デジタル加圧力計シリーズ Digital
Type WeldForce Gauge
SP-255 Series
溶接条件モニタ SP-255
AMS-115/AMS-116
WELDING
MONITORAMS-115/AMS-116■概要･特徴：従来モデルの後継機種として開発された高機能･高精度の溶接モニタです。各種電流波形に対応し通常の範囲に加えオプションで最小50Ａ･最大 999kA まで測定、また周波数は最大 600Hz まで設定可能。さら■概要・特徴：■Outline & Features:にAMS-116 は最長時間 9000CY（180sec）まで測定可能なシーム溶接特化仕様。条件設定は最大 32 に増加。
高精度センサによるデジタル式加圧力計です。
Weld force is measured by high accurate sensor.
測定データ管理用に RS232C 標準装備。豊富な入出力信号･オプション機能。

0.5 秒毎に加圧力をリアルタイムで連続デジタル
Measured value is displayed on LCD per every■Outline&Features:
表示します。任意のタイミングでのホールド機能、
0.5sec . The 255 series have useful functions such
Welding monitor of higher performance and accuracy developed as succession model of existing
および測定中の最大加圧力（ピーク値）メモリ機能
as"HOLD" & "PEAK MEMORY". Power supply ismonitor. Wide application for any current t ype with optional super low/high range (Min.50A付き。乾電池による駆動で取扱い容易です。
made by dry batteries and operation is very easy.
/Max.999kA). Covering high frequency max. 600Hz. In addition, [AMS-116] is special model for seam
（アナログ出力オプション：定格加圧で2.0V)(AnalogMore
OutputOption:2.0V at setting
rated force)
welding which can measure the time longest 9000CY (180sec).
allowablecondition
is Max.
32 patterns. RS232C is standard function for PC communication. Supporting with many input/output■仕様signals
Speciﬁcations:and options.

項目 Item
内容 Specifications
digital (Hold & Peak Memory)
Display表示
連続デジタル（ホールド･ピークメモリ付）Successive■仕様 Speciﬁcations:
精度 Accuracy±１％フルスケール full scale
項目 Item
内容 Speciﬁcations
許容過負荷 Limit force
定格加圧力に対して 120％ 120% of rated force
交流・直流（最大周波数 600Hz） AC・DC (Max. 600Hz)
Power source
電源
単３乾電池２本 Dry battery x 2 (UM-3)
測定対象Application
コンデンサ放電電流 Capacitor discharge current
電池寿命 Battery life
８時間以上（アルカリ電池）８hours & longer （Alkaline battery）
測定範囲
0.5kA 〜 99.9kA ( オプションOperate
Temp. Range
5℃〜 40℃Option：50A 〜 / 〜 999kA)
使用条件
電流平均実効値
RMS̲AVE/ 最大実効値
RMS̲MAX/ ピーク値
PEAK
測定値
Value
Carrying
case, Manual,
Test report
附属品 Accessories
専用ケース、取扱説明書、試験成績書
Weld
RMS±(2%rdg＋3dgt), PEAK±(2%rdg＋9dgt) / ±2% F.S. を上限とする
Current
測定精度 Accuracy
測定範囲
本体寸法 センサ部寸法 ケーブル長
最小単位
重量
タイプ Type/up to ±2%
ofdimension
full scale Cable
MeasuringMin.unit
Body
dimension
Sensor本体+センサ型式 Model No.
Range 最大 2 秒
lengthNet weightMax.2sec
0.5Tx〜
100CY(50Hz),
0.5 〜 120CY(60Hz),(kN)
L x [CYCLE]
W x T (mm)W[Φ]xL(mm)AMS-115
時間
0.5〜
Max.1200CY(600Hz)/[ms]
0.1〜2000ms
油圧伝達式絶縁構造 Hydraulic system with insulation.
type
一体型 Fixed
測定範囲
Weld
780g
1.0〜10kN
0.01
SP-255- Range
10kN
最大 180 秒 Max.180sec[CYCLE]20x38x80
0.5 〜 9000CY(50Hz), 0.5 〜 10800CY
262x68x36
Time
AMS-116780g
2.0〜20kN
0.1
SP-255- 20kN
(60Hz), 0.5 〜 Max.108000CY(600Hz) / [ms] 0.1 〜 180.0sec
FU タイプ FU type
油圧伝達式絶縁構造フレキシブル型 Hydraulic system with insulation.（Flexible type）
測定精度 Accuracy±0.5 CYCLE / ±１ms 1.5m
1040g
1.0〜10kN
0.01
SP-255- FU10kN
195x68x36
18x(36x36)x470
サイクル指定Speciﬁed
Cycle/ 時間指定 1.5m
Speciﬁed Time
多段測定
Multi-pulse
1040g
2.0〜20kN
0.1
SP-255- FU20kN
全パルスの平均 Ave. of all pulses/ 指定パルスSpeciﬁedpulse（1 〜 9999)
断続パルス
Intermittent
pulse
type
Directload cell sensorsystem（Flexibletype）
F タイプ Ｆ
ロードセルセンサ直打式、フレキシブル型
０℃〜40℃
使用温度条件Operatingtemp.
SP-255- F200N
1.0m
20〜200N
1N490g9.5x[20]x198
AC100 〜 240Ｖ
（ 50/60Hz ）電 源F1000N
Power source
1.0m
100-1000N
1N
SP-255490g
84(W) x 220(H)x 240(D) mm
寸 法F10kN
Dimensions 1.0〜10kN
1.5m
0.01
18x[34]x470
SP-255980g
195x68x36
本体 Main
IncludingCase & Acc.:
3.4kg
概算重量
Approx. Weight
1.5m
3.0〜30kN
0.1Unit: 2.7kg ケース･附属品込み
21x[36]x472
1000g
SP-255- F30kN
1.5m
0.1
22x[37]x473
1010g
SP-255トロイダルコイル、ACコード、取扱説明書、試験成績書
付属品F50kN
Accessories 5.0〜50kN
Toroidal coil, AC power cable, Instruction manual, Test Certiﬁcate

