが O F F の時にコンパレータバンドでサブチャンネルが選ばれている場合はコンパレータは動作しません。
同様に分析器モードでオクターブ、1/3 オクターブバンド同時分析時にコンパレー
タバンドで 16 kHz、20 kHz が選択されている場合もコンパレータ機能は動作しま
せん。
コンパレート信号は下図のような時間で出力されます。

ON

コンパレータ出力

OFF
コンパレータレベル

レベルを下回って1秒間はコンパレート信号を出力し続ける
1秒

時間

ノート
騒音計モードにおいて、コンパレータバンドでサブチャン
ネルが選ばれている場合、コンパレートレベルのバー表
示はバーグラフの上に表示されますが、バーグラフはメイ
ンチャンネルの表示であるため、コンパレータの動きとバーグラフの動きとは一致しません。

32

準

備

言語の設定
本器ではメッセージ表示の際に使用する言語を選択することができます。
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ /

［システム（Language）］
を選択して、ENT キーを押します。
/ キー でして▽

3. システムメニュー画面が表示されるので、 + / ‑ キー で［Language］を選択
キーまたは ENT キーを押し、 + / ‑ キー で言語を選択します。

4. ENT キーを押して、言語を設定します。
5. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。
言語の選択は記憶されますので、電源を再投入しても選択された言語でメッセージを表示します。

言語を選択してENTキーを押す
設定したらMENUキーで測定画面に戻る

33

校

正

測定を始める前に騒音計を校正します。電気信号による内部校正と校正器による音響校正の 2 種類があります。
• 黒色の銘板（JIS C 1516の記載がないもの）
は内部校正が計量法で定められています。
• 青色の銘板（JIS C 1516の記載があるもの）
は音響校正が計量法で定められています。

内部校正（電気信号による校正）
本器は内蔵発振器（1 kHz、正弦波）による校正を行うことができます。
1. POWER キーを押して、電源 On にします。
2. LEVEL △ / ▽キーでレベルレンジを目盛上限 120 dB にします。
3. CAL キーを押します。下図のように表示されます。
レベルレンジが目盛上限 120 d B 以外の時は 114 d B の校正値表示がレベル
レンジの目盛上限値 ‑6 dB の数値で点滅表示します。
バーグラフの下に A c o u s t i c C a l i b r a t i o n と表示されていたら、S T O R E
キーを押してください。Internal Calibration と表示されます。
4. レベル表示を + / ‑ キー でレベル表示の値（114.0 dB）にします。
5. 114.0 dB に校正できたら、再度 CAL キーを押して、測定画面に戻ります。

WS ON DF

目盛上限
Internal Calibrationと表示
114 dB

114.0

校正値表示
レベルレンジの目盛上限が120以外のときは、レベルレンジの目盛上限−6 dBの点滅表示+ ‑ キーで目盛上限−6 dBに合わせる
△/▽

この画では
目盛上限120−6＝114.0 dB

騒音計モード表示

34

校

OCT.

目盛上限

正

WS ON DF120
90

Internal Calibrationと表示

60
30

C 16

63

250

1k

4k 16kHzInternal Calibration

114 dB
MAIN

LCF

114.0

dB

校正値表示
レベルレンジの目盛上限が120以外のときは、レベルレンジの目盛上限−6 dBの点滅表示‑ キーで目盛上限−6 dBに
+ /▽
△

合わせる
この画では
目盛上限120−6＝114.0 dB
分析器モード表示

外部機器を校正するための信号出力
校正時のレベルレンジは目盛上限 120 d B ですが、外部機器と校正をするときのために、他のレベルレンジでも校正を行えるようにしています。この場合、校正値表
示の「○○ dB」の文字が点滅します。
校正値表示はレベルレンジの最大値から 6 dB 低い値になるよう設定されています。
この時の交流出力または直流出力を利用して、接続された外部機器を校正します。
1. CAL キーを押します。
2.

+ / ‑ キー でレベル表示の値（目盛上限 ‑6 dB）にします。

底面の AC OUTPUT および DC OUTPUT から CAL 信号が出力されます。
3. 再度 CAL キーを押すと測定状態に戻ります。
ノート
騒音レベル以外の測定中（ 画面左上の三角マークが点滅
中、一時停止中を含む）は校正することができません。測定を終了してから（ S T A R T / S T O P キーを押してから）行ってください。

35

校

正

音響校正
（音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72A による校正）
マイクロホンに音響校正器またはピストンホンを装着し、音圧レベル表示がカプラ
内の音圧レベルに等しくなるように調整することで校正を行います。
ノート
ピストンホン NC-72A を使用している場合は、周波数重み付け特性が Z または C の状態で音響校正を行ってください。
音響校正器 N C -75/ N C -74 の詳細についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

1. 音響校正器 NC-75/NC-74 またはピストンホン NC-72A の電源は切っておきます。
2. 本器の電源を入れます。
3. LEVEL △ / ▽キーでレベルレンジを目盛上限 120 dB にします。
4. 音響校正器 N C -75/ N C -74 またはピストンホン N C -72A のカプラに 1/2 イ
ンチアダプタを取り付けます。
NC-74用
1/2インチアダプタ

NC-75用
1/2インチアダプタ

PUSH
ON O

FF

音響校正器 NC-74

音響校正器 NC-75

NC-72A用
1/2インチアダプタ
A

ピストンホンNC-72A

5. マイクロホンをカプラの奥に突き当たるまで静かに、ゆっくりと押し込みます。
重 要
音 響 校 正 器 N C -75/ N C -74 ま た は ピ ス ト ン ホ ン N C 72A をマイクロホンに装着するときは静かに、ゆっくりと行ってください。急激に押し込んだり、引き抜いたりするとカプラ内の気圧が大きく変化し、マイクロホンの振動膜を破損することがあります。

36

校

正

6. 音響校正器 N C -75/ N C -74 またはピストンホン N C -72A の電源スイッチをON にします。
7. CAL キーを押します。下の画面のように表示されます。
バーグラフの下に I n t e r n a l C a l i b r a t i o n と表示されていたら、S T O R E
キーを押してください。Acoustic Calibration と表示されます。
8. 本器が下に示した音圧レベルを指示するように + / ‑ キー で合わせます。
音響校正器 NC-75/NC-74：

94.0 dB

ピストンホン NC-72A： 114.0 dB
9. CAL キーを押します（測定画面に戻ります）。
10. 音響校正器 NC-75/NC-74 またはピストンホン NC-72A と本器の電源を切ります。
11. カプラからマイクロホンを静かに、ゆっくりと引き抜きます。
ノート
音響校正器 N C -75/ N C -74、ピストンホン N C -72A の詳
細についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。
音響校正は、騒音計と音響校正器 NC-75/NC-74（ またはピ
ストンホン N C -72A）の奥まで隙間がなく、まっすぐした状態で行ってください。

WS ON DF

Acoustic Calibration

94.0

Internal Calibrationと表示されていたら
STOREキーを押してAcoustic Calibrationにする+ ‑△/▽キーでレベルを合わせるInternal‑＞[STORE]

騒音計モード表示

37電源の On/Oﬀ
本器の電源を入れるとき
P O W E R キーを電源投入直後の画面（ リオンのロゴをモザイク模様で表示）が出るまで（1 秒以上）押しつづけます。
画面が表示されたら P O W E R キーから指を離してください。起動画面表示後、測定画面に移ります。
起動中はインジケータランプが青 → 緑 → 赤 →・・・と点滅表示します。

START/STOPSTORE

PAUSE/CONT
MODE

インジケータランプ
GRP
NUM

MENU

4
+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

-

CAL
LIGHT

3

1

2

POWER

FREQ WEIGHT TIME

NA-28
精密騒音計
(1/3オクターブ分析機能付)

Version 1.0@RION Co.,LTD. All rights reserved.

Made in Japan

起動中の画面38

POWERキー

起動中はリオンロゴの R が回転表示する電源の On/Oﬀ

本器の電源を切るとき
POWER キーを電源 OFF 時の画面が出るまで数秒間押しつづけます。
電源 OFF 時の画面が表示されたら POWER キーから指を離してください。
ノート
本器の電源を切ってから再投入するまで 10 秒以上の間隔を空けてください。
キーロックがかかっているときは、POEWR キーを受け付けません。G R P / N U M キーと M E N U キーを同時に押して、キーロックを解除してから電源を切ってください。
リオンロゴが左右に分かれて消える

See You･･･

電源OFF時の画面

電源投入モード
下図のように電池収納部のカバーを外すと右上に［A − B スイッチ］があります。
通常は「 A」側で使用しますが、このスイッチを「 B」側にすると、外部電源端子への電源供給によって本器の電源の O n / O f f を制御できます。このときはパネルのPOWER キーは働きません。

A
B

R14P×4OR
LR14×4A-Bスイッチ

スイッチを「B」側で使用する場合には、乾電池を入れないでご使用ください。

電池収納部

重 要
電源 O F F 状態で長期間保管する場合も電池を抜いてください。入れたままにすると液漏れを起こすことがあります。

39

画面の見方騒音計表示
実際に下図のような表示がなされることはありませんが、すべての文字が表示されたものとして説明します。
（実際の表示画面とは文字の大きさ、書体などが異なります。）
拡散音場補正設定

コンパレータON/コンパレータレベル
CFカード装着表示
CFカード残量

トリガモードウインドスクリーン補正表示
分析モード
設定した測定時間
バックイレースON
経過時間

WS ON DF
Time

Comp

測定中マークメインチャンネル
周波数重み付け特性
時間重み付け特性
サブチャンネル
周波数重み付け特性
時間重み付け特性
USB接続
リモコンON
電池残量
キーロック

7.7MB

アドレス
ストアモードレベルレンジバーグラフ
過大信号表示
過小信号表示メインチャンネル
レベル表示

サブチャンネル
レベル表示
現在時刻

コンパレータ ON/ コンパレータレベル
コンパレータの設定が O N のときにバーグラフにコンパレータレベルをオレ
ンジ色の線で表示します。設定したコンパレータレベルを超える信号が入ると［Comp］と表示し、底面の COMP OUT 端子に信号を出力（ オープンコレクタ）
します。

CF カード装着表示
CF カードが装着されていると表示します。

CF カード残量装着された CF カードの残量を表示します。

40

画面の見方アドレス
メモリのアドレスを表示します。マニュアルストアの場合、そのアドレスにデータがあれば赤色で表示されます。Auto 1 の時はストア周期を表示します。

ストアモードメモリに保存する時のストアモードを表示します。
Manual、Auto 1、Auto 2 の 3 つのモードがあります。

レベルレンジ
バーグラフの上限と下限を表示しています。LEVEL △ / ▽キーで切り替えます。

バーグラフ
騒音レベルがバーグラフで表示されます。（100 msec ごとに更新）

過大信号表示OVER（白抜き）は騒音レベルの過大信号を検知すると最低 1 秒間表示します。
たびたび表示する場合は LEVEL △ / ▽キーでレンジを上げてください。

OVER は計算した演算値の中に過大信号があると表示します。次の演算測定が開始されるまで表示します。

過小信号表示OVER（ 白抜き）騒音レベルが各レベルレンジの測定下限を下回ったら表示されます。
たびたび表示する場合は LEVEL △ / ▽キーでレンジを下げてください。
OVER は計算した演算値の中に過小信号があると表示します。次の演算測定が開始されるまで表示します。

ノート
サブチャンネルが O n になっている場合、測定下限が低い
方の周波数重み付け特性の測定値でアンダー表示されます。
A 特性と C 特性もしくは A 特性と Z 特性が設定されている場合（ チャンネルはどちらでもよい）は、A 特性の測定値でアンダー表示されます。
C 特性と Z 特性の場合は、C 特性の測定値でアンダー表示
されます。

41

画面の見方メインチャンネルレベル表示
メインチャンネルの騒音レベルが表示されます（1 sec ごとに更新表示）。

サブチャンネルレベル表示
サブチャンネルの騒音レベルが表示されます（1 sec ごとに更新表示）。

現在時刻
現在の日時を表示しています。

キーロック
G R P / N U M キーと M E N U キーを同時に押すと各キーがロックされ、この錠のマークが表示されます。解除するときは、G R P / N U M キーと M E N U キーを同時に押してください。

電池残量
本器を乾電池で使用する場合、この表示を確認してください。電池が消耗するに従い、青い部分の面積が減ります。表示が点滅し始めたら正しい測定ができません。新しい電池と交換してください。
青色

残量大

青色

青色

赤色

残量減少

赤色

点滅表示
電池交換

AC アダプタまたは外部電源を使用しているときは電源プラグマーク（

）が表示

されます。

リモコン ON
赤外線リモコンで制御可能にすると表示します。

USB 接続リムーバブルディスクとして接続されているときは青色で表示されます。U S B
通信機能としてコンピュータに接続されているときは緑色で表示されます。

サブチャンネル時間重み付け特性
サブチャンネルに設定した時間重み付け特性が表示されます。
F：速い（Fast）、S：遅い（Slow）、τ：10 ms、I：Impulse
サブチャンネルの時間重み付け特性はメニューで設定します。

42

画面の見方サブチャンネル周波数重み付け特性
サブチャンネルに設定した周波数重み付け特性が表示されます。
A：A 特性、C：C 特性、Z：Z 特性（平たん特性）
サブチャンネルの周波数重み付け特性はメニューで設定します。

メインチャンネル時間重み付け特性
メインチャンネルに設定した時間重み付け特性が表示されます。
F：速い（Fast）、S：遅い（Slow）、τ：10 ms

メインチャンネル周波数重み付け特性
メインチャンネルに設定した周波数重み付け特性が表示されます。
A：A 特性、C：C 特性、Z：Z 特性（平たん特性）

測定中マーク
演算値測定が動作しているときにが点滅表示します。また、インジケータラ

ンプが緑色で点滅表示します。
オートストア中にもが点滅表示します。また、インジケータランプが赤色で点滅表示します。
測定待機中は■マークを表示します。
一時停止中は I I マークを表示します。また、インジケータランプが青色で点滅表示します。

経過時間
演算中およびメモリへの保存の経過時間を秒単位で表示します。

バックイレース ON
バックイレース機能が ON に設定されていると表示します。

設定した測定時間
測定メニューで設定された測定時間が表示されます。
設定できる測定時間は、1 s e c（ 秒）〜1000 h（ 時間）です。ただし、ストアモー
ドが Manual、Auto2 のときの最大測定時間は 24 h（時間）です。

