EK-i/EW-i シリーズ
パーソナル電子天びん
EK-120i/EK-200i/EK-300i/EK-600i
EK-1200i/EK-2000i/EK-3000i
EK-6000i/EK-12Ki
EK-410i/EK-610i
EK-4100i/EK-6100i
EW-150i/EW-1500i/EW-12Ki

取 扱 説 明 書

1WMPD4000464D

ご注意（１） 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
（２） 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
（３） 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれな
どお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りのエー・アン
ド・デイへご連絡ください。
（４） 当社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求については、（３）項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2016 株式会社 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

目 次
1. はじめに ..................................................................................................... 3
2. 開 梱 .......................................................................................................... 3
3. 各部の名称と機能 ...................................................................................... 44. 設 置 .......................................................................................................... 5
4-1. 天びんの設置 ............................................................................................................ 5
4-2. 電源 .......................................................................................................................... 5

5. 使用方法 ..................................................................................................... 7
5-1. 電源オン／オフ......................................................................................................... 7
5-2. LCD バックライト ................................................................................................... 7
5-3. モード切替 ................................................................................................................ 8
5-4. 基本的な計量（計量モード） ................................................................................... 8
5-5. EW-i シリーズの計量レンジ ..................................................................................... 9
5-6. 個数モード (pcs) .................................................................................................... 10
5-7. パーセントモード (%) ............................................................................................ 11

6. コンパレータ ............................................................................................ 12
6-1. 設定例 ..................................................................................................................... 12

7. キャリブレーション ................................................................................. 14
7-1. 校正分銅によるキャリブレーション ...................................................................... 14
7-2. 重力加速度の補正 ................................................................................................... 16

8. 内部設定 ................................................................................................... 17
8-1. キー操作 ................................................................................................................. 17
8-2. 内部設定モードの選択 ............................................................................................ 17
8-3. 設定例 ..................................................................................................................... 18
8-4. モード登録 .............................................................................................................. 19
8-5. 内部設定項目一覧 ................................................................................................... 20

1

9. RS-232C シリアルインターフェース ....................................................... 229-1. インターフェース仕様 ............................................................................................ 22
9-2. データフォーマット ............................................................................................... 23
9-3. データ出力モード ................................................................................................... 24
9-4. コマンドモード....................................................................................................... 24

10. ID ナンバと GLP ..................................................................................... 25
10-1. ID ナンバの設定 .................................................................................................... 25
10-2. GLP レポート ........................................................................................................ 26

11. オプション.............................................................................................. 30
11-1. EKW-04i コンパレータ出力（リレー／ブザー付き） ........................................... 30
11-2. EKW-07i 床下計量金具 ......................................................................................... 31
11-3. EKW-09i 充電式バッテリパック(Ni-MH) ............................................................... 32
11-4. EJ-12JA 収納ケース .............................................................................................. 32

12. 保 守 ...................................................................................................... 33
12-1. 保守上の注意 ........................................................................................................ 33
12-2. エラーコード ........................................................................................................ 33

13. 仕 様 ...................................................................................................... 35
13-1. EK-i シリーズ ........................................................................................................ 35
13-2. EW-i シリーズ ....................................................................................................... 36
13-4. 外形寸法図 ............................................................................................................ 37

重力加速度マップ ......................................................................................... 382

1. はじめにこのたびは、エー・アンド・デイの電子天びんをお買い求めいただきありがとうございます。本書は、EK-i/ EW-i シリーズ用に作成された取扱説明書です。
十分に活用していただくため使用前に本書をよくお読みください。
EK-i/ EW-i シリーズの天びんには以下のような特長があります。
 EK-i シリーズは、分解能 1/6,000～1/60,000 の高分解能型の電子天びんです。
 EW-i シリーズは、トリプルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/3,000 です。
 EK-i/ EW-i シリーズとも、個数モード、パーセントモード、コンパレータ機能など、同様の機能をもっています。
 バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
 RS-232C シリアルインターフェースを標準装備しているので、プリンタやパーソ
ナルコンピュータに接続できます。
 シリアルインターフェースを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。
 オプションのバッテリパック(EKW-09i)を使用することにより、コードレスの操
作ができます。

2. 開 梱
梱包箱を開けたさいに、以下のものがそろっているか確認してください。
計量皿

計量皿
両方使います。
皿受け

本体
EW-150i
EK-120i / EK-200i / EK-300i
EK-410i / EK-610i

本体
EW-1500i / EW-12Ki
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i
EK-6000i / EK-12Ki / EK-4100i / EK-6100i

AC アダプタ
TB-266、TB-294 または TB-162A（いずれか一つ）

取扱説明書
3

3. 各部の名称と機能

EKW-04i / 09i 取付部

計量値をプリンタやコンピュータに出力する、あるいは単重、100%
質量、他の設定値を設定します。

電源をオン、オフします。

押し続けると、内部設定モードになります。
計量モード(EW-i のみ)：
計量レンジを変更します。
( rng 0 選択時).
個数モード：
サンプルの単位質量を登録するときに使います。
パーセントモード：
100%質量を登録するときに使います。

4

表示単位を切り替えます。

表示をゼロにします。

4. 設 置4-1. 天びんの設置
1. 前ページの図のように、計量皿を天びん本体に載せてください。
2. 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください。
3. キャリブレーションをおこなってから使用してください。(“7.キャリブレーション”
参照)

設置場所
天びんの性能を十分に引き出し正確な計量をするために、下記の設置条件を整えてください。


ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、天びんを設置しないでください。



天びん台は堅固なものを使用して、天びんの水平が保たれるようにしてください。



直射日光のあたらない場所に設置してください。



エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。



安定した AC 電源を使用してください。



腐食性ガス、引火性ガスのある場所に設置しないでください。



天びんが設置場所の気温になじんでからお使いください。



使用開始の 30 分前には電源オンとしてください。

 はじめて設置した場合や、使用場所を変えたときは、“7.キャリブレーション”に従ってキャリブレーションをおこなってください。

4-2. 電源
電源として AC アダプタ、バッテリパック(EKW-09i: 別売オプション) を使用することができます。

AC アダプタを使用する場合
ご使用前に、付属の AC アダプタ識別シールを台紙より剥がして、AC アダプタ本体およびコード部分に貼りつけてください（識別シールには、EK- i／EW- i の記載がされています。
）
AC アダプタ識別シール
貼り付け位置AC アダプタ（TB-266、TB-294 または TB-162A）

電源は安定したものを使用してください。AC アダプタのプラグを、本体の AC アダ
プタ入力ジャックに差し込み、使用してください。
5

バッテリパック (EKW-09i)を使用する場合
バッテリパックを本体に挿入してください。連続で約 9 時間の使用ができます。

 バッテリパック使用中に “Lb0” 表示が出たら、ただちに使用を中止し、充電するか、AC アダプタに切り替えてください。
 バッテリパックの取付、充電方法については “11-3 EKW-09i 充電式バッ
テリパック (Ni-MH)”を参照してください。
 バッテリパックをはじめてお使いになるときは、必ず充電してから使用してください。

6

5. 使用方法
5-1. 電源オン／オフ
1.

