Typ 8098
FLOWave

Konzentrationsmessung

Ergänzung zur BedienungsanleitungTechnische Änderungen vorbehalten.
© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2024
Operating Instructions 2405/00 00574984 / Original EN

Typ 8098
Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS
1 Zu dieser Anleitung .................................................................................................................................... 4
1.1

Gültigkeit der Anleitung..................................................................................................................... 4

1.2

Hersteller ........................................................................................................................................... 4

1.3

Symbole ............................................................................................................................................ 42 Sicherheit.................................................................................................................................................... 6
2.1

Bestimmungsgemäße Verwendung .................................................................................................. 6

3 Produktbeschreibung ................................................................................................................................ 7
4 Einstellen der Konzentrationsmessung..................................................................................................... 8
4.1

Voreinstellungen................................................................................................................................ 8

4.2

Einen benutzerdefinierten Namen dem Konzentrationswert zuweisen............................................. 8

4.3

Wählen des Konzentrationsmodells.................................................................................................. 8

4.4

Einstellen der Dämpfung der Konzentrationswerte .......................................................................... 9

4.5

Einstellen der Konzentrationsüberwachung ................................................................................... 10

4.6

Festlegen der Grenzwerte und der Hysterese für die Konzentration.............................................. 10

4.7

Grenzwerte und der Hysterese für die Konzentration auf die Werkseinstellungen zurücksetzen .. 11

4.8

Werte aller Konzentrationsparameter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen ........................... 11

5 Messung des Stammwürzegehalts ......................................................................................................... 12
5.1

Voraussetzungen für präzise und stabile Messungen .................................................................... 12

5.2

Anwendungsfälle im Brauprozess................................................................................................... 125.2.1 Läuterbottichauslass.......................................................................................................... 125.2.2 Würzepfannenauslass........................................................................................................ 13
5.2.3 Würzekühlerauslass ........................................................................................................... 13

5.3

Anpassung an die spezifische Würze ............................................................................................. 14
5.3.1 Einstellen der Steigung über einen Assistenten ................................................................ 14
5.3.2 Einstellen des Offsets mit einem Assistenten.................................................................... 15
5.3.3 Manuelles Einstellen der Steigung..................................................................................... 15
5.3.4 Manuelles Einstellen des Offsets....................................................................................... 15

6 Anhang...................................................................................................................................................... 16
6.1

Menüstruktur................................................................................................................................... 16

3

Typ 8098
Zu dieser Anleitung

1

ZU DIESER ANLEITUNG

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung. Für die sichere und bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist die Bedienungsanleitung des Geräts bindend.

GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch fehlerhaften Einsatz des Geräts
Vor Einsatz und Betrieb des Geräts die Bedienungsanleitung vollständig lesen.
Bedienungsanleitungen und weitere produktbezogene Informationen unter country.burkert.com >Typnummer (in Suchmaske eingeben).

1.1

Gültigkeit der Anleitung

Das Anleitung ist für alle FLOWave-Geräte gültig, die eine Funktion zur Konzentrationsmessung haben.
Konzentrationsmessungen und Konzentrationseinstellungen werden automatisch für alle zutreffenden Geräte angezeigt.

1.2

Hersteller

Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13−17
D-74653 Ingelfingen
Die Kontaktadressen sind unter country.burkert.com im Menü "Kontakt".

1.3

SymboleGEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führt.

WARNUNG!
Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!
Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!
Warnt vor Sachschäden am Produkt oder der Anlage.
Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.
4Typ 8098
Zu dieser AnleitungMarkiert einen auszuführenden Arbeitsschritt.
Markiert ein Resultat.
Menü Markiert einen Software-Text.

5

Typ 8098
Sicherheit

2

SICHERHEIT

2.1

Bestimmungsgemäße Verwendung

Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäßer Transport, Lagerung,
Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.
Die Anleitung ist Teil des Geräts. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Rahmen dieser Anleitung
bestimmt. Anwendungen des Geräts, die nicht in dieser Anleitung, den Vertragsdokumenten oder dem Typschild beschrieben sind, können zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen, zu Geräteschäden
oder Sachschäden und Gefahren für die Umgebung oder Umwelt führen.
In dieser Anleitung werden verschiedene Anwendungsfälle beschrieben. Die Verwendung der Messungenaußerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung kann zu Ungenauigkeiten oder Instabilitäten führen.

GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch fehlerhaften Einsatz des Geräts
Vor Einsatz und Betrieb des Geräts die Bedienungsanleitung vollständig lesen.
Bedienungsanleitungen und weitere produktbezogene Informationen unter country.burkert.com >Typnummer (in Suchmaske eingeben).