分析モード
表示画面の状態を示しています。
SLM：

騒音計表示

OCT.：

オクターブ分析画面

1/3OCT.：

1/3 オクターブ分析画面

OCT ＆ 1/3OCT： オクターブ／1/3 オクターブ同時表示分析画面

43

画面の見方ウインドスクリーン補正表示
ウインドスクリーン補正機能を OFF にすると、［ WS OFF］と表示されます。
ウインドスクリーン補正機能を ON にすると、［ WS ON］と表示されます。

トリガモード測定、メモリへのストアの開始を制御します。
Level 1、Level 2、Time、EXT. の各モードがあります。

拡散音場補正設定
拡散音場補正機能を On にすると表示します。

44

画面の見方分析器画面/ キー の/▽+ / ‑ /△

例として OCT ＆ 1/3OCT 分析画面を示します。
キーでカーソルを目的の周波数に移動します。

WS ON DF
0852

120

△

カーソル
/ キーでカーソル移動90△

メインチャンネルの
APレベル

コンパレータ動作表示

COMP

コンパレータバンド

サブチャンネルのAPレベル
60

コンパレータレベル

30

カーソル位置の
周波数とレベル
OCT. & 1/3 OCT. 分析画面

T-L 表示画面（時間対レベル）
例として 1/3OCT. 分析画面を示します。

WS ON DF
0234

120

90

AP
1/3 OCT. 1 kHz カーソルで選択しているバンドのレベル
20秒前

60

30

今現在
LCF
1/3oct

AP
1 kHz

66.3
52.8

dB
dB

今現在のメインチャンネルの測定条件と騒音レベル

T-L表示画面45

画面の見方

数値表示画面例として OCT.、1/3 OCT.、OCT.＆1/3 OCT. の表示画面を示します。

WS ON DFWS ON DF

45.6

52.6
数値表示（OCT.）画面

数値表示（1/3 OCT.）画面

WS ON DF

表示されていない周波数は/ キーで切り替えて表示できます数値表示（OCT. & 1/3 OCT.）画面

46

画面の見方メッセージ表示START/STOP キーや STORE キーなどを押すと、下図のようにメッセージが約
1 秒間表示されます。

START

START/STOPキーが押され演算が開始されたとき

STOP

START/STOPキーが押され演算が終了したとき

STORE
0003

STOREキーが押されたとき（ストアアドレスも表示されます）

PAUSE

PAUSE/CONTキーが押され一時停止したとき

BACK ERASE

演算中にPAUSE/CONTキーが押されたとき（バックイレースONに設定）

CONTINUE

PAUSE/CONTキーが押され演算が再開されたとき

WS ON DF
Time

Comp

START

メッセージ

インジケータ表示例

47

画面の見方メニューリスト画面
M E N U キーを押すとメニューリスト画面を表示します。 + / ‑ // キー でメニューを選択して、ENT キーを押します。

システム(Language)

表示

入出力

ストア

測定

印刷

リコール

メニューリスト画面

システム（Language）+ / ‑ // キー で［システム（ Language）］を選択し、ENT キーを押すとシス

テムメニュー画面を表示します。
CF カードフォーマット

OFF/ 実行（CF カード装着時に選択可能）

1.

+ / ‑ キー で
［CF カードフォーマット］を選択し、ENT キーを押します。

2.

+ / ‑ キー で実行を選択し、ENT キーで実行します。

CFカードフォーマット
OFF
設定の保存/読み出し ▼現在時刻の設定 ▼プログラム情報 ▼Language
日本語
CF容量
24 MByte

システムメニュー画面

48「階層あり」のマーク+ / ‑ / / キーで項目を選択して、ENTキーを押すと、その下の階層を表示する

画面の見方

設定の保存 / 読み出し ▼［設定の保存 / 読み出し］にカーソルを合わせて ENT キーを押すと［システム―設定操作］画面になります。

初期値を設定に反映
No.1 2006/05/08 08:35
No.2 2006/05/09 09:55
No.3 2006/05/15 11:33
No.4 2006/05/25 17:06
No.5 2006/05/30 15:00
CFへグループ保存 ▼CFからグループ読込/削除 ▼06/06 11:22:35

06/06 11:22:35+ / ‑// キーで項目を選択してENTキーを押すとシステム-設定操作-保存画面になる

初期値を設定に反映
No.1 2006/05/08 08:35
No.2 2006/05/09 09:55
No.3 2006/05/15 11:33
No.4 2006/05/25 17:06
No.5 2006/05/30 15:00
CFへグループ保存 ▼CFからグループ読込/削除 ▼06/06 12:34:56

06/06 12:34:56+ / ‑ / / キーで項目を選択してENTキーを押すとシステム-設定操作-読込画面になる

49

画面の見方

現在時刻の設定 ▼［現在時刻の設定］にカーソルを合わせて ENT キーを押すと［システム―現在時刻の設定］画面になります。

年／月／日
時：分：秒

2006/03/15+
01:23:54
23‑

ENTキーで変更するところを選択して、+ / ‑ キーで数値を変更する+ / ‑ キーは長押しすると早送り動作になる

数値が決まったら
ENTキーを押して設定する
03/15 01:23:54

システム-現在時刻の設定画面

プログラム情報 ▼［プログラム情報］にカーソルを合わせて ENT キーを押すと［システム―プログラム情報］画面になります。

型式
バージョン
オプションプログラム
型式/バージョン
1 NX-28BA /1.0
2 ----------3 ----------4 -----------

NA-28
1.00

本器のプログラムバージョン
本器にオプションプログラムがインストールされているときに表示

01/15 12:34:56

システム-プログラムメニュー画面

Language

日本語 /English/Deutsch/Español/French から選択。
（33 ページ参照）

CF 容量

50

＊＊ MByte： CF カードの容量を表示しています。

画面の見方表示+ / ‑ // キー で［表示］を選択し、ENT キーを押すと表示メニュー画面を表示します。
MAX 保持ON/OFF（分析器モードのとき選択可能）

Leq

ON/OFFLE

ON/OFF

Lmax

ON/OFF

Lmin

ON/OFF

LN1（L01〜L99）

ON/OFF

LN2（L01〜L99）

ON/OFF

LN3（L01〜L99）

ON/OFF

LN4（L01〜L99）

ON/OFF

LN5（L01〜L99）

ON/OFF

リスト

ON/OFF

時間−レベル

ON/OFF

LN1〜LN5 の L01〜L99 の数値は + / ‑ キー で設定し、ENT キーで決定します。
次に ENT キーを押すと ON/OFF を表示します。
+ / ‑ キー で ON/OFF を選択し、ENT キーで設定します。

ノート
リスト表示が有効になるのは騒音計モードのときです。

WS ON DF
0500

MAX保持
Leq
LE
Lmax
Lmin
LN1
LN2
LN3
LN4
LN5
リスト
時間-レベル

OFF
ON
ON
ON
ON
L05
L+
L50
L‑
L95
ON
ON

ON
ON
ON
OFF
ON

L01〜L99まで設定可能
測定に必要な
時間率騒音レベル
LNをONにする

LAeq
LAFmax
LAF05
LAF50
LAF95

67.8

66.5
72.8
60.6
62.3
66.4

LAE
LAFmin
LAF10
LAF90

63.7
54.3
60.0
63.8

02/26 15:55:28

表示メニュー画面

リスト表示画面例
リストONのときMODEで切り替えて表示

51

画面の見方入出力+ / ‑ // キー で［入出力］を選択し、ENT キーを押すと入出力メニュー画面を表示します。
交流（AC）出力

OFF/MAIN/SUB

直流（DC）出力

OFF/MAIN/SUB

コンパレータ ▼ON/OFFUSB 通信機能

ON/OFF

リモコン制御ON/OFF

バックライト明るさ

暗い / 明るい

バックライト自動消灯

30 s/3 m/Cont.

ビープ音

ON/OFF

インデックス

1〜255（ 本器を複数台使用して並列測定するときに使用する機器番号）

ENT キーを押すと ON/OFF/etc. を表示します。 + / ‑ キー で ON/
OFF/etc. を選択し、ENT キーで設定します。

ビープ音を O N に設定すると、測定終了時は「 ピー」、ストア終了時は「ピピー」と鳴って終了したことを知らせます。

交流(AC)出力
直流(DC)出力
コンパレータ ▼USB通信機能
リモコン制御バックライト明るさ
バックライト自動消灯
ビープ音
インデックス

OFF
OFF
OFF
ON
ON
明るい
30s
ON
128

入出力メニュー画面52

画面の見方コンパレータ階層+ / ‑ キー でコンパレータにカーソルを移動して、E N T キーを押すと次の階層を表示します。
コンパレータON/OFF

コンパレータレベル

25 dB〜130 dB（1 dB ステップ）

コンパレータバンド

SUB AP/MAIN AP/12.5 Hz/16 Hz/20 Hz/
25 Hz/・・・・・20 kHz（1/3 oct. バンド）ON

入出力-コンパレータメニュー画面

WS ON DFWS ON DF

Time

0852

120

COMP

コンパレータ
設定レベル

90

オレンジ色で表示

コンパレータ
設定レベルのマーク

60

コンパレータ
設定レベルはオレンジ色で表示

30

騒音計モード表示

コンパレータ
設定バンド

分析器モード表示

53

画面の見方ストア+ / ‑ // キー キーで［ストア］を選択し、ENT キーを押すとストアメニュー

画面を表示します。
ストアモードManual／Auto1／Auto2

ストア名MAN̲ ＊＊＊＊

AU1̲ ＊＊＊＊

AU2̲ ＊＊＊＊＊＊＊＊は 0000〜9999 の 4 桁の数字
ストア名は CF カード挿入時に設定可能です。
サンプリング周期（SLM／RTA）（Auto1 のみ表示）
SLM：

100 ms（固定）RTA： 1 ms〜10 ms（1 ms ステップ）
10 ms〜1000 ms（10 ms ステップ）、L eq,1s

ストアモードストア名

ManualMAN̲0011

ストアモードストア名
サンプリング周期(SLM)

Manualストアメニュー画面

54

Auto1
AU1̲0123

ストアモードストア名

Auto2
AU2̲7733

100ms

Auto1ストアメニュー画面

Auto2ストアメニュー画面

画面の見方測定+ / ‑ // キー で［測定］を選択し、ENT キーを押すと測定メニュー画面を表示します。
防風スクリーン補正

ON／OFF

測定時間

Auto1：1 s〜1000 h
Auto2 または通常測定：1 s〜24 h

バックイレース

OFF／5 s

遅延時間

0 s〜10 s

Lmax/Lmin タイプ

BAND/AP/AP(S)（分析器モードのとき選択可能）

トリガモード ▼OFF／Level1／Level2／Time／EXT.

拡散音場補正ON／OFF

サブチャンネル測定 ▼ON／OFF

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延時間
Lmax/Lminタイプ
トリガモード ▼拡散音場補正サブチャンネル測定 ▼

ON
010 m
OFF
0s
AP
OFF
OFF
ON

測定メニュー画面55

画面の見方トリガモード階層+ / ‑ キー で［トリガモード］を選択して ENT キーを押すと次の階層を表示します。
トリガモードは Level 1、Level 2、Time、EXT. の中から選択できます。

トリガ間隔はストアモードがAuto 2のときに設定可能

測定−トリガメニュー画面

Level 1
トリガレベル：

25 dB〜130 dB（1 dB ステップ）

トリガバンド：SUB AP/MAIN AP/12.5 Hz/16 Hz/20 Hz/
25 Hz・・・20 kHz（1/3 oct. バンド）

スロープ：

+、‑

を設定します。
Level 2
トリガレベル：

25 dB〜130 dB（1 dB ステップ）

トリガバンド：SUB AP/MAIN AP/12.5 Hz/16 Hz/20 Hz/
25 Hz・・・20 kHz（1/3 oct. バンド）を設定します。
Time
トリガ開始時刻、トリガ終了時刻
トリガ間隔：

ストアモードが Auto 2 のときに設定可能
OFF、5、10、15、30（m）、1、8、24（h）

スリープモード： ON、OFFを設定します。
EXT.
外部トリガを使用するときに選択します。

56

画面の見方サブチャンネル測定階層+ / ‑ キー で「 サブチャンネル表示」を選択して E N T キーを押すと次の階層を表示します。

測定−サブチャンネルメニュー画面

57

画面の見方印刷+ / ‑ // キー で［印刷］を選択し、ENT キーを押すと印刷メニュー画面を表示します。

WS ON DF

画面を印刷しますか？

はい→ENT いいえ→PAUSE

印刷メニュー画面

リコール画面においては、複数アドレスをまとめて印刷できる範囲指定印刷を選択できます。ただし、印刷時に表示されている画面によって下表のように印刷される形式が異なります。

数値表示

58

グラフ表示

T-L表示

SLM

範囲・リスト印刷

ハードコピー

RTA 範囲・リスト印刷

範囲･ハードコピー ハードコピー画面の見方リコール/ キー で［リコール］を選択し、ENT キーを押すとリコールファイル+ / ‑ /

選択画面を表示します。

ストア名
内部メモリ
MAN̲0122
CFカード
AU1̲0002
AU1̲0003
AU2̲0001

測定日時
2006/01/25 09：30
2006/02/22
2006/02/03
2006/03/01

08：15
08：55
08：25

ファイル選択メニュー画面
RECALL

RECALLWS ON DL
Auto1

WS ON DL
Auto1

0012

0012

AU1̲0012

AU1̲0012
120

67.8

90

77.6

30

60

03/03 18:33:00

リコール画面RECALL

03/03 18:33:00

騒音計モードリコール画面RECALLWS ON DLWS ON DL
0234

0234

分析器モードRECALL

120

120

120

90

90

90

60

60

60

30

0

time(×1)
LCF
1/3oct

AP
1 kHz

横軸

199
66.3
52.8

time(×1)

dB
dB

30

0

time(×2)
LCF
1/3oct

AP
1 kHz

横軸

399
66.3
52.8

time(×2)

dB
dB

30

0

WS ON DL0234

time(×3)
LCF
1/3oct

横軸

AP
1 kHz

599
66.3
52.8

dB
dB

time(×3)

RECALLのT-L表示画面で、LEVEL△/▽キーで時間軸(横軸)を変えて表示できます。
時間軸は、×1、×2、×3、×6、×9、×12、×15の倍率に変えられます。