ON/OFF

キーを押すと、電源オン状態になります。

上図のように全表示が点灯します。
“g”、”pcs”、”%”は登録されている単位を表示しています。
単位と小数点以外の表示が消灯します。
計量値が安定すると、ゼロ点のマークとともにゼロを表示します。(パワーオンゼロ).
パワーゼロオンの範囲は、キャリブレーション時のゼロに対し、ひょう量の10%以内です。ものを載せたりして、これを超えたまま電源を入れると、天びんは風袋引きをおこない、風袋引き中マークとゼロ点のマークが点灯します。

2. 電源オン状態でON/OFF

キーを押すと、電源は切れます。

 オートパワーオフ機能
電源オン後、約 5 分間ゼロ表示が続くと、自動的に電源を切ることができます。 “8-5.内部設定項目一覧” を参照し、項目 “poff”を設定してください。

5-2. LCD バックライト
計量値が 4d（最小表示の 4 倍相当）以上変化したり、何らかのキー操作がおこなわれると、LCD バックライトが点灯します。計量値がある時間安定すると、バックラ
イトは自動的に消灯します。また、バックライトは常に点灯または消灯と設定することもできます。
バックライト動作設定についての詳細は、“8-5. 内部設定項目一覧”の “ltUp” を参照
してください。

7

5-3. モード切替
本器の表示単位は、g（計量モード） pcs （個数モード）、% （パーセントモード）の 3 種類です。
電源オンの状態で MODE キーを押すと単位を切り替えることができます。

キーを押すたびに、モードがg→pcs→%→g→のように切り替わります。

0.0

ZERO

安定マーク

5-4. 基本的な計量（計量モード）
1. MODE

キーを押して単位を

g

容器

にします。

2. 表示がゼロでない場合は、 RE-ZERO
押して表示をゼロにします。

キーを
計量皿

3. 容器を使う場合は、容器を計量皿の上に載せ、
RE-ZERO キーを押して表示をゼロにします。
4. 計 量 物 を 載 せ 、 安 定 マ ー ク 〇計量値を読み取ります。

表示後、

0.0

NET
ZERO

計量物

5. 計量物を取り除きます。

 RE-ZERO キーを押すと、計量値がパワーオン
時のゼロに対して、ひょう量の2%以内のときは、天びんのゼロ点を設定します。そのさい、ゼロ点のマーク
が点灯します。計量値がひょう量の+2%を超えている場合は、風袋引きをおこない、ゼロ点のマーク、風袋引き中マークが点灯します。

NET

150.3
安定マーク

操作上の注意 計量値を読み取ったり登録するときは、安定マークが点灯していること確認してください。
 鉛筆のような先のとがったものでキーを押さないでください。
 衝撃的な荷重やひょう量を超えた荷重を加えないでください。
 天びん内に異物が入らないようにしてください。
 正確な計量のため、定期的にキャリブレーションをおこなってください。
(“7.キャリブレーション”参照)
8

5-5. EW-i シリーズの計量レンジ
 EW-i シリーズには３種類の計量レンジがあります。それぞれ、計量値表示時に
R1、R2、R3 マークをつけ、使用レンジを示します。
 計量レンジの動作は、内部設定で選択できます。
自動的にレンジが切り替わるオートレンジ(rng 1), キー操作で替えるマニュアル
レンジ(rng 0)、レンジの切り替わらない固定レンジ(rng 2 ~ 4)があります。

動作と操作
内部設定

内容
オートレンジ（自動） 計量値が使用中のレンジの最大値を超えている場合、自動的に広いレンジに切り替わります。

rng 1

 皿に何も載せていない状態で、ゼロ点のマークとともにゼロを表示すると、自動的に最小の計量レンジになります。
 広い計量レンジで RE-ZERO キーを押すと、風袋引きをおこない、計量レンジは最小となります。
マニュアルレンジ（手動） 計量モード時（個数モード、パーセントモード以外）に、 SAMPLE キーを押すと、広い計量レンジに切り替
わります。

rng 0

 最小の計量レンジに戻るには、皿に何も載せていない状態で、ゼロ点のマークとともにゼロを表示しているとき、 SAMPLE キーを押します。
 広い計量レンジで RE-ZERO キーを押すと、風袋引きをおこない、計量レンジは最小となります。
計 量 物 の 質 量 が ひ ょ う 量 の 2% 以 下 の 場 合 は 、
1RE-ZERO キーを押しても、表示をゼロにするのみ
で、風袋引きはおこなわず、計量レンジも変わりません。
ゼロ表示時に計量レンジを替えるには、 SAMPLE キーを押します。
固定レンジ

rng 2 ~ 4

 計量レンジは固定しています。目的にあったレンジを選
択します。

9

5-6. 個数モード (pcs)
品物の個数を調べる計量方法です。基準となるサンプルの単位質量（１個の重さ）に対し、計量したものが何個に相当するかを計算し表示します。
個数モードへの切替
1. MODE キーを押して単位を

0

にします。
(
:個)

単位質量の登録
2. SAMPLE キーを押し、単位質量登録モードに入ります。

10 -3. さらに SAMPLE キーを押し、登録時のサン
プル数を選択します。（5、10、25、50、100 個）

キーを押すたびに、サンプル数が切り替わります。

4. 風袋（容器）がある場合には、風袋を計量皿に載せ、 RE-ZERO キーを押し、サンプル数の右側の表示がゼロであることを確認します。

25 容器

5. 指定した数のサンプルを載せます。（ここの例では、25 個）計量皿

6. PRINT キーを押すと、単位質量を登録し、計数表示となります。
サンプルを取り除きます。
 単位質量が小さすぎて登録できない場合、loを表示した後元の表示に戻ります。また、
計量皿上のサンプルの質量が軽く、計数誤差が大きくなる可能性がある場合、より多くのサンプル数を使うよう表示が変わります。表示された数のサンプルを載せ、 PRINT キーを押してください。
“12-2 エラーコード”の“サンプル不足エラー”の項も参照してください。
個数モード（計数）
7. 計数するものを計量皿に載せます。

ゼロ表示を確認する

ZERO

25 0
サンプル
(25 個)

登録する

25

ACAI（自動計数精度向上機能）
ACAI はサンプル数を増すごとに計数精度を自動で向上させる（サンプル１個１個のバラツキが平均化され誤差を少なくする）機能です。
8. 上記 6 項で単位質量を登録した後、サンプルを降ろさず更にサンプルを少し追加
すると ACAI マークが点灯します。表示している個数と同程度を目安に ACAI マー
ク点灯範囲の個数を追加してください（載せすぎると点灯しません）。
10

9. 単位質量の再計算が始まると ACAI マークが点滅し、終わると消灯します。この間、天びんに触れたりサンプルを動かしたりしないでください。

ACAI マークACAI

25

10. この作業を繰り返して単位質量の計算に使うサンプル数を多くすることにより、計数精度の向上が期待できます。なお、100 個を超えると ACAI 範囲の上限がなくな
りますが、この場合も表示個数と同程度の個数追加としてください。

5-7. パーセントモード (%)
基準となるサンプル質量を 100%とした場合、これに対し計量したものが何%に相当するかを表示します。
パーセントモードへの切替
1. MODE キーを押して単位を % にします。

0.0

%

100 -

%

100 0

%

(%:パーセント)

100%質量の登録
2. SAMPLE キーを押し、100%質量登録モードに入ります。

3.

