Oita Industrial Research Institute

電波暗室設備概要
電波暗室項目
電波暗室性能室内有効寸法

6.0m(W)×9.0m(L)×5.6m(H)
測定距離 3m構造

天井・壁の5面に電波吸収体を設置した電波半無響室（床面電波吸収体は埋設式）
NSA（30MHz～1GHz）：±3.0dB以内
SVSWR（1GHz～18GHz）：6dB以内
電界均一性（80MHz～6GHz）：6dB以内

電気的特性
ターンテーブル

直径2.0m、耐荷重500kg

アンテナマスト

昇降範囲1.0m～4.0m

EUT用電源

電源１：単相3線 4kVA
単相/三相4線 6kVA
電源２：DC 0～60V、0～60A、3.6kVA

搬入扉寸法

2.0m(W) × 2.0m(H)

付属設備

監視用モニタシステム（床置きカメラ有）スペアナ画面投影用プロジェクター
給排水設備
12.2 m6.2 m
伝導床エリア

4.3 m

6.0 m
1.2m(W)×2.0m(H)

2.0m×2.0m

測定室
1.0m(W)×2.0m(H)

床埋設
電波吸収体 3.0 m

アンプ室

9.0 m

対向機
収納BOX

搬入扉 スライド式
2.0m(W)×2.0m(H)

