Pipetageautomatique
Sarpette® M2Parfaitement adaptéCompatible et conforme.
Robuste et fiable.
Une source unique.

Sarpette® M – Pipetage automatique
SARSTEDT fabrique des pointes de pipette sur mesure depuis
plus de 50 ans. Fort de ses nombreuses années d’expérience,
et de cette compétence technique qui suit la devise : « Toutpour une source unique », nous avons lancé la nouvelle
Sarpette® M, une micropipette innovante parfaitement adaptée
aux applications quotidiennes des laboratoires d’aujourd’hui.
La durabilité et une pratique dans le respect de l’environnement sont des éléments de plus en plus importants de nosjours. Robuste et durable, la Sarpette® M vous accompagnera
dans vos travaux quotidiens en laboratoire pendant denombreuses années.

Réglage flexible de l’éjectionde l‘embout

Cône sur mesurePipetage automatique  ///  SARSTEDT 3Sarpette M®

Pour le pipetage haute précision

Codage des volumes
en couleur
Bouton d’éjection ergonomiqueAbsorption
des liquides
précise eten douceur

Affichage frontal
du volume

Dispositif decalibrage intégré

Testez-la sansengagement !

sarpette.sarstedt.com

4Ergonomique
Bouton de pipetage souple et silencieux.
Position d’éjection naturelle et confortable.
Réglage flexible de l’éjecteur d‘embout.

Confort avant tout – Conception
particulièrement ergonomiqueDans l’utilisation quotidienne, dans la recherche, le diagnostic
et dans tous les laboratoires, les pipettes de précision
SARSTEDT se distinguent par d’excellentes propriétés. Profitez
du confort extraordinaire, de la facilité et de la durabilité.

Pipetage automatique  ///  SARSTEDT 5Emplacement unique de l’éjecteur

Pipetage idéal

Le positionnement directement au-dessus du repose-main
permet un mode de travail particulièrement physiologique.
Avec son large bouton d’éjection et son piston de pipetage
souple, la Sarpette® M garantit un pipetage particulièrement
ergonomique. Ajoutées à son faible poids, ces caractéristiques
permettent de prévenir les microtraumatismes répétés (MTR).

Grâce au réglage flexible de l’éjection de l’embout, vous
pouvez ajuster facilement et individuellement la hauteur del’éjecteur à votre pointe de pipette en un seul tour et avec peu
d’effort. La Sarpette® M est ainsi également compatible avec
un grand nombre de pointes de pipettes plus longues et plus
courtes d’autres fabricants.

6Fiabilité
Réglage des volumes rapide et exact.
Pipetage précis et exact.
Calibrage simple et sûr.

Rapide et sûr – Réglage en douceur
du volume
Pour obtenir le volume souhaité, tournez simplement le bouton de réglage précis et souple.
Les dérèglements indésirables sont évités grâce
aux arrêts avec un clic clair et au repose pouce
librement rotatif.Pipetage automatique  ///  SARSTEDT 7Précis et exact
Les résultats de pipetage avec la Sarpette® Msont précis. Les pointes de pipettes SARSTEDT etleur Sarpette® M forment un duo parfaitement
harmonisé pour tous les domaines d’application.

Calibrage ultra-rapide
Les calibrages compliqués appartiennent au passé.
Avec le dispositif de calibrage simple du dispositif
Sarpette® M de SARSTEDT, vous pouvez désormais
calibrer vous-même votre Sarpette® M rapidement
et en toute sécurité. Le système précis est
conforme à toutes les normes internationales.

8Robuste
Structure stable et durable.
Autoclavable et résistance aux UV.
Nettoyage pratique et rapide.

Sélection du matériau sansaucun compromis
Démontage simple et rapide
Démontez votre Sarpette® M en quelques secondes.
Vous pouvez ainsi nettoyer et désinfecter la pipetteà tout moment. Ce nettoyage simple et rapide garantit
un pipetage en toute sécurité et sans contamination.

Pipetage automatique  ///  SARSTEDT 9Entièrement autoclavable
La Sarpette® M peut être autoclavée sans problèmeà 121 °C. La pipette est extrêmement résistante
aux produits chimiques et à l’exposition aux UV.

Structure stable et durable
Grâce aux matériaux coordonnés et à l’excellente
finition de la Sarpette® M, nous pouvons assurer
une période de garantie de 3 ans.

10

Informations de commande
Valeurs de performances Sarpette® M
VolumesRéférence

Inexactitude (E %)Imprécision (CV %)Plage devolumes

Graduation

Vol. min.

Vol. int.

Max. vol.

Vol. min.

Vol. int.

Vol. max.

