公益社団法人 日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会(作業環境測定説明会) 殿

有機溶剤のリスクアセスメントにおけるリアルタイムモニタと支援ツールの活用

2023年 9月15日
新コスモス電機株式会社
インダストリ営業本部 営業計画推進部
吉栄康城
14:50-15:35＠兵庫県民会館（Web）

目 次(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

リアルタイムモニタ
測定値の扱い
測定前のガス種設定
リアルタイムモニタの活用
リスクの見積りモニタリング手法
リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順
混合溶剤
蒸気組成
物質濃度の推算
資料等の入手支援ツールの使用方法
まとめ
おわりに1

リアルタイムモニタ(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

VOCリアルタイムモニタ《XP-3120-V》

個人ばく露濃度計《XV-389》

・自動吸引式・トルエン校正（0-1,000ppm）
・他ガスは換算係数にて読み替え
測定対象:現在104物質・防爆構造

・自然拡散式・トルエン校正（0-500ppm）
・トルエン・キシレン・酢酸エチルなど17種の検量線
測定対象:現在38物質・小型・軽量 約73g
2

VOC蒸気濃度（測定前のガス種設定）(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915№1 トルエン設定
測定値が 【10ppm】 を表示☆ トルエンを測定
トルエン 『10ppm』 をばく露
（直読）
☆ キシレンを測定
キシレン 『10ppm』 をばく露№1 トルエントルエン感度に対するキシレン感度は、およそ3.3倍。

➣ 換算係数『0.3』を乗ずる

測定値【10ppm】 × 換算係数『0.3』 ＝キシレン濃度『3ppm』（換算）3(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

VOC蒸気濃度（測定前のガス種設定）
酢酸ノルマルプロピルを測定
ガス種設定は『何番?』ガス種№は?

酢酸ノルマルプロピルは設定ガス種17にない。
➣ 換算係数が【1.0】に近いガス種を選択する№ 8 メチルエチルケトン№12 ブチルセロソルブ№13 酢酸イソブチル

換算係数
【1.1】

ガス番号
1234567891011121314151617

ガス名
トルエン（校正ガス）
キシレン
酢酸エチル
酢酸-n（ノルマル）-ブチル
メタノール
ＭＩＢＫ
ＩＰＡ
ＭＥＫ1－ブタノール
イソブチルアルコール
アセトン
ブチルセロソルブ
酢酸イソブチル
シクロヘキノンn（ノルマル）－ヘキサン
ジクロロメタン
酢酸メチル

測定値が【100ppm】であれば、 酢酸ノルマルプロピル 『110ppm』
注）TLV-TWA，TLV-STELが異なる ➣ 警報〈OFF〉設定
酢酸ノルマルプロピル№8 メチルエチルケトン

TLV-TWA
200ppm200ppmTLV-STEL
250ppm300ppmTLV-TWAは近い値で発報4リアルタイムモニタの活用（リスクの見積り）(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

改正 令和5年4月27日「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号」【９ リスクの見積り】（1）ア 発生の可能性 × 重篤度（詳細省略）
イ 当該業務に従事する労働者がリスクアセスメント対象物にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法。具体的には次に掲げる方法があること。
（ア）管理濃度が定められている物質については、作業環境測定により測定した当該物質の第一評価値を当該物質の管理濃度と比較する方法（イ）濃度基準値が設定されている物質については、個人ばく露測定により測定した当該物質の濃度を当該物質の濃度基準値と比較する方法（ウ）管理濃度又は濃度基準値が設定されていない物質については、対象の業務について作業環境測定等により測定した作業場所における当該物質の気中濃度等を当該物質のばく露限界と比較する方法（エ）数理モデルを用いて・・・・・ (以下省略)
ウ ア又はイに準ずる（詳細省略）
5

リアルタイムモニタの活用（モニタリング手法）(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

ばく露リスクアセスメント（⾧時間評価）の概要[化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会]（労働安全衛生総合研究所）
推定《モニタリングの手順》◎ CREATE-SIMPLE(短時間評価は対象外)※リスクレベルⅡ以上

◎ 実測
簡易測定
※管理区分2以上
個人ばく露測定

実測6

リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

68の用語集を参照。
19を参照。
出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

リアルタイムモニタの換算係数表を参照し、測定の可否を確認します（XV-389型は38物質）。
換算係数表は https://www.new-cosmos.co.jp/product/ra_download/ からダウンロードしてください。