RE-ZEROます。

キーを押し 100 0% の表示にし
ZERO

計量皿

4. 100%に相当するサンプルを載せます。
100%に相当する
サンプル

5. PRINT キーを押すと、100%質量を登録してパーセントの値を表示します。
サンプルを取り除きます。
 サンプルの重さが小さ過ぎる場合、 loが数秒間表示され、元の表示に戻ります。
パーセント計量
6. 計量物を計量皿に載せます。100%質量をもとに、計量物のパーセント値が表示されます。

登録する

100.0

計量物

75.8
11

%

%

6. コンパレータ
コンパレータの結果は HI、OK、LO で表示します。また、EKW-04i を使えばリレー
出力やブザー音を利用できます。
HI、OK、LO の関係は以下のようになります。
LO 下限値  OK  上限値 HI
比較条件(内部設定 “Cp” 参照):
 比較しない (コンパレータ機能オフ)
 すべてのデータを比較する
 すべての安定データを比較する
 表示ゼロ付近以外 (+4d 以上)のプラスのデータを比較する
 表示ゼロ付近以外 (+4d 以上)のプラスの安定データを比較する
 表示ゼロ付近以外 (+4d 以上、-4d 以下)のすべてのデータを比較する
 表示ゼロ付近以外 (+4d 以上、-4d 以下)の安定データを比較する
d は、表示しているレンジの最小表示の単位。
(例) 「4d」は、「最小表示の 4 倍」または「最小表示で 4 目分の値」です。
上限値、下限値の数値は、計量モード、個数モード、パーセントモード共通です。
EK-1200i/2000i/3000i を例にとると、各モードでの表示は以下のようになります。
上限値 “001010”:
下限値 “000990”:“101.0g”“99.0g”“1010pcs”“990pcs”“101.0%”“99.0%”
押し続ける

6-1. 設定例
ここでは、 “表示ゼロ付近以外 (+4d 以上)のプラスのデータを比較する”を例にとって設定方法を記述します。

func

比較方法の選択
1. SAMPLE キ ー を 押 し 続 け て 内 部 設 定 モ ー ド の1funcの表示にします。
(比較方法がすでに設定されている場合は、
SAMPLE キーを押し、“上下限値の入力”に進みます。)

poff 0
数回押す

2. PRINT

キーを押し poff X

3. SAMPLE
します。
4.

RE-ZEROにします。

5. PRINT
endの表示にします。

キーを数回押して、 Cp

X

キーを数回押して、 Cp

の表示に

3

Cp

0

の表示

キーを押して選択した方法を登録します。
表示後、 Cp Hi
を表示します。

数回押す

Cp

3
登録する

12

上下限値の入力
6. Cp Hiを表示しているときに、 PRINT キーを押します。以下のキーで上限値を入力します。
SAMPLE

キー

RE-ZERO

キー 点滅する桁の値を変更します。
このキーを押し続けるとプラス、
マイナスを切り替えます。
(“N”はマイナスを示します。)

PRINT
MODE

点滅する桁を移動します。

キー
キー

Cp Hi

設定値を登録し、次項に進みます。
操作を中止し、次項に進みます。

HI

000000
それぞれのキーを使って設定するHI

001234
登録する

7. Cp loを表示しているときに、 PRINT キーを押します。以下のキーで下限値を入力します。
SAMPLE

キー

RE-ZERO

キー 点滅する桁の値を変更します。
このキーを押し続けるとプラス、
マイナスを切り替えます。
(“N”はマイナスを示します。)

点滅する桁を移動します。

PRINT

キー

設定値を登録し、次項に進みま
す。

MODE

キー

操作を中止し、次項に進みます。

8. PRINT
end

Cp lo
LO

000000
それぞれのキーを使って設定するLO

001230

キーを押します。

表示後、

Unit

登録する

を表示します。.

end
9.

MODE

を押し、計量モードに戻ります。

Unit
計量モードに戻る

13

7. キャリブレーション
正しく計量できるよう天びんを校正します。
以下のような場合にキャリブレーションをおこなってください。


はじめて天びんを使うとき
天びんを移動したとき周囲環境が変化したとき
定期的なキャリブレーション

7-1. 校正分銅によるキャリブレーション
 始める前に校正用分銅（別売）を用意してください。
1.計量皿に何も載せずに３０分以上通電してください。
2. CAL ス イ ッ チ を Cal が 出 る ま で 押 し 続 け 、表示後スイッチを離します。

3.

Cal 0

CAL スイッチを押
し続ける

Cal
CAL スイッチを離
す

Cal 0

を表示します.

校正分銅値を変更する場合は、4 項に進みます。
登録されている分銅値を使う場合は、5 項に進みます。

4. SAMPLE キーを押します。天びんに登録されている校正分銅値（g）を表示します。
以下のキーを使って値を変更します。
SAMPLE

キー

RE-ZERO

キー 点滅する桁の値を変更します。

01200.0
それぞれのキーを使って設定する

点滅する桁を移動します。

PRINT

キー

設定値を登録し、3 項に戻ります。

MODE

キー

操作を中止し、3 項に戻ります。

Cal 0

 校正分銅値は、ひょう量（EW-i シリーズは最大レンジ）の 2/3 以上をお使いください。

14

5. 3 項の状態で PRINT キーを押すと、ゼロ点を計量します。計量中は、計量皿に触れないでください。
ゼロ点に計量（キャリブレーション）が終わると、校正分銅値の表示になります。
 ゼロ点のキャリブレーションだけで終了する場合、校正分
銅値が表示されてから MODE キーを押してください。

計量皿

計量皿に何も
載せないで
登録する

Cal 0
6. 表示と同じ値の校正分銅を計量皿中央に載せます。
PRINT キーを押すと、分銅を計量します。計量中は、計量皿に触れないでください。

1000.0
校正分銅

登録する

7.

end
を表示します。
分銅を計量皿から降ろします。CAL スイッチまたは
1MODE キーを押して、計量モードに戻ります。

1000.0end

4 項で設定した値は、パワーオフ後も天びんのメモリに登録されています。
キャリブレーション後、天びんを他の場所に移動するときは、重力加速度の値をキャリブレーションをおこなう地区に合わせてください。そのうえで、キャリブレーションをおこなってください。重力加速度の設定については、次章を参照してください。
計量値が不安定でキャリブレーションが中止された場合は、 error1 を、校正分
銅値が軽すぎてキャリブレーションが中止された場合は -Cal e を、数秒間表示します。 ”12-2. エラーコード ” を確認の上、再度キャリブレーションをやり直してください。

15

7-2. 重力加速度の補正
天びんをはじめて使用するときや、他の場所に移動したときは、校正分銅を使ってキャリブレーションをする必要があります。しかし、校正分銅がない場合など、重力加速度の補正をおこなうことにより、天びんを調整できます。天びんを設置場所の重力加速度に変更するさいには、巻末の重力加速度マップを参照してください。

 天びんの使用場所で校正分銅を使ってキャリブレーションをおこなう
場合は、重力加速度の補正の必要はありません。

1. CAL スイッチを Cal が出るまで押し続け、表示後スイッチを離します。
2. Cal 0

CAL スイッチを押
し続ける

Cal

を表示します.

