騒 音 計 の ハ イ エ ン ド

精密騒音計［1/3オクターブ分析機能付］

NA-28

豊富な機能で、使いやすいコンパクト設計
リオンは「現場での計測にスピードと安心」を提供することにこだわりました。
その結実が、精密騒音計NA-28です。

NA-28は、計測を効率的にするための「オクターブバンドと1/3オクターブバンドの同時分析」、見やすい「バックライト付、Battery life
現場使用に対応した電池寿命 約 16時間
*単2形乾電池（アルカリ） 4。使用条件により異なります。

カラーTFT液晶」、迅速なデータ転送をNA-28可能にする「USB接続」により、本体を当社従来品「リムーバブルディスクとして認識」する機能を採用しました。
さらに環境に配慮した低消費電力の16h

Memory
大容量メモリ 最大 1000時間* オート1ストア、1/3オクターブ分析で、1秒ごと記録。
2 GBメモリカード使用時「エコ設計」、安心して操作できる「日本語メニュー表示」。高機能で操作は簡単

CF 2
MC-20ctFlashTM
Compaに…こだわりが実現しました。

Color Display

TFT-LCD

B

2G

精密騒音計
［1/3オクターブ分析機能付］

NA-28

システム構成

メモリカード（付属）256 MB
建築音響カード

波形収録カード

FFT分析カード

NX-28BA

NX-28WR

NX-28FT

USBケーブル 市販品（mini B-A）

コンピュータ
LR-07

AC・DC出力
BNC-ピン出力コード CC-24

レベルレコーダ

データレコーダ

DA-21

トリガ出力

ACアダプタ（付属）

リモコンNC-94B

NA-27RC1

外部機器へ
（メイン）
（サブ ）

デュアル変換アダプタ
バッテリパック

音響校正器

BP-21A

NC-75

NA-28

CC-59S01

BNC-ピン出力コード

CC-24
コンパレータ出力
外部機器へ
BNC-ピン出力コード

CC-24

オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定が可能

多彩なユーザーインタフェース

バックライトによる見やすい、「ＴＦＴカラー液晶とキー操作パネル」の採用

1

CFカードスロット2

赤外線リモコン受信部

16 Hz〜16 kHzまでのオクターブバンド実時間分析、

3ACアダプタ端子

12.5 Hz〜20 kHzまでの１/３オクターブバンド実時間分析が可能

4

トリガ入力、コンパレータ出力兼用端子

5交流出力端子6直流出力端子7USB端子（オクターブ、1/3オクターブバンド同時測定時、オクターブバンドは8 kHz、1/3オクターブバンドは12.5 kHzまで）

測定結果はメモリカード（CFカード）にテキストファイルで直接記録
コンピュータとの通信にＵＳＢを利用（ストレージ対応）

1【本体底面】

赤外線リモコンにより、本体に触れることなく遠隔操作で制御が可能（オプション）
コンパレータ出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能
外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備
各種プログラムカードによる機能拡張
2

3

4

5

67表示画面例

分析器モード画面

分析器モード画面

騒音計モード画面

メニューリスト画面（オクターブ&1/3オクターブバンド同時分析）（時間対レベル表示）（騒音レベル表示）（日本語表示）ピストンホンJIS C 1515:2004クラスLS/C、クラス１/C（IEC60942：2017 class
LS/M, class 1/M）に適合。 0.10 dB以内の精度で校正が可能。

NC-72A仕様
公称音圧レベル
公称周波数

音響校正器
NC-75

JIS C 1515 : 2004クラス1（IEC60942 : 2017 class1）に適合した音響校正器で、精密騒音計の校正に十分な性能を備えています。
仕様