59

画面の見方メニューリストの一覧

システム
CFカードフォーマット
設定の保存/読み出し ▼--- 初期値を設定に反映
CFへグループ保存▼--------- CFにある設定グループ名一覧
CFからグループ読込/削除▼-- CFにある設定グループ名一覧
現在時刻の設定 ▼-------- 年/月/日 時：分：秒
プログラム情報 ▼-------- 型式、バージョン
Language
CF容量表示
MAX保持、Leq、LE、Lmax、Lmin、LN1、LN2、LN3、LN4、LN5、リスト、時間―レベル

入出力
交流（AC）出力
直流（DC）出力
コンパレータ ▼---------USB通信機能
リモコン制御バックライト明るさ
バックライト自動消灯
ビープ音
インデックス

コンパレータON/OFF、コンパレータレベル、コンパレータバンド

ストア
ストアモードストア名
サンプリング周期※測定
防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延測定
Lmax/Lminタイプ
トリガモード ▼---------- OFF、Level 1、Level 2、Time、EXT.
拡散音場補正サブチャンネル測定 ▼---- サブチャンネル測定ON/OFF、周波数重み付け特性
時間重み付け特性、Lpeak/Ltm5

印刷
画面の印刷の可否

リコール
リコールデータの一覧▼----：階層へ進んだときの表示項目※サンプリング周期： SLMモードのとき 100 msec
RTAモードのとき 1〜10は1 msecステップ、10〜1000は10 msecステップ
および Leq,1sec

60

測

定

本器は「 騒音レベルの測定」以外の各演算値の測定を行うと本器の持っている測定機能（ L eq、L E、L max、L min、L N ）を全て同時に行います（ ただし、サブチャンネル
補助演算に関してはメニュー画面において O N に設定されている時のみ測定を行います）。従って、等価騒音レベルの測定を行うと実際には単発騒音暴露レベルや時間率騒音レベルの測定を同時に行っています。ただし、時間率騒音レベルの時間率（ 5 値）は測定を始める前に設定しておかなければなりません。また、測定の前に19〜20 ページを参照して必ず日付、時刻を合わせてください。

騒音レベルの測定
騒音レベル測定の手順は次のようになります。
「準備」の章が済んだものとして説明します。
1. POWER キーを押して、電源を On にします。
電源投入時の画面を表示後に測定画面になります。
測定画面の測定条件は本器が前回電源を切ったときの条件となるため、毎回同じ表示になるとは限りません。

MODEキー
START/STOPSTORE

PAUSE/CONT
MODE

START/STOPキー

インジケータランプ
GRP
NUM

MENU

MENUキー

4
+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

CAL

-

LEVEL △/▽キー

3

/‑/ /
ENTキー
+

LIGHT

1

2

FREQ WEIGHT TIME

POWER

キー

POWERキー
FREQ WEIGHT/
TIME WEIGHTキー

61

測

定

2. F R E Q W E I G H T キーで周波数重み付け特性を設定します。通常騒音レベ
ルを測定するときは A 特性にします。
表示をにすると 10 Hz〜20 kHz まで周波数特性が平たんな
Z（平たん特性）

音圧が測定できます。
表示をC にすると 31.5 H z〜8 k H z まで周波数特性が平たんな音圧レベルが測定できます。
サブチャンネルの周波数重み付け特性はメニュー画面、または MENU キーを押しながら FREQ WEIGHT キーを押して設定します。
3. TIME WEIGHT キーで時間重み付け特性（動特性）を設定します。
通常 F：速い（Fast）にします。
J I S などの規格に従って測定する場合は、その規格に従って、周波数重み付
け特性、時間重み付け特性を設定します。
サブチャンネルの時間重み付け特性はメニュー画面、または M E N U キーを押しながら TIME WEIGHT キーを押して設定します。
4. L E V E L △ / ▽キーでレベルレンジを設定します。バーグラフの表示が中央付近を指示するよう設定してください。
O V E R または U N D E R がたびたび表示されるようであればレベルレンジを設定し直してください。
5. START/STOP キーを押して測定を開始します。
▲

測定中マーク が点滅表示し、インジケータランプが緑色で点滅します。

分析モード
測定設定時間バックイレースON
経過時間
測定中マークメインチャンネル
周波数重み付け特性
時間重み付け特性
サブチャンネル
周波数重み付け特性
時間重み付け特性

62

WS ON DF

バーグラフ
OVER
過大信号表示
UNDER
過小信号表示測

定6. レベル表示の読み値が騒音レベル（音圧レベル）となります。
レベル表示は 1 秒ごとに更新されます。
PAUSE/CONT キーを押すことにより、レベル表示の一時停止と更新を行うことができます。騒音計モードの時はバーグラフ表示は中断中でも更新されます。中断時は中断中を示すマーク（ l l）が表示されます。中断中はインジ
ケータランプが青色で点滅します。

重 要
騒音レベルを測定する場合は「 M O D E」キーを押さないでください。他の演算結果が表示されてしまいます。
下記のように後に文字のない状態が騒音レベルの表示です。
LAF： 騒音レベル表示
LAeq： 騒音レベル表示ではない
測定中は FREQ WEIGHT キー、TIME WEIGHT キー、
LEVEL △ / ▽キーはマーカー機能として動作します。

ノート
サブチャンネルの重み付け特性を、MENU キーを押しな
がら、FREQ WEIGHT/TIME WEIGHT キーで設定する場合は、MENU キーを押したままで、連続して設定を切り替えることはできません。設定を切り替えるごとにキー押しを解除してください。

63

測

定

等価騒音レベル（L Aeq）の測定
等価騒音レベル測定の手順は次のようになります。
「準備」の章が済んだものとして説明します。
1. 電源を On にします。
2. FREQ WEIGHT キーで周波数重み付け特性を設定します。
通常は A（A 特性）にします。
C（C 特性）にすると等価音圧レベル（L Ceq）となります。
3. TIME WEIGHT キーで時間重み付け特性を設定します。
通常 F（Fast）にしますが、等価騒音レベルの測定結果には影響を与えません。
ノート
本器では L eq、L E の演算を音圧波形に対して高速サンプリ
ング（15.6 µs）（オクターブ、1/3 オクターブ同時分析時は20.8 µs）したデータを使用しているので、時間重み付け特性の影響を受けません。

4. LEVEL △ / ▽キーでレベルレンジを設定します。バーグラフの表示が中央付近を指示するよう設定してください。O V E R または U N D E R がたびたび表示されるようであればレベルレンジを設定し直してください。
5. データを保存するときは、ストア操作の章（83 ページ〜）を参照してください。

MODEキー
START/STOPSTORE

PAUSE/CONT
MODE

START/STOPキー

インジケータランプ
GRP
NUM

MENU

MENUキー

4
+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

CAL

-

LEVEL △/▽キー

3

/‑/ /
ENTキー
+

LIGHT

1

2

FREQ WEIGHT TIME

POWER

キー

POWERキー
FREQ WEIGHT/
TIME WEIGHTキー

64

測

定

6. MENU で測定時間を設定します。
MENU キーを押して、画面をメニューリスト画面にします。
7.

+ / ‑ // キー で［測定］を選択して ENT キーを押します。

測定メニュー画面が表示されます。
8.

+ / ‑ キー で［測定時間］を選択して、ENT キーを押します。

9.

+ / ‑ キー で測定時間、単位を設定したら ENT キーを押します。

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延測定
Lmax/Lminタイプ
トリガモード
拡散音場補正サブチャンネル測定

ON
010 m
OFF
0s
AP
OFF
ON
ON

測定時間を設定する
遅延測定（0〜10 sec）を設定するとSTART/STOPキーを押してから設定時間後に測定を開始する

測定メニュー画面

測定開始

START/STOPキーを押す
遅延測定で
設定された
遅延時間

Leq時間
時間

遅延測定の時間関係
START/STOPキーを押す
トリガ発生

トリガ待ち

測定開始

遅延測定で
設定された
遅延時間

Leq時間
時間

トリガ機能と併用したときの時間関係

10. M E N U キーを押してメニューリスト画面に戻り、 + / ‑ // キー で［表示］を選択して、ENT キーを押します。表示メニュー画面が表示されます。

65

測

定

11.

+ / ‑ キー で
［Leq］
を選択して、ENT キーを押します。

12.

+ / ‑ キーで ON を選択して、ENT キーを押します。

MAX保持
Leq
LE
Lmax
Lmin
LN1
LN2
LN3
LN4
LN5
リスト
時間-レベル

OFF
ON
OFF
ON
ON
L05
L10
L50
L90
L95
ON
ON

LeqをONにする

ON
ON
ON
ON
ON

表示メニュー画面

13. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。
データ除去機能を使用する場合は 78 ページを参照して設定してください。
14. START/STOP キーを押して、測定を始めます。

測定中は測定中であることを示す▼

このとき前回の測定値はクリアされます。
マークが点滅し、経過時間も表示します。

手順 9 で設定した測定時間が経過すると自動的に測定が終了します。
設定した時間以前に終了したい場合は再度 START/STOP キーを押します。
測定中に 1 回でも過大信号または過小信号が発生すると O V E R またはU N D E R と表示され、演算値に過大信号または過小信号データが含まれることを示します。
重 要
測 定 中 は L E V E L レ ン ジ キー、F R E Q W E I G H T キー、
TIME WEIGHT キーはマーカとして動作します。START/STOP、MODE、PAUSE/CONT、LIGHT、POWER キーは
受け付けます。
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。

66

測

定

測定中は PAUSE/CONT キーで測定の中断と再開を行うことができます。
中断時は中断中を示すマーク（ l l）が表示されます（ 中断中およびデータ除去機能の働いた時間は測定時間に含まれません）。
手順 7、8 でデータ除去機能を設定した場合は、時間 - レベル表示画面（ T - L画面）を使うと便利です。除去されるデータが下図のように画面で表示されます。

WS ON DF
0234

120

II
BE
90

バックイレースON（5 s）で消去されるデータ

60

30
LCF
1/3oct

AP
1 kHz

66.3
52.8

dB
dB

T-L表示画面

15. 測定が終了したら MODE キーを押して、表示を切り替えます。

L Aeq と表示されたときが等価騒音レベル値となります。
L A e q が表示されない場合はメニュー画面で L e q が O N になっているか確認
してください。
O V E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過大信号データが含まれていたことを示します。
U N D E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過小信号デー
タが含まれていたことを示します。

ノート
測定中に MODE キーを押して、計算途中の等価騒音レ
ベル値を読み取ることができます（レベル数値表示のみ、
バーグラフは騒音レベル）。
測定終了後、周波数重み付け特性 A/C/Z、時間重み付け
特性 Fast/Slow などの設定を変化させると測定値を非表示にします。同じ設定になれば再表示します。

67

測

定

単発騒音暴露レベル（L AE）の測定
単発騒音暴露レベル測定の手順は等価騒音レベルの測定と同じですが、メニューで設定する項目が異なります。
「準備」の章が済んだものとして説明します。
1. データを保存するときは、ストア操作の章（P83〜）を参照してください。
2. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［表示］を選択して ENT キーを押します。

表示メニュー画面が表示されます。
4.

+ / ‑ キー で［LE］を選択して、ENT キーを押します。

5.

+ / ‑ キー で ON に設定したら ENT キーを押します。

MAX保持
Leq
LE
Lmax
Lmin
LN1
LN2
LN3
LN4
LN5
リスト
時間-レベル

OFF
ON
ON
OFF
ON
L05
L10
L50
L90
L95
ON
ON

LEをONにする
ON
ON
ON
ON
ON

表示メニュー画面

6. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

▼

7. START/STOP キーを押して、測定を始めます。
測定中は測定中であることを示す マークが点滅し、経過時間も表示します。
設定した測定時間が経過すると自動的に測定が終了します。
設定した時間以前に終了したい場合は再度 START/STOP キーを押します。
測定中に 1 回でも過大信号または過小信号が発生すると O V E R またはU N D E R と表示され、演算値に過大信号または過小信号データが含まれることを示します。

68

測

定

重 要
測 定 中 は L E V E L レ ン ジ キー、F R E Q W E I G H T キー、
TIME WEIGHT キーはマーカとして動作します。START/STOP、MODE、PAUSE/CONT、LIGHT、POWER キーは
受け付けます。
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。

測定中は PAUSE/CONT キーで測定の中断と再開を行うことができます。
中断時は中断中を示すマーク（ l l）が表示されます（ 中断中およびデータ除去機能の働いた時間は測定時間に含まれません）。
8. 測定が終了したら MODE キーを押して、表示を切り替えます。

L AE と表示されたときが単発騒音暴露レベル値となります。
L A E が表示されない場合はメニュー画面で L A E が O N になっているか確認
してください。
O V E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過大信号データが含まれていたことを示します。
U N D E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過小信号デー
タが含まれていたことを示します。

ノート
測定中に MODE キーを押して、計算途中の等価騒音レ
ベル値を読み取ることができます（レベル数値表示のみ、
バーグラフは騒音レベル）。
測定終了後、周波数重み付け特性 A/C/Z、時間重み付け
特性 Fast/Slow などの設定を変化させると測定値を非表示にします。同じ設定になれば再表示します。

69

測

定

最大値（L max）、最小値（L min）の測定
最大値、最小値の測定の手順は等価騒音レベルの測定と同じですがメニューで設定する項目が異なります。
「準備」の章が済んだものとして説明します。
1. データを保存するときは、ストア操作の章（P83〜）を参照してください。
2. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
3.

/ キー で［表示］を選択して ENT キーを押します。

+ / ‑ /

表示メニュー画面が表示されます。
4.

+ / ‑ キー で
［L max］を選択して、ENT キーを押します。

5.

+ / ‑ キー で ON に設定したら ENT キーを押します。

6.

+ / ‑ キー で
［L min］を選択して、ENT キーを押します。

7.

