マイクロプレートリーダーシステム
ハイデックスセン

ス

Hidex Sense™ シリーズ（4種類）皆さまのご研究に最適なマイクロプレートリーダーをご紹介いたします
ハイデックスセンス

Hidex Sense シリーズ（4 種類）は、横幅 20cm と大変コンパクトで高性能のマイクロプレートリーダーです。
Windows タッチスクリーンをベースとしたソフトウェアにより最小限のトレーニングで操作が行えるため、より簡便で快適な操作が可能です。
蛍光測定（蛍光強度測定、時間分解蛍光測定、蛍光偏光測定）は可能な限り最高の感度とスピードで測定が行えるよう、フィルター技法が採用されています。
吸光度測定は回折格子を用いたスペクトルグラフ技法を使用することで、単一波長のみならず、高速でスペクトル測定を行うことができます。
液体シンチレーション測定機能が追加されたモデルは、光学測定と液体シンチレーション測定が 1 台でできる世界唯一のプレートリーダーです。液体シンチレーション測定とルミネッセンス測定は光学系、アパーチャー（絞り）の設計を最適化することで、高感度かつ最小のクロストークとなっています。

ハイデックスセンス

Hidex Sense シリーズ測定技法（8 機能型）● 吸光度測定● 蛍光強度測定● 時間分解蛍光測定● 蛍光偏光測定● ルミネッセンス（発光）測定● 高感度ルミネッセンス（発光）測定● Alpha Screen 測定● 液体シンチレーション測定11”（28cm）

1（ 9”49cm）

8”（20cm）

多目的用途への対応
ハイデックスセンス

Hidex Sense シリーズは 1 台で並外れた幅のアッセイを行うことが可能です。例えば、レセプター結合アッセイ、ELISA、カイネティクスアッセイ、ラジオイムノアッセイ、毒性アッセイなど、一般的な研究に使われているアプリケーションを網羅します。
加えて全ての蛍光技法とルミネッセンス技法は、ウェルの底からも測定でき（ボトムリーディング）、幅広い種類の細胞アッセイを可能とします。
また、FRET、TR-FRET、BRET のような特殊な測定機構が必要なアッセイも標準機能として搭載しています。
温度制御機能は最高 65℃まで制御可能であり、酵素活性や細胞増殖アッセイの正確な測定に役立ちます。
マイクロプレートのシェイキング機能はアッセイに合わせて水平撹拌、円軌道、二重円軌道の中から選択可能です。
これらの機能についてもソフトウェアを直観的に操作することができ、ご希望のアプリケーションに合わせた測定をアッセイライブラリーから簡単に測定できます。多くのアプリケーションに対応できるため、研究室のあらゆる実験に活用できます。

サンプル測定から測定結果まで、ワンタッチで操作可能です驚くべきユーザーインターフェイス
ハイデックスセンス

Hidex Sense シリーズのユーザーインターフェイスは、最小限の操作訓練によって、安全で、快適に扱えるように設計されています。ソフトウェアは独立の評価として、システムユーザビリティスケール（SUS）の最も高い操作性レベルの「“Excellent”（優秀である）」と評価されています。
ソフトウェアは多種類の検量線フィッティング技法を有した濃度計算、リプリケート計算、吸光度比、リファレンス計算、FRET比、FP のmP 計算を行えます。全ての結果はソフトウェアデータベースに保存され、測定後、自動または手動でExcelに変換できます。

ハイデックスセンス

Hidex Sense シリーズは、オフラインでデータが編集できる “oﬃce” モードで操作できます。様々なワークステーション上でデータ管理を行う場合、便利なデータ転送機能をご使用になれます。

最先端の技術
多用途の吸光度測定

妥協のない蛍光測定

高感度グレーティングCCDスペクトルグラフにより、フィルターストレージシステムは、光学フィルター超高速吸光度スペクトル測定が可能です。UVからを最大 32 枚まで装備することができ、感度の上でIRまでの完全なスペクトルを1ウェル1秒以下で妥協のない蛍光スペクトルレンジを網羅します。自スキャンできます。また10種の選択した波長を同動シグナル・バックグラウンド最適化、ファイバー時に抽出できます。