114 dB
250 Hz

公称音圧レベル
公称周波数

94 ｄＢ
1 ｋHz

NX-28BAはNA-28において、D値、L値などの建築物の空気音、床衝撃音遮断性能測定、N/NC値の測定や残響時間の測定を簡便に行うプログラムカードです。JISやISOに適合した測定や評価指標の計算も、NA-28本体で行えます。
データはテキストファイルで保存され、指標計算はエクセルマクロでも行うことができます。
また、波形収録カード
NX-28WRと併用することで、測定時の音圧波形を同時に収録することが可能です。
適合規格

建築音響カード
NX-28BAJIS Ａ 1417：2000
JIS Ａ 1418-1：2000
JIS Ａ 1418-2：2000
JIS Ａ 1419-1：2000
JIS Ａ 1419-2：2000

建築物の空気音遮断性能の測定方法（ISO 140-4）
建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法
第１部：標準軽量衝撃源による方法（ISO 140-7）
建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法
第２部：標準重量衝撃源による方法
建築物及び建築部材の遮断性能の評価方法
第１部：空気音遮断性能（ISO 717-1）
建築物及び建築部材の遮断性能の評価方法
第２部：床衝撃音遮断性能（ISO 717-2）

ISO 140-5：1998、ISO 16032：2004

残響減衰曲線の測定

表示画面例

測定時間（プリトリガ時間1s含む）

dB
トリガ
待機開始
1s

ストア開始

ストア停止

1s

トリガレベルスタンバイ仕様

測定

測定項目（測定モードによる）

室間空気音遮断性能測定結果（オクターブバンド分析時）

室間空気音遮断性能の測定
設定

計算
表示

暗騒音重ね書き測定結果

重量床衝撃音遮断性能測定結果

残響時間測定値リスト

残響時間減衰曲線測定結果（オクターブバンド、1/3オクターブバンド同時分析時） （1/3オクターブバンド分析時）t

プリ収録（プリ収録中は、トリガはかかりません）

分析モード

室間空気音遮断性能設定メニュー

クローズ

オクターブバンド実時間分析、1/3オクターブバンド実時間分析
オクターブバンド、1/3オクターブバンド実時間の同時分析（騒音計モードは使用不可）
時間重み付きサウンドレベル Lp
時間平均サウンドレベル Leq
時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax
測定時間
1〜60秒
音源の設定数
1〜8点
音源室測定点数 1〜10点
受音室測定点数 1〜10点
暗騒音測定モード None（なし）/Once（1点）/Before/During
測定値の平均、単一数値評価量、
遮音等級値
（D値）
Lp/Leq（暗騒音音圧レベル）、Lp/Leq/Lmax（受音室音圧レベル）
暗騒音レベルとの重ね書き表示（受音室測定時）
暗騒音レベルとの差が小さい場合の警告表示（受音室測定時）

床衝撃音遮断性能の測定（標準軽量床衝撃音による）
設定
測定時間
1〜60秒
音源の設定数1〜8点
受音室測定点数 1〜10点
暗騒音測定モード None（なし）/Once（1点）/Before/During
計算
測定値の平均、単一数値評価量、遮音等級値（LL値）
表示
Lp/Leq（暗騒音音圧レベル）、Lp/Leq/Lmax（受音室音圧レベル）
等級曲線との重ね書き
暗騒音レベルとの重ね書き表示
暗騒音レベルとの差が小さい場合の警告表示
床衝撃音遮断性能の測定（標準重量床衝撃音による）
設定
測定時間
1〜60秒
音源の設定数1〜8点
受音室測定点数 1〜10点
測定回数
1〜5回
暗騒音測定モード None（なし）/Once（1点）/Before/During
計算
遮音等級値
（LH値）
表示
Lp/Leq（暗騒音音圧レベル）、Lp/Lmax（受音室音圧レベル）
等級曲線との重ね書き
暗騒音レベルとの重ね書き表示
暗騒音レベルとの差が小さい場合の警告表示
室内騒音等級の測定
計算
室内騒音等級値（Ｎ値もしくはＮＣ値）
表示
等級曲線との重ね書き
残響時間の測定
ノイズ断続法
設定
測定時間
2〜60秒
（サンプリング周期による）
繰返回数
1〜10回
計算
T20、
Ｔ30
（最小二乗法による）任意区間により算出された残響時間
表示残響平均時間、残響減衰曲線
その他の測定外周壁空気音遮断性能の測定、設備機器騒音の測定その他の機能
専用アドレス表示および自動インクリメント、警告表示、設定変更監視機能、波形収録機能（NX-28WRが別途必要）
エクセルマクロ
室間空気音遮断性能の評価：（日本語版）
Ｄ値の算出および評価曲線の表示
床衝撃音遮断性能（標準軽量床衝撃音による）の評価：
ＬＬ値の算出および評価曲線の表示
床衝撃音遮断性能（標準重量床衝撃音による）の評価：
ＬＨ値の算出および評価曲線の表示
室内環境騒音の評価：
Ｎ値、ＮＣ値の算出および評価曲線の表示