6

Typ 8098
Produktbeschreibung

3

PRODUKTBESCHREIBUNGDie Konzentrationsmessung für FLOWave 8098 ist eine optionale Funktion, die eine kontinuierliche Messung der Konzentration einer Flüssigkeit ermöglicht. Die Funktion kann bei Bestellung am Gerät im Werk
aktiviert werden.

GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch fehlerhaften Einsatz des Geräts
Vor Einsatz und Betrieb des Geräts die Bedienungsanleitung vollständig lesen.
Bedienungsanleitungen und weitere produktbezogene Informationen unter country.burkert.com >Typnummer (in Suchmaske eingeben).

Volume30.1

View 2CONFIGURATION

View 1 of 4

l/min

Abb. 1: Übersicht über die Bedienoberfläche

drücken, um zwischen den Ansichten zu wechseln.
Der Konzentrationswert kann in Ansicht 2 und 3 angezeigt werden.

7

Typ 8098
Einstellen derKonzentrationsmessung

4

EINSTELLEN DER
KONZENTRATIONSMESSUNG

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.
Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [} 6] lesen und beachten.

4.1

Voreinstellungen

FLOWave S
In der Voreinstellung sind die Ausgänge wie folgt konfiguriert:
Ausgang Konfiguration

Beschriftungen auf dem
Gerät

Bezeichnung im Bürkert
Communicator

Modus

Ausgang Digital
1(Pin 5...6)

1AO/DO

Ausgang DO3: Kennzeichnung Massendurchfluss (Impuls)
1AO/DO –/+ am Gerät
wenn am Gerät der Massendurchfluss aktiviert ist.
Volumendurchfluss (Impuls) inallen anderen Fällen.

Ausgang Analog
2(Pin 7...8)2AO/DO

Ausgang AO1: Kennzeichnung Konzentration
2AO/DO –/+ am Gerät

Tab. 1: Voreinstellungen FLOWave S

FLOWave L
In der Voreinstellung ist der Ausgang 3 als Analogausgang mit der Konzentration als Wert konfiguriert.

4.2

Einen benutzerdefinierten Namen dem
Konzentrationswert zuweisen
In der Voreinstellung sind die Namen Konzentration 1 und Konzentration 2 festgelegt.

Der Name wird zur Identifikation des Prozesswerts in den benutzerdefinierten Ansichten und in allen Menüs
verwendet, in denen der Wert angezeigt wird.
Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Parameter > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2 > Name desWertes wählen.
Den Namen eingeben. Der Name kann bis zu 19 Zeichen lang sein.
Zum Speichern der Änderungen, Übernehmen wählen.

4.3

Wählen des Konzentrationsmodells

Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
8

Typ 8098
Einstellen derKonzentrationsmessung

SAW-Sensor > Parameter > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2 > Konzentrationsmodell wählen.
Aktuelle Einstellungen werden angezeigt.
Weiter wählen.
Das gewünschte Konzentrationsmodell aus der Liste wählen.
Weiter wählen.
Neue Einstellungen werden angezeigt.
Zum Speichern der Änderungen, Fertigstellen wählen.

4.4

Einstellen der Dämpfung der Konzentrationswerte
Die Dämpfung der Flüssigkeitskonzentration ist standardmäßig auf „Mittel“ eingestellt.

Mit der Dämpfung können die Schwankungen der Messwerte für die Flüssigkeitskonzentration gedämpft
werden:Auf dem Display.
An den Ausgängen. Die für einen Analogausgang eingestellte Dämpfung kommt zur Dämpfung der Flüssigkeitskonzentration hinzu.
Der neue Messwert wird nicht gedämpft, wenn die 2 folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Das Dämpfungsniveau Niedrig, Mittel oder Hoch ist aktiv.
Der Messwert ändert sich um mehr als 30 % des Messbereichsendwerts.
Die Auffrischzeit (in Menü SAW-Sensor) hat keinen Einfluss auf die Dämpfung der Messwerte.
Dämpfungsniveau

Ansprechzeit

Kein(e)0s
Die Dämpfung des Flüssigkeitskonzentrationswerts ist inaktiv.

Niedrig

1s

Mittel

10 s

Hoch

30 s

SpezialBenutzerdefinierte Ansprechzeit.
Ansprechzeit einstellen
Sprungschwelle einstellen

Tab. 2: Ansprechzeiten (10 %...90 %) der Dämpfungsniveaus für die Flüssigkeitskonzentrationswerte

Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Parameter > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2 > Dämpfung
wählen.
Aktuelle Einstellungen werden angezeigt.
Dämpfungsniveau aus der Liste wählen.
Wenn Spezial gewählt ist:
Den Wert für Ansprechzeit einstellen.
Wählen, ob Sprungschwelle aktiviert oder deaktiviert ist.
Wenn Sprungschwelle aktiviert ist, Wert einstellen.
9Typ 8098
Einstellen derKonzentrationsmessung

Neue Einstellungen werden angezeigt.
Zum Speichern der Änderungen, Fertigstellen wählen.

