Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

型式：3100シリーズ / 3200シリーズ
小型・高精度・高耐圧・低～高圧用
圧力センサ▶ 圧力レンジ：▶ 高耐圧：

3100シリーズ - 1MPa〜220MPa
3200シリーズ - 1MPa〜100MPa
3100シリーズ - 2 x FS
（3 x FS: 1〜2MPa, 1.4x FS: ＞100MPa）
3200シリーズ - 3 x FS（2.5 x FS: ＞70MPa）

Deutsch DT04-4P

DIN 9.4 mm

M12 x 1P

▶ 精度：±0.25%FS▶ 優れた温度特性： 1.5%FS/100°C

3100シリーズ - スパッタ薄膜歪ゲージにより高性能で長期安定性に優れ、信頼性が要求されるOEMやカスタマイズ仕様として最適です。ポート・ダイ
アフラムなどの溶媒との接触面はステンレス製で使用条件の悪い環境下で堅牢・高耐蝕性を発揮します。ASIC を使用したその洗練されたデザインは部品点数を削減し、-40°C 〜105°
C という優れた温度補償範囲を実現しました。

Packard MetriPack
Amp
Superseal 1.5

3200シリーズ - 3100シリーズに比べて厚めのダイアフラムと圧力ダンパを採用することで高耐圧を実現した堅牢性仕様です。急激な圧力スパイクなどの過酷な条件下でも長期に渡って安定した信頼性を発揮します。

3100/3200シリーズはコンパクトデザインで据付場所を選びません。

3100/3200

一般仕様

性能
経年変化
精度

3100
3200

±0.25% FS±0.25% FS (±0.5%FS < 6MPa)

3100
3200

±1.5% FS/100°
C±2% FS/100°
C < 6MPa- 40°
C 〜 +105°
C- 40°
C 〜 +105°
C (電流出力タイプのみ - 40°
C 〜 +100°C）

温度特性
温度補償範囲使用温度範囲ゼロ許容範囲PRESSURE TRANSDUCERS

3100
3200

±0.5%（スパンに対して）±1% FS < 6MPa

3100
3200±0.5%（スパンに対して）±1% FS < 6MPa
1 ms 〜 15ms (出力タイプによる）
100,000,000サイクル以上

スパン許容範囲
応答速度
機械的寿命
機械的構造
接続ネジ
媒体接触部
電気的コネクタ
保護構造
振動
衝撃
適合認証
重量1±0.2%FS/年（累積しない）

型式選択チャート参照
17-4 PH SS（SUS630)
型式選択チャート参照

IP67
40G：ピーク正弦波(ランダム振動はMIL-STD.-810Eによる
20〜1000Hz @ 約40G ピークと規定）
落下試験 IEC68-2-32procedure 1に準拠
CE, 欧州圧力機器指令に準拠
RoHSに準拠
UL 認証ファイル # E219842、及び E174228
約35 （g 型式による）出力タイプ別仕様
電圧出力（3線式）
供給電圧
引き落とし/流し出し電流値
電流出力（2線式）
供給電圧
最大引き落とし抵抗
レシオメトリック出力
供給電圧

0 V〜10 V（最大）

型式選択チャート参照
FS + 2 Vdc〜30Vdc @4.5mA(2出力タイプでは6.5 mA)

2 mA
4〜20 mA
8〜24 Vdc(供給電圧 - 8) x 50 Ω
0.5〜4.5 Vdc @4 mA(2出力タイプでは6.5 mA)
5 Vdc ±10%

EMC仕様

EN61326-1:2006、及びEN61326-2-3:2006
試験規格

EN61000-4-3:2006
EN61000-4-6:2007
EN61000-2-3:2006
EN61000-4-2:1995
EN61000-4-4:2004
EN61000-4-5:2006

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

試験内容
放射イミュニティ
伝導イミュニティ
放射エミッション
静電放電
バースト試験
サージ イミュニティ

BU25_C_3100-3200_20220308

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

SPUTTERED THIN FILM

圧力レンジ
耐圧(x Full Scale)

圧力レンジ
MPa (PSI)

破壊圧(x Full Scale)3100

1-2.5 (150-300)

3200

3100

3200

3.00 x FS

40 x FS

4-10 (500-1,500)

20 x FS
3.00 x FS

60 (7,500-9,000)

10 x FS

2.00 x FS

70 (10,000)
100 (15,000)