NX-28WRはNA-28に録音機能を付加するプログラムカードです。NA-28とNX-28WRを使用すると、周波数分析中に、測定された音圧レベルと共に音圧波形を収録することが可能です。収録データは非圧縮のWAVE形式なので、WAVE形式に対応したソフトウェア※1
で取り扱い可能です。
さらに、各種波形分析ソフトにより分析が可能です。
※1 サンプリング周波数により、ソフトウェアが対応してない場合があります。対応していないソフトウェアの場合は、サンプリングコンバータでサンプリング周波数の変換を行ってください。詳しくは、お問い合わせください。

サンプリング周波数とCFカードにおける収録時間

波形収録カード
NX-28WR

256 MB48 kHz

4時間40分

12 kHz

2時間10分

18時間50分

32 kHz50分

24 kHz

1時間

64 kHz

9時間20分

20分

16 kHz特長1

3時間30分
7時間

1時間40分

14時間10分収録されるデータのファイル数によって若干異なります。

仕様「収録音の再生」収録データを聞く※2ことにより、不要な音や不明な音がすぐに判ります。

※2 Windows Media Player 使用

例 ■ 騒音の分析を行ったが分析結果に不具合が有り、原因が不明。
■■

特長2

交通騒音の測定中にパトカーのサイレン音が入り、いつ通過したのか不明。
建築音響ソフトNX-28BA※3を使用して遮音測定をしたが、１点のデータだけがほかのデータと一致しない。
※3 建築音響ソフトと併用が可能です「収録音の再分析」収録波形から波形分析ソフトを使用することで、再分析が可能です。
例 ■ １/１オクターブバンド分析をしたが、都合で１/３オクターブバンド分析が必要になった。
■

１/３オクターブバンド分析をしたが、ＦＦＴでさらに細かく分析する必要ができた。

Software

2 GB

30分

サンプリング周波数
同時分析時
48 kHz、
24 kHz、12 kHz
騒音計、オクターブバンド分析、 64 kHz、32 kHz、1/3オクターブバンド分析
16 kHz
量子化ビット長
16 bit
データフォーマット
WAVE形式
周波数重み付け特性
Ｚ特性（平たん特性）
（固定）
録音機能
イベントモード
レベル録音、インターバル録音、マニュアル録音
トータルモード
トータル録音建築音響カード（NX-28BA）との併用時
遮音、衝撃音測定時
トータル録音残響時間測定時プリトリガ（1秒）
によるトータル録音
NA-28本体で、再生および再分析はできません。

NX-28WRで収録したデータは各種ソフトで表示・分析が可能

オプション

オプション

波形処理ソフト
AS-70

波形分析ソフト
CAT-WAVE（本製品はキャテック株式会社の製品です）

希望小売価格（税別）

200,000円

希望小売価格（税別）

250,000円

重ね書き画面例

周波数分析画面例

NX-28FTはNA-28にFFT分析機能を付加するためのプログラムカードです。
■ 分析周波数範囲：20 kHz（固定）■ 分 析 ラ イ ン 数：8,000ライン固定（フレーム時間FFT分析カード
NX-28FT