+ / ‑ キー で ON に設定したら ENT キーを押します。

ノート

L max のみの設定の場合は L min が OFF であることを確認
して手順 6、7 はとばします。
L min のみの設定の場合は L max が OFF であることを確認
して手順 4、5 はとばします。
8. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。
9. START/STOP キーを押して、測定を始めます。

MAX保持
Leq
LE
Lmax
Lmin
LN1
LN2
LN3
LN4
LN5
リスト
時間-レベル

OFF
ON
ON
ON
OFF
L05
L10
L50
L90
L95
ON
ON

ON
ON
ON
ON
ON

Lmaxを
ONにする

MAX保持
Leq
LE
Lmax
Lmin
LN1
LN2
LN3
LN4
LN5
リスト
時間-レベル

表示メニュー画面

70

OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
L10
L50
L90
L95
ON
ON

ON
ON
ON
ON
ON

Lminを
ONにする

定

▼

測

測定中は測定中であることを示す マークが点滅し、経過時間も表示します。
設定した測定時間が経過すると自動的に測定が終了します。
設定した時間以前に終了したい場合は再度 START/STOP キーを押します。
測定中に 1 回でも過大信号または過小信号が発生すると O V E R またはU N D E R と表示され、演算値に過大信号または過小信号データが含まれることを示します。

重 要
測 定 中 は L E V E L レ ン ジ キー、F R E Q W E I G H T キー、
TIME WEIGHT キーはマーカとして動作します。START/STOP、MODE、PAUSE/CONT、LIGHT、POWER キーは
受け付けます。
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。

測定中は PAUSE/CONT キーで測定の中断と再開を行うことができます。
中断時は中断中を示すマーク（ l l）が表示されます（ 中断中およびデータ除去機能の働いた時間は測定時間に含まれません）。
10. 測定が終了したら MODE キーを押して、表示を切り替えます。

L Amax と表示されたときが最大値、L Amin と表示されたときが最小値となります。

L A m a x、L A m i n が 表 示 さ れ な い 場 合 は メ ニュ ー画 面 で L A m a x、L A m i n がON になっているか確認してください。
O V E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過大信号データが含まれていたことを示します。
U N D E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過小信号デー
タが含まれていたことを示します。
ノート
測定中に MODE キーを押して、計算途中の等価騒音レ
ベル値を読み取ることができます（レベル数値表示のみ、
バーグラフは騒音レベル）。
測定終了後、周波数重み付け特性 A/C/Z、時間重み付け
特性 Fast/Slow などの設定を変化させると測定値を非表示にします。同じ設定になれば再表示します。
再スタートで L AmaxL Amin はリセットされます。

71

測

定

L max /L min タイプの設定
BAND（バンドマックス・バンドミニマム）：
各周波数バンドごとに、演算時間内で最大 / 最小となったときのレベルを取り込み、分析結果を表示します。
AP（オールパスマックス・オールパスミニマム）：
演算時間内でメインチャンネルのオールパスレベルが最大 / 最小となったときのサブチャンネルおよび各バンドのレベルを表示します。
AP(S)（オールパスマックス・オールパスミニマム）：
演算時間内でメインチャンネルのオールパスレベルが最大 / 最小となったときのサブチャンネルを除く各バンドのレベルを表示します。サブチャンネルのオールパスレベルはメインチャンネルとは独立して演算時間内で最大／最小になったときのレベルを表示します。
1. MENU キーを押して、メニューリスト画面を開きます。
2. ［測定］を選択して ENT キーを押します。測定メニュー画面が開きます。
3. ［Lmax/Lmin タイプ］
を選択して、ENT キーを押します。
4. Band/AP/AP(S) が表示されるので、必要なものを選択して ENT キーを押します。
5. START/STOP キーを押して、測定画面に戻ります。
本設定は分析器モードのときのみ有効です。

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延測定
Lmax/Lminタイプ
トリガモード
拡散音場補正 ▼サブチャンネル測定 ▼測定メニュー画面

72

ON
10 m
OFF
0s
Band
AP
FF
AP(S)
ON

Lmax/Lminタイプを選択してENTキーを押す
Band/AP/AP(S)を選択してENTキーを押す

測

定時間率騒音レベル（L N ）の測定
時間率騒音レベルの測定の手順は等価騒音レベルの測定と同じですが、メニューで設定する項目が異なります。
「準備」の章が済んだものとして説明します。
1. データを保存するときは、ストア操作の章（P83〜）を参照してください。
2. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［表示］を選択して ENT キーを押します。

表示メニュー画面が表示されます。
4.

+ / ‑ キー で
［LN1］〜［LN5］を選択して、ENT キーを押します。

本器の工場出荷時の設定は L05、L10、L50、L90、L95 の時間率が測定できる設定になっていますが、本器は L01〜L99 までの任意の時間率に設定を変更できます（最大 5 種類）。
+ / ‑ キー で ON に設定したら ENT キーを押します。

5. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

MAX保持
Leq
LE
Lmax
Lmin
LN1
LN2
LN3
LN4
LN5
リスト
時間-レベル

OFF
ON
ON
ON
ON
L05
L+
L50
L‑
L95
ON
ON

ON
ON
OFF
ON
ON

L01〜L99まで設定可能
測定に必要な
時間率騒音レベル
LNをONにする

表示メニュー画面

73

測

定

測定中は測定中であることを示す▼

6. START/STOP キーを押して、測定を始めます。
マークが点滅し、経過時間も表示します。

設定した測定時間が経過すると自動的に測定が終了します。
設定した時間以前に終了したい場合は再度 START/STOP キーを押します。
測定中に 1 回でも過大信号または過小信号が発生すると O V E R またはU N D E R と表示され、演算値に過大信号または過小信号データが含まれることを示します。

重 要
測 定 中 は L E V E L レ ン ジ キー、F R E Q W E I G H T キー、
TIME WEIGHT キーはマーカとして動作します。START/STOP、MODE、PAUSE/CONT、LIGHT、POWER キーは
受け付けます。
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。

測定中は PAUSE/CONT キーで測定の中断と再開を行うことができます。
中断時は中断中を示すマーク（ l l）が表示されます（ 中断中およびデータ除去機能の働いた時間は測定時間に含まれません）。
7. 測定が終了したら MODE キーを押して、表示を切り替えます。

L N と表示されたときが時間率騒音レベル値となります。
L N が表示されない場合はメニュー画面で L N が O N になっているか確認してください。
O V E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過大信号データが含まれていたことを示します。
U N D E R が表示されたときは、演算に使用した騒音レベルに過小信号デー
タが含まれていたことを示します。
ノート
測定中に MODE キーを押して、計算途中の等価騒音レ
ベル値を読み取ることができます（レベル数値表示のみ、
バーグラフは騒音レベル）。
測定終了後、周波数重み付け特性 A/C/Z、時間重み付け
特性 Fast/Slow などの設定を変化させると測定値を非表示にします。同じ設定になれば再表示します。

74

測

定

付加演算値（L peak、L Atm5）の測定
本器は騒音計モードでサブチャンネルを ON にすると、L eq、L E、L max、L min、L Nのほかに下記のうちいずれか 1 つの演算を同時に測定することができます。

L peak：

ピークサウンドレベル

L Atm5： 時間重み付けサウンドレベル区間内最大レベルのパワー平均
ピークサウンドレベルとは、時間重み付け特性によって平滑化される前の音圧波形のピークレベルです。
（平たん特性）の、L Cpeak は C 特性の波形ピークレベルです。
Zpeak は Z 特性
時間重み付けサウンドレベル区間内最大レベルのパワー平均（ L Atm5）は 5 秒間ごとの騒音レベル最大値をパワー平均した値です。

「準備」の章が済んだものとして説明します。
1. 電源を On にします。
FREQ WEIGHT キーで周波数重み付け特性を設定します。
2. MENU で測定時間を設定します。
MENU キーを押して、画面をメニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［測定］を選択して ENT キーを押します。

▽

測定メニュー画面が開きます。
4.

+ / ‑ キー で、［測定時間］を選択して ENT または

5.

+ / ‑ キー で測定時間の数値、単位を設定して ENT キーを押します。

キーを押します。

データ除去機能を使用する場合は 78 ページを参照して設定してください。
ノート
本器は測定を一時中断する機能がありますが、さらに直前の 5 秒間のデータを除去することもできます（データ除去機能）。ただし、 Atm5 が選択されている時はデータ除去
機能は使用できません。
+ / ‑ キー で、［サブチャンネル測定］を選択して ENT キーを押します。

7.

+ / ‑ キー

で、［L p e a k / L t m5］ を 選 択 し て E N T ま た は▽

6.

キーを 押 し、

+ / ‑ キー で L peak または L tm5 を選択して ENT キーを押します。

75

測

定

8. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。
9. L E V E L △ / ▽キーでレベルレンジを設定します。バーグラフの表示が中央付近を指示するよう設定してください。
O V E R または U N D E R がたびたび表示されるようであればレベルレンジを設定し直してください。

▼

10. START/STOP キーを押して、測定を始めます。
測定中は測定中である マークが点滅し、経過時間も表示されます。
設定した測定時間が経過すると自動的に測定が終了します。設定した時間以前に終了したい場合は再度 START/STOP キーを押します。
測定中に 1 回でも過大信号または過小信号が発生すると O V E R またはU N D E R と表示され、演算値に過大信号または過小信号データが含まれることを示します。

重 要
測 定 中 は L E V E L レ ン ジ キー、F R E Q W E I G H T キー、
TIME WEIGHT キーはマーカとして動作します。START/STOP、MODE、PAUSE/CONT、LIGHT、POWER キーは
受け付けます。
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。

11. 測定が終了したら MODE キーを押して、表示を切り替えます。
O V E R が表示されたときは、演算に使用した値に過大信号データが含まれていたことを示します。
U N D E R が表示されたときは、演算に使用した値に過小信号データが含まれていたことを示します。

76

測

定

重 要
L A I は時間重み付け騒音レベルですが、S T A R T / S T O P
キーを押して演算を開始することにより表示の更新を行います。演算が終了すると表示の更新も停止しますので、L AI
のみを測定する時は MANUAL にすることをお勧めします。

ノート
測定中に MODE キーを押して、計算途中の等価騒音レ
ベル値を読み取ることができます（レベル数値表示のみ、
バーグラフは騒音レベル）。
測定終了後、周波数重み付け特性 A/C/Z、時間重み付け
特性 Fast/Slow などの設定を変化させると測定値を非表示にします。同じ設定になれば再表示します。

77

測

定

データ除去機能（Back Erase）
測定機能を使って演算する場合、PAUSE/CONT キーで測定を中断できますが、中断する直前の 5 秒間のデータを演算に含めないようにする機能です。
除去するデータは表示画面に下図のように表示されるので確認することができます。
データ除去機能を働かせる手順は次のようになります。
1. MENU キーを押して、メニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［測定］を選択して ENT キーを押します。

測定メニュー画面が表示されます。
3.

+ / ‑ キー で［バックイレース］を選択して ENT キーを押します。

5 sec/OFF を表示します。
4.

+ / ‑ キー で 5 sec を選択して、ENT キーを押して決定します。

5. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。
ノート
補助演算に L Atm5 が選択されている時はデータ除去機能は使用できません。また、Auto1 および Auto2 ストアを選
択中もデータ除去機能は使用できません。

バックイレースを選択して5 sを選択すると - - - - - 測定画面でバックイレース ON（ BE ）を表示
WS ON DF

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延測定
Lmax/Lminタイプ
トリガモード ▼拡散音場補正サブチャンネル測定 ▼測定メニュー画面

78

ON
10 m
OFF
05ss
OFF
ON
ON

測定画面

測

定

マーカ
eq などの演算を測定中に、データにマーカを入れることができます。

1. メニューリスト画面でストアモードを設定します。
測定に必要な周波数重み付け特性や時間重み付け特性などの条件も設定します。
2. START/STOP キーを押して測定状態にします。
3. FREQ WEIGHT、TIME WEIGHT、LEVEL ▽、LEVEL △のキーを押すと画面にマーカが入ります。
4. 設定した終了時間が過ぎるか、S T A R T / S T O P キーを押して測定を終了します。
5. メニューリスト画面で［リコール］を選択して、ENT キーを押します。
6. ファイル選択画面で + / ‑ キー で保存したデータを選択して E N T キーを押します。下図のようにマーカが入ったリコール画面が表示されます。

START/STOPSTORE

PAUSE/CONTWS ON DF
0234

MODE

GRP
NUM

MENU

120
4

マーカ4

+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

-

CAL
LIGHT

3

1

だいだい

マーカ1（橙色）
マーカ2（空色）
マーカ3（緑色）
マーカ4（紫色）

90

マーカ3
マーカ2

2

FREQ WEIGHT TIME

60

POWER

マーカ1
30

0

50

time（×1）
LCF
1/3oct

AP
1 kHz

66.3
52.8

dB
dB

T-L表示画面79測定Max ホールド
バーグラフの変化を読み取りやすいように、1 秒間最大値を保持します。
分析画面のときのみ表示します。その他の画面では表示しません。
1. MENU キーを押してメニューリスト画面を開きます。
2. ［表示］を選択して表示メニュー画面を開きます。
3. ［MAX 保持］を選択して ENT キーを押します。
4. ON を選択して ENT キーを押します。
5. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。
ノート
オールパスには Max ホールド機能はありません。

MAX保持
Leq
LE
Lmax
Lmin
LN1
LN2
LN3
LN4
LN5
リスト
時間-レベルOFF
ON

MAX保持を選択してENTキーを押す

ON
ON
ON
L05
L10
L50
L90
L95
ON
ON

ON
ON
ON
ON
ON

ONを選択して
ENTキーを押す

表示メニュー画面
WS ON DF
0852

120

COMP
90

各バンドにMAXホールドレベルが1秒間表示される

60

30

分析画面例

80

オールパスにはMAXホールドレベルは表示されない測定

遅延測定
測定開始の操作後、実際に測定を開始するまでの遅延時間を設定できます。
1. MENU キーを押してメニューリスト画面を開きます。
2. ［測定］を選択して ENT キーを押します。
［測定メニュー］が開きます。
3. ［遅延測定］を選択して ENT キーを押します。
4.

