［仕セーバープロデータ管理システム

圧力センサーモジュール仕様

手順❶

・型

式：GLT-SPL3・用途：気密・漏洩試験及び調整器の圧力計測

・品セーバープロデータ管理システムをパソコンにインストールします。
手順❷

USBケーブル使用の場合様］

セーバープロスマート基本セット

目：液化石油ガス用電気式ダイヤフラム式自記圧力計

圧力センサーモジュール
GLT-SPL3

・測定対象流体：LPガス・空気

10kPa圧力センサー内蔵

・測定圧力範囲：ー 0.5kPa 〜 10.0kPa

セーバープロで計測を行い、タブレットに計測データを保存します。
手順❸１）タブレットでSPDファイルを作成します。
２）タブレットとパソコンをUSBケーブルで接続します。
３）タブレットのUSBストレージをONにします。
４）パソコン上のデータ管理システムより、SPDファイルを開くと、インポート完了。

LPガス保安業務用機器

日本エルピーガス機器検査協会（LIA）検査合格品

・最少表示目盛：0.01kPa (チャート紙モードは0.2kPa)・表

示：白色バックライト付液晶

電源インジケータ・赤色LED 通信インジケータ・緑色LED

LPガス用
圧力計測アプリAPL-LP1

・加 圧 方 法：二連球ポンプによる・減 圧 方 法：手動バルブによる・電源：リチウムイオンポリマー二次電池、連続使用約200時間

・使 用 温 度：ー 10℃〜 +40℃

・使 用 湿 度：35 〜 85%RH（ただし、結露なきこと）
・保 存 温 度：ー 20℃〜 +60℃

7インチタブレット（ｴｲﾑﾃｯｸ特別仕様）

・最大印加圧力：98.1kPa

・外 形 寸 法：W74×H146×D38
・質量：420g

Wi-Fiタイプ
AIM-TAB-WB

・設計耐用年数：7年（購入後4年目に消耗部品の交換を行うこと）

・データ転送方式：Bluetooth Ver2.0+EDR準拠（class2）
・検知ホースの接続：両端迅速継手式検知ホース

3G+Wi-Fiタイプ
AIM-TAB-GB・外 部 端 子：充電用DCジャック、外部拡張端子・付

属

品：両端迅速継手式検知ホース、二連球ポンプ

オプション

専用充電器、吊り下げ式フック付ストラップ

取扱説明書、セーバープロデータ管理システム、保証書、ユーザー登録案内状

タブレット端末仕様

アプリについて・C

セーバープロスマートではタブレット機能を利用して、今後、様々なアプリ開発を予定しています。気付かない、忘れていた等、ヒューマンエラーを無くすため、セーバープロで多くの保安業務向上をサポートいたします。

体験版

体験版

皆様のご意見で
アプリ開発

まずはタブレットの保安点検調査アプリ体験版でお試し下さい。
体験版でお試し後、当社へご注文頂き運用スタートとなります。

新アプリ完成のご案内をします。
エイムテックホームページよりアプリをダウンロードします。

タブレット用ショルダーケース
TAB-CASE２

機器カタログ ◯◯管理 ◯◯業務P

U ：1.0GHz Dual Core 以上

・ システムメモリー ：1GB 以上

・ 内蔵メモリー ：16GB 以上

・ バ ッ テ リ ー ：リチウムイオンバッテリー

タッチペン
TAB-PEN1

・ 本 体 寸 法 / 質 量 ：200（高さ）×120（幅）×11ｍｍ（厚さ）／350g（概略寸法と概略質量）・ 液 晶 サ イ ズ ：７インチ

・ 画 面 解 像 度 ：1,024×600ドット・カメ

・ 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ：Wi-Fi 802.11 b/g/n

アルミケースセーバープロスマート専用
SPL-MAX03

・ B l u e t o o t h ：Bluetooth 2.1 ＋EDR 以上 （プロファイルSPP必須）

・ カ レ ン ダ ー ：自動（ＧＰＳ時刻またはインターネット時刻により自動で時刻合わせ）
属

品 ：USBケーブル、ACアダプタ

体験版で評価ショルダーバッグ
SPL-BAG02※アプリはお試しで30回ご利用できます。

【セーバープロスマート用語集】
タブレット

薄い板状のコンピューター製品の総称で、スマートフォンと同様に指やタッチペンで操作できる特徴があります。

Android[アンドロイド]