400 ms、周波数分解能仕様

適用規格
測定モード
（FFTモード）
測定項目
ダイナミックレンジ
分析周波数範囲
時間窓関数
スペクトルライン数
サンプリング周波数表示
測定画面
FFT表示ライン数
ズーム倍率
トップリスト画面
トリガ
レベルトリガ外部トリガ
ストア
マニュアルストア
記録データ数
CFカード＊22.5 Hz）

ISO 1996-2 : 2007 Annex C＊1
メインチャンネルのオールパス値およびFFT分析に加え、サブチャンネルのオールパス値を測定
INST、LINもしくはMAXを同時に測定
測定時間 1〜999秒
100 dB
20 kHz（固定）
ハニング、レクタンギュラ
8 000ライン固定（フレーム時間 400 ms、周波数分解能 2.5 Hz）
48 kHz (固定)FFT分析結果とオールパスレベルの同時表示画面
200 ライン
1、 2、 5、 10、 20、 40
レベルの高い順に上位20ラインの周波数とレベル値をリスト表示
測定、メモリストアの開始を制御
トリガレベル（1 dB刻み）を閾値として測定を開始し、設定した測定時間経過後に測定を終了。
トリガ対象はメインチャンネルのオールパス値のみ。
スロープ は+固定。
外部トリガ端子のロジックレベルの立ち下がり信号を検出して開始測定結果を記録

最大100組を1ストア名として、20ストア名保存可能（内部メモリへは記録不可能）
NX-28WRとの併用 併用時はLIN、MAX測定中の波形記録を行なう。
波形データはマニュアルストアデータと共にCFカードに記録

測定画面（ズーム倍率 1）

測定画面（ズーム倍率 40）＊1 本体で周波数分析のみ行い、トーナル指標の計算はコンピュータで行う＊2 動作を保証する当社販売品をお使いください。

■ 仕様
型式承認番号

第TF161号（指定音響校正器：NC-72A、NC-75）

適合規格

騒音計：計量法精密騒音計

ストアは内部メモリもしくはCFカードのいずれかに記録。内部メモリは、1ブロック

JIS C 1509-1：2017 クラス1、
JIS C 1516：2014 クラス1、を有し、マニュアルストア、オートストア1、2のいずれかひとつを選択可能

ストア

IEC 61672-1：2013/2002 class 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1 class 1

マニュアルストア

JIS C 1513：2002 クラス1、
JIS C 1514：2002 クラス1、記録

IEC 61260：2014 class 1、ANSI S1.11-2004 class 1
測定機能

マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録。

データ数

騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、手動で１アドレスずつ測定結果を測定開始時刻とともに記録

内部メモリ
＊1

CFカード

オートストア

測定結果を設定した時間間隔で連続記録（記録中に発生した事象に対して識別サブチャンネルの同時測定を行う。周波数重み付け特性、時間重み付けができるよう4種類のマーカ情報の付加が可能）
オートストア中のポーズは不可

特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定

オート1

測定モード

測定時間

騒音計モードメインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示す

最長1 000時間（CFカード使用時の時間、内部メモリ使用時は下記参照）

騒音計モードLp、
Leq、
Lmax、Lminを一組として100 msごとに、CFカードに連続記録オールパス値を測定。
サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定
分析器モード測定項目