90.3100.002

0,1 – 2 µl

0,002 µl<+/– 6,0 %1<+/– 4,0 %<+/– 2,0 %< 5,0 %1

< 3,3 %

< 1,5 %

90.3100.010

0,5 –10 µl

0,01 µl<+/– 2,5 %2<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,8 %2

< 1,2 %

< 0,5 %

90.3100.020

2 – 20 µl

0,02 µl<+/– 2,5 %<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,7 %

< 1,0 %

< 0,5 %

90.3100.100

10 – 100 µl

0,1 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,2 %<+/– 0,8 %< 1,0 %

< 0,6 %

< 0,2 %

90.3100.200

20 – 200 µl

0,2 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.000

100 – 1.000 µl

1 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,0 %<+/– 0,5 %< 0,5 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.555

0,5 –5 ml

0,01 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,5 %

< 0,3 %

90.3100.111

1 – 10 ml

0,01 µl<+/– 1,5 %<+/– 0,7 %<+/– 0,5 %< 0,5 %

< 0,3 %

< 0,2 %Les valeurs de performance ont été déterminées avec de l’eau distillée à température constante (± 0,5 °C) entre 20 et 25 °C selon la norme ISO 8655.
1) mesure à 0,5 µl 2) mesure à 1 µl

Valeurs de performances Sarpette® M8 / M12
VolumesRéférence

Inexactitude (E %)Plage devolumes

Graduation

Nombrede canauxVol. min.

90.3108.010

0,5 –10 µl

0,01 µl890.3108.200

20 – 200 µl

0,2 µl90.3108.300

30 – 300 µl

90.3112.010

Vol. int.

Imprécision (CV %)Vol. max.

Vol. min.

Vol. int.

Vol. max.

<+/– 3,5 %1 <+/– 2,5 %<+/– 1,5 %< 3,0 %1

< 2,0 %

< 1,0 %

8<+/– 0,9 %1 <+/– 0,8 %<+/– 0,7 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

0,4 µl8<+/– 1,0 %1 <+/– 0,9 %<+/– 0,8 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

0,5 –10 µl

0,01 µl12<+/– 3,5 %1 <+/– 2,5 %<+/– 1,5 %< 3,0 %1

< 2,0 %

< 1,0 %

90.3112.200

20 – 200 µl

0,2 µl12<+/– 0,9 %1 <+/– 0,8 %<+/– 0,7 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

90.3112.300

30 – 300 µl

0,4 µl12<+/– 1,0 %1 <+/– 0,9 %<+/– 0,8 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %Les valeurs de performance ont été déterminées avec de l’eau distillée à température constante (± 0,5 °C) entre 20 et 25 °C selon la norme ISO 8655.
1) mesure à 10 % du volume nominal

Pipetage automatique  ///  SARSTEDT 11

Pour plus d’informations
sur la sélection despointes de pipettes :www.refillrevolution.tips

Informations relatives à la commande Sarpette® M
Description

Sarpette® M
monocanal

Sarpette® M
8 canaux

Sarpette® M
12 canauxPlage de volumes [µl]Référence

Conditionnement

Pointes de pipette
SARSTEDT adaptée

0,1 – 2 µl

90.3100.002

1 pièce/carton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

0,5 –10 µl

90.3100.010

1 pièce/carton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

2 – 20 µl

90.3100.020

1 pièce/carton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

10 – 100 µl

90.3100.100

1 pièce/carton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

20 – 200 µl

90.3100.200

1 pièce/carton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

100 – 1.000 µl

90.3100.000

1 pièce/carton

70.3050.xxx
70.3060.xxx

0,5 –5 ml

90.3100.555

1 pièce/carton

70.1183.102
70.1183.002

1 – 10 ml

90.3100.111

1 pièce/carton

70.1187.102
70.1187.002

0,5 –10 µl

90.3108.010

1 pièce/carton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

20 – 200 µl

90.3108.200

1 pièce/carton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

30 – 300 µl

90.3108.300

1 pièce/carton

70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3040.xxx

0,5 –10 µl

90.3112.010

1 pièce/carton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

20 – 200 µl

90.3112.200

1 pièce/carton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

30 – 300 µl

90.3112.300

1 pièce/carton

70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3040.xxx

Informations relatives à la commande du porte-pipettes pour Sarpette® M
Description

Référence

Conditionnement

Porte-pipettes, rotatif pour 6 pipettes monocanal SARSTEDT Sarpette® M
jusqu’à 1 000 µl.

95.1760.200

1 pièce/boîte
4 pièces/carton

Porte-pipettes pour 3 pipettes monocanal et multicanaux SARSTEDT Sarpette® M

95.1760.201

1 pièce/boîte
4 pièces/cartonPour toute question :Nous restons à votre écoute !

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

BRO_30_898_0200_301_NF   Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays   Sous réserve de modifications techniques

Consultez également notre site Internet :www.sarstedt.com