7

リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

22を確認しましょう。

※ リスクアセスメントは作業工程ごとに行います。

出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』★ 1日に物質Aを用いた3つの作業（作業Xは30分、作業Yは30分、作業Zは60分）を1人の作業者が行う◎ 作業X、作業Y、作業Zの全てを行う場合
1日の合計作業時間は120分で1時間を超えるため「⾧時間評価」を行ってください。
◎ 作業Xと作業Yのみを行う場合
1日の合計作業時間は60分のため、「短時間評価」を行います。この場合、作業Xおよび作業Yそれぞれに対してリスクアセスメントの実施が必要です。

8リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

37を確認しましょう。
出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

9

リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

リスクアセスメントは作業工程(単位作業)ごとに行いますが、作業工程によって手法がことなります。リスクアセ
スメントを実施する作業工程が、以下のどのケースに該当するかを調査・確認してください。
評価

ケース

短時間評価
⾧時間評価
短時間評価

A
B
C
DE

説明

ばく露時間全てを測定し、評価に使用します。
ばく露時間が15分未満の場合には、15分平均値に換算します。
ばく露が最も高い15分間の平均値を評価に使用します。
ばく露時間全てを測定し、8時間平均値に換算します。
最低２時間を測定、残りのばく露を同等と見なし、8時間平均値を算出します。
最低２時間を測定し、日内変動の換算係数を使用して8時間平均値を算出します。

1日の化学物質（製品）の合計ばく露時間は１時間以内?

はい

1日の化学物質（製品）の合計ばく露時間は 15 分未満?

はい

ケース A

いいえ

いいえ

ケース B
はい

1日の化学物質（製品）の合計ばく露時間は 2時間 以内?
いいえ

ばく露時間内のばく露の変動が比較的小さいと判断できる
いいえ

ケース C

はい

ばく露時間内 の変動がなく、ばく露が「同一」である
いいえ

ケース E

はいケース D

出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

10

リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

短時間の作業（1時間以内）の場合【ケースA】
ばく露が15分以下の場合は、そのばく露時間全てを測定してください。
【ケースB】
作業時間が15分超、1時間未満の場合は、ばく露が高い15分間を測定してください。ばく露が高い15分が不明の場合は、作業時間を通して測定した上で、そのうちばく露濃度が最大となる15分間の平均値を評価に使用してください。

出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

11リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

⾧時間の作業（1時間超）の場合【ケースC】
異なる作業（作業１、作業２）であっても同一の化学物質（製品）を使用する場合は、作業１、作業２をまとめて測定してください。

出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

12リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

⾧時間の作業（1時間超）の場合【ケースD】
8時間の間に「同一」の作業が継続される場合で、時間的変動が小さいと判断できるケース
は、原則として最低2時間のみを測定し、残りのばく露を同等と見なすことができます。

作業ばく露濃度

高低012345678

作業時間 [時間]出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

13リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

⾧時間の作業（1時間超）の場合【ケースE】
ほぼ同じ作業が1日に複数行われる場合（吹き付け塗装を行う、など）や工程や作業内容がほぼ同一だが、時間的変動が小さいと判断できない、または十分確認されていない場合は、原則として最低2時間（可能であれば４時間）を測定してください。
ただし1日を通して測定を実施した場合のほうが、精度が高くなるため、なるべく1日を通して測定をしてください。
作業2

作業1

作業3

作業4

ばく露濃度

高低012345678

作業時間 [時間]出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

14リアルタイムモニタを用いたリスクアセスメント手順
STEP 5(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

測定結果の評価とリスクの判定

短時間の作業では、作業における最大の濃度15分間の平均値を「測定値」とします。
高8 ppmヒント
リアルタイムモニターの濃度表示は、通常は校正ガス換算表示ですが、換算係数をかけることで目的の物質の濃度を求めることができます。
また機種によっては、あらかじめ登録してあるガスに読み替え、濃度表示を出来る機能があります。
※詳細はガイドブックp.36を確認しましょう。
52を確認しましょう。

ばく露濃度15分以上の作業は、ばく露が最大の15分間の平均値を計算

作業

低01530
作業時間 [分]45

STEP 1で決定したばく露基準値 60ppmと測定値から、ばく露比（測定値とばく露基準値の比）を算出し、リスクを評価します。判定結果に基づき、リスク低減対策を検討しましょう。
[ばく露比（%）] = [測定値]×[安全係数※ (3) 」 ÷ [ばく露基準値] x 100 (%)
ばく露比 = 8 ppm × 3 ÷ 60 × 100 = 40 % (管理区分※ 2A）
リスク

小ばく露比 0
管理区分

1A

3101B301C

大50100 (%)