サブチャンネルの測定結果は記録不可

メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびサンプリング周期

100 ms（Lp、Leq、Lmax、Lmin）
のみオールパスを測定。
サブチャンネルではオールパスのみ測定

内部メモリ使用時

最長3 時間選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定
1) 時間重み付けサウンドレベル

Lp2) 時間平均サウンドレベル
3) 音響暴露レベル

分析器モード

各バンドレベルとオールパスの時間重み付けサウンドレベル（Lp）をCFカードに連続記録

メインチャンネル

オールパス値と各バンドレベル値

Leq

サブチャンネル

オールパス値のみLE

サンプリング周期

1 ms〜1 s、Leq、1s

内部メモリ使用時

最大10 000個（1 sもしくはLeq、1s時に2.7時間）

4) 時間重み付けサウンドレベルの最大値 Lmax
最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能

オート25) 時間重み付けサウンドレベルの最小値 Lmin

騒音計モード

測定時間ごとのメインチャンネルとサブチャンネルのオールパスの測定値と分析器モード

測定時間ごとにメインチャンネルの各バンドレベルとオールパス値、

6) 時間率サウンドレベル LN（1〜99、1 Step）
を最大5個

測定開始時刻をCFカードへ連続記録

LpもしくはLeq、1secから算出（日本語のときはLpのみ）
騒音計モードのサブチャンネルでは以下のいずれか１つの測定が可能

サブチャンネルのオールパス値と測定開始時刻をCFカードへ連続記録

ピークサウンドレベル Lpeak

測定時間

記録データ数時間重み付けサウンドレベル区間内最大レベルのパワー平均値 Ltm5

データリコール

周波数重み付け特性はサブチャンネルと同様

設定記憶

内部メモリ 最大1 000組、CFカード 最大300 000組
ストアデータの閲覧、時間対レベル表示（ただし選択した周波数1バンドのみ）
最大5組までの設定を内部メモリに保存し、呼び出しが可能

1〜59秒、
1〜59分、1〜24時間

マイクロホンおよびプリアンプ マイクロホン UC-59
プリアンプ
測定レベル範囲

最大1 000組
最大1 000組を1ストア名として、100ストア名保存可能

あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能

感度−27 dB 2 dB
（re 1 V/Pa）

入出力

NH-23

交流出力

A特性：25 dB〜140 dB、C特性：33 dB〜140 dB、Z特性：38 dB〜140 dB

メインチャンネルまたはサブチャンネルのどちらかのオールパス信号を選択して出力

出力電圧

レンジフルスケールにおいて1 V（実効値）

直線動作全範囲（A特性、1 kHz） 25 dB〜140 dB

出力抵抗600 Ω

ピークサウンドレベルの測定上限 143 dB

負荷抵抗

自己雑音レベル

A特性 17 dB以下

C特性 25 dB以下

Z特性 30 dB以下

10 kΩ以上

直流出力

メインチャンネルまたはサブチャンネルのどちらかのオールパス信号を選択して出力測定周波数範囲

10 Hz〜20 kHz

出力電圧

レンジフルスケールにおいて3.0 V、25 mV/dB

分析周波数範囲

中心周波数

出力抵抗50 Ω

オクターブ分析

16 Hz〜16 kHz（同時分析時は、8 kHzまで）

負荷抵抗

1/3オクターブ分析

12.5 Hz〜20 kHz（同時分析時は、12.5 kHzまで）

周波数重み付け特性

10 kΩ以上

コンパレータ出力

A 、C 、Z特性

オープンコレクタ出力。バンドレベルで判定することも可能。端子は外部トリガと兼用

最大印加電圧

時間重み付け特性

24 V

最大駆動電流

メインチャンネル

F、S、10 ms

外部トリガ入力

サブチャンネル

F、S、10 ms、
I

USB

50 mA
0 V〜5 Vロジックレベルの立ち下がりエッジを検出。端子はコンパレータと兼用
PCにはストレージデバイスとして接続するほか、コミュニケーションデバイス