+ / ‑ キー で遅延時間を設定します。遅延時間は 0〜10 秒で、1 秒ステップ

で設定できます。
5. 遅延時間を設定したら ENT キーを押します。
6. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延測定
Lmax/Lminタイプ
トリガモード
拡散音場補正サブチャンネル測定

ON
010 m
OFF
+
50 s
‑

+ / ‑ /

/ キーで時間選択
ENTキーで設定
MENUキーで測定画面に戻る

OFF
ON
ON

遅延測定（0〜10 sec）を設定するとSTART/STOPキーを押してから設定時間後に測定を開始する

測定メニュー画面
測定開始

START/STOPキーを押す
遅延測定で
設定された
遅延時間

Leq時間
時間

トリガ機能と併用している場合は、トリガの発生から測定開始までの時間となります。
START/STOPキーを押す
トリガ発生

トリガ待ち

測定開始

遅延測定で
設定された
遅延時間

Leq時間
時間

81

測

定

遅延測定が設定されている時は、S T A R T / S T O P キーを押して測定を開始したときに、測定待機中であることを示す■マークが点滅表示します。遅延時間が終わる▲とマークに変わって、点滅表示して測定が開始されたことを示します。

測定待機中のマークが点滅表示設定された遅延時間が経過すると測定中のマークが点滅表示

WS ON DFWS ON DF

▲

Comp

START

04/06 01:30:00

測定画面

82

04/06 01:30:05

測定画面

STARTを1秒間表示

ストア操作
本器は測定データ（ 騒音レベルや等価騒音レベルなどの演算値、周波数重み付け特性、時間重み付け特性などの測定条件）を内蔵メモリまたは C F カードに保存することができます。
ここではメモリへの保存の仕方、メモリからの読み出しを説明します。
保存モードは 3 種類あり、次のように使い分けます。
保存先は C F カードが装着されていなければ本体内部メモリに、C F カードが装着されていれば CF カードに自動的に保存されます。

CF カードが挿入されていないときは、ストア名は設定できません。

Manual（マニュアル）
測定した騒音レベルおよび演算値を測定者が手動で保存する方法です。
測定者が S T O R E キーを押した時点の騒音レベル、前もって測定された各演算値、測定条件が時刻とともに保存されます。
本体内部メモリの場合：

最大 1000 組

CF カードの場合：

最大 1000 組を 1 ストア名として、100 ストア名
保存可能

Auto1（オート 1）
騒音のレベル波形を記録するストア機能です。
測定時間：最長 1000 時間（CF カード）

騒音計モードL p 、L eq、L max、L min を 1 組として、100 ms ごとに連続記録
サブチャンネルの測定結果は記録できません。
サンプリング周期：

100 m s の み、100 m s ご と の L p 、L e q、L m a x、

L min を同時に保存します。
内部メモリ使用時：

最長 3 時間83ストア操作

分析器モード
各バンドレベルとオールパスの時間重み付けサウンドレベル L p を連続記録
メインチャンネル：

オールパス値と各バンドレベル値

サブチャンネル：

オールパス値

サンプリング周期：

1 ms〜1 sec、L eq,1s

内部メモリ使用時：

最大 10000 個（1 sec または L eq,1s 時に 2.7 時間）

Auto2（オート 2）
騒音計モード設定した測定時間ごとのメインチャンネルとサブチャンネルのオールパス値と測
定開始時刻を連続記録

分析器モード設定した測定時間ごとのメインチャンネルの各バンドレベルとオールパス値、サ
ブチャンネルのオールパス値と測定開始時刻を連続記録
記録データ数内部メモリ：

最大 1000 組

CF カード：最大 300000 組

重 要
ストア中は電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。
内部データを破壊することがあります。
C F カードがスロットに挿入されていると、内部メモリへの保存はできません。

ノート
内部メモリに記録したデータは、バックアップ電池切れな
どによる消失を防ぐため、C F カードに移しておくことをお勧めします。

84

ストア操作CF カードの着脱CF カードを着脱するときは下図のようにします。

重 要
カードの抜き差しは必ず電源を O f f にしてから行ってください。

この部分につめを掛けてふたを開けます。

2

1. スライドして
2. 上に開ける

1

表

CFカード

レバー
（外すときに押す）
カードスロット
CFカード装着表示

WS ON DF

CFカードが装着されるとこのマークが表示される

85

ストア操作Manual（マニュアル）
メモリに保存する
STORE キーを押した時点の騒音レベルと各演算値を保存します。
電源を入れた直後は各演算値は存在しないので、STORE キーを押すと騒音レベルだけが保存されることになります。
CF カードが挿入されていなければ、本体内部メモリに保存します。
CF カードが挿入されていれば、CF カード内に保存します。
メモリに保存する手順は次のようになります。
1. 電源を On にします。
2. MENU キーを押して、をメニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［ストア］を選択して ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ キー で
［ストアモード］を選択して ENT キーまたは

ストアモードが表示されます。

CFカードが挿入されていないときはストア名は選択できないストアモードストア名

ManualAuto1
Auto2

ストアメニュー画面

86▽

ストアメニュー画面が開きます。
キーを押すと、

ストア操作5.

+ / ‑ キー で［Manual］を選択して ENT キーを押します。

ストアモードストア名

ManualAuto1
Auto2

6. ストア名を設定します（CF カードが挿入されているとき）。
+ / ‑ キー で
［ストア名］を選択し、ENT キーを押します。

6-2.

+ / ‑ キー で上 2 桁を設定して ENT キーを押します。

6-3.

ENT キーまたは キーを押して下 2 桁に移動します。

6-4.

+ / ‑ キー で下 2 桁を設定して ENT キーを押します。

▽

6-1.

ストアモードストア名

Manual+MAN̲000000‑

7. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。
8. 騒音レベルを保存するとき（ 演算値を保存するときはこの手順を飛ばして手
順 10 へ進んでください）。
騒音レベル表示の画面にします。

87

ストア操作

9. 保存するアドレスを決めます。
アドレスは画面に表示されています。赤色でアドレスが表示されているときは、そのアドレスにデータがあることを示しています。上書きにご注意ください。
+ / ‑ キー で 1〜1000 まで変更できます。既に測定データが保存されている場合は上書きされます（ 保存されていたデータは消去され、今回保存する
データが残ります）。既にデータが保存されているかどうかは 90 ページの「保存されたデータを読み出す」を参照してください。
WS ON DF

128MB
0001

アドレス

10. STORE キーを押します。STORE キーを押した時点での騒音レベルが保存されます。STORE キーを押す前に演算値の測定を行った場合には、各演算値のデータも同時に保存されます。
約 1 秒でメモリへの保存が終了し、アドレスは 1 増えた数になります。繰
り返し S T O R E キーを押すと順次表示されている数のアドレスに保存していきます。保存される内容は、STORE キーを押したときの日時、各演算を開始したときの日時、測定時間、周波数重み付け特性、時間重み付け特性（動特性）、トリガ設定条件などの条件およびその演算結果、オーバー、アン
ダー情報などです。
T-L 表示画面（時間対レベルのグラフ）は保存されません。

88

ストア操作重 要
S T O R E キーを押すと表示されているアドレスの測定デー
タを書き換えます。
赤色でアドレスが表示されているときは、そのアドレスにデータがあることを示しています。上書きにご注意ください。

ノート
アドレスが 1000 の場合は上書き確認の表示をせずにデー
タを上書きします。再度 S T O R E キーを押すと 1000 が点滅します。この状態では STORE キーを押してもデータの保存ができないことを示しています。△または▽キーでア
ドレスの表示を変更すると点滅はとまり、表示されたアドレスへのデータの保存が可能となります。

89ストア操作保存されたデータを読み出す
マニュアルモードでメモリに保存したデータを読み出す手順は次のようになります。
1. 電源を On にします。
2. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［リコール］を選択して ENT キーを押すとファイル選択

メニューが開きます。
4.

+ / ‑ キー で読み出すストア名を選択して ENT キーを押します。

メモリに保存されたデータが表示されます。
5. 分析器モードの場合は GRP/NUM キーを押すと数値表示とグラフ表示を切り替えます。

MODEキー
START/STOPSTORE

PAUSE/CONTSTART/STOPキー
GRP/NUMキー

MODE

GRP
NUM

MENU

4
+

MENUキー

LEVEL
SLM
RTA

ENT

CAL

-

3

+

LIGHT

1

2

FREQ WEIGHT TIME

ストア名
内部メモリ
MANUAL
CFカード
MAN̲0122
MAN̲5555

90

POWER

/‑/

15:22

2006/02/28
2006/02/29

16:15
18:06

キー

ENTキー
POWERキー

測定日時
2006/02/26/+ ‑△/▽キーで読み出すストア名を選択してENTキーを押す

ストア操作

RECALL

RECALLWS ON DFWS ON DF
0011

0011

MAN̲0012
MAN̲0012

MAN̲0012
Marker-1
120

67.8

90

77.6

30

60

03/03 18:33:00

リコール画面

騒音計モード03/03 18:33:00

リコール画面

分析器モード91

ストア操作保存されたデータを消去する
マニュアルモードで保存したデータを消去する手順は次のようになります。

ノート
ストア名の単位で消去されます。1 アドレスごとの消去はできません。

1. MENU キーを押して、表示画面をメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［リコール］を選択して、ENT キーを押します。

3. ファイル選択画面になり、保存されたデータが表示されます。 + / ‑ キー で消去するデータを選択します。
4. C A L キーを押すと消去の可否が表示されるので、消去の場合は E N T キー、
消去しない場合は PAUSE キーを押します。

ストア名
内部メモリ
MANUAL
CFカード
AU1̲2345
AU1̲3333

測定日時
2006/02/26

15:22

2006/02/28
2006/02/29

16:15
18:06

‑ キーで消去するデータを+ /▽△選択してCALキーを押す

92

ストア名
測定日時
内部メモリ
MANUAL
2006/02/26

15:22

MAN̲2233
データを消去します。
2006/02/2715:42
よろしいですか？
CFカード
MANUAL
2006/02/2816:15
はい ［ENT］いいえ ［PAUSE］
MANUAL
2006/02/2918:06

ストア操作

Auto 1（オート 1）
メモリに保存する
CF カードが挿入されていなければ、本体内部メモリに保存します。
CF カードが挿入されていれば、CF カード内に保存します。
CF カードに保存することをお勧めします。

騒音計モードのとき
メインチャンネルの L p 、L eq、L max、L min を 1 組として 100 msec ごとに CF カー
ドに最長 1000 時間、内部メモリ使用時は最長 3 時間測定できます。
サブチャンネルは ON にしていてもデータは記録されません。

分析器モードのとき
各バンドレベルとオールパスの時間重み付けサウンドレベル L p を連続記録します。
Auto 1（オート 1）でメモリに保存する手順は次のようになります。
C F カードを使用する場合はカードスロットに C F カードが挿入されていることを確認してください。
1. 電源を On にします。
2. MENU キーを押して、表示画面をメニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［ストア］を選択して ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ キー で［ストアモード］を選択して E N T キーを押し、 + / ‑ キーで［Auto1］を選択して ENT キーを押します。

Manualストアモード
Auto1
ストア名
Auto2
サンプリング周期（RTA） 100ms

93

ストア操作

5. ストア名を設定します（CF カードが挿入されているとき）。
+ / ‑ キーで［ストア名］を選択し、ENT キーを押します。

5-2.

+ / ‑ キーで上 2 桁を設定して ENT キーを押します。

5-3.

ENT キーまたは キーを押して下 2 桁に移動します。

5-4.

+ / ‑ キーで下 2 桁を設定して ENT キーを押します。

▽

5-1.

ストアモードAuto1+
ストア名
AU1̲̲000
05‑
サンプリング周期（RTA） 100ms

6.

+ / ‑ キーで［サンプリング周期］を選択して ENT キーを押します。
+ / ‑ キーでサンプリング周期を設定して ENT キーを押します。

騒音計モードのときは 100 msec 固定です。

ストアモードAuto1
ストア名
AU1̲0500+
サンプリング周期（RTA）
100
100
‑

7. その他の測定に必要な条件（ 測定時間、トリガモード、サブチャンネル測定など）を MENU を切り替えて設定します。
8. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

94

ストア操作

9. STORE キーを押すと測定を開始します。

重 要
測定中は F R E Q W E I G H T、T I M E W E I G H T キーなどのキーを受け付けません。有効なキーは下記のとおりです。
START/STOP、PAUSE/CONT、LIGHT、STORE、
MODE、POWER
保存を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。

通常の Auto 1 ストアの場合は測定の経過時間が設定した測定時間になると測定データ保存を終了します。
途中で終了する場合は START/STOP キーもしくは STORE キーを押してください。
タイムトリガを使用した場合は、測定の経過時間が設定した測定時間になる
か、測定終了時刻になるとデータ保存を終了します。

ノート
測定の経過時間とデータ数の関係について。
Auto 1 ストアの場合、100 msec サンプルの場合 1 秒あたり 10 個のデータを保存するため、測定の経過時間が 10 秒だとすると保存するデータ数は 100 個になります。1 s e c
サンプルの場合は 10 個となります。
Auto ストア中はポーズ機能は使用できません。

Auto 1 ストア時はストアアドレスを経過時間に換算して表示します。

ノート
オクターブ、1/3 オクターブ同時分析のオートストアでサンプリング周期が 100 m s e c 未満の場合は画面の更新周期
が 200 msec（通常は 100 msec）になります。

95

ストア操作保存されたデータを読み出す
メモリに保存したデータを読み出す手順は次のようになります。
1. 電源を On にします。
2. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［リコール］を選択して ENT キーを押すとファイル選択

メニューが開きます。
4.

+ / ‑ キー で読み出すストア名を選択して ENT キーを押します。

5. S T A R T / S T O P キーを押すと内部メモリに保存されたデータが表示されます。
GRP/NUM キーで数値表示とグラフ表示を切り替えます。

MODEキー
START/STOPSTORE

PAUSE/CONTSTART/STOPキー
GRP/NUMキー

MODE

GRP
NUM

MENU

4
+

MENUキー

LEVEL
SLM
RTA

ENT

3

+

-

CAL
LIGHT

1

2

FREQ WEIGHT TIME

ストア名
内部メモリ
MANUAL
CFカード
AU1̲1234
AU1̲2222

96

POWER

/‑/

/

キー

ENTキー
POWERキー

測定日時
2006/02/26

15:22

2006/02/28
2006/02/29

16:15
18:06

‑
+
△/▽キーで読み出すストア名を選択してENTキーを押す

ストア操作WS ON DF
00:00:00.000

Auto1

0012

WS ON DF
00:00:00.000

Auto1

0012

AU1̲0012

AU1̲0012
Marker-1

67.8
77.6
03/03 18:33:00

リコール画面

騒音計モード03/03 18:33:00

リコール画面

分析器モード97

ストア操作保存されたデータを消去する
保存したデータを消去する手順は次のようになります。
1. MENU キーを押して、表示画面をメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［リコール］を選択して、ENT キーを押します。

3. ファイル選択画面になり、保存されたデータが表示されます。 + / ‑ キー で消去するデータを選択します。
4. C A L キーを押すと消去の確認ダイアログが表示されるので、消去の場合はENT キー、消去しない場合は PAUSE キーを押します。

ストア名
内部メモリ
MANUAL
CFカード
AU1̲2345
AU1̲3333

測定日時
2006/02/26

15:22

2006/02/28
2006/02/29

16:15
18:06

ストア名
測定日時
内部メモリ
MANUAL
2006/02/26

データを消去します。
よろしいですか？
はい+ /▽‑ キーで消去するデータを△選択してCALキーを押す

98

15:22

［ENT］いいえ［PAUSE］

ストア操作

Auto 2（オート 2）
メモリに保存する
CF カードが挿入されていなければ、本体内部メモリに保存します。
CF カードが挿入されていれば、CF カード内に保存します。
CF カードに保存することをお勧めします。

騒音計モードのとき設定した測定時間ごとにメインチャンネルとサブチャンネルのオールパス値と測
定開始時刻を記録します。

分析器モードのとき設定した測定時間ごとにメインチャンネルの各バンドレベルとオールパス値、サ
ブチャンネルのオールパス値と測定開始時刻を記録します。

Auto 2（オート 2）でメモリに保存する手順は次のようになります。
C F カードを使用する場合はカードスロットに C F カードが挿入されていることを確認してください。
1. 電源を On にします。
2. MENU キーを押して、メニューリスト画面にします。
3.