4.5

Einstellen der KonzentrationsüberwachungStandardmäßig ist die Überwachung der Flüssigkeitskonzentration deaktiviert, und die Diagnosefunktionen sind alle deaktiviert.

Aufgrund einer Störung im Prozess können die gemessenen Flüssigkeitskonzentrationswerte zu hoch oderzu niedrig sein.
Ein überwachter Wert kann sein:
im Normalbereich (normalen Betriebsbereich)im Warnbereich
im Fehlerbereich
Es können 4 Grenzwerte festgelegt werden: 2 Fehlergrenzen und 2 Warngrenzen. Siehe Festlegen derGrenzwerte und der Hysterese für die Konzentration [} 10]
Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Parameter > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2 > Grenzen >Aktiv wählen.
Ja auswählen.
Die Überwachung der Flüssigkeitskonzentration ist aktiv und der Gerätestatus wird entsprechend deneingestellten Grenzwerten angepasst.
Oder Nein auswählen.
Die Überwachung der Flüssigkeitskonzentration ist inaktiv.

4.6

Festlegen der Grenzwerte und der Hysterese für die
Konzentration

Die Ansprechzeit hängt vom Hysteresewert ab, und davon, ob der überwachte Wert steigt oder sinkt.
Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Parameter > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2 > Grenzen >Einstellungen wählen.
Aktuelle Einstellungen werden angezeigt.
Obere Fehlergrenze einstellen.
Untere Fehlergrenze einstellen.
Obere Warngrenze einstellen.
Untere Warngrenze einstellen.
Hysterese einstellen.
Neue Einstellungen werden angezeigt.
Zum Speichern der Änderungen, Fertigstellen wählen.

10Typ 8098
Einstellen derKonzentrationsmessung

4.7

Grenzwerte und der Hysterese für die Konzentration
auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Parameter

Standardwert

Obere Fehlergrenze

100 %Untere Fehlergrenze−0,01 %

Obere Warngrenze

100 %Untere Warngrenze−0,01 %

Hysterese

0,0 %Zum Zurücksetzen der Werte wie folgt vorgehen:
Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Parameter > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2 > Grenzen >Auf Werkseinstellungen zurücksetzen wählen.
Weiter wählen.
Zum Speichern der Änderungen, Fertigstellen wählen.
Die Einstellungen werden zurückgesetzt.

4.8

Werte aller Konzentrationsparameter auf die
Werkseinstellungen zurücksetzen

Zum Zurücksetzen aller Werte wie folgt vorgehen:
Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Parameter > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2 > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen wählen.
Weiter wählen.
Zum Speichern der Änderungen, Fertigstellen wählen.
Alle Parameter der gewählten Flüssigkeitskonzentration werden zurückgesetzt.

11

Typ 8098
Messung des Stammwürzegehalts

5

MESSUNG DES STAMMWÜRZEGEHALTS

5.1

Voraussetzungen für präzise und stabile
Messungen

Um eine korrekte Messung zu gewährleisten, müssen folgenden Vorgaben erfüllt werden:
Sicherstellen, dass der Wert des akustischen Übertragungsfaktors über 85 % liegt. Siehe Bedienungsanleitung für Typ 8098.
Sicherstellen, dass sich keine Blasen in der Flüssigkeit befinden.
Das Gerät nicht in der Nähe eines Heizelements für die Flüssigkeit installieren.
Plötzliche Temperaturschwankungen vermeiden.
Bei der Messung die Temperaturbereiche berücksichtigen. Siehe Bedienungsanleitung für Typ 8098.

5.2

Anwendungsfälle im Brauprozess

Das Gerät ermöglicht die kontinuierliche Inline-Messung des Stammwürzegehalts bei gleichzeitiger Messung der Durchflussgeschwindigkeit an den folgenden 3 Stellen im Brauprozess:Läuterbottichauslass
Würzepfannenauslass
Würzekühlerauslass

1

2

3

5

4

6

7

Abb. 2: Brauprozess

1 Walzenmühle

2 Maischbottich

3 Läuterbottich

4 Würzepfanne

5 Trenner

6 Würzekühler

7 Fermentationsbehälter
Abweichungen in den Anwendungsparametern können die Messgenauigkeit beeinflussen. In diesen Fällen
wird eine Anpassung anhand der entsprechenden Parameter empfohlen.