Googleが開発したスマートフォン用のOS（オペレーティングシステム：基本ソフト）の名称です。

アプリ

アプリケーションソフトウェアの略称で、一般にパソコンや、特に最近ではタブレットやスマートフォン上で動く業務やゲームなどのプログラムを指します。

クラウド

クラウド・コンピューティングの略称で、ネットワークを介したコンピューターの利用形態です。ネットワークを図示するのに雲（クラウド）のような絵をよく使うことから、その語源となっています。特に、データ保存に災害対策したデータセンターを使用した場合に災害に強いことがメリットとして挙げられます。
※エイムテックでは、災害時対策を重視し、複数データセンターに分散したデータ保管をするクラウドを採用することにより、データ保管の安全性を確保しています。

3G（3rd Generation）[スリージー ]Wi-Fi[ワイファイ]
テザリング[Tethering]

Bluetooth[ブルートゥース]GPS[ジーピーエス]

第3世代の携帯電話方式の総称です。高速なデータ通信が可能で、高音質な通話や動画の配信、およびテレビ電話機能など、さまざまなマルチメディア通信サービスが利用可能です。

携帯用プリンター
DPU-S245

セイコーインスツル製※付属品付（下記参照）〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町920−3
TEL.096-274-5130
FAX.096-349-0655

URL：http://www.aim-tech.co.jp
E-mail：info@aim-tech.co.jp
サポート窓口対応時間 月〜金 午前９時30分から午後５時まで（祝日、年末年始、弊社休日を除く）

携帯用プリンターカバー
DPU-CVR
セイコーインスツル製

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※記載の製品仕様及び外観は改良等都合により予告なく変更する場合があります。
※このカタログは2014年４月現在のものです。

耐候性ロール紙5年保存可能無線LANのブランド名です。Wi-Fi製品は、規格対応していることが認定されているため、確実に無線接続できることが保証されています。
また、無線LANは、無線でデータ送受信を行う構内通信網を指します。

RP-04
（10本）

RP-05
（ 5本 ）

スマートフォンなどの通信機器を中継点として、パソコンなどの機器をインターネット接続する機能を指します。
携帯情報機器などで数ｍから数十ｍ程度の機器間接続に使われる短距離の無線通信技術です。
Global Positioning System（グローバル・ポジショニング・システム：全地球測位システム）の略称で、人工衛星を利用した位置情報、時刻情報を取得するシステムです。GPSを利用した機器として第一にカーナビゲーションが挙げられます。

液化石油ガス用電気式ダイヤフラム式自記圧力計

気密・漏洩試験用

ラ ：背面：500万画素 以上、 前面：100万画素 以上

・ インターフェイス ：Micro USB、microSDカード・付

セーバープロ スマート組み合わせ例

LPガス用
圧力計測アプリタブレット導入によるセーバープロの進化形
多機能型圧力計、セーバープロスマート登場！

※充電池、ACアダプター、ACケーブル

圧力センサーモジュール＋圧力計測アプリ＋タブレット＋ショルダーケース＋タッチペン＋アルミケース

PRODUCT INFORMATION

皆様のお悩みを専門家との連携で解決。それがセーバープロスマートです。
液晶画面をもっと見やすく！

セーバープロスマートの新機能
白色バックライト

ユーザー側でバージョンアップを！

“暗い場所でも見える”

データ通信“計測の効率化”

メニュー画面の仕様
温度補正モード

操作と文字入力を簡単に！

デジタルモード

液晶画面でチャート紙表示を可能に！

時刻合わせを自動的に！

チャート紙モード
調整器圧力検査

高機能・低価格・軽量化・充電池採用！
圧力センサーモジュールに白色バックライト付き液晶を採用。

専門家との連携で開発

７インチ
タブレット

“大きく見やすい文字”

セーバープロスマートは計測部の圧力センサーモジュールと操作・表示部が独立しています。
調整器圧力検査の際、計測場所から離れた場所へ計測データを通信しますので、受信した圧力を確認しながら燃焼機器の点火・消火操作が可能となり、便利になりました。

見やすい７インチタブレット。

注：環境により通信が途絶えた場合、計測データは圧力センサーモジュールに記憶されていますので、再計測の心配はありません。

圧力計測アプリ・メニュー画面

チャート紙で表示

都市ガス事業者

業界団体

漏洩試験／気密試験／自動計測、2分計測、5分計測／ 10分計測／ 24分計測
判定結果は任意に入力
例示／代替／供給／集合／逆順、調整圧・入口圧燃焼時間選択：10秒／
30秒／ 60秒、最大10分間計測して検査結果を選択