評価結果

2A2B

337～38を確認しましょう。
※安全係数は測定回数によって異なります。安全係数や管理区分の詳細はガイドブックp.38～39を確認しましょう。
39を確認しましょう。
※具体的な計算方法の例はガイドブックp.40を確認しましょう。
出典:厚生労働省 [職場のあんぜんサイト]『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック』

15混合溶剤の蒸気組成（強制気化(全気化)）
模擬シンナーw/w %
トルエン
69
酢酸エチル
21
メチルエチルケトン（MEK） 10

マイクロシリンジ(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

mol %
66.5
21.2
12.3
物質量分率

ガス種№1《トルエン》【200ppm】
表示

容器(チャンバ）の中にシンナーを少量入れ、すべてを気化(蒸気)させた時気化させる量で混合蒸気の濃度は異なるが、混合蒸気の組成比率は一定➣ 混合溶液のmol ％と同じ
16

混合蒸気測定における物質濃度の推算(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

混合溶剤の蒸気測定値から、混合物それぞれの濃度を推算する場合の必要情報
・ 測定値（200ppm）
・ 混合蒸気に含まれるそれぞれの物質の組成比・ それぞれの換算係数
物質濃度の推算式

Ｃi ＝V・ＭiΣＭi / Ｓi
ｉ= 1

Ｃi : 成分iの推定濃度
Ｖ : VOCモニタの指示値
Ｍi : 成分iの組成比率
Ｓi : 成分iの換算係数

模擬シンナーw/w % mol %トルエン
6966.5酢酸エチル
2121.2メチルエチルケトン（MEK） 1012.3
蒸気組成比

換算係数
1
≒ 0.05≒ 0.03推算値(ppm)≒ 14.8
≒ 4.7
≒ 2.7
17

資料・支援ツールの入手(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915『リアルタイムモニターを用いた化学物のリスクアセスメントガイドブック※』と『支援ツール※』18

(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

資料・ツールの入手『リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック※』と『支援ツール※』
検索エンジンで「職場のあんぜんサイト」を検索
化学物質CREATE SIMPLE

化学物質のリスクアセスメント実施支援

リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック
リスクアセスメント支援ツール「職場のあんぜんサイト」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

支援ツール

19

(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

支援ツールの概要
リアルタイムモニタでの有機溶剤蒸気測定

単一有機溶剤 :その場でリアルタイムに濃度測定、ばく露の時間的変動監視
混合有機溶剤 :ばく露の時間的変動は見れるが、成分毎の蒸気濃度の測定は不可➣ ばく露限界値と比較できないため、リスクの見積りができない【リアルタイムモニターを用いたリスクアセスメント支援ツール ｖ2.0】
Microsoft Excel(2013以降)を用いた支援ツール◎混合有機溶剤を使用する作業において、混合溶剤の気相中の組成比率とリアルタイムモニタで測定した測定値、各物質の換算係数を用いて気相中の各物質濃度を推算し、ばく露限界値と比較することで管理区分を求める。
※単一成分も可◎気相中の組成比が不明な場合は、混合溶液の混合物の含有率(SDS)から気相中の組成比率を導き、気相中の濃度を推算。
活用の前に◎リアルタイムモニタの換算係数表を入手
新コスモス電機㈱のホームページからダウンロードしてください◎使用混合有機溶剤のSDSを入手無い場合は購入先（メーカー）に依頼して入手してください20換算係数表の入手方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

初めて使用する場合や測定時にVOCモニタの検量線を選択する場合は、リアルタイムモニタの換算係数表を入手してください。
新コスモス電機㈱ホームページ
https://www.new-cosmos.co.jp/「IVaCE」混合有機溶剤蒸気の成分濃度推定シート ダウンロードページ
https://www.newcosmos.co.jp/industrial/product/ra_download/

産業用製品

IVaCE(アイバス)
混合有機溶剤蒸気の成分濃度推定シート
ココをクリック

21

XV-389 換算係数表(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

個人ばく露濃度計:XV-389型の換算係数表22

支援ツール(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915（1）対象物質の基本情報を入力します
・製品(使用する有機溶剤) ・作業内容 ・測定機種 ・混合溶剤に含まれる物質数 など
物質数の入力で(2)(4)の行数が増え、(3)の下段に推算される気相中の組成比の表が追加されます（2）取り扱う物質の情報を入力します◎使用する混合溶剤のSDSから、各物質の含有率を重量比（wt％）
で入力します➣各物質の分子量や蒸気圧、ばく露限界値などはCAS番号から自動表示されます（3）リアルタイムモニタの測定結果（指示値）を入力します
短時間(15分)測定と⾧時間(8時間)測定があり、5回測定が基準です
測定回数が5回未満の場合は安全係数が乗じ測定値を補正します（4）評価結果（管理区分）が表示されます
混合有機溶剤の評価において、測定環境におけるそれぞれの物質の組成比率が不明な場合は、混合溶剤の全てが気化(全気化)したと仮定した場合と飽和蒸気として気化したと仮定した場合の蒸気(ガス)組成比率を自動で計算し、安全サイド側になるよう、安全係数等補正して物質濃度を推算します
厚生労働省『職場の安全サイト』よりダウンロード
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_7.htm