CAL スイッチを離す

3. RE-ZERO キーを押します。
天びんに登録されている重力加速度値を表示します。
以下のキーを使って値を変更します。
SAMPLE

キー

RE-ZERO

キー 点滅する桁の値を変更します。

点滅する桁を移動します。

PRINT

キー

設定値を登録し、2 項に戻ります。

MODE

キー

操作を中止し、2 項に戻ります。

4. 設定後、 PRINTします。

キーを押します。 Cal 0

9.7980
それぞれのキーを使っ
て設定する

を表示
登録する

5. 校正分銅を使って天びんのキャリブレーションをする
場合は、7-1 の 4 項に戻ります。
設定を終える場合は、 MODE キーを押します。
6. end

Cal 0

Cal 0

表示後、計量モードに戻ります。
計量モードに戻る

16

8. 内部設定
8-1. キー操作
操作を中止し、天びんの電源をオフします。
項目の選択キー
分類項目、設定項目を選択します。
計量モード時に押し続けると、内部設定モードに入ります。
確定キー
選択した分類項目に進みます。
分類項目ごとに設定値を登録し、次の分類
項目に進みます。
値の選択キー
設定値を選択します。
キャンセルキー操作を中止し次の分類項目に進みます、または、計量モードに戻ります。

8-2. 内部設定モードの選択
計量モード時に SAMPLE キーを押し続けると、内部設定モードになり、 func
を表示します。
内部設定モードでは、 SAMPLE キーを押すたびに分類項目を順次表示します。
(“内部設定項目一覧”を参照してください。)

押し続ける

func
キーを押すたびに、順次、分類
項目を表示する

Cp Hi
•
•
•
それぞれのキーを使って設定する

17

8-3. 設定例
オートパワーオフ機能を “オン”、ACAI 機能を “オフ”にする。
キーを押し続け、 func

1. SAMPLE
ます。

の表示にし

押し続ける

func
2. PRINT

キーを押し、 poff 0

3. RE-ZEROす。

の表示にします。

キーを押し、 poff 1の表示にしまpoff 0
キーを押すたびに設定値を切り替える

poff 1
キーを数回押して、 aCai 1

4. SAMPLE
します。

の表示に

確認する

aCai 1
5. RE-ZERO

キーを押し、 aCai 0

キーを押すたびに設定値を切り替えるを選択します。

6. PRINT キーを押し設定値を登録します。
end
表示後、 Cp Hi
を表示します。

aCai 0
登録する

end
Cp Hi
7. 1MODE

キーを押して、計量モードに戻ります。

計量モードに戻る

18

8-4. モード登録
g（計量モード）、pcs（個数モード）、%（パーセントモード）の 3 種類のうち、実際に使用するモードだけを登録したり、電源オン時に表示される最初の単位を指定することができます。モードについては、“5-3. モード切替” を参照してください。
モード登録の手順は以下のとおりです。
1. SAMPLEます。

キーを押し続け、 func

の表示にし

押し続ける

func
2. SAMPLEします。

キーを数回押して、 Unit

の表示に

数回押す
数回押す

Unit
3. PRINT

キーを押します。

Unit
4. SAMPLE

キーを押して、表示単位を選択します。

キーを押すたびに、単位を切り替える。

5. RE-ZEROす。

キーを押して、選択した単位を登録しまUnit

6. 4、5 項を繰り返して、使用する単位をすべて登録し
ます。

登録する

7. PRINT
end

確定する

キーを押します。
表示後、idを表示します。

endid
8. 1MODE

キーを押して、計量モードに戻ります。

 次回、天びんの電源をオンすると、5 項で最初に登録した単位を表示します。

19

計量モードに戻る

8-5. 内部設定項目一覧
分類項目

func

設定項目
poff

設定値
内容・用途
 0
オフ
自動的にパワーをオフする
オートパワーオフ
1
オン
0
マニュアルレンジ（手動）rng
計量レンジの切替
EW-i シリーズのみレンジ
 1
オートレンジ（自動）2最小レンジに固定
3
中間レンジに固定
4
最大レンジに固定0
応答が速い / 振動に弱い
Cond
よい環境、はかり込み
応答特性
1
 2
3
安定度優先
4
応答がおそい / 安定した表示
5t-b
0± 0.5d/0.5s 内で安定とみなす 安定マーク点灯の
条件
安定検出幅
 1
± 1d/0.5s 内で安定とみなす
2± 2d/0.5s 内で安定とみなす
trc
0
オフ
ゼロ点の変化を追尾する
ゼロトラック
 1
オン
pnt
 0
ポイント (.)
小数点の形状
小数点1
カンマ (,)
Cp 0
比較しない(コンパレータオフ） 比較条件
d = 最小表示
比較方法
1
すべてのデータを比較する
2
すべての安定データを比較する
3>+4 のプラスデータを比較する
4>+4 のプラスの安定データを比較する
5>+4d､<-4dのすべてのデータを比較する
6>+4d､<-4d の安定データを比較する
bep
 0
オフ
比較結果に応じてブザーを鳴らす
ブザー出力
1
LO でオン
2
OK でオン
3
OK、LO でオン
4
HI でオン
5
HI、LO でオン
6
HI、OK でオン
7
HI、OK、LO でオン
prt0
コマンドモード/ストリームモード オートプリント A:+ データ
データ出力モード  1
コマンドモード/プリントキー
2
コマンドモード/プリントキー/オートプリントA オートプリント B:+/- データ
3
コマンドモード/プリントキー/オートプリントB
4
コマンドモードのみ 0
空けない（汎用機器）
pU5e
連続データ間の間隔
データ出力間隔
1
1.6 秒空ける (AD-8121 用)
 0
出力しない
info
GLP 出力フォーマット
GLP 出力1
AD-8121 フォーマット
2
汎用フォーマット 出荷時設定

20

分類項目
設定項目
func bp5
ボーレート

設定値
 0
1
2
3
btpr
 0
ビット長、パリティ
1
2
aCai
0
ACAI 機能
 1
Umin
 0
受付可能単位質量
1
2
5mpl
 0
サンプル数
1
2
3
4
ltUp
0
LCD バックライト
1
制御
2
 3
4
5