連続計測／現在の圧力計測
連続計測：１〜 59分まで１分毎に選択、１〜 24時間まで１時間毎に選択
現在の圧力計測：任意の計測値の保存・印刷が可能

データ一覧

計測データを最大400件表示、各計測データの結果（数値／グラフ）を表示〔保存〕：データ管理システム用ファイル（SPDファイル）を作成〔送信〕：データ管理システムにデータを送信〔削除〕：全てのデータを一括削除／試験毎に1件ずつ削除可能

ゼロ点基準値調整 「大気圧ゼロ点調整」の基準となるゼロ点基準値を調整
試験機能設定

製品情報

業界
メーカー

漏洩試験／気密試験／自動計測、2分計測／ 5分計測／ 10分計測、デジタル式と同様に判定結果算出

ロガー計測

デバイス登録LPガス
販売事業者

漏洩試験／気密試験／自動計測、2分計測／ 5分計測、温度補正アルゴリズムによる判定結果算出

検査員名を登録、環境判定機能ON/OFF選択、圧力低下警告機能ON/OFF選択、ボタン操作音、アラーム、確認音ON/OFF選択
使用する圧力センサーモジュール、専用プリンター、データ管理システム用パソコンを登録

計測アプリと圧力センサーモジュールの情報を表示、圧力校正日更新（要パスワード）

チャート紙モードでは、機械式自記圧力計のチャート紙と同等の計測記録を表示します。

※チャート紙モードでは、電気式ダイヤフラム式自記圧力計の基準に沿って計測が行われます。開始圧力と終了圧力が表示されますが判定結果はお客様で入力します。

保安センターITシステム会社

チャート紙モード画面

大学

システム構成データはパソコンで管理
セーバープロスマートではデータ管理システムをお使いのパソコンにインストールしていただき、タブレットに保存された計測データをパソコンへ転送して、パソコン上で簡単に気密・漏洩試験、調整器圧力検査の結果を管理する事ができます。

お客様のご要望を可能にするのがセーバープロスマートです。

圧力センサーモジュール

GPS

クラウドサーバー※本ソフトウェアはセーバープロⅡにも対応しています。

計測時にGPSの正確な時間を記録
注：G P S 情 報 が 取 得
されない場合は機能しません。
圧力センサーモジュールとタブレットとはBluetooth通信で接続

タブレットとクラウドサーバーは無線LANまたはWi-Fiで接続

タブレットのグラフ表示（温度補正モード）

自動判定

圧力センサーモジュールとタブレットで構成。
見やすい７インチタブレットを採用。

インターネット経由で計測アプリをバージョンアップ。

アプリ使用のタブレットは操作が簡単。

使いなれたチャート紙の計測記録を液晶画面に再現。

GPSの正確な時間で自動的に時刻合わせ。

高性能でありながら低価格を実現。

“合格判定は簡単”

GPS

その他の新機能追加
アプリ

パソコンとクラウドサーバーはインターネットで接続

タブレット※写真は原寸サイズ“データの信頼性”

圧力測定データ
保安点検データ

保安点検システム
保安点検調査及び圧力計測結果データ（チャート紙モード）

専用アプリ
圧力計測結果データ

調整器圧力検査【試験結果画面】【新モードの調整器圧力検査】
調整器の計測終了後にグラフを見ながら調整圧、閉そく圧、入口圧を選択します。
選択した各圧力は数値として表示され、合格判定も自動で行います。

計測ごとにGPSの正確な時間を記録しますので計測実施の信ぴょう性を高めました。

保安の効率化をコンセ◯タブレット上にお客様のサインを プ ト に し た 点 検 調 査
アプリを準備しています。
頂き、印字も可能となりました。
◯圧力センサーモジュールにリチウム （有料）イオン充電池を採用しました。

データ管理システム

圧力計測アプリ 保安点検調査アプリ(オプション)※保安点検調査アプリ、保安点検調査システム、クラウドサーバーのご利用は別途、月額使用料金が必要となります。詳細は保安点検調査システムのパンフレットをご覧下さい。
※計測アプリを単独で使用する場合、クラウドを使用しません。
パソコンからの印字例（温度補正モード）