2.50 x FS

180 (25,000)

1.40 x FS

220 (30,000)—

接続ネジタイプ (寸法：インチ )
ミリ

—

0208

4N

11.30.44

170.67

SAEJ1926/2:3/8-24
J1926/2:3/8-24 オス
4N = SAE

1G =Schraeder
SAE 4 メス
7/16˝
SchraderDeflator(Shallow)

2-3 TFFT*

18-20 NM

18-20 NM

15.50.61

10.50.41

120.47

1P =SAE
9/16-18
オス "HeavyJ1926/2:9/16-18"HeavyDuty"
Duty"
18-20 NM

70.28

70.28

11.50.47

14.50.57

12.50.49

110.4312.00.47
注）圧力レンジ≧4MPa

0A = R1/4オス(JISB0203)(1/4"-19PT)

0S = G1/8 オス(BS5380)

01 = G1/4 オス(BS5380)

2L = G3/8 オス(JISB2351)

1.5 TFFT*

20-25OLNM

30-35 NM

70-75 NM

0K

13.5
0.53

ネジコード

トルク570.28

70.28

70.28

110.4313.50.53

70.28

110.4316.5
0.65

12.50.49

110.43

ISO 6149-2:M14 x 1.5

ISO圧力レンジ≦
6149-2:M12 x70MPa
1.5注）3100
3200 圧力レンジ≦40MPa

0K = M14 x 1.5 オス

OL = M12 x 1.5 オス

2T=M12x1.5オスHP（メタルワッシャーリング付）

5P = G1/4 オス(JISB2351)

2-3 4C
TFFT*

18-20 NM

30-35 NM

40 NM

9.7注）圧力レンジ≧
0.38 100MPa* TFFT(Turns Form Finger Tight)：手締めした後に工具で締める回転数** 100MPa以上の高圧レンジをご選択の場合、接続ネジタイプは-2Tのみとなります。

4D

70.28

注意）

70.28

14.44
0.57

ネジコード
トルク570.28

9.5
0.37

70.28

11.1
0.44

1J =SAE
7/16˝-20
UNF オス
O-Ring
J1926/2:7/16-20"HeavyDuty"付
18-201PNM

70.28

FEMALE
1/4"-18NPTメス
OE= 1/4˝-18
NPT

70.28

ネジコード
トルク504 = 7/16˝-20
オス
7/16"-20UNF
UNF 37°
Flare37°Flare
1G NM
15-16

2-3 TFFT*

70.28

160.63

ネジコード
トルク502 = 1/4˝-18
NPT オス
1/4"-18 NPT

12.8
0.5

140.5514.44
0.57

08 =1/8"-27
1/8˝-27NPTNPT オス
2-3OE
TFFT*
70.28

70.28

70.28

9.65
0.38

ネジコード
トルク51J04

70.28

70.28

>60,000 PSI(400 MPa)>60,000 PSI(400 MPa)

1/4"-18
NPTF4C = 1/4˝-18
NPTFオス(Dryseal)
2-3 TFFT*PRESSURE TRANSDUCERS

16-40 (2,000-6,000)

9.65
0.38

1. 本体直径：19mm
2. 六角対辺寸法：22mm
3. "O"リング素材：特に記載のない場合はViton®
4. 接続ネジ-0Eと-1Gは、圧力ダンパとの併用が不可です。
5. トルク値はアプリケーションや使用条件により最適値が異なりますので、参考値としてご利用ください。

4D = 1/8˝-27 NPTF オス(Dryseal)
1/8"-27 NPTF
2-3 TFFT*

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU25_C_3100-3200_20220308

2

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドですミリ

コネクタ接続形状 (寸法：インチ )2DIN 9.4 mm

M12 x 1P32324

Amp Superseal 1.5
KEY31314AC

144極性
幅広コンタクト2

Packard MetriPack

11極性
コンタクト

Deutsch DT04-4P2B

3
1.9
0.07

25.9
1.02

20.83
0.82

M12 x 1P
9.7
0.38
0.86
21.9

38.1
1.5

37
1.46

37
1.45

18.3
0.72

コード "B"

コード "E"

コード "6"

コード "8"

コード "9"