内容・用途

CpHi
Cplo
Unit

比較上限値
比較下限値
表示単位

2400 bps
4800 bps
9600 bps
1200 bps
7 ビット、even
7 ビット、odd
8 ビット、パリティなし
ACAI 機能オフ
ACAI 機能オン
単位質量1 d
単位質量1/8 d
サンプルトータル質量5d (*)
10 個
25 個
50 個
100 個
5 個
常時オフ
安定マーク点灯 5 秒後にオフ安定マーク点灯 10 秒後にオフ安定マーク点灯 30 秒後にオフ安定マーク点灯 60 秒後にオフ
常時オン
比較上限値の設定
比較下限値の設定
表示単位の設定id

GLP 出力用の ID ナンバ

ID ナンバの設定“0”設定で、サンプル追加なし
d = 最小表示

単位質量登録モードに入って最初に表示
するサンプル数

LCD バックライトのオンオフ制御
質量変化、キー操作
でバックライトオン“6.コンパレータ”
参照“8-4.モード登録”参照“10. ID ナンバとGLP”参照 出荷時設定( )* 重量表示が “5d”であっても受け付けられない範囲があります。これは、重量表示の小数点以下が四捨五入されているためです。

21

9. RS-232C シリアルインターフェース
EK/EW-i シリーズの天びんとプリンタやパーソナルコンピュータを接続するインター
フェースです。天びんは表示している計量値をデータとして出力します。
 RS-232C シリアルインターフェースには、以下のような 4 種類のモードがあります。
ストリームモード
データを常時出力する。
キーモード
PRINT キーを押すとデータを出力する。
オートプリントモード オートプリントの条件を満たすとデータを出力する。
コマンドモード
コンピュータからのコマンドで天びんを制御する。
 必要に応じて、データフォーマット設定値 (bp5、btpr) およびデータ出力モード(prt)を設定します。
 コンピュータとの接続には D-sub 9 ピンケーブル（ストレート）を使用します。
 コンピュータに計量データを取り込むためのソフトウェア WinCT を利用できます。
弊社ホームページ http://www.aandd.co.jp/よりダウンロードしてください。

9-1. インターフェース仕様
入出力規格
伝送形式
信号形式

EIA RS-232C
調歩同期式（非同期）、双方向、半二重伝送
ボーレート:
1200, 2400, 4800, 9600 bps
データビット:7 ビット+パリティ 1 ビット (even または odd)
または 8 ビット (パリティなし)
スタートビット: 1 ビット
ストップビット: 1 ビット
使用コード:
ASCII
ターミネータ:CRLF (CR: 0Dh, LF: 0Ah)
LSB
0

1

2

3

4

5

1 (-15V~-5V)MSB
60 (5V~15V)

ストップビット
パリティビット
データビットスタートビット
ピン配置

D-sub 9 ピンオスコネクタ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EK/EW-i 天びんの内部
22

接続なし
送信データ
受信データ
接続なし
シグナルグランド
データセットレディ （DSR）
送信要求
送信許可
接続なし

9-2. データフォーマット
S

T

,

+

0

0

0

ヘッダ

0

0

.

0

0

g CR LF

データ

単位

ターミネータ(“ ” はスペース)セパレータ

 ヘッダは、以下の 4 種類があります。
ST : 計量モード、パーセントモードでデータが安定している
QT : 個数モードでデータが安定している
US : データが安定していない（全モード）
OL : データがオーバしている（計量範囲を超えている）
 データは符号、小数点を含め常に 9 桁です。
 単位は、以下の 3 種類があります。
g : 計量モード “g”
P C : 個数モード “pcs”% : パーセントモード “%” ターミネータは常時 CRLF が出力されます。
 出力データフォーマットの例
1

2

3

4

.

5

g CR LF

+ 0

0 0

1

2

3

4

5

P C CR LF

,

+ 0

0 0

1

2

3

.

4

% CR LF

O L

,

+ 9

9 9

9

9

9

.

9

g CR LF

O L

,

-

9 9

9

9

9

9

9

P C CR LF

計量データ“g”

S T

,

+ 0 0

個数データ

Q T

,

パーセントデータ

S T

質量オーバ時マイナスで個数オーバ

239

9-3. データ出力モード
ストリームモード
内部設定を “prt 0” にします。
天びんが表示している値を常時出力します。データ書換速度は、約 1 秒に 10 回です。
これは、表示の更新速度と同じです。
設定モード時は、出力はおこないません。
キーモード
内部設定を “prt 1, 2 または 3” にします。
計量値が安定しているときに（安定マーク点灯時） PRINT キーを押すと、データを出力します。このとき、表示を 1 回点滅させ出力したことを知らせます。
オートプリント A モード
内部設定を “prt 2” にします。
計量値が安定し（安定マーク点灯時）、+4d (EW-i シリーズの最小レンジの)を超えた
ときに、データを出力します。
次の出力は、表示が+4d 以下に戻ってからになります。
オートプリント B モード
内部設定を “prt 3” にします。
計量値が安定し（安定マーク点灯時）、+4d (EW-i シリーズの最小レンジの)を超えるか、または、-4d より小さくなったときに、データを出力します。
次の出力は、表示が-4d 以上+4d 以下に戻ってからになります。

9-4. コマンドモード
コマンドモードでは、天びんをパーソナルコンピュータからのコマンドで制御します。
コマンド一覧
 即時計量データを要求するコマンド
コマンド

Q CR LF

応答

S T , + 0 0 1 2 3 4.

5

g CR LF

 天びんのゼロ、あるいは、風袋引きをするコマンド ( RE-ZERO
コマンド

Z CR LF

応答

Z CR LF

 単位を変更するコマンド ( MODE
コマンド

U CR LF

応答

U CR LF

キーと同じ).

24

キーと同じ).

10. ID ナンバと GLP
ID ナンバは、GLP (Good Laboratory Practice)に対応したデータ出力をする場合に、天びんの識別ナンバとして使用します。ID ナンバは、天びんの電源を切っても記憶されています。RS-232C シリアルインターフェースを使って、次の GLP に対応したデータをプリンタやパーソナルコンピュータに出力できます。
 キャリブレーション実行記録（キャリブレーションレポート）
 キャリブレーション状態の記録（キャリブレーションテストレポート） 一連の計量値をわかりやすく管理するための区切り（“見出し”、 “終了” ）GLP 出力フォーマットは、天びんメーカ名、機種番号、シリアル番号、ID 番号、サ
イン記入欄を含みます。
AD-8121B を使えば、日付と時刻を印字できます。（GLP 出力フォーマット info 1）

