微小流量計測用流量計
ラインナップ
対象流量範囲：2～1000cc/min

FLOW SENSING OF HITECH■ インペラー式流量計
803・903・1003・FT2シリーズ■ インライン型超音波式流量計
atrato 710・metra ﬂow 240-020 シリーズ

■ 容積式流量計
OG1 シリーズ■ 熱線式フローセンサー
SDNC502・SDN552/5 シリーズ
SDN503・SDN***-DYN シリーズ

FLOW SENSING OF HITECH
微小流量計測用流量計ラインナップ
インペラー式流量計／インライン型超音波式流量計／
容積式流量計／熱線式フローセンサー

CONT EN TS■目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1■流量範囲早見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3～4■インペラー式流量計・

800・900・1000 シリーズ
FT2-（20 or 22）P-004 シリーズ

■インライン型超音波式流量計・・・・・・・・・・・・・P5～6

atrato 710 シリーズ
metra ﬂow 240-0201■容積式流量計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

OG1シリーズ■熱線式フローセンサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8～11

SDN552/5 シリーズ
SDNC502 シリーズ
SDN503･SDN***-DYN シリーズ
本紙に掲載されている表示器一体型の表記が御使用上の注意事項

無いものには、別途変換器指示計が必要になりますので、ご相談ください。

流量範囲早見表
適応流量範囲（単位：cc/min）
0100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

インペラー式

803-VOP-O
903-VOS-O
1003-VOP-O
FT2-20P-004
FT2-22P-004

インライン型超音波式

atrato 710 シリーズ
metra ﬂow 240-020

2

容積式

OG1 シリーズ ※1

熱線式フローセンサー

SDN552/5シリーズ
SDNC502GAPL
SDN503シリーズ
SDN***-DYN シリーズ

ワンショット検知タイプ（0.02㏄/100ms～）※1 動粘度30cSt以下：100～1000㏄/min■機器毎の仕様・特徴につきましては、各機器のページをご参照ください。
■本紙は、～1000cc/min対応品のみをピックアップしています。
それ以外の製品につきましては、別途お問合せ願います。

微小流量計測用流量計

インペラー式流量計

流量範囲：20/50～500cc/min

マグネットが封入された羽根車／インペラーが、流量に応じて回転し、その回転数を概要

ピックアップセンサーが感知／出力し流量に演算することができます。
オプティカルセンサー方式の場合、マグネットの封入はなく羽根車／インペラーが軽量化されているため、更に微小な流量を検知可能です。
但し、光センサーを使用するため、濁度の高い流体にはお勧めできませんのでご注意願います。

仕様

803-VOP-O

903-VOS-O

FT2-20P-004

FT2-22P-004

流量範囲

50～500cc/min

20～500cc/min

50～500cc/min

精度±2.0％F.S.

±1.5％F.S.

±2.0％F.S.

本体：PPS
インペラー：PVDF
ベアリング：サファイア
シャフト：サファイア

本体：PPS
インペラー：PVDF
磁石：セラミック
ベアリング：サファイア
シャフト：サファイア

0.1％

再現性

31003-VOP-O

材質

本体：PVDF
インペラー：PVDF
磁石：セラミック
ベアリング：サファイア
シャフト：サファイア

接続規格

8&12mmホース

本体：SUS316※
インペラー：PVDF
磁石：セラミック
ベアリング：サファイア
シャフト：サファイア
G1/4"

G1/4"