5.2.1

Läuterbottichauslass

Um eine stabile und genaue Messung zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

12

Temperatur

65...80 °C

Messbereich

0...25 °P

Messabweichung (werkseitige Kalibrierung)+/–0,5 °P

Wiederholbarkeit+/–0,2 °P

Typ 8098
Messung des Stammwürzegehalts

Auflösung

5.2.2

0,01 °P

Würzepfannenauslass

Um eine stabile und genaue Messung zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.
Temperatur

70...100 °C

Messbereich

8...25 °P

Messabweichung (werkseitige Kalibrierung)+/–0,5 °P

Wiederholbarkeit+/–0,2 °P

Auflösung

0,01 °P

Blasen vermeiden, um eine stabile und genaue Messung des Stammwürzegehalts zu gewährleisten.

5.2.3

Würzekühlerauslass

Um eine stabile und genaue Messung zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.
Temperatur

5...25 °C

Messbereich

8...25 °P

Messabweichung (werkseitige Kalibrierung)+/–0,5 °P

Wiederholbarkeit+/–0,2 °P

Auflösung

0,01 °P

13

Typ 8098
Messung des Stammwürzegehalts

5.3

Anpassung an die spezifische Würze

Die Standardeinstellungen für die Konzentration ermöglichen die Messung der Stammwürze von Pilsnerund Lagerbier. Bei anderen Würzen als Pilsener Bier und Lagerbier wird empfohlen, eine Anpassung vorzunehmen, um genaue Konzentrationsmessungen zu erhalten.
Die Konzentrationsanpassung verwendet eine Steigung und ein Offset nach der folgenden Formel:
Konzentration = Steigung x Rohkonzentration + Offset
Zum Einstellen der Steigung empfiehlt es sich, eine Würze mit der für den Prozess üblichen Konzentration zu verwenden (z. B. 12 °P).
Erforderliche Ausrüstung:
Referenzmessgerät
Communicator + büS USB-Stick bei FLOWave S ohne Display

5.3.1

Einstellen der Steigung über einen Assistenten

Sicherstellen, dass die Flüssigkeit im FLOWave ähnliche Bedingungen wie die Prozessbedingungen aufweist.
Um ein korrektes Ergebnis zu erhalten, müssen bei der Einstellung folgende Bedingungen erfüllt sein:
Die Flüssigkeit muss umgewälzt werden.
Die Flüssigkeitstemperatur ist konstant.
Die Flüssigkeitskonzentration ist konstant.
Die Flüssigkeit ist blasenfrei und die Rohrleitung ist gefüllt.
Während der Kalibrierung:
Die Statusanzeige wechselt auf Orange (NAMUR-Modus: Funktionsprüfung).
Der NAMUR-Modus Funktionsprüfung ist aktiv. Die Ausgänge reagieren gemäß den Einstellungen.
Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Wartung > Kalibrierung > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2> Steigung > Teach-In über Referenz wählen.
Aktuelle Einstellungen werden angezeigt.
Kalibrierung starten.
Der aktuelle Messwert wird angezeigt.
Nach 30 s Messung die Referenzmessung für die Flüssigkeit im FLOWave eingeben.
Wenn die Kalibrierung misslingt, wird eine Meldung angezeigt. Siehe Bedienungsanleitung.
Die neue Steigung wird angezeigt
Zum Speichern der Änderungen, Weiter wählen.
Fertigstellen wählen, um den Assistenten zu beenden.

14

Typ 8098
Messung des Stammwürzegehalts

5.3.2

Einstellen des Offsets mit einem Assistenten

Für Anwendungen mit niedrigen Würzekonzentrationen kann der Konzentrationsnullpunkt optional übereinen Offset-Abgleich in Wasser eingestellt werden.
Offset-Abgleich in Wasser oder Würze niedriger Konzentration (z. B. 1 °P) durchführen.
Steigungsabgleich bei üblicher Konzentration (z. B. 12 °P) durchführen.
Um ein korrektes Ergebnis zu erhalten, müssen bei der Einstellung folgende Bedingungen erfüllt sein:
Die Flüssigkeit muss umgewälzt werden.
Die Flüssigkeitstemperatur ist konstant.
Die Flüssigkeitskonzentration ist konstant.
Die Flüssigkeit ist blasenfrei und die Rohrleitung ist gefüllt.
Während der Kalibrierung:
Die Statusanzeige wechselt auf Orange (NAMUR-Modus: Funktionsprüfung).
Der NAMUR-Modus Funktionsprüfung ist aktiv. Die Ausgänge reagieren gemäß den Einstellungen.
Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Wartung > Kalibrierung > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2> Offset > Teach-In über Referenz wählen.
Aktuelle Einstellungen werden angezeigt.
Kalibrierung starten.
Der aktuelle Messwert wird angezeigt.
Nach 30 s Messung die Referenzmessung für die Flüssigkeit im FLOWave eingeben.
Wenn die Kalibrierung misslingt, wird eine Meldung angezeigt. Siehe Bedienungsanleitung.
Der neue Offset wird angezeigt.
Zum Speichern der Änderungen, Weiter wählen.
Fertigstellen wählen, um den Assistenten zu beenden.
Danach Steigungsabgleich bei hoher Würzekonzentration durchführen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Siehe Einstellen der Steigung über einen Assistenten [} 14]