10-1. ID ナンバの設定
1. SAMPLE
１func

押し続ける

キーを押し続け、内部設定モードに入り、の表示にします。

func
2. SAMPLE キーを数回押して、
にします。

id

の表示
数回押す

3. PRINT キーを押します。
以下のキーを使って ID ナンバを入力します。
SAMPLE

キー

RE-ZERO

キー 点 滅 す る 桁 の 値 を 設 定 し ま す 。
「表示の対応表」を参照。

PRINT
MODE

キー
キー

点滅する桁を移動します。

設定値を登録し、次項に進みます。
操作を中止し、次項に進みます。

4. 以 上 の 操 作 が 完 了 す る と 、 end
１funcを表示します。
5. 1MODE

id

表示後、キーを押して、計量モードに戻ります。

000000
それぞれのキーを使って設定するend
func
計量モードに戻る

表示の対応表0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -A B C D E F GH I J K L MNO P QR S T U VWX Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -a b C d e f g H i j k l m n o p q r s t U v w x y z“ ” : スペース25

10-2. GLP レポート
 GLP レポートをプリンタ AD-8121B に出力する場合、天びんの内部設定“info 1”
および“pU5e 1”を選択し、プリンタは MODE 3 に設定してください。
 GLP レポートをパーソナルコンピュータに出力する場合、天びんの内部設定“info2” および“pU5e 0”を選択してください。
キャリブレーションレポート
1. “7-1. 校正分銅によるキャリブレーション”に従ってキャリブレーションを行います。

2. キャリブレーションが完了するとを表示します。
3.

end

glp
表示後、キャリブレーションレポート
を出力します。

4. 再び endて MODEす。

を表示します。分銅を取り除いキーを押し、計量モードに戻りま

キャリブレーション操作(“7.キャリブレーション”参照)

end
glp 結果を出力する
end
計量モードに戻る

AD-8121 フォーマット “info 1”

A & D
MODEL
EK-1200i
S/N
Q1234567ID
ABCDEF
DATE
2011/11/14
TIME
02:53:21
CALIBRATED(EXT.)
CAL.WEIGHT+1000.0g
SIGNATURE

汎用フォーマット “info 2”
メーカー名
機種名
製造番号
ID ナンバ
日付
時刻
キャリブレーション
校正分銅値
サイン記入欄: スペース ASCII 20h
CR: キャリッジリターン ASCII 0Dh
LF: ラインフィード ASCII 0Dh

26`~~~~~~~~~~A~&~D<CRLF>
MODEL~~~EK-1200i<CRLF>
S/N~~~~~Q1234567<CRLF>
ID~~~~~~~~ABCDEF<CRLF>
DATE<CRLF><CRLF>
TIME<CRLF><CRLF>CALIBRATED(EXT.)<CRLF>
CAL.WEIGHT<CRLF>~~~~~~+1000.0~~ g <CRLF>
SIGNATURE<CRLF><CRLF><CRLF>---------------~<CRLF><CRLF><CRLF>

キャリブレーションテストレポート
キャリブレーションテストは校正分銅を天びんで計量し、分銅値と計量結果を比較、確認するものです。
このテストは、実際にキャリブレーションを行うものではありません。
1.

SAMPLE
け、 CC

キーと PRINT キーを一緒に押し続が表示されたらキーを離します。

 CAL スイッチを押し続けても Cal
表示の後
に CC
が表示されます。直ちに CAL スイッ
チを離してください。
2.

CC 0

同時に押し続けるCC両方のキーを離す

表示となります。

3. 必要に応じて校正分銅値を変更します。“7-1. 校正分銅によるキャリブレーション”の 4 項に従って操作してください。
4. 2 項の表示で計量皿に何もないことを確認し、PRINT キーを押します。天びんはゼロ点を計量し、計量値を数秒間表示した後校正分銅値の表示となります。
（計量値は単位“g”と共に表示されます。
）

CC 0

0.0
計量値表示

1000.05. 表示と同じ値の校正分銅を計量皿に載せ、 PRINT
キーを押します。天びんは分銅を計量し、その結果を数秒間表示します。
（計量値は単位“g”と共に表示されます。
）

6.

end

7.

glp
表示後キャリブレーションテストレポートを出力します。

表示となります。

計量

1000.1
計量値表示end
glp 結果を出力する

8.

end
MODE

表示となったら分銅を取り除き、キーを押して計量モードに戻ります。

end
計量モードに戻る

27

AD-8121 フォーマット “info 1”

A & D
MODEL
EK-1200i
S/N
Q1234567ID
ABCDEF
DATE
2011/11/14
TIME
02:53:21
CAL.TEST(EXT.)ACTUAL0.0
g+1000.1g
TARGET+1000.0g
SIGNATURE

汎用フォーマット “info 2”
メーカー名
機種名
製造番号
ID ナンバ
日付
時刻
キャリブレーション
テスト
ゼロ点の結果
校正分銅
測定値
校正分銅値
サイン記入欄: スペース ASCII 20h
CR: キャリッジリターン ASCII 0Dh
LF: ラインフィード ASCII 0Dh~~~~~~~~~~~A~&~D<CRLF>
MODEL~~~EK-1200i<CRLF>
S/N~~~~~Q1234567<CRLF>
ID~~~~~~~~ABCDEF<CRLF>
DATE<CRLF><CRLF>
TIME<CRLF><CRLF>CAL.TEST(EXT.)<CRLF>
ACTUAL<CRLF>~~~~~~~~~~0.0~~ g <CRLF>~~~~~~+1000.1~~ g <CRLF>
TARGET<CRLF>~~~~~~+1000.0~~ g <CRLF>
SIGNATURE<CRLF><CRLF><CRLF>---------------~<CRLF><CRLF><CRLF>“見出し” と “終了” の出力
一連の計量値を GLP レポートとして記録する場合、最初に“見出し”を最後に“終了”を付け加えることができます。

0.0

見出し
1.

PRINT キーを押し続け、 5tart
れたら離します。
天びんは“見出し”を出力します。

が表示さ

押し続ける

5tart “見出し”を
出力する

end
2.

PRINT キーを押すか、オートプリントモード
で、計量値を出力します。

123.1
•
•
•
•

計量値を
出力する

123.4
28

終了
3.

PRINT キーを押し続け、 recend
れたら離します。

が表示さ

押し続ける

“終了”を
recend 出力する
4.

endを表示します。 MODE
計量モードに戻ります。

キーを押してend
計量モードに戻る

AD-8121 フォーマット “info 1”

見出し

汎用フォーマット “info 2”

A & D
MODEL
EK-1200i
S/N
Q1234567ID
ABCDEF
DATE
2011/11/14
START
TIME
02:53:21

メーカー名
機種名
製造番号
ID ナンバ
日付~~~~~~~~~~~A~&~D<CRLF>
MODEL~~~EK-1200i<CRLF>
S/N~~~~~Q1234567<CRLF>
ID~~~~~~~~ABCDEF<CRLF>
DATE<CRLF><CRLF>START<CRLF>
TIME<CRLF><CRLF><CRLF>
ST,+000123.4~~ g <CRLF>
ST,+000234.5~~ g <CRLF>
ST,+000345.6~~ g <CRLF>
ST,+000456.7~~ g <CRLF>