専用フィッティングによる（P4参照）

耐圧

1.0MPa

温度範囲－25～125℃

max.80℃

1.5MPamax.125℃

供給電源

4.5～24VDC

7.5～24VDC

4.5～24VDC

検出方式

ホールエフェクト

オプティカル

ホールエフェクト

パルスレート（参考値）

0.058823cc/P

0.03125cc/P

0.625cc/P

標準ケーブル 2m

備考！

注 意事 項※本体材質：PVDF変更可

接続・O-リングについてはP4参照

上記流量計は検出部となるため、別途流量指示計／変換器が必要です。
電源・出力仕様等お知らせ頂ければ、検出部と併せてお見積り対応できます。

HITECHFLOW SENSING OF

803の接続型式：803-VOP-Oは、右図のように※クランプ金具等は付属していません。

8mm
ホース接

FT2シリーズ

2機種の違いは接続規格となり、903・
1003

8㎜または12㎜ホースにて接続可能です。

他の仕様は同じです。
本体材質はSUS316とPVDFより選択可能。

12mm
ホース接

FT2シリーズはO-リング材質、接続規格（フィッティング）を下記型式コードより選択可能です。

FT2 -- P - 004 ---4

検出方法

コード

フィッティング材質

20

オプティカル（20～500cc/min）S

SUS304 or 316

C

PVC（max.60℃）

22

ホールエフェクト
（50～500cc/min）

P

PVDF

B

真鍮

コード

接続規格

SUS

PVC

PVDF

真鍮

25G1/4"メス●－●●

50G1/2"オス●

－

●

●

75G3/4"オス●

●

－

●

10G1"オス●

●

－

●

8H

8mmφホース口

－

●

－－0H

13mmφホース口

－

●

－－

コード

オプティカルセンサーの場合、流体の濁度にご注意ください。光が透過できないような濁った流体の場合、検知できない可能性があります。

O-リング材質

コード

バイトン

VEPDM

E

シリコン

S

NBR

N

● … 標準品で手配可能です。

各種フィッティングイメージ

微小流量計測用流量計

インライン型超音波式流量計

流量範囲：2～500cc/min & 20～1000cc/min

内部に突起物や駆動部のないストレートチューブを用いたインライン型流量計です。
概要

製薬・化学・フード・工業研究室等、幅広い分野で活躍している機種です。
接続材質・接続規格・O-リング材質等が選択可能で、測定流体の耐食性に合わせてご選定頂けます。

atrato710シリーズは、型式によって仕様が異なります。

仕様

5次項の型式コードと併せてご参照ください。

atrato 710 シリーズ

metra ﬂow 240-020

流量範囲

2～500cc/min

20～1000cc/min

精度±1.0％F.S.

±0.5％F.S.

再現性

2～125cc/min時：±0.5％
126～500cc/min時：±0.1％±0.1％+（±0.02％F.S.）

材質

本体：PEEK
接液部：型式コード参照（P6）

本体：PEEＫ
接液部：PFAチューブ

接続規格

型式コード参照（P6）

1/8" PFAチューブ

耐圧

1MPa

－10～25℃時：27.7bar
26～60℃時：20.8bar

温度範囲表示器一体型：－10～60℃
表示器分離型：－10～110℃－10～60℃

供給電源

10～24VDC（消費電流：110mA+アナログ出力電流）

24VDC（消費電流：100mA）

伝送出力

NPN×1点・PNＰ×1点
アナログ4-20mADC（または 0-10VDC）

NPN×2点・PNＰ×1点
アナログ4-20mADC（または 0-5・0-10VDC）

保護規格

IP54

IP63

主な計測用途■微小流量計測■製薬工場■半導体工場■医療品■化学薬品計測機器の選定の際には、材質/耐食性にご注意ください。

FLOW SENSING OF

atrato710

atrato 710シリーズは、下図型式コードより接続規格やO-リング材質の選定が可能です。

atrato 710 -プログラ
ミング

HITECH--

O-リング材質

コード

コード

出力仕様

バイトン

VO

オープンコレクターパルスのみ

分離型

EPDM

E

A

上記+アナログ4-20mA

分離型

シリコン

S

D

パルス+4-20mA+表示器付

NBR

N
コード

直管／接液部材質

0PEEK＋SUS316

1

PEEK＋耐熱硬質ガラス

コード

接続規格

0JOHNGEST 3/8" ワンタッチ継手

1G1/2"

表示器一体型

atrato 710 及び metra ﬂow 240-020は、PCを介して内部パラメーターの設定が可能です。
USB：タイプA（atrato）／タイプB mini（metra ﬂow） Windows XP以降のPCに対応

atrato 710 PC参考画面

使用条件

metra ﬂow 240-020 PC参考画面

atrato 710 シリーズをご使用の際は、流量計に0.1MPa以上の圧力が掛かるように配管してください。
また、atrato 710 シリーズは本体内部配管を絞っているので、圧力損失にご注意ください。
（右表参照）－1cst－10cst－30cst－100cst6