5.3.3

Manuelles Einstellen der Steigung

Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Wartung > Kalibrierung > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2> Steigung > Wert eingeben wählen.
Wert eingeben.
Zum Speichern der Änderungen, Fertigstellen wählen.

5.3.4

Manuelles Einstellen des Offsets

Das Display-Modul verwenden oder das Gerät mit der Bürkert Communicator-Software verbinden.
SAW-Sensor > Wartung > Kalibrierung > Weitere Messwerte > Konzentration 1 oder Konzentration 2> Offset > Wert eingeben wählen.
Wert eingeben.
Zum Speichern der Änderungen, Fertigstellen wählen.
15

Typ 8098
Anhang

6

ANHANG

6.1

Menüstruktur

Werkeinstellung:
Menü oder Funktion

Werte oder Beschreibung

Gerät> SAW-Sensor> Parameter> Weitere Messwerte

Differenzierungsfaktor, akustischer Übertragungsfaktor, Konzentrationen> Konzentration 1> Name des Wertes

Concentration 1> Konzentrationsmodell

Kein(e)> Dämpfung

Kein(e)Niedrig
MittelHoch> Spezial
Ansprechzeit

1s

Sprungschwelle

Aktiviert
Deaktiviert

Sprungschwelle1%> Grenzen> EinstellungenObere Fehlergrenze

100 %Untere Fehlergrenze−0,01 %

Obere Warngrenze

100 %Untere Warngrenze−0,01 %

Hysterese

0,00%> Aktiv

Nein
Ja> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen> Konzentration 2

16> Name des Wertes

Concentration 2> Konzentrationsmodell

Kein(e)Typ 8098
AnhangMenü oder Funktion> Dämpfung

Werte oder Beschreibung
Kein(e)Niedrig
MittelHoch> Spezial
Ansprechzeit

1s

Sprungschwelle

Aktiviert
Deaktiviert

Sprungschwelle1%> Grenzen> EinstellungenObere Fehlergrenze

100 %Untere Fehlergrenze−0,01 %

Obere Warngrenze

100 %Untere Warngrenze−0,01 %

Hysterese

0,00%> Aktiv

Nein
Ja> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen> Diagnose> Gerät

Den Zustand des Geräts prüfen> AusgangswerteÜbersicht über alle Messwerte> Konzentration 1> Konzentration 2> Diagnoseereignisse> Sensor> Status> Konzentration 1 außerhalb
des BereichsKein(e)Ausfall
Außerhalb der Spezifikation
Wartungsbedarf
Ein/Aus17

Typ 8098
AnhangMenü oder Funktion> Konzentration 2 außerhalb
des Bereichs

Werte oder Beschreibung
Kein(e)Ausfall
Außerhalb der Spezifikation
Wartungsbedarf
Ein/Aus> Grenzen> Weitere Messwerte

Differenzierungsfaktor, akustischer Übertragungsfaktor, Konzentrationen> Konzentration 1> Oberer Wert
> Unterer Wert
> Konzentration 2> Oberer Wert
> Unterer Wert
> Wartung> Kalibrierung

Gerätekalibrierung für Durchfluss, Temperatur, Dichte, Differenzierungsfaktor, akustischerÜbertragungsfaktor, Konzentrationen> Weitere Messwerte

Differenzierungsfaktor, akustischer Übertragungsfaktor, Konzentrationen> Konzentration 1> Offset> Wert eingeben> Teach-In über Referenz> Steigung> Wert eingeben> Teach-In über Referenz> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen> Konzentration 2> Offset> Wert eingeben> Teach-In über Referenz
18Typ 8098
AnhangMenü oder Funktion

Werte oder Beschreibung> Steigung> Wert eingeben> Teach-In über Referenz> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Tab. 3: Ausschnitt vom Menübaum

19