+ / ‑ // キー で［ストア］を選択して ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ キー で［ストアモード］を選択して E N T キーを押し、 + / ‑ キー で［Auto2］を選択して ENT キーを押します。

ストアモードストア名

Manual
Auto1
Auto2

99

ストア操作

5. ストア名を設定します（CF カードが挿入されているとき）。
+ / ‑ キー で
［ストア名］を選択し、ENT キーを押します。

5-2.

+ / ‑ キー で上 2 桁を設定して ENT キーを押します。

5-3.

ENT キーまたは キーを押して下 2 桁に移動します。

5-4.

+ / ‑ キー で下 2 桁を設定して ENT キーを押します。

▽

5-1.

ストアモードストア名△

6.

+ / ‑ キー と

Auto2+
AU2̲̲00005‑

キーでストア名を設定して ENT キーを押します。

7. MENU キーでメニューリスト画面に戻り、［測定］を選択して ENT キーを押します。
8. 測定メニューの［測定時間］、［トリガモード］を設定します。
9. その他の測定に必要な条件（サブチャンネル測定など）を MENU を切り替えて設定します。
10. START/STOP キーを押して測定画面に戻ります。

100

ストア操作

11. STORE キーを押すと測定を開始します。また、トリガが設定されていれば設定されたトリガ条件になると測定を開始します。

防風スクリーン補正
測定時間
バックイレース
遅延時間
Lmax/Lminタイプ
トリガモード ▼拡散音場補正サブチャンネル測定 ▼トリガモードトリガ開始時刻
トリガ終了時刻
トリガ間隔
スリープモード

ON
010 m
OFF
0s

Time
02/15 10:55
02/16 12:00
30m
OFF

Time
OFF
ON

01/31 09:30:20

測定メニュー画面

Timeトリガメニュー画面

測定開始時刻（トリガ開始時刻）

測定終了時刻（トリガ終了時刻）

測定時間

測定時間

測定中

測定中

・・・・

トリガ間隔

ノート
Auto ストア中はポーズ機能は使用できません

保存されたデータを読み出す
手順は Auto1 と同じです。（96 ページを参照）

保存されたデータを消去する
手順は Auto1 と同じです。（98 ページを参照）

101

ストア操作

画面のハードコピー
M E N U キーを押しながら L E V E L ▽キーを押すと、表示されている画面をビットマップ形式のデータとして CF カードに保存することができます。

格納フォルダ¥SCREENSHOT¥

ファイル名

保存したときの時刻

拡張子

.BMP

となります。

102

メモリカード
メモリカードの使用方法
カードスロットのふたを開けて、メモリカードを装着します。
外すときは、レバーを中へ押し込むとカードが外れます。

重 要
カードの抜き差しは必ず電源を O f f にしてから行ってください。

この部分につめを掛けてふたを開けます。

2

1. 矢印の方向にスライドして
2. 上に開ける

1

表

ド

ー

Fカ
C

カードスロット

レバー（カードを外すときに押す）103

メモリカード

データのサイズについてマニュアルストアを行う場合
128 MByte メモリカードに記録できるおおよそのデータ数は下記の通りです。
1データあたりのサイズ（Byte） データ数（個）SLMモード

1330

55000

OCT.モード

2059

28000

1/3 OCT.モード

3541

28000

OCT.、1/3 OCT.モード

4291

18000

例えば、O C T . モードにおいて、付属のメモリカード（ 128 M B y t e）でマニュアル
ストアできるデータ数は約 28000 組です。また 1 ストア名あたり保存できるデータ
数は 1000 組です。
アロケーションユニットサイズにより収録可能なデータ数は上記のようになります。

Auto 1（オート 1）ストアを行う場合必要とするおおよそのデータサイズは下記の通りです。

1データあたりのサイズ（Byte）
測定時間

データ容量（MByte）
10 secサンプリング周期

30 sec2 msec 5 msec

1h

8h

24 h

100 msec 100 msec 100 msec

SLMモード

35

−

−

1.26

10.1

30.3

OCT.モード

89

0.45

0.54

3.21

25.7

76.9

1/3 OCT.モード

221

1.11

1.33

7.96

63.7

191

OCT.、1/3 OCT.モード

287

1.44

1.73

10.4

82.7

248

例えば、1/3 O C T . モードにおいて、サンプリング周期 100 m s e c で 8 時間測定を行いたい場合、上記表より必要な容量は 63.7 MByte となりますので、付属のメモ
リカード（128 MByte）で測定可能です。

104

メモリカード

Auto 2（オート 2）ストアを行う場合
各カード容量に対するおおよそのデータ数は下記の通りです。
1データあたりのサイズ（Byte）
カード容量

データ数（個）
128 M

256 M

1G

2G

SLMモード

301

390 k

800 k

3.2 M

6.2 M

OCT.モード

879

130 k

270 k

1.1 M

2.1 M

1/3 OCT.モード

2067

58 k

110 k

470 k

910 k

OCT.、1/3 OCT.モード

2661

45 k

90 k

360 k

710 k

OCT. & 1/3 OCT. モードにおいてオート 2 ストアを行う場合には 1 データ組あたり約 2700 Byte を必要とします。
例えば、OCT. & 1/3 OCT. モードで 1 分間測定を 1 日間連続で行う場合は、全部で 1440 個のデータ組を保存しますので、1440×2700 ＝約 4 M B y t e の容量を消費
します。

105

メモリカード

メモリカードについて別売品のメモリカードは当社からの購入品をご使用ください。
本器に使用できるメモリカードはコンパクトフラッシュ（ CompactFlashTM）※（ CFカード）です。
※ CompactFlashTM は米国 SanDisk 社の登録商標です。
メモリカードは同一社同一型式であっても仕様の異なるものが市販されていることがあります。そのために当社以外の購入品では正しく動作しないことがあります。
したがって、ご使用の際は必ず当社からの購入品のご使用をお勧めします。

本器に挿入されたメモリカードは U S B 接続によりドライバをインストールすることなく、リムーバブルディスクとして認識されます。
接続には市販の USB ケーブル（スタンダード A オス - ミニ B オス）を使用してください。通信機能を使用しない場合は、メニューの入出力 - U S B 通信機能は O F F のままにしてください。O N にするとコンピュータへの接続時に U S B 通信機能を利用するためのドライバが要求されます。

106

メモリカード

ストアデータの形式について
メモリカードへ保存されるデータは、C S V 形式となります。メモリカード内にはサブディレクトリとファイルが作成されます。

MANUAL（マニュアル）ストアの場合
メニュー画面で設定したストア名はサブディレクトリ名の下 4 桁で使用されます。
1 アドレスにつき 1 つのファイルが作成されます。

Auto 1（オート 1）ストアの場合
メニュー画面で設定したストア名はサブディレクトリ名とヘッダファイル名の下 4桁で使用されます。
ヘッダファイルには、測定条件などが記録されます。拡張子は rnh です。

データファイルには、騒音レベル、オーバー情報、アンダー情報、ポーズ情報など
が、CSV 形式で保存されます。拡張子は rnd です。

1 ファイルにつき最大 36000 データを保存し、それを超えると新しいファイルにデータを保存します。

Auto 2（オート 2）ストアの場合
メニュー画面で設定したストア名はサブディレクトリ名とヘッダファイル名の下 4桁で使用されます。6000 データ組を超えると新しいファイルを作成します。

107

メモリカード

CF カードのフォーマット（初期化）重 要
C F カードをフォーマット（ 初期化）すると、C F カードに記録されているデータなどがすべて消去されます。

C F カードをフォーマットするには、コンピュータでフォーマットする方法と、本器（NA-28）を用いてフォーマットをする方法とがあります。
本器（NA-28）を用いてフォーマットする方法は以下のとおりです。
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー でシステム（Language）
を選択して ENT キーを押します。

3. システムメニュー画面が開くので、 + / ‑ キー で［C F カードフォーマッ
ト］を選択して ENT キーを押します。
4.

+ / ‑ キー で実行を選択して E N T キーを押すと下図のように表示されるので、フォーマットする場合は「はい」の［ENT］キーを押します。

CFカードフォーマット
OFF
実行
設定の保存/読み出し ▼現在時刻の設定 ▼プログラム情報 ▼Language
日本語
CFカードをフォーマットします。
CF容量
24 MByte
よろしいですか？

はい ［ENT］いいえ［PAUSE］

実行を選択して
ENTキーを押すとこのように表示される
ENTキーを押すと下図のように表示されてフォーマット（初期化）を開始します。

しばらくお待ちください。

システムメニュー画面

フォーマット（初期化）中は点滅表示

ノート
C F カードが論理的破損（ ストア中に電源が切れたときなど）した場合は、コンピュータでフォーマット（ 初期化）してください。
コンピュータでフォーマット（初期化）する場合は「ファイルシステム」で「FAT」または「FAT32」を選択してください。

108

入出力端子AC OUTPUT（交流出力）
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［入出力］を選択し、ENT キーを押します。

3.

+ / ‑ // キー で［交流（AC）出力］を選択し、ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ // キー で［MAIN/SUB］
を選択して ENT キーを押します。

M A I N を選択するとメインチャンネルの信号、S U B を選択するとサブチャンネルの信号が周波数重み付けを行った後の交流信号として本器底面のAC OUTPUT 端子に出力されます。
出力電圧：

1 Vrms

50 mVrms（目盛上限で）

出力抵抗：

約 600 Ω負荷抵抗：

10 k Ω以上

適合コード：

出力コード CC-24（BNC- ピンコード）AC

DC 5-6V
TRIG IN/COMP OUTDCOUTPUTUSB

底面
カバーを開ける

AC OUTPUT
DC OUTPUT

ノート
本機能を使用した場合、電池寿命は約 30％短くなります。

109

入出力端子

本器の指示値と出力電圧の関係は下図のようになります。
本器を校正状態にしたときの出力信号（ L E V E L レンジ 120 d B の目盛上限− 6 dB ＝ 114 dB、1000 Hz の正弦波）は 0.5 Vrms になります。

10
1
出力電圧

0.1

0.01
（Vrms）
0.001
100µ
10µ
‑90

‑80

‑70

‑60

‑50

‑40

‑30

‑20

‑10

FS

目盛（dB）
FS：フルスケール値

110

+10

入出力端子DC OUTPUT（直流出力）
1. MENU キーを押してメニューリスト画面にします。
2.

+ / ‑ // キー で［入出力］を選択し、ENT キーを押します。

3.

+ / ‑ // キー で［直流（DC）出力］を選択し、ENT キーを押します。

4.

+ / ‑ /

を選択して ENT キーを押します。
/ キー で［MAIN/SUB］

M A I N を選択するとメインチャンネルの信号、S U B を選択するとサブチャンネルの信号が周波数重み付け、実効値検波、対数圧縮を行った後の信号として本器底面の DC OUTPUT 端子に出力されます。本器で設定した周波数
重み付け特性と時間重み付け特性のかかったレベル化直流信号です。
出力電圧：

3.0 V（目盛上限で）、25 mV/dB

出力抵抗：

約 50 Ω

負荷抵抗：

10 k Ω以上

適合コード：

出力コード CC-24（BNC- ピンコード）

本器の指示値と出力電圧の関係は下図のようになります。
3.5
3.0
出力電圧

2.5
2.0

（V）1.51.0
0.5
0‑110 ‑100

‑90

‑80

‑70

‑60

‑50
‑40
目盛（dB）

‑30

‑20

‑10

FS

+10

FS：フルスケール値

本器を校正状態にしたときの出力信号（ L E V E L レンジ 120 d B の目盛上限− 6 dB）は 2.85 V になります。
ノート
本機能を使用した場合、電池寿命は約 30％短くなります。

111

入出力端子TRIG IN/COMP OUT 端子
TRIG IN/COMP OUT 端子は本器底面にあります。

AC

DC 5-6V
TRIG IN/COMP OUTDCOUTPUTUSB

TRIG IN/COMP OUT

底面
カバーを開ける

TRIG IN/COMP OUT 端子の接続は下図のようになっています。
TRIG IN/COMP OUT 端子を使用する場合はデュアル変換アダプタ CC-59（ 別売）が必要です。

φ2.5モノラルジャック
NA-28底面
TRIG IN/COMP OUT端子

MAIN
φ2.5ステレオプラグ

TRIG INCOMP OUTCOM

MAIN： TRIG
SUB： COMP
デュアル変換アダプタ CC-59（別売）
SUB
φ2.5モノラルジャック

出力コード C C -24（ モノラルプラグ）のみを接続した場合はトリガ端子として機能
します。

112

入出力端子TRIG IN（トリガ入力）
0 V〜5 V ロジックレベル立下り信号、パルス幅 1 ms 以上

ロジックレベル
0V
パルス幅≧1 ms

COMP OUT（コンパレータ出力）

約 480 ΩTr

コンパレータ出力
オープンコレクタ
最大印加電圧 DC 24 V
最大駆動電流 DC 50 mA

コンパレート信号

コンパレータレベル

レベルを下回って1秒間はコンパレート信号を出力し続ける
1秒

時間

113

初期値
初期値（工場出荷時の値）は下記のようになっています。
SLM/RTA 機能 ....................................................................................... SLM
表示演算値種類.......................................................................................... L p
メインチャンネル周波数重み付け特性 ................................... A
メインチャンネル時間重み付け特性 ......................................... F
レンジフルスケール ............................................................................... 120
校正モード .................................................................................................... Internal
測定時間 .......................................................................................................... 10
測定設定時間の単位 ............................................................................... ｍ
バックイレース.......................................................................................... OFF
遅延測定 .......................................................................................................... 0 s