レス光学系、マルチダイクロイックビーム

対応機種

スプリッターを組み合わせ、究極の性能を誇ります。

1. Hidex Sense Beta Plus

対応機種

2. Hidex Sense

1. Hidex Sense Beta Plus 2. Hidex Sense

3. Hidex Sense Beta PhotometerFlash Lamp

液体シンチレーション測定と高感度ルミネッセンス（発光）測定
光学測定と液体シンチレーション測定が 1 台で行える世界で唯一のプレートリーダーです。一般的なシンチレーション
アッセイに加え、LumaPlate 、UniFilterTM、Filtermats、FlashPlates 、MeltiLex などを使うことができます。
対応機種
1. Hidex Sense Beta Plus 3. Hidex Sense Beta Photometer 4. Hidex Sense Beta

最適化された設計
ルミネッセンス測定のフォトンカウンティングエレクトロニクスや、時間分解蛍光測定に関して、最適化されています。
ま た、AlphaScreen

を 用 い た 測 定 は、最 良 の 感 度 を 得 る こ と が で き ま す。CisBio htrf TR-FRET だ け で な く

Promega Dual-Luciferase Reporter Assay System にも正式に認定されています。
対応機種
1. Hidex Sense Beta Plus 2. Hidex Sense

4
製品番号1425-311

製
ハイデックス

センス品種類425-301

訳測プラスHidex Sense Beta Plus

ハイデックス内名ベータ（8 機能型）

2の定

技法

吸光度測定、蛍光強度測定、時間分解蛍光測定、蛍光偏光測定、ルミネッセンス（発光）測定、高感度ルミネッセンス（発光）
測定、
液体シンチレーション測定、Alpha Screen

センス

Hidex Sense**

吸光度測定、蛍光強度測定、時間分解蛍光測定、蛍光偏光測定、（7 機能型）

ルミネッセンス（発光）測定、高感度ルミネッセンス（発光）測定 **、Alpha Screen **34425-312

ハイデックスセンス

ベータ

フォトメーター

Hidex Sense Beta Photometer+425-390 （3 機能型）
425-312ハイデックス

センス

吸光度測定、高感度ルミネッセンス（発光）測定、液体シンチレーション測定

ベータ

Hidex Sense Beta
（2 機能型）

高感度ルミネッセンス（発光）
測定、液体シンチレーション測定** オプションで追加することができます
検出限界
蛍光強度測定 上方
蛍光強度測定 下方（ボトム）
吸光度測定スペクトル範囲
ルミネッセンス（発光）
高感度ルミネッセンス（発光）時間分解蛍光測定
蛍光偏光測定< 0.01 fmol/384 ウェル< 0.05 fmol/384 ウェル
220nm〜1000nm< 20amol ATP/96 ウェル< 6amol ATP/96 ウェル< 0.25amol/384 ウェル< 1mP SD/96 ウェル

液体シンチレーション測定機能−最大 2,000keV までのベータ線とガンマ線放射体の測定−
3
計数効率
H 50%±3%，125I > 65%，14C > 90%（96 ウェル B/W Isoplate, 10μL 有機サンプル +190μL MaxiLight カクテル剤使用時）
バックグラウンド< 80CPM
時間分解液シン技法（TR-LSC）< 20CPM
クロストーク< 0.05%（3H および 14C のデータは PE 社の white & black IsoplateMT 使用時）

試薬分注用ディスペンサー（オプション）「アンチフォーム（泡の立たない）」インジェクションヘッド
技法によって正確なインジェクションを行うことができます。

その他の仕様プレートタイプ（液シン測定以外）
プレートタイプ（液シン）
シェイキング機能
温度制御機能ボトム測定

1〜1536 ウェル
1〜384 ウェル
水平、軌道、二重軌道（強度調整可能）
外気温度 +2℃〜65℃
蛍光強度、時間分解蛍光、蛍光偏光、ルミネッセンス（発光）測定

規格
寸法
重量
電源

幅 20cm× 高さ 28cm× 奥行 49cm
13kg
100V，5A，50/60Hz

オプション機能
試薬分注用ディスペンサー
ガスコントローラー
Alpha Screen

1 または 2 チャンネル、リアルタイム検出
デジタル 2 ガス混合、CO2（0 〜 20%）
，O2（0〜18%）< 100 amol (P-Tyr-100 Insulin Receptor Tyrosine Kinase)

ガスコントローラー（オプション）
デジタル制御された高精度のガス混合システムを利用できます。
CO2 や O2 濃度は、タッチスクリーンから簡単に操作できます。

記載データや仕様については、予告なく変更する事がございます。

日本輸入総販売元

2306/500ks