電波暗室

電波暗室
（株式会社リケン環境システム社製）

大分県産業科学技術センター

http://www.oita-ri.jp■お問い合わせ1e-mail: info@oita-ri.jp

Oita Industrial Research Institute

EMC測定設備
種別

EMI
エミッション測定

EMS
イミュニティ試験

測定・試験名

周波数、レベルなど

概要

雑音端子電圧測定（伝導エミッション測定）

9kHz～30MHz
電源ポート、通信ポート

試験品からの電源ポート、通信ポートに誘起される電圧を測定する

雑音電力測定30MHz～1GHz

試験品の電源ケーブルから漏洩するノイズを吸収クランプを用いて測定する

雑音電界強度測定（放射エミッション測定）

9kHz～30MHz（磁界）30MHz～6GHz（電界）試験品から漏洩する電波の電界強度を測定する

伝導イミュニティ試験
IEC61000-4-6

150kHz～230MHz
MAX: 10V

放射電磁界から誘導され伝導された妨害波への試験品の耐性を評価

放射イミュニティ試験
IEC61000-4-3

80MHz～6GHz
MAX: 10V/m

試験品が放射電磁界を受けた時の耐性を評価

静電気イミュニティ試験
IEC61000-4-2

MAX: 30kV

帯電した人体によって発生する静電気放電に対する試
験品の耐性を評価

商用磁界イミュニティ試験
IEC61000-4-8

MAX: 100A/m

商用電源線や変圧器から発生する磁界に対する試験品の耐性を評価

貸付料金表へhttp://www.oita-ri.jp/wp-content/uploads/2020/11/kiki-ryoukin-20201116.pdf

種別部屋

エミッション測定

イミュニティ試験

その他

機器名

機器番号

備考

電波暗室

E300

雑音電界強度測定器（放射エミッション測定）

E301

別途電波暗室料金が必要

雑音端子電圧測定器（伝導エミッション測定）

E302

別途電波暗室料金が必要

雑音電力測定器

E303

別途電波暗室料金が必要

放射イミュニティ試験器

E305

別途電波暗室料金が必要

伝導イミュニティ試験器

E306

別途電波暗室料金が必要

静電気試験器E307

電波暗室外でも可商用磁界試験器

E308

別途電波暗室料金が必要

ハンドヘルドスペクトラムアナライザ

E304

アンテナ計測システム

E309

大分県産業科学技術センター

別途ネットワークアナライ
ザ料金（590円）が必要

http://www.oita-ri.jp■お問い合わせ2e-mail: info@oita-ri.jp

Oita Industrial Research Institute

主要機器（EMI）
機器名

型番

メーカー

仕様

EMIテストレシーバー

ESW8

Rohde & Schwarz

2Hz～8GHz
タイムドメインスキャン機能
リアルタイム解析機能80MHz

ループアンテナ

6502

ETS Lindgren

9kHz～30MHz

バイコニカルアンテナ

VHBB9124+BBA9106

Schwarzbeck

30MHz～300MHz

ログペリアンテナ

VULP9118A

Schwarzbeck

200MHz～1500MHz

ハイブリッドアンテナ

VULB9168

Schwarzbeck

30MHz～1000MHz

ホーンアンテナ

BBHA9120B

Schwarzbeck

1GHz～10GHz

疑似電源回路網（AMN）

L2-16B
L3-32

NARDA PMM

9kHz～30MHz
単相16A、三相32A

通信用疑似回路網
（ISN）

ISNT8
ISNT8CAT6
ISNST08

TESEQ

150kHz～30MHz
2線、4線、8線（CAT3、CAT5、CAT6）、シールド8線

高電圧プローブ

TK9420Schwarzbeck

9kHz～30MHz

クランプ自動走行台

MAC600GA

東陽テクニカ

長さ 6m
吸収クランプ

測定ソフトウェア

EP7/RE、EP7/CE、
東陽テクニカ
EP5/RFP30MHz～1000MHz

主要機器（EMS）
機器名

型番

メーカー

仕様

アナログ信号発生器

N5171B

Keysight

9kHz～6GHz
AM/FM変調、パルス変調

パワーメータN1914A

Keysight

アベレージパワーセンサ2つ
9kHz～6GHz、-60dBm～+20dBm

ログペリアンテナVULP9118ESP

Schwarzbeck

75MHz～1500MHz

スタックドログペリアン
テナ

STLP9149

Schwarzbeck

0.7GHz～9GHz

電界センサー

EP-600PMM

100kHz～9.25GHz
0.14V/m～140V/m
分解能0.01V/m

CDN

CDN M116SCDN M016S
CDN M432S
CDN T8SCDN ST08AS
CDN USB3.0S

TESEQ

150kHz～230MHz
電源1線(単相16A)、電源2線/3線(単相16A)、電源4線(三相32A)、8線(CAT3、CAT5、CAT6)、シールド8線、USB3.0

EMクランプKEMZ801AS50TESEQ

10kHz～1000MHz

電流プローブ

MD4070TESEQ

10kHz～400MHz

測定ソフトウェア

IM5/RS、IM5/CS

東陽テクニカ

大分県産業科学技術センター

http://www.oita-ri.jp■お問い合わせ3e-mail: info@oita-ri.jp

Oita Industrial Research Institute

EMS（静電気試験器、商用磁界試験器）
機器名

型番

メーカー

仕様

静電気試験器ONYX30HAEFELY

放電電圧： 最大30kV
CRネットワーク： 150pF/330Ω
ISO10605用CRネットワーク（330pF/330Ω、150pF/2kΩ、330pF/2kΩ）
卓上機器・床置型機器どちらも対応可
バッテリー内蔵型
波形観測用の放電ターゲット有商用磁界試験器

MMFD-100A

マイクロウェー
ブファクトリー

磁界強度： 最大100A/m
コイルサイズ： 1m×1m
卓上機器用の木製試験テーブル有

その他の機器機器名

ハンドヘルドスペクト
ラムアナライザアンテナ計測システム

型番
本体：FSH8
指向性アンテナ：HE400UWB
近磁界プローブ：HZ-15

電波暗箱：MAB101
ソフトウェア：MATEOS

大分県産業科学技術センター

メーカー

仕様

Rohde & Schwarz

9kHz～8GHz
GPSレシーバ
ジオタギング機能
アンテナ 30MHz～6GHz
近磁界プローブ 30MHz～
3GHz

マイクロウェーブ
ファクトリー

800MHz～6GHz
アンテナ間距離 1.25m
シールド性能：60dB
暗箱内寸：
1570mm(W)×1070mm(D)×1070mm(H)テーブルサイズ：250mm

http://www.oita-ri.jp■お問い合わせ4e-mail: info@oita-ri.jp