Pin
#

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

Pin
ID

電圧出力 電流出力
タイプ
タイプ

1

Vout1(pressure)No
Connect

Vsupply

SupplyVout1(pressure)No
Connect

GroundReturnA

GroundReturn2

Vsupply

SupplyVout1(pressure)No
Connect

GroundReturnVsupply

SupplyB

Vsupply

Supply3

Vout2(temp)

No
Connect

GroundReturnVsupply

SupplyVout2(temp)

No
Connect

C

Vout1(pressure)No
Connect

4GroundReturnVout2(temp)

No
Connect——

Vout1(pressure)No
Connect———注意）
温度出力オプションを選択の場合、接続コネクタの形状は４ピン対応(-B, -E, -8)を選択ください。

配線図

電流出力モード（負荷抵抗範囲）

電源供給

1200

(+)

IN (+)COMMON(-)(+)

OUT(+)

圧力センサ

電圧検出（測定）
電源供給(-)
(-)

(+)

(+)
(+)

電流検出（測定）

(-)

1100

電圧出力

電流出力
圧力センサ

1000
ユーザー負荷抵抗（Ω）

PRESSURE TRANSDUCERS
3(-)

900

最大抵抗(RL)

800
700
600
500
400300

最小抵抗(RL)

200
10008

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ユーザー印加電圧

最大抵抗値 = 50*(+V – 8) for +V > 8V
最小抵抗値= 50*(+V – 24) for +V > 24V

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU25_C_3100-3200_20220308

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

SPUTTERED THIN FILM
型式選択チャート
シリーズ
3100 - 圧
 力出力のみ（0.7MPa〜220MPa）
3200 - 圧
 力出力のみ（0.7MPa〜100MPa）
以下は圧力と温度出力の組合せ
3102 / 3202 - 温度出力範囲 0°
C 〜 100°
C13103 / 3203 - 温度出力範囲 0°
C 〜 80°C1
出力
B - 4-20 mA
C - 1-6 V
N - 0.5-4.5 V
R - 0-5 V2
T - 0.5-4.5 V レシオメトリック

圧力レンジ (psi)
150PG - 0-150 psiG
200PG - 0-200 psiG
300PG - 0-300 psiG
500PG - 0-500 psiG
600PG - 0-600 psiG
750PG - 0-750 psiG

B

0100G

02

B

R00（固定）H - 1-5 V
S - 0-10 V2

圧力ダンパオプション（3200のみ）R - ダンパ有り
O - ダンパ無し

コネクタ接続形状
B - Industrial DIN (4ピン)0160S - 0-16 MPa
0250S - 0-25 MPa
0400S - 0-40 MPa
0600S - 0-60 MPa

1000S - 100 MPa
1600S - 160 MPa5
2200S - 220 MPa5

（対応コネクタは別途購入です。アクセサリを御参照ください。）

E - M12 x 1P (4ピン)（対応コネクタは別途購入です。アクセサリを御参照ください。）

6-A mp - Superseal 1.5 Series (3ピン)（対応コネクタは別途購入です。アクセサリを御参照ください。）

8 - Deutsch DT04-4P (4ピン)（対応コネクタは別途購入です。アクセサリを御参照ください。）

9 - Packard MetriPack (3ピン)（対応コネクタは別途購入です。アクセサリを御参照ください。）

10CPG - 0-1,000 psiG
15CPG - 0-1,500 psiG
20CPS - 0-2,000 psiS
25CPS - 0-2,500 psiS
30CPS - 0-3,000 psiS
35CPS - 0-3,500 psiS
40CPS - 0-4,000 psiS
50CPS - 0-5,000 psiS
60CPS - 0-6,000 psiS
75CPS - 0-7,500 psiS

10KPS - 0-10,000 psiS
15KPS - 0-15,000 psiS3
20KPS - 0-20,000 psiS3
25KPS - 0-25,000 psiS3
32KPS - 0-32,000 psiS3注意）
1. 温度出力は電圧出力タイプの-C, -H, -N, -Tのみです。
接続コネクタは、4ピン対応(-B, -E, -8）を選定してください。
温度出力の精度は温度スパンの±5％FS（参考値）
で、消費電流は標準タイプより2mA大きくなります。
その他の温度範囲をご希望の場合はお問合せください。
2. プルアップ抵抗、もしくはプルダウン抵抗を使用する場合、弊社までお問い合わせください。
3. 100MPa以上の高圧レンジをご選択の場合、接続ネジタイプは-2Tのみとなります。
4. 接続ネジ-0Eと-1Gは、圧力ダンパとの併用が不可です。
5. 3100シリーズの圧力レンジは 〜 220MPaまで、3200シリーズの圧力レンジは 〜 100MPaまでとなります。
6. 製品本体付属分以外での追加のご希望は5ページに掲載の型式「PSC-EXS001」にてご発注いただけます。