37

デジタル加圧力計
SP-270シリーズ AMS-951
Digital Type
Weld Force
Gauge AMS-951
SP-270 Series
変位量測定機能付溶接モニタ
WELDING
MONITOR■概要・特徴■概要■Outline
コンデンサ式抵抗溶接機の電流値･時間･初期変位･終了変位･変位量を測定し LCD に表示します。
本機はスポット溶接３大条件の一つである
SP-270 is advanced model for measuring
最大128 条件の上下限値を記憶させ監視し、設定値は外部からの信号で切り替え可能です。
電極間の加圧力を測定分析するデジタル加圧
and analyzing electrode force of spot
測定データを SD カードに記録する機能を備え、同様のデータをシリアル通信（RS-232C）で同時出力計です。多様な機能が充実していてコンパ力できます。また豊富な入出力信号を備えています。welding.Multi-function is equipped in the
クトにまとまっており、現場で機動性を発揮
compact unit which supports mobility and■Outline&Features
します。
precise measurement.

Monitor for condenser type spot welder with touch panel LCD. Maximum 128 conditions can be
setup for upper/lower limit of welding current/time, initial/ﬁnal position & displacement. Measured
is saved to SD card and can be output by serial communication [RS-232C]. S u p p o r t i n g w i t h■仕様 data
Speciﬁcations:many input/output signals.

項目 Item

内容

Speciﬁcations

測定値表示 Speciﬁcations:
Measurement display 逐次連続、サンプル / ピーク / ボトムホールド Continuous,Sample/Peak/Bottom hold■仕様
精度項 Accuracy±1％F.S.
FullDescriptionsscale
目 Item
内容

許容過負荷
Limit
force Range
定格加圧力に対して
force
測定範囲
HIGH RANGE: 50 〜120％
999kA 120％of
MIDDLErated
RANGE:
5.0 〜 99.9kA
電流
指示値
Value
溶接二次電流ピーク値
Peakvalueofwelding
secondarycurrent
Weld
データ記憶・出力 Data record/output 指示値 300 データ、グラフ 8 データ Measured value 300 data.Graph
8 dataCurrent
測定精度 Accuracy±(2%rdg＋9dgt) / ±2% F.S. を上限とする up to ±2% of full scale
外部出力 External output
アナログ出力 DC±２VF.S Analog output DC±2VF.S.
測定範囲 Range
0.50 〜 999.99ms
時間
電源source Value
電池（アルカリ乾電池、ニッケル水素電池）またはUSB バスパワー Dry battery
andbus power[TP] ピーク値までの時間 Time to peak [TZ] ピーク値を過ぎて零値までの時間
Timeto USB
zero throughpeak
Weld Power 指示値
Time
測定精度
Accuracy±1ms ( 分解能0.01ms Resolution 0.01ms)
使用温度条件 Operating temp.
5℃〜40℃
表示範囲 Indication
0.00 ~ 99.99mm
初期変位センサ、センサケーブル、USB ケーブル、アルカリ単 3 乾電池 4 本、収納ケース、取扱説明書、測定範囲 Range
変位基準から ±10.00mm ±10mm from base point
終了変位
付属品 Accessories
試験成績書 Sensor,Sensor cable,USB cable,Alkaline battery（AA×4）,
Initial/Final[AUTO] 放電の前後 Before and after discharge / [MANUAL]ｽﾀｰﾄ信号 ON-OFF Start signal ON-OFF
指示値 Value
Carrying case, Instruction
manual, Test certiﬁcate
Position 測定精度 Accuracy±(0.2%rdg+2dgt)
Indication-99.99 ~ 99.99mm
変位量SP-270-F200N SP-270-F1000N SP-270-F10kN
SP-270-F30kN SP-270-F50kN
型式 表示範囲
Model
指示値 Value
初期変位値 - 終了変位値の計算値 Calculated result of Initial position-Final position
Amount of20N〜200N
100N〜1000N
1kN〜10kN
3kN〜30kN
5kN〜50kN
測定範囲 Range
displacement±0.25% F.S. ±0.25% of full scale (F.S.=20mm)
直線性 Linearity
本体寸法
Body W×H×D（㎜）85×140×35
使用温度条件Operating temp.
5℃〜 40℃
AC100〜240Ｖ（ 50/60Hz）
電源PowersourceΦ34×18×470
Φ36×21×472
Φ37×22×473
Φ20×9.5×198
センサー Sensor Φ×T×L（㎜）280(W) x 240(H) x 174(D) mm
寸法 Dimensions
1.5m
ケーブル長 Cable length
1m
本体 Main Unit: 7.5kg
概算重量 Approx. Weight
1000g
1050g
本体＋センサ重量 Product weight
500g
トロイダルコイル、変位センサ、各種ケーブル、AC コード、SD カード、取扱説明書、試験成績書
付属品 Accessories
2050g
Toroidalcoil, Sensor, Each cables, AC power cable,
SD card, Instruction manual, TestCertiﬁcate
ケース入り総重量 Weight with case
2100g
1550g

84