L max /L min タイプ ..................................................................................... Band
防風スクリーン補正 ............................................................................... OFF
トリガモード ............................................................................................... OFF
トリガレベル ............................................................................................... 70
スロープ .......................................................................................................... ＋
トリガバンド（oct 内の 1/3oct の位置）................................. 中位（通信のみで有効）
トリガバンド（oct、1/3oct 共通）............................................... メイン AP
トリガバンド（SLM 用）...................................................................... メイン AP
タイムトリガ開始日時 ......................................................................... 01/01

00：00

タイムトリガ終了日時 ......................................................................... 01/01

00：00

タイムトリガインターバル............................................................... OFF
拡散音場補正 ............................................................................................... OFF
サブチャンネル測定 ............................................................................... OFF
サブチャンネル周波数重み付け特性 ......................................... C
サブチャンネル時間重み付け特性 .............................................. F
MAX 保持 ..................................................................................................... OFF

L eq........................................................................................................................ ON
L E ......................................................................................................................... OFF
L max .................................................................................................................... ON
L min ..................................................................................................................... OFF

114

初期値

L N1

（L05）.......................................................................................... OFF

L N2（L10）.......................................................................................... OFF

L N3（L50）.......................................................................................... ON

L N4（L90）.......................................................................................... OFF

L N5（L95）.......................................................................................... OFF

リスト ............................................................................................................... ON
時間―レベル ............................................................................................... ON
付加演算測定量（L peak /L tm5）.......................................................... L peak
ストアモード ............................................................................................... Manual
ストア名 .......................................................................................................... MAN̲0000
RTA モード時 Auto1 サンプリング周期 .............................. 100 ms
スリープモード.......................................................................................... ON
交流出力 .......................................................................................................... MAIN
直流出力 .......................................................................................................... MAIN
コンパレータ動作 .................................................................................... OFF
コンパレータレベル ............................................................................... 70 dB
コンパレート対象バンド（oct 内の 1/3 oct の位置）..... 中位（通信のみで有効）
コンパレート対象バンド（oct、1/3 oct 共通）.................. MAIN AP
コンパレート対象バンド（SLM) ................................................... MAIN AP
USB 通信機能 ............................................................................................. OFF
リモコン制御 ............................................................................................... OFF
バックライト自動消灯 ......................................................................... 30 s
バックライトの明るさ ......................................................................... 暗い
ビープ音 .......................................................................................................... ON
インデックス ............................................................................................... 1

START/STOP ボタンを押しながら、電源を投入すると、初期値に設定されます。
メニューの［システム―設定操作］で［初期値を設定に反映］を選択して ENT キーを押すと初期値に設定されます。
時刻、言語およびストアデータについては初期化されません。

115

設定ファイル
起動時の「設定ファイル読み込み」は以下のような利点があります。
● 電源起動時に、CF カード内に予め用意しておいた設定を自動的に読み込み、起動後にすぐに測定を開始することが可能● うっかり設定を変更してしまっても、電源を切って再投入すれば、自動的に設定が復元される● 複数の C F カードにそれぞれの設定を用意しておくことで、C F カードを交換するだけで面倒な設定を行う手間がかからず、あらゆる測定を正確かつ迅
速に行える

電源起動時に設定を読み込ませるには、コンピュータで C F カードに所定のフォル
ダ「 NA-28 ￥SETUP ￥STARTUP」を作成し、その STARTUP フォルダ内に設定ファイル（ NA28SET ○ .rns）を入れておく必要があります。○の番号は 1〜9 の半角数字です。
STARTUP フォルダ内には、2 つ以上の設定ファイルを入れないでください。
C F カードを装着して起動すると、設定ファイルを読み込むかどうかの選択ダイア
ログが表示されるので、そのダイアログで「 はい」を選択するか、ダイアログが表示されてから約 10 秒間そのままにすると設定ファイルから設定が読み込まれます。

ノート
起動時の「設定ファイル読み込み」の注意点
通常、電源を切ったときの設定が、次回起動時に読み込まれます（ リジューム機能）が、自動読み込みの設定ファイルを読み込んだ場合、リジューム機能の設定値を上書きしますので、設定ファイルを読み込む前に、現在の設定を内
部メモリまたは C F カードに保存しておくことをお勧めし
ます。

116

設定ファイル

自動読み込み設定ファイルの準備と方法
1. NA-28 本体で、所望の状態に測定条件などを設定します。
2. 起動時に自動的に設定を読み込ませるには、コンピュータ上で簡単な準備を行う必要があるので、CF カードをコンピュータに装着します。
接続方法は次の 2 通りの方法があります。どちらの場合も以降の手順は同じです。
①

N A -28 から C F カードを取り出し、C F カードリーダーなどを使用してコンピュータに接続する②

NA-28 とコンピュータを USB ケーブルで接続する

3. CF カード内に「 NA-28 ￥SETUP ￥SET̲ ○○○○」フォルダが存在することを確認します。
もしフォルダがない場合、「設定ファイルを CF カードにコピーする手順（119ページ）」を行ってください。
4. CF カード内に「NA-28 ￥SETUP ￥STARTUP」フォルダを作成します。
STARTUP は半角英字で作成します（大文字、小文字は問いません）。
5. 手順 3 のフォルダ内から、起動時に読み込ませたいファイルを「STARTUP」
フォルダ内へコピーします。
以上で準備は完了です。

起動時の設定自動読み込み方法
1. 前記「 自動読み込み設定ファイルの準備」で作成した CF カードを NA-28 に装着し、電源を起動します。
2. 起動画面の後に「設定ファイルで起動しますか？」ダイアログが出るので「はい」を選択するか、または約 10 秒間そのまま待ちます。
もしダイアログが表示されずに測定画面になった場合、前記「 自動読み込み設定ファイルの準備」に失敗している可能性があります。フォルダ（ STARTUP）の名前、その中のファイル名（ NA28SET ○ .rns）を確認してください。

設定が読み込まれ、NA-28 に反映されます。
117設定ファイル

設定ファイルを保存する方法
1. NA-28 本体で、所望の測定状態になるように、測定条件などを設定します。
2. メニュー画面の「 システム」へ入り、「 設定の保存 / 読み出し」画面にしてENT キーを押します。
3. N o . 1〜N o . 5 の内のどれか（ どこでもよい）にカーソルを合わせ、S T O R E
キーで設定を保存します。
もし指定した No. にすでに設定が保存されている場合、上書き確認のダイアログが表示されます。
「設定を保存しました」のダイアログが表示されれば保存完了です。

この操作で、NA-28 の内部メモリに設定が保存されました（ No. 1〜No. 5 の最大 5 設定に保存可能です）。

初期値を設定に反映
No.1 2005/12/08 08:35
No.2 2005/12/09 09:55
No.3 - - - - - - - - - - - - No.4 - - - - - - - - - - - - No.5 - - - - - - - - - - - - CFへグループ保存 ▼CFからグループ読込/削除 ▼初期値を設定に反映
No.1 2005/12/08 08:35
No.2 2005/12/09 09:55
No.3 2006/01/15 11:22
No.4 - - - - - - - - - - - - 設定を保存しました
No.5 - - - - - - - - - - - - CFへグループ保存 ▼確認⇒ENT ▼CFからグループ読込/削除

No.を選択してSTOREキーを押す
設定保存のダイアログが表示されるOKならばENTキーを押すか約5秒そのまま待つ118

設定ファイル

設定ファイルを CF カードにコピーする手順
設定ファイルは、内部メモリに 5 つまで保存することが可能ですが、それ以上の設定ファイルを作成したい場合や、起動時に指定した設定で起動するようにするには
CF カードを利用します。

N A -28 では、設定を直接 C F カードに保存することはできないので、前記の手順で一度内部メモリに設定を保存し、その設定ファイルを C F カードにコピーするという手順になります。
1. 設定の保存手順 3 で作成した所望の設定を、内部メモリから C F カードへコピーするには、「 CF へグループ保存」→「 ------（ New）-----」→グループ名を決める（SET̲ ○○○○）。
これで設定ファイルが CF カードの「 NA-28 ￥SETUP ￥SET̲ ○○○○」
フォルダ内にコピーされます。
SET̲ ○○○○グループ（フォルダ）には、NA28SET ○ .rns という設定ファイルが最大 5 個格納されます。
1 つの CF カードには 100 個の設定グループを保存可能です。
よって、1 つの CF カードに設定を最大 500 通り保存することが可能です。
2. 以上で設定ファイルを CF カードにコピーする作業は完了です。
正しいフォルダ名、ファイル名、ファイル形式が使用されていれば、コン
ピュータ上のテキストエディタでも、設定ファイルを作成できます。

初期値を設定に反映
No.1 2005/12/08 08:35
No.2 2005/12/09 09:55
No.3 2005/12/15 11:33
No.4 2005/12/25 17:06
No.5 2005/12/30 15:00
CFへグループ保存 ▼CFからグループ読込/削除 ▼- - - - - - - -（New）- - - - - - - -00［CFへグループ保存］を選択してENTキーを押す+ / ‑ キーでグループ名を決める

保存のときは
ENTキーを押す

119

別売品
マイクロホン延長コード EC-04 シリーズ
特に精密な測定を行う場合は、マイクロホン延長コードを用いてマイクロホンを騒
音計本体から離して設置し、騒音計本体による回折効果や測定者の音響的影響などを軽減します。
下表に示すように 2 m〜100 m までの 6 種類のコードがあります。コードは複数本使用して、更に長くすることもできます。
35 m までの延長コードが計量法の検定対象です。

重 要
コードが長くなると、コードの持つ静電容量のため、測定周波数範囲と測定レベルの上限が制限されます。
詳細は「技術解説編」を参照してください。

型式 長さEC-04 2 m
EC-04A 5 m
EC-04B 10 m120

型式
EC-04C
EC-04D
EC-04E

長さ30 m（リール部）＋5 m（中継コード）
50 m（リール部）＋5 m（中継コード）
100 m（リール部）＋5 m（中継コード）

別売品

プリンタ BL-112UI（BL-112UI は、2010 年に販売を終了しました。）

測定画面のハードコピーと内部メモリおよびメモリカードに保存されたデータを印字することができます（プリンタ、記録紙、プリンタ接続コードは別売です）。
本器で測定したデータをプリンタで印字する手順は次のようになります。
本器とプリンタの電源を入れ、プリンタをオンライン状態にします。また、「準備」の章は済んだものとして説明します。

プリンタの取り扱いについては、プリンタに付属の取扱説明書を参照してください。

測定画面を印字する測定画面のハードコピーが印字されます。
印字する手順は次のようになります。
1. 測定画面が表示されているときに MENU キーを押します。
2.

+ / ‑ // キー でメニューリスト画面の［印刷］を選択します。

3. ENT キーを押すと下図のように表示されます。
画 面 を 印 刷 す る と き は E N T キーを 押 し ま す。 キャン セ ル す る と き は
PAUSE キーを押します。

［印刷］を選択してENTキーを押す
WS ON DF
0333

システム

20

(Language)

表示

入出力

ストア

測定

印刷

リコール

40

60

80

100

120

画面を印刷しますか？

はい→ ENT いいえ→ PAUSE

03/03 12:34:55

メニューリスト画面

印刷画面

121

別売品

保存したデータを印字する
保存したデータがハードコピーされます。
印字する手順は次のようになります。
1. メニューリスト画面で［リコール］を選択して、ENT キーを押します。
2.

+ / ‑ // キー で印刷する保存されたデータを選択します。

3. ENT キーを押すと保存されたデータが表示されます。

［リコール］を選択してENTキーを押す

システム(Language)

表示

ストア

測定

入出力

印刷

ストア名
測定日時
内部メモリ
MANUAL
2006/01/25
CFカード
AU1̲0002
2006/02/22
AU1̲0003
2006/02/03
AU2̲0001
2006/03/01

09：30
08：15
08：55
08：25

リコール

メニューリスト画面

122

保存データリスト

別売品

4. 再度 E N T キーを押すとリコールのメニューリスト画面が表示されるので、［印刷］を選択して、ENT キーを押します。
5. 以下のように表示されます。範囲設定印刷のときは印刷範囲を指定して［印刷実行］を選択して ENT キーを押すと印字されます。

ENTキーを押す
WS ON DF
0333

Store File:M A N ̲ 0 1 2 2

入出力

ストア

測定

印刷

03/03 12:34:55

ストアデータ画面

リコールのメニューリスト画面
印刷を選択してENTキーを押す

WS ON DF
0333

Store File:M A N ̲ 0 1 2 2+ / ‑ キーで各項目を選択

ENTキーでそのまま印字
画面印刷
範囲設定印刷ENTキーを押す
印刷開始アドレス
印刷終了アドレスを指定
ENTキーで印字

印刷取消
03/05 08:22:55

保存した日時を表示
ENTキーでストアデータ画面に戻る

印刷開始アドレス
印刷終了アドレス

001
258

印刷実行
印刷取消

123

別売品

レベルレコーダ LR-07／LR-20A
レベルレコーダと接続して、騒音レベルの時間的変化を記録することができます。

騒音レベルの記録
レベルレコーダで騒音レベルの時間的変化を記録する手順は次のようになります。
本器とレベルレコーダの電源を入れてください。また、「 準備」の章は済んだものとして説明します。レベルレコーダの操作の詳細はレベルレコーダの取扱説明書を参照してください。
1. MENU キーでメニューリスト画面を開き、［入出力］を選択して ENT キーを押します。
2. ［交流（AC）出力］を選択して ENT キーを押します。
3. MAIN/SUB（メインチャンネル出力またはサブチャンネル出力）を設定します。
4. MENU キーを押して測定画面に戻ります。
5. CAL キーを押して本器を内部校正状態にします。
（Internal Calibration の状態）

交流(AC)出力
直流(DC)出力
コンパレータ ▼USB通信機能
リモコン制御バックライト明るさ
バックライト自動消灯
ビープ音
インデックスOFF OFF
OFFMAIN
OFF SUB
ON
ON
0
30s
OFF
128

入出力メニュー画面

124［交流（AC）出力］を選択してENTキーを押す
MAIN/SUBの出力チャンネルを選択してENTキーを押す
MENUキーを押して前の画面に戻る

別売品

6. レベルレコーダのレベル調整器（ L e v e l a d j）を回してペンが目盛上限から ‑6 dB の位置を記録するよう調整します。
記録ペン
記録範囲が 50 dBの場合‑6 dBの位置
騒音計の目盛上限