ST,+000123.4
ST,+000234.5
ST,+000345.6
ST,+000456.7

g
g
g
g

END
TIME
02:55:21
SIGNATURE

開始時刻

計量値

終了時刻
サイン記入欄終了: スペース ASCII 20h
CR: キャリッジリターン ASCII 0Dh
LF: ラインフィード ASCII 0Dh

29

END<CRLF>
TIME<CRLF><CRLF>
SIGNATURE<CRLF><CRLF><CRLF>---------------~<CRLF><CRLF><CRLF>

11. オプション
EK/EW-i シリーズには以下のオプションがあります。


EKW-04i

コンパレータ出力（リレー／ブザー付き）



EKW-07i

床下計量金具（EK-6000i, EK-12Ki, EK-4100i, EK-6100i, EW-12Ki 用）

EKW-09i

充電式バッテリパック (Ni-MH)

 EJ-12JA

収納ケース

11-1. EKW-04i コンパレータ出力（リレー／ブザー付き）
コンパレータの比較結果 HI、OK、LO の信号を、ソリッドステートリレー出力として外部に取り出せます。
比較結果に応じてブザーを鳴らすことができます。ブザーを鳴らす条件は、内部設定“bep”で設定します。

内部設定で、コンパレータ機能のオン・オフ、コンパレータ機能比較方法、
コンパレータブザー出力を選択できます。内部設定の “Cp” と “bep” を参照してください。
 EKW-04i と EKW-09i は同時に使うことはできません。

出力回路
ソリッドステートリレー
出力コネクタMSTB 2.5/4-GF-5.08

適合コネクタMSTB 2.5/4-STF-5.08(EKW-04i に付属)

1 2 3 47 mm

EK/EW-i 天びんの内部

最大定格


最大電圧:

50V DC

最大電流:100mA DC

 最大オン抵抗:

8

30

EKW-04i 取付
1. 天びん背面の EK-04i / 09i 取付部のカバーを、押し下げて取り外します。
2. オプションを挿入し、付属のネジで固定します。

11-2. EKW-07i 床下計量金具
天びんの底部に床下計量金具を取り付けることにより、計量皿に載せにくいような大きなものを吊り下げて計量したり、比重の測定などに利用できます。

 EKW-07i は、EK-6000i / 12Ki / 4100i / 6100i,および EW-12Ki 用に限定されたオプションです。
 正確な計量のために、金具に分銅を吊り下げた状態でキャリブレーションする必要があります。
EKW-07i 取付
天びん背面の床下計量金具取付部のカバーを取り外し、床下計量金具をねじ回して
入れます。

31

11-3. EKW-09i 充電式バッテリパック(Ni-MH)
バッテリパックを内蔵することにより、連続約 9 時間（LCD バックライトをオフ時）のコードレスの使用ができます。

 EKW-04i と EKW-09i は同時に使うことはできません バッテリの寿命は、天びんの使い方、周囲温度などで変動します。
バッテリパックの充電
AC アダプタを接続したまま電源オフ状態にすると、充電を開始します。満充電まで
約 15 時間です。

 バッテリパック使用中に “lb0” 表示がでたら、すぐに使用を中止し、充電するか、AC アダプタに切り替えて使用してください。
 バッテリパックの充電は、0°C から 40°C の温度下でおこなってください。
 過充電しないでください。過充電するとバッテリの寿命が短くなります。
 はじめて使用する場合、長期間使用しなかった場合は、バッテリパックを充電してから使ってください。満充電するには、2、3 回充電を繰り返す必要がある場合もあります。
 AC アダプタは、必ず天びん付属のものを使ってください。
EKW-09i 取付
EKW-04i 取付を参照してください。

11-4. EJ-12JA 収納ケース
持ち運びに便利なように、専用収納ケースを用意しています。ただし、天びんは精密機器ですので、落下など過度の衝撃には耐えられません。持ち運ぶ場合には、十分注意してください。

32

12. 保 守
12-1. 保守上の注意
 天びんを分解しないでください。
 輸送のさいは専用の梱包箱をご使用ください。
 汚れたときは中性洗剤を少ししみこませた柔らかい布で拭き取ってください。
有機溶剤は使わないでください。

12-2. エラーコード
荷重超過エラーe

計量値がひょう量を超えたときに出るエラーです。
計量皿の上のものを取り除いてください。

レンジ超過エラー-e

計量皿に上方向に強い力が加えられたときに出るエラーです。計量皿の周囲に何か挟まっていないか確認してください。

単位／100%質量エラー

lo

個数モード／％モード時、単位質量／100%質量が登録可
能範囲より小さい時に出るエラーです。

サンプル不足エラー

10 25 50 100 -個数モード時、サンプル全体の質量が軽すぎるため、そのま
ま登録すると計数誤差が大きくなる可能がある場合に出るエラーです。
表示されているサンプル数を計量皿に載せ、 PRINT
キーを押して、単位質量を登録してください。
注意: エラーを無視して PRINT キーを押すこともできますが計数精度はあらくなります。
100 個サンプルで始めて、その重さが軽すぎる時は
100 - 表示に戻ります。この場合は、100 個サン
プルのまま PRINT キーを押してください。
内部設定 “aCai 0” (ACAI オフ)、“Umin 2” の場合は、このエラー表示はありません。

33

CAL エラー

Cal e-Cal e

校正分銅が重すぎてキャリブレーションが中止されたときに出るエラーです。
校正分銅が軽すぎてキャリブレーションが中止されたときに出るエラーです。
計量皿のまわりや、校正分銅の質量を確認してください。
MODE キーを押すと、計量モードに戻ります。

ローバッテリエラー

lb0

バッテリパック(EKW-09i)が消耗したときに出るエラーです。
すぐに使用を中止し、充電するか、AC アダプタに切り替えて使用してください。

AC アダプタエラー

Hb1

lb1

AC アダプタの出力電圧が高すぎるときに出るエラーです。AC 電源電圧が高すぎる、付属のアダプタ（TB-266、TB-294 または TB-162A）を使っていないなどの可能性があります。
正しい電源電圧、アダプタで使用してください。
AC アダプタの出力電圧が低すぎるときに出るエラーです。
AC 電源電圧が低すぎる、付属のアダプタ（TB-266、TB294 または TB-162A）を使っていないなどの可能性があります。正しい電源電圧、アダプタで使用してください。

内部エラー
下記のエラー時は、一度電源を切り、再び電源を入れてください。

error1

計量値が不安定のため、「ゼロ表示にする」や「キャリブレーション」などが実行できません。計量皿の周りや設置場所の環境（振動、風など）を改善してください。
MODE キーを押すと、エラー表示が解除されます。

error3

メモリー（記憶回路）が故障しています。

error4内部回路が故障しています。

error5

天びんが過度な力を受けたときに出るエラーです。計量
皿に強い力を加えていないか、計量皿が正しくセットされているかを確認してください。

error6

温度センサが故障しています。

エラーが解消できないとき、これ以外のエラー表示のときは、最寄りの販売店へご連絡ください。
34

13. 仕 様
13-1. EK-i シリーズ
ひょう量
最小表示 “d”
サンプル数
最大計数値 *)
最小単位質量 *)%最小表示
100 %最小質量
再現性 (標準偏差)
直線性
感度ドリフト表示
表示書換時間動作温度・湿度範囲
電源
バッテリ動作時間
計量皿寸法
質量 （約）
校正分銅(出荷時設定)ひょう量
最小表示 “d”
サンプル数
最大計数値 *)
最小単位質量 *)%最小表示
100 %最小質量
再現性 (標準偏差)
直線性
感度ドリフト表示
表示書換時間動作温度・湿度範囲
電源
バッテリ動作時間
計量皿寸法
質量 （約）
校正分銅(出荷時設定)EK-120i
120 g
0.01 g