微小流量計測用流量計

容積式流量計

流量範囲：10～1000cc/min

流出側

流入側

オーバルギアと配管内壁の空間が計量桝となり、概要

オーバルギアが連続的に回転することで、流量計測/パルス出力されます。
流量は正確な升で計測されるので、高精度な計測な機器です。

オーバルギアの作動イメージ図

主に作動油等の粘度の高い流体に対して有効な機器です。

仕様

型式コードにより本体材質や温度範囲が変わります。
【共通仕様】
流量範囲：10～1000cc/min（動粘度：30cSt以上）
100～1000cc/min（動粘度：30cSt以下）
標準品型式：OG1-SS5-VHQ-B

接続規格：G1/4"

OG1 -7-

Q -

本体材質

コード

コード

接続規格

SUS316S

B

Gネジ（メス）

PEEK

P

N

NPT（メス）

温度範囲

対応可能材質

コード

コード

検出方法

供給電源

max.80℃

SUS316/PEEKS

H

ホールエフェクト

5～24VDC

max.100℃

SUS316T

R

リードスイッチ－max.150℃

SUS316U

流量範囲と圧力損失

コード

O-リング仕様

O-リング温度範囲

耐圧対応可能材質

コード

V

バイトン

－20～150℃

max.5MPa

SUS3165E

EPDM－20～150℃

max.1MPa

PEEK

1N

NBR

－20～100℃

max.40MPa

SUS3164K

カルレッツ－20～150℃

max.70MPa

SUS3167

機器選定の際には、流体粘度と圧力損失にご注意ください。
機器の流量範囲は動粘度30cSt以上で10～1000cc/minですが、流体粘度が高い場合、圧力損失により最大流量値が変化する場合があります。
■例：流体動粘度2000cSt（濃い青線）の場合
右圧力損失表より、機器の流量範囲の80％が最大となります。
（2000ｃSt時 80％流量で約1.0Barの圧力損失）

FLOW SENSING OF

表示器一体型熱線式フローセンサー

HITECH

流量範囲：10～1000cc/min

熱線式フローセンサーには、接液部に2種類のサーミスター（R1及びR2）と1つのヒーター（U）が内蔵されています。
概要

R2は流体の温度を検知し、R1との間に一定の温度差が生じるようヒーター Uに電流が送られます。
流体が流れるとR1の温度／熱が奪われ、温度差を一定にするため、さらに多くの電流がヒーター Uに送られます。
この電流量を検知し、流速／流量信号として指示/出力します。
R1
U

R2仕様
SDN552/5 GPPSDN552/5 GAPP

測定対象

清水

流量範囲

50～1000cc/min

接続規格

SDN552/5 GAA

G1/4"（内径：3.6㎜φ）

出力①PNP

NC/NO（2×スイッチング出力）

出力②PNP

NC/NO（2×スイッチング出力）

PNP

NC/NO

アナログ 4-20mADC

アナログ 4-20mADC

供給電源
消費電流

max.100mA

スイッチング電流（max）

200mA（20℃）

200mA（20℃）

－

負荷抵抗

－

200～500Ω

200～500Ω

周囲温度範囲

0～60℃

流体温度範囲0～60℃

耐圧1MPa材質

ハウジング：PBT樹脂

センサー／接液部：SUS316相当・FKM

保護規格
ケーブル配線

IP65
M12コネクター付■瞬時流量及び温度指示

5mケーブル▶外形寸法図（単位：mm）■サンプリング時間の設定可能

G1/47110■アナログ 4-20mA リニア出力（出力スパン設定可）
出力対象：瞬時流量 または 温度（GAA は両方可）■PNP 出力はノルマルクローズ／オープンの設定可