接続ネジ40S - G1/8 オス(BS5380)
01 - G1/4 オス(BS5380)
5P - G1/4 オス(JISB2351)(圧力レンジ4MPa〜70MPa)
2L - G3/8 オス(JISB2351)(圧力レンジ≧4MPa)
0L - M12 x 1.5 オス
2T - M12 x 1.5 オス HP(メタルワッシャーリング付6)（圧力レンジ:100MPa以上)3
0A - R1/4 オス(JISB0203)(JIS:1/4"-19PT)
08 - 1/8-27 NPT オス
02 - 1/4-18 NPT オス
04 - 7/16-20 オス (SAE #4, J514)
1J - 7/16-20 オス (SAE #4, J1926-2)
0E - 1/4˝-18 NPT メス
0K - M14 x 1.5 Straight オス
1G - Schrader SAE #4, 7/16˝ メス
1P - SAE 6 (9/16˝-18 UNF 2A オス)
4C - 1/4-18 NPTF オス(Dryseal)
4D - 1/8-27 NPTF オス (Dryseal)
4N - SAE 3 (3/8-24 UNF オス)

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

PRESSURE TRANSDUCERS

圧力レンジ (MPa)0010G - 0-1 MPa
0016G - 0-1.6 MPa
0025G - 0-2.5 MPa
0040G - 0-4 MPa
0060G - 0-6 MPa
0100G - 0-10 MPa

3100

BU25_C_3100-3200_20220308

4

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

3100、3200シリーズ対応アクセサリ
部品番号

説明GDS307

コネクタ
Industrial DIN（4ピン）M12受側コネクタ + 1mケーブル出し(赤:1, 緑: 2, 青:3, 黄: 4)
AMP受側コネクタ + 3.5フィート（1066mm）ケーブル出し(白:1, 黒: 2, 赤:3)
AMP受側コネクタ + 12インチ（304mm）
リード線出し(白:1, 黒: 2, 赤:3)
Deutsch DT04-4P受側コネクタ + 3フィート（914mm）ケーブル出し(18AWG PVC - 黒:1, 赤:2, 緑:3, 白:4)
Packard MetriPack受側コネクタ + 3フィート（914mm）ケーブル出し(24AWG PVC - 白:1, 黒:2, 赤:3)
Packard MetriPack受側コネクタ + 6フィート（1828mm）ケーブル出し(24AWG PVC - 白:1, 黒:2, 赤:3)
Packard MetriPack受側コネクタ + 12インチ（304mm）
リード線出し(18AWG PVC - 各抵抗付)
Packard MetriPack受側コネクタ + 18インチ（457mm）
リード線出し(18AWG PVC - 各抵抗付)
Packard MetriPack受側コネクタ + 24インチ（609mm）
リード線出し(18AWG PVC - 各抵抗付)
接続ネジコード "2T"（接続ネジ: M12 x 1.5HP）用 メタルワッシャーリング

557703-01M0
210729210730224153223974223975220492222976220797
PSC-EXS001

対応するセンサ側
型式コードB
E668999992T

PRESSURE TRANSDUCERS
5

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU25_C_3100-3200_20220308

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

SPUTTERED THIN FILM

部品番号: GDS307
対応センサー側コード：B

部品番号: 557703-01M0
対応センサー側コード：E

部品番号: 210729
対応センサー側コード：6

部品番号: 210730
対応センサー側コード：6

部品番号: 224153
対応センサー側コード：8

部品番号: 223974 / 223975
対応センサー側コード：9

部品番号: 220492 / 222976 / 220797
対応センサー側コード：9

部品番号: PSC-EXS001
対応接続ネジコード：2T

PRESSURE TRANSDUCERS

各種アクセサリ寸法 (mm)

配線長［A］

配線長［A］
304mm : 220492
457mm : 222976
609mm : 220797

接続ネジコード "2T"（接続ネジ: M12 x 1.5HP）用 メタルワッシャーリング

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU25_C_3100-3200_20220308

6