Class B Sterilizers From Dentsply Sirona

With safety fromDAC Professional
dentsplysirona.com

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社
本社／〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10

麻布偕成ビル

一般的名称：小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 販売名：ＤＡＣプロフェッショナル
承認番号：223AABZI00003000 管理医療機器 特定保守管理医療機器■支店・営業所
幌支
店 Tel: 011-709-5800■札台
支店 Tel: 022-266-4020■仙京
支
店 Tel: 03-5148-7895■東浜
支
店 Tel: 045-440-1521■横■ 名 古 屋 支 店 Tel: 052-251-8467
阪支店 Tel: 06-6243-6636■大■広■福■盛■庄■埼■静島
支岡
支岡 営 業
内 営 業
玉 営 業
岡 営 業店 Tel: 082-546-2301
店 Tel: 092-518-1800
所 Tel: 019-604-2340
所 Tel: 0235-29-1217
所 Tel: 048-799-2931
所 Tel: 054-653-2711※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。
BH 2702PD

02 I 03

医科の基準に準じた高度な滅菌を提供
小型高圧蒸気滅菌器のヨーロッパ基準EN13060のクラスB規格をクリアする
デンツプライシロナの「DACプロフェッショナル」は、医科用大型滅菌器の規格を満たした上で歯科用に小型化した高度なオートクレーブです。
残留空気を排出し真空状態となったチャンバー内に飽和蒸気を充満させることにより、通常のオートクレーブでは困難な中空製品（インプラント用インスツルメント、ハンドピース、シリンジノズル、バキュームチップ等）や多孔性の繊維製品（ドレープ、ガーゼ等）を確実に滅菌します。
また、滅菌工程後に再度、チャンバー内を真空状態とすることにより、ハンドピースの洗浄（内外部）
・注油・滅菌（内外部）を1台で行うDACユニバーサルとの併用により、滅菌先進国のドイツ並みに高度なハイジーンシステムが完成します。

DAC Professional

手術用・ペリオ治療用・根管治療用インスツルメント

保存修復用・矯正用
インスツルメント

SEMI-CRITICALINSTRUMENTS• ハンドピース6本の洗浄（内外部）、注油、滅菌（内外部）が1台で完了• あらゆる被滅菌物を確実に滅菌するクラスB滅菌器

ニトラデム• 脱塩水自動供給装置

CRITICALINSTRUMENTSCOMPLETELY HYGIENIC
THE DENTSPLY SIRONA SOLUTIONSFOR YOUR INSTRUMENTS.

DACユニバーサル

DACプロフェッショナル

被滅菌物に優しい低温乾燥（92℃以下）を行います。

DAC Universal

For the highest medical
requirements.

治療に使用

04 I 05

DAC Professional: An investment in quality
海外のメディアにより度々報道される歯科医院の交叉感染問題はもはや対岸の火事ではありません。
大切な患者さんやスタッフを院内感染から守るためには、何よりも高度な滅菌を可能とするクラスB滅菌器の導入が肝要です。
これからの医院経営において、安全で確実な投資につながるといっても過言ではありません。

滅菌前の真空状態を作り出すプレバキューム

安全性、耐久性

被滅菌物の全ての面に飽和蒸気が当たることにより確実• 二重ドアロック電動ロック機構内蔵の手動スライドドアな滅菌がなされます。
しかしながら滅菌バッグ内のもの、中空のもの、チューブ状のもの、繊維製品などは空気が蒸気浸透の妨げとなるため、空気を除去する必要があります。
DACプロフェッショナルは、チャンバー内の残留空気を抜DACプロフェッショナル

き、真空状態にしながら飽和蒸気を注入します。この工程を数回繰り返すことにより、あらゆる被滅菌物の隅々までクラスB（Big）蒸気を行き渡らせ、高度な滅菌を実現します。

固形、多孔体、中空、非包装、包装（一重、多重）
あらゆる被滅菌物を滅菌可能• 堅牢なステンレスチャンバー

利便性• ボタン4つのシンプル操作• 多岐にわたる情報を表示するディスプレイ
• 給水タンク（5ℓ）で約7回の滅菌が可能• 排水は前面からの専用ホースによるクイックコネクター方式、あるいは背面からの自動排水方式の2通り記録（オプション）
低温での乾燥を可能とするポストバキューム
長年にわたり細菌学者は、滅菌バッグ内のインスツルメン

DACユニバーサル

トや繊維製品のオートクレーブによる乾燥の重要性を訴えてきました。沸点を下げる真空での乾燥温度（92℃以下）

クラスS（Speciﬁc）と除菌フィルターを通した清潔なエアーにより、被滅菌物メーカー特定の製品で非包装の中空物包装された固形物を滅菌に優しく且つ衛生的な乾燥が行われます。

• メラプリント• ニトラフラッシュ（CFカード方式）

適合基準• EN13060、クラスBをクリア• ロベルト・コッホ研究所（ベルリン）のRKIガイドラインに準拠

日本で一般的に使用されている滅菌器

クラスN（Naked）

Pressure (in bar)

非包装の固形物のみ滅菌

2.10–190°
回転させてセットが可能なトレイマウントには、熱伝導に優れたアルミニウム製のトレイ5枚を標準装備

被滅菌物別の滅菌器クラス
被滅菌物
固形製品（包装）例

ミラー、鉗子、バー、バット、印象トレイ、ピンセット

固形製品（非包装）
中空製品（包装）
中空製品（非包装）
繊維製品（包装）
繊維製品（非包装）

インプラント用インスツルメント、ハンドピース、シリンジノズル、バキュームチップ

ガーゼ、ドレープ、衣類Time (in min.)