23

支援ツールでの評価方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

気相中の蒸気組成比率がわかっている場合
過去に実施された「作業環境測定」や「個人ばく露測定」で得られた各物質の濃度を蒸気組成比率に置き換える。
同じ混合溶剤(溶液)を取り扱う作業場での各物質の蒸気組成比率の変動係数⇒ 約70%の単位作業場で変動係数は25%以下
薮田十司, “混合有機溶剤取扱作業場における検知管の活用に関する検討”,
作業環境, Vol. 39 No. 4, pp37-46, 2018

気相中の蒸気組成比率がわからない場合
混合溶液の混合物の含有率から気相中の組成比率を導き気相中の濃度を推算する。
気相中の蒸気組成比率の設定は、・混合溶液から揮発する蒸気が、飽和蒸気(気液平衡)とした場合の組成比率を用いる方法
・混合溶液が全て気化した(全気化)場合の組成比率を用いる方法 などがある。
実際には混合物の全気化時と飽和蒸気時の組成比率の間となることが予想されるが、・過去の実験（実測）で、多くの事業場・作業では、全気化時の組成比率に近い・全気化の組成比率の計算が簡単に行える
ため、本ガイドブック(支援ツール)では、混合物の蒸気組成比率は、全気化時の組成比率と同様であると「仮定」する。
但し、全気化時の蒸気組成比率は、実際の空気中の蒸気組成比率と完全には同じではないこ
24とから蒸気組成に関する安全係数を設定する。

(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

支援ツールでの評価方法
気相中の蒸気組成比率がわからない場合
単物質(脱脂洗浄)
ジクロロメタン≒ 全気化時組成比率(mol ％)
作業環境

66.5

21.2

12.3

36.4

38.3

25.3

トルエン
69

酢酸エチル
21MEK
1066.521.2

飽和蒸気??

混合物溶液(シンナー)
トルエン，酢酸エチル，メチルエチルケトン(MEK)

飽和蒸気時
組成比率(mol ％)※25℃ 60%RH

混合物溶液
含有率(wt ％)12.3 (mol％)25

支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

初めて使用する場合 →機種を登録する をクリックします（測定時にVOCモニタの検量線を選択する場合やVOCモニターを交換した場合も同様）➣ 機種登録sheetへ遷移します

機種登録sheet（10機種（検量線）まで登録可能）№1（A~C列）の2行目に機種名や登録名を入力します№1の4行目以降は、A列はCAS番号、B列は物質名、C列は換算係数を入力します
複数台（検量線別）を登録する場合は、同様に№2から№10までに入力します26

(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

支援ツールの使用方法
機種登録sheet（10機種（検量線）まで登録可能）№1（A~C列）の2行目に機種名や登録名を入力します№1の4行目以降は、A列はCAS番号、B列は物質名、C列は換算係数を入力します
複数台（検量線別）を登録する場合は、同様に№2から№10までに入力します

機種登録sheet
換算係数表の検量線に用いるsheetを選択します

赤枠をコピーし、「機種登録sheet」に貼り付けます27

(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

支援ツールの使用方法
①
②
③
④
⑤

公益社団法人 日本作業環境測定協会
兵庫県民会館 7階会議室
模擬ラッカーシンナー
事業場向けオンライン無料説明会① タイトルを入力します② 実施場所を入力します③ 混合有機溶剤の名称等を入力します④ 作業内容等を入力します⑤ 実際に測定に用いた機種（検量線）を登録した№1～№10からプルダウンで選択します※ ここでは№1のトルエンを選択します⑥ 混合有機溶剤のSDSに記載されている物質数を固形物を除きプルダウンで選択（1から10）します※ ここでは6(種類)を選択します

⑥SDS例
化学物質名
1 トルエン
2 メタノール
3 メチルエチルケトン
4 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ
5 酢酸エチル
6 1-ブタノール

CAS №
含有量(Wt％)108-88-3
5567-56-1
20 ～ 30
78-93-3
1～5110-80-5
1～5141-78-6
1～571-36-3
1～528