EK-200i
EK-300i
EK-600i
200 g
300 g
600 g
0.01 g0.01 g0.1 g
5, 10, 25, 50 または 100 個
12,000 個
20,000 個
30,000 個
6000 個0.01 g0.01 g0.01 g
0.1 g
0.1 %
1g
1g
1g
10 g
0.01 g0.01 g0.01 g0.1 g±0.01 g±0.01 g±0.02 g±0.1 g±20 ppm / °C (10°C~30°C)
7 セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高 16 mm)
10 回／秒-10°C~40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと)
AC アダプタ(TB-266、TB-294 または TB-162A)、
または Ni-MH バッテリパック (オプション)
約 9 時間 (バックライトオフ時)
133mm x 170mm
110 mm ø
1.1 kg
1.1 kg
1.1 kg
1.3 kg
120 g

200 g

300 g

600 g

EK-1200i
1200 g
0.1 g

EK-2000i
EK-3000i
EK-6000i
EK-12Ki
2000 g3000 g6000 g
12 kg
0.1 g
0.1 g
1g
1g
5, 10, 25, 50 または 100 個
12,000 個
20,000 個
30,000 個
6000 個12,000 個
0.1 g
0.1 g
0.1 g
1g
1g
0.1 %
10 g
10 g
10 g
100 g
100 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
1g
1g
±0.1 g±0.1 g±0.2 g±1 g±1 g±20 ppm / °C (10°C~30°C)
7 セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高 16 mm)
10 回／秒-10°C~40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと)
AC アダプタ(TB-266、TB-294 または TB-162A)、
または Ni-MH バッテリパック (オプション)
約 9 時間 (バックライトオフ時)
133 mm x 170 mm
1.5 kg
1.5 kg
1.5 kg
1.5 kg
1.5 kg1200 g2000 g*) 内部設定 “Umin 0”の場合 (出荷時設定)
353000 g6000 g

12 kg

ひょう量
最小表示 “d”
サンプル数
最大計数値 *)
最小単位質量 *)%最小表示
100 %最小質量
再現性 (標準偏差)
直線性
感度ドリフト表示
表示書換時間動作温度・湿度範
囲
電源
バッテリ動作時間
計量皿寸法
質量 （約）
校正分銅(出荷時設定)EK-410i
400 g
0.01 g

EK-610i
EK-4100i
EK-6100i
600 g
4000 g6000 g0.01 g0.1 g
0.1 g
5, 10, 25, 50 または 100 個
40,000 個
60,000 個
40,000 個
60,000 個
0.01 g0.01 g
0.1 g
0.1 g
0.1 %
1g
1g
10 g
10 g
0.01 g0.01 g0.1 g
0.1 g±0.02 g±0.02 g±0.2 g±0.2 g±20 ppm / °C (10°C~30°C)
7 セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高 16 mm)
10 回／秒-10°C~40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと)
AC アダプタ(TB-266、TB-294 または TB-162A)、
または Ni-MH バッテリパック (オプション)
約 9 時間 (バックライトオフ時)
133mm x 170mm
110 mm ø
1.1 kg
1.1 kg
1.5 kg
1.5 kg
400 g

600 g

4000 g6000 g*) 内部設定 “Umin 0”の場合 (出荷時設定)

13-2. EW-i シリーズ
EW-150i
ひょう量
最小表示 “d”
サンプル数
最大計数値 *)
最小単位質量 *)%最小表示
100 %最小質量
再現性 (標準偏差)
直線性
感度ドリフト表示
表示書換時間動作温度・湿度範囲
電源
バッテリ動作時間
計量皿寸法
質量 （約）
校正分銅(出荷時設定)

30g
0.01g

60g
0.02g

15,000 個
0.01 g1g
0.01g±0.01g0.02g±0.02g

EW-1500i
150g
0.05g

300g
0.1g

600g
0.2g

EW-12Ki

1500g
0.5g

3kg
1g

5, 10, 25, 50 または 100 個
15,000 個
0.1 g
0.1 %
10 g
0.05g
±0.05g

0.1g
±0.1g

0.2g
±0.2g

0.5g
±0.5g

6kg
2g

12,000 個
1g
100 g
1g
±1g

2g
±2g

±20 ppm / °C (10°C~30°C)
7 セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高 16 mm)
10 回／秒-10°C~40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと)
AC アダプタ(TB-266、TB-294 または TB-162A)、
または Ni-MH バッテリパック (オプション)
約 9 時間 (バックライトオフ時)
110 mm ø
133 mm x 170 mm
1.1 kg
1.5 kg
1.5 kg150 g1500 g*) 内部設定 “Umin 0”の場合 (出荷時設定)
36

12kg
5g

12 kg

5g
±5g

13-3. オプション
EKW-04i

コンパレータ出力（リレー／ブザー付き）

EKW-07i

床下計量金具（EK-6000i, EK-12Ki, EK-4100i, EK-6100i, EW-12Ki 用）

EKW-09i

充電式バッテリパック（Ni-MH）

EJ-12JA

収納ケース（注）EKW-04i と EKW-09i は同時に使うことはできません。

13-4. 外形寸法図

MAX 1200g

NET

NET

ZERO

ZERO

EK-120i / EK-200i / EK-300i

d=0.1g

EK-600i / EK-1200i / EK-2000i
EK-3000i / EK-6000i / EK-12Ki
EK-4100i / EK-6100i
EW-1500i / EW-12Ki

EK-410i / EK-610i
EW-150i37

重力加速度マップ

38

MEMO

39

MEMO

40

業 所
東京 北 営 業 所
東京 南 営 業 所
所
静
岡
営
業

TEL. 028 610 0377 （代）TEL. 048-592-3111 （代）

業 所
所
業

TEL. 052 726 8760 （代）

宇 都

宮

名

古 屋

大

阪

営

営
営

広
島
営
業
福
岡
営
業
開発技術センタ ー

所
所

TEL. 045-476-5231 （代）TEL. 054 286 2880 （代）TEL. 06一7668-3900 （代）TEL. 082-233一0611 （代）TEL. 092 441 6715 （代）※2019年10月29日現在の電話番号です。電話番号は、予告なく変更される場合があります。
※電話のかけまちがいにご注意ください。番号をよくお確かめの上、おかけくださるようお願いします。
干364 8585埼玉県北本市朝日1 243