クラスB滅菌を行う
ユニバーサル・プログラム

操作しやすい4つのボタンと視認性に優れるディスプレイ
（滅菌プログラム、時間、圧力、温度、操作手順の表示）※日本仕様はディスプレイの表示がすべて日本語となります。

多彩なプログラム
クラスＢ

クラスＳ

クラスＮ

■

■−

■

■

■

■

−−

■

■

−

■−

−

■

−

−

従来の滅菌器では困難な中空製品や繊維製品を滅菌プログラム名

滅菌温度 運転時間（滅菌時間） 乾燥時間 合計時間

包装/適合性

装填物の量

ユニバーサル プログラム

134℃

30分（5.5分）

20分

50分

一重包装および多重包装、混合装填、ハンドピース、
中空インスツルメント

5kg

クイックＢ プログラム134℃

28分（3.5分）

10分

38分

非包装のみ（布帛は含まない）
固形のインスツルメント、中空インスツルメント

5kg

クイックＳ プログラム

134℃

15分（3.5分）

5分

20分

一重包装および非包装のハンドピース（布帛は含まない）、中空インスツルメント

一重包装1.5kgまたは包装なしで5kg

ジェントル プログラム

121℃

45分（20.5分）

20分

65分

一重包装及び多重包装、大量の布帛、耐熱温度121℃までのアイテム（プラスチック、ゴム素材など）、混合装填、中空インスツルメント

布帛1.8kgまたは耐熱温度121℃までのインスツルメント5kg

プリオン プログラム

134℃

45分（20.5分）

20分

65分

変性蛋白による感染の危険性（クロイツェルヤコブ病、BSE）が疑われる一重および多重包装されたインスツルメント、中空インスツルメント

5kg

06 I 07

Options

Technical data

脱塩水自動供給装置

寸法図

485mm

ニトラデム ダイレクトコネクト

ニトラデム ダイレクトコネクト
370mm

425mm630mm

DACプロフェッショナル

脱塩水自動供給装置「ニトラデム ダイレクトコネクト」は、水道水から塩素やマグネシウムなどを取り除くことにより、高度な滅菌器に最適な脱塩水を1回のフィルター交換で約430ℓ供給します。

電源入力、電源

1,960W、AC200V

50-60Hz外寸（高さ×幅×奥行）

48.5cmｘ42.5cmｘ63cm

チャンバー内寸（直径×奥行）

25ｘ35cm

重量45kgチャンバー容積17ℓ

最大積載量固体：5kg、多孔体（布帛）：1.8kg

給排水タンク容量

給水タンク：5ℓ（約7サイクル）、排水タンク：3ℓ※給水は、15μS以下の脱塩水または精製水を使用します。
※1,000サイクルまたは2年ごとでの定期メンテナンス（有料）が必要です。

DACプロフェッショナルへの自動給水が可能となるほか、空いているアウトレットを利用することにより、ハンドピースの洗浄・注油・滅菌を1台で行うDACユニバーサルへの同時供給も可能となります。

ニトラデム ダイレクトコネクト

製品番号：6259852

脱塩水質0.1~10μS/cm（マイクロジーメンス）電圧

AC100V~240V、50/60Hz

パネル寸法（高さ×幅×奥行）

26.5cm×32cm×12cm

フィルターボックス寸法（高さ×幅×奥行）

28.5cm×29.5cm×28.5cm

重量6.3kg

最大供給量

約430ℓ

電流、出力

1.1A、50W

固定コネクション〇コントロールパネルからの水圧

5~6バール

DACユニバーサル2（GUI）

DACプロフェッショナル

ニトラデム フィルター

滅菌済みインスツルメントの保管
滅菌済みインスツルメントの保存には、規格に準拠するバッグのみ使用します。
保管場所および滅菌済みインスツルメントを保管する期間に関して、次の条件が満たされていることを確認します。
• 密封されたインスツルメントキャビネットの中など、防塵処理がされている• 平らな表面で損傷から保護されている
メラプリント44

ニトラフラッシュ

ボウィー＆ディック テストセット

メラコントロール• DACプロフェッショナル
専用プリンター• DACプロフェショナル
CFカードライター• クラスB滅菌器専用テスター• クラスB滅菌器専用テスター

製品番号：6668441

製品番号：6134394

滅菌後、テスト用感熱紙が変色していれば合格

チューブ先端部のテスト用紙が変色していれば合格

製品番号：5892034

製品番号：6564970• 水漏れから保護されている（たとえば、アルコール、清浄剤）• 大きな温度変化がないように管理されている• 保管期間がバッグの種類に対応している• 最大保管寿命は、梱包状態および保存状態によって決まります。
滅菌済みインスツルメントが規格にしたがってラップされ、保管庫が防塵されている場合、この期間は最大6ヶ月です