7. 再度本器の CAL キーを押して本器を測定状態にします。
8. F R E Q W E I G H T キーで周波数重み付け特性を設定します。時間重み付け
特性はレベルレコーダ側で設定します。
「OVER」および「UNDER」
9. LEVEL △ / ▽キーでレベルレンジを設定します。
が表示されないよう設定してください。
本器のレベルレンジ値（目盛上限）がレコーダの目盛上限値となります。

WS ON DF
9872

Comp

騒音計の目盛上限

100.0
100.0

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB

70 dB

03/05 12:25:50

測定画面

記録範囲が 50 dBの場合

125

別売品

プログラムカード
本器は様々なプログラムカードに対応しています。
使用方法についてはそれぞれのプログラムカードの取扱説明書をご覧ください。

126

別売品

リモコン
赤外線のリモコン（ N A -27R C1）で騒音計本体の動作の制御、計測条件の変更を上面パネルに配置されたキーを押すことで行うことができます。
通達距離は約 3 m です。

START/STOP キー
測定の開始、中止を行います。

PAUSE/CONT キー
測定の一時中止を行います。データ除去機能が設定されていると、一時中止の直前のデー
タを除去できます。

LEVEL UP/DOWN キー
レベルレンジを切り替えます。

FAST、SLOW、10 ms キー
M A I N チャンネルの時間重み付け特性を選択します。

Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin キー
画面に表示される測定結果を表示します。

STORE キー
内蔵メモリへのデータの保存の開始／中止をします。

A、C キーM A I N チャンネルの周波数重み付け特性を切り替えます。
A：A 特性C：C 特性PRINT キー画面に表示された内容や、内蔵メモリの内容をプリンタ（別売）に印字します。

127

別売品

背面の電池収納部に単 4 形乾電池（LR03 または R03）
を 2 本入れてください。
1. 電池収納部のふたの ▽ マークを押しながら下にひいて開けます。
2. 単 4 形乾電池を 2 本、＋、−の極性に注意して入れてください。
3. 元のとおりにふたをします。

背面

電池収納部

重 要
乾電池の極性「＋」と「−」に注意して正しく入れてください。
2 本とも同じ種類の乾電池を入れてください。
異なる種類の電池や、新旧混ぜての使用はしないでくださ
い。故障の原因となります。
使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。

128

仕
適合規格

様

騒音計：計量法精密騒音計
平成 27 年新基準による検定に適合
JIS C 1509-1:2017 クラス 1
JIS C 1513:2002 クラス 1
JIS C 1514:2002 クラス 1
JIS C 1516:2014 クラス 1
IEC 61672-1:2013/2002 class 1
IEC 61260:2014 class 1
ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1 class 1
ANSI S1.11-2004 class 1
CE マーキング
WEEE 指令中国版 RoHSJ I S C 1505 は 2005 年に廃止され、J I S C 1509-1 に置き換えられたIEC 60804:2000 Type 1、IEC 60651:1979 Type 1 は 2002 年に廃止され、IEC 61672-1 に置き換えられた

測定機能

騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う。周波数重み付
け特性、時間重み付け特性はメインチャンネル、サブチャンネ
ル個別に設定する

測定モード
騒音計モードメインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて次ページの測定項目に示されるオールパス値の測定を行う
サブチャンネルでは分析器モードpeak、

tm5 いずれかの測定も可能

メインチャンネルではオクターブ、1/3 オクターブバンド実時
間分析およびオールパスの測定を行い、オクターブ、1/3 オク
ターブ実時間の同時分析も可能（ただし、帯域制限あり）
サブチャンネルではオールパスの測定のみを行う

129

仕

様

測定項目

選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定
時間重み付けサウンドレベル

L

時間平均サウンドレベル

L eq

音響暴露レベルLE

時間重み付けサウンドレベルの最大値 L max
時間重み付けサウンドレベルの最小値 L min

LN（1〜99、1 ステッ

時間率サウンドレベル

プ）
を最大 5 個、L も
しくは L eq,1sec から算出
する（日本語のときはのみ）
騒音計モードのサブチャンネルでは以下のいずれか

つが測

定可能

L peak

ピークサウンドレベル

時間重み付けサウンドレベル区間内最大レベルのパワー平均値

L tm5
周波数重み付け特性はサブチャンネルと同じになる
測定時間

1〜59 秒、1〜59 分、1〜24 時間

各測定モードにおける演算項目
主演算
チャンネル

メイン

補助演算

サブ

補助

オールパス値／オクターブ分析 オールパス値のみ

オールパス値のみ

オールパス値のみ

周波数重み付け特性

A/C/Z

A/C/Z

サブと同じ

F/S/10 ms

F/S/10 ms/I

L 、L eq、L E、

L 、L eq、L E、

L max、L min、LN

L max、L min、LN

騒音計 時間重み付け特性
モード
測定項目

オールパス値／オクターブ分析
周波数重み付け特性分析器
時間重み付け特性
モード
測定項目

−

L peak、L Atm5

オールパス値およびオールパス値のみオクターブ分析
A/C/Z

A/C/Z

F/S/10 ms

F/S/10 ms/I

L 、L eq、L E、

L 、L eq、L E、

L max、L min、LN

L max、L min、LN

マイクロホンおよびプリアンプ
マイクロホン

UC-59
感度 ‑27 dB

プリアンプ
130

NH-23

2 dB（re. 1 V/Pa）−

仕測定レベル範囲

A 特性

25 dB〜140 dB

C 特性

33 dB〜140 dB

Z 特性

38 dB〜140 dB

直線動作全範囲様

25 dB〜140 dB（A 特性、1 kHz）

ピークサウンドレベルの測定上限
自己雑音レベル

測定周波数範囲

143 dB

A 特性

17 dB 以下

C 特性

25 dB 以下

Z 特性

30 dB 以下

10 Hz〜20 kHz

分析周波数範囲（中心周波数）オクターブ分析
オクターブバンドパスフィルタ
16 Hz〜16 kHz（同時分析時は 16 Hz〜8 kHz）
構成

12 次バターワースバンドパスディジタルフィルタ

中心周波数 Base-10
1/3 オクターブ分析
1/3 オクターブバンドパスフィルタ
12.5 Hz〜20 kHz（同時分析時は 12.5 Hz〜12.5 kHz）
構成

6 次バターワースバンドパスディジタルフィルタ

中心周波数 Base-10
周波数重み付け特性
時間重み付け特性

直線動作範囲A、C、Z 特性
メインチャンネル

F、S、10 ms

サブチャンネル

F、S、10 ms、I

オールパス（A 特性）110 dB（30 dB〜130 dB レンジ、1 kHz に
おいて）

スペクトル

95 dB

レベルレンジ
騒音計モードバーグラフ表示範囲 最大 100 dB
30 dB〜130 dB
20 dB〜120 dB
20 dB〜110 dB
20 dB〜100 dB
20 dB〜90 dB
20 dB〜80 dB

131

仕

様

分析器モードバーグラフ表示範囲 90 dB
40 dB〜130 dB
30 dB〜120 dB
20 dB〜110 dB
10 dB〜100 dB
0 dB〜90 dB‑10 dB〜80 dB

サンプリング周期 L eq、L E、L max、L min、L peak：15.6 µs（オクターブ、1/3 オクターブ同時分析時は 20.8 µs）

LN ：100 ms

校正
内部校正

内蔵電気信号による電気的校正（ 1 k H z、レベルレンジの目盛
上限 ‑6.0 dB）

音響校正

NC-75/NC-74（1 kHz、94.0 dB）
NC-72A（250 Hz、114.0 dB）

補正機能
ウインドスクリーン補正機能
ウインドスクリーン装着時に周波数特性へ与える影響を低減する
補正機能の On/Oﬀ はメニュー画面にて行う※ウインドスクリーン装着時も J I S C 1509-1、J I S C 1516、IEC 61672-1 に適合する
拡散音場補正機能
拡散音場において規格（ ANSI/ASA S1.4）に適合するよう周波数特性を補正する補正機能の On/Oﬀ はメニュー画面にて行う
表示

バックライト付きカラーTFT 半透過液晶表示器（240 × 320 dots）

更新周期

100 ms（同時分析でオートストア、サンプリング周期 100 msec未満の場合は 200 msec）

トリガ
レベル 1

測定、メモリストアの開始を制御する
トリガレベル（ 1 d B ステップ）を閾 値として測定を開始し、設定した測定時間経過後に測定を終了する
スロープの +/‑ を設定する

レベル 2

トリガレベルを超えている間 1 回だけ測定する

外部

外部トリガ端子のロジックレベルの立ち下がり信号を検出して開始

時刻

スタート時刻とトリガ発生の繰り返しインターバルを設定する

遅延時間

スタートキーが押されてから、測定開始またはトリガの監視までの時間を設定する

設定時間
132

0 s〜10 s の範囲で 1 s ステップで設定

仕様

直前データ除去機能
ポーズキーで測定を一時停止したとき、その時点から 5 秒間逆上ったデータを演算から除外する
ストア

マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録する
ストアは内部メモリもしくは CF カードのいずれかに記録する
内部メモリは 1 ブロックを有し、マニュアルストア、オートス
トア 1、2 のいずれかひとつを選択できる

マニュアルストア
手動で 1 アドレスずつ、測定結果を測定開始時刻とともに記録
する
記録データ数

内部メモリ

最大 1000 組

CF カード最大 1000 組を 1 ストア名として 100 ストア名
保存可能

オートストア

測定結果を設定した時間間隔で連続記録する
また、記録中に発生した事象に対して識別ができるよう 4 種類のマーカ情報の付加が可能である
オートストア中のポーズはできない

オート 1

測定時間

最長 1000 時間（ C F カード使用時の時間、内部メモリ使用時については下記参照）

騒音計モード L p 、
L eq、
L max、
L min を一組として 100 ms ごとに連続記録する
サブチャンネルの測定結果は記録できない
サンプリング周期
100 ms（L p 、L eq、L max、L min）のみ
内部メモリ使用時
最長 3 時間分析器モード

各バンドレベルとオールパスの時間重み付けサ
ウンドレベル（L p ）を連続記録する

メインチャンネル
オールパス値と各バンドレベル値
サブチャンネル
オールパス値のみ
サンプリング周期
1 ms〜1 s、L eq,1s
内部メモリ使用時
最大 10000 個（1 s もしくは L eq,1s 時に 2.7 時間）
133

仕

様

オート 2

騒音計モード 測定時間ごとのメインチャンネルとサブチャン
ネルのオールパスの測定値と測定開始時刻を連続記録する分析器モード 測定時間ごとのメインチャンネルの各バンドレベルとオールパス値、サブチャンネルのオール
パス値と測定開始時刻を連続記録する
記録データ数

データリコール

内部メモリ

最大 1000 組

CF カード最大 300000 組

ストアデータの閲覧を行う
タイム−レベル表示も行う（ただし、選択した 1 バンドのみ）

リコール演算なし

設定記憶

最大 5 組までの設定を内部メモリに保存し、呼び出すことができる
あらかじめ C F カードに格納されたファイルの設定で起動することもできる入出力
交流出力

メインチャンネルまたはサブチャンネルのどちらかのオールパ
ス信号を選択して出力する

直流出力

出力電圧

レンジフルスケールにおいて 1 V（実効値）

出力抵抗

600 Ω

負荷抵抗

10 k Ω以上

メインチャンネルまたはサブチャンネルのどちらかのオールパ
ス信号を選択して出力する

134

出力電圧

レンジフルケールにおいて 3.0 V、25 mV/dB

出力抵抗

50 Ω

負荷抵抗

10 k Ω以上仕様

コンパレータ出力
オープンコレクタ出力
バンドレベルで判定することも可能
端子は外部トリガと兼用
最大印加電圧DC 24 V

最大駆動電流DC 50 mA

外部トリガ入力 0 V-5 V ロジックレベルの立ち下がりエッジを検出
端子はコンパレータと兼用
USB

コンピュータにはストレージデバイスとして接続するほか、コ
ミュニケーションデバイスクラスを利用して通信コマンドによる制御も可能である
ただし、通信コマンドではストアデータの転送およびストア動作に関わる設定はできない

リモコン受信赤外線リモコンで NA-28 の制御を行う（リモコンは別売）

電源

単 2 形乾電池 4 本使用または外部電源（5 V〜6 V）使用
動作時間（23℃、通常動作時）
アルカリ電池LR14

15 時間（ バックライト（ 明るい）常時点灯時は 10 時間）

AC アダプタ

NC-94B（100 V〜240 V 、50/60 Hz）

外部電源

5 V〜6 V（定格電圧 6 V）
消費電流 230 mA（通常動作、定格電圧時）

使用温湿度範囲‑10℃〜+50℃、10%RH〜90%RH

寸法、質量331 mm（H）× 89 mm（W）×51 mm（D）
約 730 g（電池を含む）

135

仕

様

付属品

CF カード

256 MB

1

収納ケース

1

ソフトケース

1

AC アダプタ

NC-94B1

ウインドスクリーン

WS-10

1

出力コード

CC-24

1

ストラップ

1

単 2 形アルカリ乾電池

LR14

4

取扱説明書 （操作編、シリアルインタフェース編、技術解説編
各 1 冊で 1 組）

1

内容品明細表兼リオン製品保証書

別売品

音響校正器

NC-75

ピストンホン

NC-72A1

CF カードリモコン

NA-27RC1

バッテリパック

BP-21A

USB ケーブル

A オス−ミニ B オス（市販品）

オプションプログラムカード

136

建築音響カード

NX-28BA

波形収録カード

NX-28WR

FFT 分析カード

NX-28FT

仕

様

RION

SOUND LEVEL METER
1/3 OCTAVE BAND ANALYZER

331

NA-28

START/STOPSTORE

PAUSE/CONT
MODE

GRP
NUM

MENU

4
+
LEVEL

SLM
RTA

ENT

CAL

-

LIGHT

1

3

2

POWER

FREQ WEIGHT TIME

側面

正面

背面

51

89

底面

単位：mm
外形寸法図
137

http://www.rion.co.jp/
本社／営業部
西日本営業所
大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル 6F
東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
〒 185-8533 TEL (042）359-7887（代表） 〒 530-0001 TEL（06）6346-3671 FAX（06）6346-3673
FAX (042）359-7458
サービス窓口リオンサービスセンター株式会社
東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号〒 192-0918 TEL (042）632-1122
FAX (042）632-1140

東海営業所

名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル

〒 460-0002 TEL（052）232-0470

FAX（052）232-0458

九州リオン（株） 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
〒 812-0039 TEL（092）281-5366

FAX（092）291-2847

No. 62461

17‑10