(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

支援ツールの使用方法

個々の物質濃度の推算時に必要な換算係数、分子量、蒸気圧と評価（管理区分の判定）に必要な許容濃度等のばく露限界値を入力します

CAS番号で検索 をクリック
CAS №を入力し、CAS番号で検索すると物質名や換算係数、分子量、蒸気圧、さらに許容濃度等のばく露限界値が表示されます

SDS例
化学物質名

55305555CAS №

含有量(wt％)1 トルエン

108-88-355

2 メタノール

67-56-1

20 ～ 30

3 メチルエチルケトン

78-93-3

1～54 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ

110-80-5

1～55 酢酸エチル

141-78-6

1～56 1-ブタノール

71-36-31～5混合有機溶剤の評価においては、SDSに記載されている含有率を入力します
この例のように20 ~ 30（wt％）と範囲で記載されている場合は、最大値を入力します※100％にならなくても構いません29

支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

含有率を入力すると（3）測定結果の下表に各物質の全てが気化（全気化）と仮定した場合と飽和蒸気として気化した場合の蒸気（ガス）組成比が表示されます
右の赤い枠で囲ったセルは、気相中の個々の物質濃度の推算条件で、自動的に表示されます★詳細はガイドブックのP.61を参照してください30

支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

短時間評価の例
測定した指示値の平均値と測定時間を入力します
・15分を超える測定の場合は、測定時間内でばく露濃度が最も高い15分間の平均値を入力します
・10分測定の場合は、残り5分間はばく露「ゼロ」と仮定し測定結果として表示されます※5回の測定値を入力します（ひとりが15分測定を5回、5人が1回ずつでも可）後半作業の方がばく露濃度が高い

31

支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

短時間評価の例

測定が3回の場合、(4)評価結果表の「測定回数の安全係数」が「2」になります。

実際には全気化時と飽和蒸気時の間の組成比となります※全気化を前提として推算しますが、この例では飽和蒸気時の方が物質濃度が高くなるため、蒸気組成の安全係数を乗じ15分の平均値としています

混合物評価の［管理区分］と［判定］が表示されます

5回に満たない場合は測定回数の安全係数が乗じられ測定値が補正されます32支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

短時間評価の例

測定を5回実施することで「測定回数の安全係数」が1になります。

33

支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

⾧時間評価の例【ケースD】の例
測定した指示値の平均値と測定時間を入力します※⾧時間(ケースD)として評価※5回の測定値を入力します（ひとりが2時間測定を5回、5人が1回ずつでも可）測定時間の内容をプルダウンで選択します※②ばく露時間の一部を測定(同一の作業) 【ケースD】
を選択します同一作業のため2時間平均は8時間平均とみなします34

支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

⾧時間評価の例

実際には全気化時と飽和蒸気時の間の組成比となります※全気化を前提として推算しますが、この例では飽和蒸気時の方が物質濃度が高くなるため、蒸気組成の安全係数を乗じ15分の平均値としています35

支援ツールの使用方法(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

過去に実施した作業環境測定や個人ばく露測定の結果から個々の物質の蒸気(ガス)組成比率を用いる場合推計に使用する蒸気組成欄をプルダウンで実測結果等に変更します
作業環境測定等の実測濃度を比率に置き換え、蒸気組成（mol％）の「実測結果等」に組成比として入力します36お詫びとお願い(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

リアルタイムモニタの現状

XV-389型

内蔵の検量線（ガス種設定）は17種
混合溶剤の個々の物質濃度推算に必要な換算係数を設けている物質は、合計で38種

XP-3120-V型

混合溶剤の個々の物質濃度推算に必要な換算係数を設けている物質は、合計で104種

換算係数表に記載がない物質
お客様からのお問い合わせが多い物質から調査していく予定
検知原理（熱線型半導体(MOS)式）酸化・還元反応を利用（還元性の物質には感度を有する）→ どの物質、その濃度が不明でも、トータルでの濃度変動を見て取れる（ばく露のピークとなるタイミングや低減対策の検討に有効）37

(公社)日本作業環境測定協会 兵庫支部
事業場向けオンライン無料説明会_20230915

おわりに作業環境における安全・快適な環境の実現と維持
環境の見える化実現
個人ばく露濃度計

個人ばく露濃度計対策

対策樹立, 実施,再現防止

VOCリアルタイムモニタ

検知・高濃度検知・非日常（異常）の発生

VOCリアルタイムモニタ

判断
原因確認及び判断

環境モニタ

確認

VOCリアルタイムモニタ

ガスリークディテクタ

 どこで発生しているか?
 何が発生しているか ?
 発生した物質が危ないか?
安全なのか?
38

安全への願いを世界へ、そして未来へ。

ご安全に!