G1/410Ø 3.628100（上下限出力）

134

機能8

アナログ 4-20mADC

24VDC±10％174425M12x1

配管用アダプター微小流量計測用流量計

熱線式フローセンサー

流量範囲：20～500cc/min

動作原理につきましては、前項の『概要』をご参照ください。
概要

分離型熱線式フローセンサーの場合、他の微小用流量計と同じく、指示計／変換器が必要になります。

仕様
SDNC502GAPL
測定対象

清水

接続規格

G1/4"（内径（D）：3.6㎜φ）

出力

アナログ4-20mA（0～500cc/min）
PNP-NO/NC
パルス出力（NO）1cc/パルス
I/O-Link

流量範囲20～500cc/min

供給電源

18～30VDC

9
消費電流

max.40mA

負荷抵抗

200～500Ω

周囲温度範囲

0～60℃

流体温度範囲0～60℃

耐圧1MPa材質

ハウジング：PBT-GF30

保護規格
ケーブル配線■アナログ 4-20mADC リニア出力

IP67
M12コネクター付5mケーブル▶外形寸法図（単位：mm）■コンパクト設計で設置スペースを取らない■本機器は検出部となるため、3740

別途変換器指示計が必要です。
10G1/45M12x128Ø 3.6376751

機能センサー／接液部：SUS316相当

19G1/417

配管用アダプター

HITECHFLOW SENSING OF

熱線式フロースイッチ

流量範囲：1cc/min～ 検知可能

動作原理につきましては、前項の『概要』をご参照ください。
概要

本SDNシリーズは、流れのON/OFFや流れ検知用の流量スイッチとなるため、流量計とは異なります。
微小流量を検知し、ラインの目詰まり防止等で多く活躍している機器です。

仕様
SDN503/1 GSP

SDN503/1 GR

PNP出力リレー A接点

接続規格

SDN503/1 GA

G1/4

出力
設定可能範囲1～200cc/min

供給電源

24VDC±10％消費電流アナログ 4-20mADC（ノンリニア）

max.50mA

負荷抵抗－

最大接点電圧－最大接点電流200mA（20℃）－1000mA－

温度勾配

400K/min（@100cc/min以下）

周囲温度範囲

0～60℃

流体温度範囲0～60℃

耐圧1MPa材質

ハウジング：PBT樹脂

センサー／接液部：SUS316相当

保護規格

IP67

配線接続

M12コネクター付▶外形寸法図（単位：mm）

SDN503/1 GSP
G1/45019
Ø 5.5

1125925

Ø 3.65mケーブル

▶結線図
67

27

10200～500Ω
30VAC/36VDC

3045

L+

(1) BN(4) BK(3) BU

SDN503/1 GRL+2
13L-4(1) BN(4) BK(2) WH

L- (3) BU

SDN503/1 GA
L+(1) BN(4) BK(3) BU

23RL 4L-1熱線式フローセンサー

ワンショット検知タイプ■脈動のある微小流量を検知

仕様
SDN501/1GSP-DYN
接続規格

SDN503/1GSP-DYN

G1/4"（内径（D）：4×1㎟（直方体））

出力G1/4"（内径（D）：3.6㎜φ）

PNP ノルマルオープン

検知可能範囲

0.02cc/100ms～

0.04cc/100ms～

供給電源

24VDC±20％

消費電流max.50mA

max.50mA

最大接点電流200mA（@20℃）

反応時間
0～60℃

0～60℃

流体温度範囲0～80℃－20～80℃

耐圧2MPa

材質
保護規格

IP67

配線接続

M12コネクター付5mケーブル▶外形寸法図（単位：mm）

検知します。

▶結線図
67

スイッチオフディレイ機能L+(1) BNG1/4
19(4) BK
(3) BU

231L-4Ø 5.5ØD59しております。

50（0.5～10秒）
を標準装備

センサー部：AISI316112

機器は流れの立上がりを特徴

2MPa

ハウジング：PBT樹脂・AISI303・真鍮

25

11

max.0.1秒

周囲温度範囲304527

内容は予告なく変更する場合がございます。

代理店〒154-0002 東京都世田谷区下馬1-34-12-101

TEL 03-5430-2301

FAX 03-5430-2302

E-mail hitech@ﬂow-tech.jp
https://www.hitech-ﬂow.co.jp/
2024.05-1