直線動作範囲クラスを利用し、通信コマンドによる制御も可能（ただし、通信コマンドではオールパス（A特性）110 dB

スペクトル95 dB

ストアデータの転送およびストア動作に関わる設定不可）
リモコン受信

レベルレンジ
騒音計モードバーグラフ表示範囲

分析器モード最大100 dB

30 dB〜130 dB

20 dB〜120 dB 20 dB〜110 dB

20 dB〜90 dB

20 dB〜80 dB

バーグラフ表示範囲

20 dB〜100 dB

単2形乾電池 4本、または外部電源使用（ACアダプタNC-94B、付属）

動作時間

サブチャンネル、バックライト、交流出力、直流出力、USB通信機能、（23 ℃、通常動作時）

リモコン機能Oﬀ。
オートストア未使用時

90 dB

40 dB〜130 dB

30 dB〜120 dB 20 dB〜110 dB

0 dB〜90 dB−10 dB〜80 dB

赤外線リモコンでNA-28の制御（リモコンNA-27RC1、オプション）

電源

10 dB〜100 dB

乾電池

LR14 15時間（アルカリ乾電池）

ACアダプタNC-94B

外部電源電圧

5 V〜6 V
（定格電圧 6 V）

消費電流

サンプリング周期

230 mA（通常動作、定格電圧時）

使用温湿度範囲−10 ℃〜＋50 ℃、
10 ％RH〜90 ％RH

Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak

15.6 μs（オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8 μs）

大きさ・重さ331（H） 89（W） 51（D）mm・約730 g（電池含む）

LN

100 ms付属品

メモリカード（256 MB）
MC-25LC1 1、収納ケース 1、ソフトケース 1、

補正機能

ACアダプタ NC-94B 1、防風スクリーン WS-10 1、ウインドスクリーン

ウインドスクリーン装着時に周波数特性に与える影響を低減する

補正機能

補正機能のOn/Oﬀはメニュー画面で操作※ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、JIS C 1516、IEC 61672-1に適合

拡散音場補正機能

拡散音場においてANSI/ASA S1.4に適合するよう周波数特性を補正。
補正機能のOn/Oﬀはメニュー画面で操作

表示

BNC-ピン出力コード CC-24 1、ストラップ 1、単2形乾電池（アルカリ） 4
希望小売価格 検定付き
（税別） 828,000円
希望小売価格 検定無し
（税別） 800,000円■ オプション
品 名バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器（240 320 dots）

更新周期型 式

希望小売価格（税別）

100 ms

建築音響カード

NX-28BA

測定、メモリストアの開始を制御

波形収録カード

NX-28WR

150,000円

レベル1トリガレベル（1 dB刻み）を閾値として測定を開始し設定した測定時間経過後に測定を終了。
スロープ ＋／−を設定

FFT分析カード

NX-28FT

250,000円

リモコンユニット

NA-27RC1

6,900円

レベル2

トリガレベルを超えている間1回のみ測定

音響校正器

NC-75

95,000円

外部

外部トリガ端子のロジックレベルの立ち下がり信号を検出し開始

ピストンホン

時刻

スタート時刻とトリガ発生の繰り返しインターバルを設定

メモリカード（CFカード）

256 MB、
2 GB

スタートキーが押されてから、測定開始またはトリガの監視までの時間を設定

バッテリパック

BP-21A

30,000円

0〜10 sの範囲で1 s刻みで設定

マイクロホン延長コード

EC-04（2 m〜）

9,200円〜

ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外

デュアル変換アダプタ

CC-59S01

2,000円

トリガ遅延時間
設定時間
直前データ除去機能

350,000円

NC-72A＊1＊2350,000円
お問い合わせください＊1 動作を保証する当社販売品をお使いください ＊2 マイクロホン延長コードは、35 mまでが計量法の検定の対象です。

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025（JIS Q 17025）を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0197は品質保証課の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/

ISO14001 本社・東海営業所・西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所・西日本営業所・九州リオン・リオンサービスセンター 認証取得

＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この製品は当社基準の有害化学物質を含有していないグリーンな製品です。
この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

0706-18

1904.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業文化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター（株）〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-632-1160
FAX.042-632-1140