Microcathéter FFR à échange rapide
La liberté d’utiliser le guide de votre choix pourune évaluation FFR rapide et précise.

Avantages du produit
Des performances améliorées
Un profil d’entrée dans la lésion réduit2, avec plus de flexibilité1
et un profilage simplifié pour mieux appréhender les anatomies complexes.
Un contrôle maximal
Permet au médecin d’utiliser le guide 0,014" de son choix et de maintenirla position du guide tout au long de la procédure, notamment lors del’évaluation des retraits et des mesures post-PCI.
Cohérence et précision3
La technologie de capteur à fibre optique peut être moins sensible
à la dérive que les guides de pression classiques.3

PROFIL DE
FRANCHISSEMENT SIMPLIFIÉ
pour une capacité de franchissement améliorée

15%

2de réduction du profild’entrée dans la lésion

28 %1d’améliorationde la flexibilité

ACIST Navvus II est compatible
avec tous les systèmes FFR RXi
ou RXi Mini à échange rapide.

Groupe Bracco

Microcathéter FFR à échange rapide

Caractéristiques du produit et spécifications techniques
UGS nº 016675
Longueur totale : 335 cm (131,9 pouces), longueur utile : 150 cm (59,1 pouces)
26 cm (10,2 pouces)

Longueur du microcathéter
Longueur de la tige distale d’échange rapide
Plage de température ambiantede fonctionnement
Plage de pression atmosphériquede fonctionnement
Compatibilité
Précision de la pression
Réponse en fréquence

18-30 °C (64-86 ºF)
77 à 106 kPa (11 à 15 psi)Cathéters-guides 5-8 Fr±3 % du résultat ou ±3 mmHg du résultat au-dessus de la plage de pression
Réponse à 10 Hz dans les 3 dBA de la réponse à 1 HzNavvus II

Profil d’entrée plus fluide

UGS nº 016675

NavvusProfil intra-lésion :0,51 mm x 0,64 mm

5,7 mm (0,226")(0,020" x 0,025") (< 2F)

Marqueur en platine
2,5 mm (0,098") depuis la pointe

UGS nº 014667

8,5 mm (0,335")
Longueur utile : 150 cm (59")
Longueur totale : 335 cm (132")

ACIST Medical Systems, Inc.

ACIST Europe

7905 Fuller Road

Argonstraat 3

Eden Prairie, MN 55344

6422 PH Heerlen

États-Unis

The Netherlands

Tél. : +1 88 86 70 77 01Tel. : +31 45 750 700

customer.support@acist.com

acistinfo@bracco.com

acist.com

1. TR-07888 : Comparé avec le microcathéter FFR Navvus® FFR au cours des tests en laboratoire. Données internes d’ACIST. Peut ne pas indiquer une performance clinique.
2. TR-08707 : Comparé avec le microcathéter FFR Navvus® FFR au cours des tests en laboratoire. Données internes d’ACIST. Peut ne pas indiquer une performance clinique.
3. William F. Fearon , Jeffrey W. Chambers, Arnold H. Seto, Ian J. Sarembock, Ganesh Raveendran, Charlotte Sakarovitch, Lingyao Yang, Manisha Desai, Allen Jeremias,and Matthew J. Price and for the ACIST-FFR Study Investigators. Première publication le 15 décembre 2017 : https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005905,
Circulation: Cardiovascular Interventions. 2017;10:e005905
ACIST, ACIST RXi et Navvus sont des marques de commerce d’ACIST Medical Systems, Inc. ACIST Medical Systems, Inc. se réserve le droit de modifier
les spécifications et caractéristiques décrites dans ce document ou d’arrêter la fabrication des produits décrits à tout moment, sans préavis ni obligation.
Contactez votre représentant ACIST agréé pour obtenir les toutes dernières informations.
© 2020 ACIST Medical Systems, Inc. Tous droits réservés. P/N:30-100053_EU_FR 04/20 Rev 2