光学式眼軸長測定装置

OA-2000光学式眼軸長測定装置

OA-2000
光眼軸長もフーリエドメインの時代へ「1点の測定」から「多点の測定」へ
フーリエドメイン方式で更に高い測定可能率を実現
測定光の利用効率が高く、高速走査が可能なフーリエドメイン方式を採用しました。
❶高い組織透過度による高感度測定と、❷網膜水平面約1mmの範囲で41点の走査を行い、これにより得られたBスキャン像から混濁が少なく測定が可能な部位を自動で検出して測定を行う「多点の測定」により、従来の「1点の測定」
では測定が不能だった混濁の強い眼 でも 測 定 が 可 能になり、高 い測定可能率を実現しました。

❶高感度測定 ＋ ❷多点の測定 ＝ 高い測定可能率
従来比10倍以上の高いSNRを実現！

Bスキャン像から装置が自動検出した位置のAスキャン波形+タイムドメイン

OA-1000

フーリエドメイン

OA-2000

網膜波形（当社従来比）網膜水平面約1mm範囲の41点の走査で作られたBスキャン像
Bスキャン像とAスキャン波形

Aスキャン波形による測定データの確認が可能
網膜水平面約1mmの範囲のBスキャン像と、Bスキャン像から装置が自動検出した位置のAスキャン波形と「SNR（信頼係数）」を表示します。
測定後に全ての測定データでAスキャン波形と「SNR（信頼係数）」が確 認できるため、測 定が困 難だった症例やダブルピークが立つ症例、「SNR」が低い症例で、測定データの評価が確実に行えます。

測定データ閲覧画面
網膜異常眼／ダブルピークの症例光学式眼軸長測定装置

OA-2000

光眼軸長もフーリエドメインの時代へ

1回の測定で最大8種類の検査情報を提供
1回の測定で最大7種類の検査データが取得でき、角膜トポグラフィーと併せ最大8種類の検査情報を提供します。
また、必要な検査だけを組み合わせて「標準検査」として設定できるため、日常の検査が効率良く行え、被験者の負担の軽減が図れます。
検査項目
① 眼軸長
② 角膜曲率半径・・・・・・IOLパワー計算
測定終了後の画面③ 前房深度④ 水晶体厚
⑤ 角膜厚・・・・・・・・・・・・・・・・・・有水晶体眼内レンズとLASIKの適用確認⑥ 瞳孔径・・・・・・・・・・・・・・・・・・多焦点眼内レンズの適用確認⑦ 角膜径・・・・・・・・・・・・・・・・・・有水晶体眼内レンズのサイズ決定⑧ 角膜トポグラフィー ・・・LASIK術後眼や円錐角膜の確認

測定条件設定画面

角膜トポグラフィー機能を搭載

B、Cならば角膜トポグラフィーで確認！

角膜曲率半径測定は、リングコーン方式
でφ3.0mmとφ2.5mm位置で行い、角膜不正乱視指数の「KAI」と「KRI」を併せて表示します。
また、角膜中心φ5.5mmの範囲の角膜トポグラフィー(角膜形状マップ)機能を新たに搭載し、LASIK術後眼や初期円錐角膜眼の術前の確認に威力を発揮します。
角膜不正乱視指数

測定データ閲覧画面

KAI：角膜非対称性指数・・・角膜形状が正常な楕円形でない場合に数値が大きくなる。
KRI：角 膜 規 則 性 指 数・・・角膜表面が平滑でない場合に数値が大きくなる。

角膜トポグラフィー表示

角膜不正乱視指数の判定
A：角膜不正乱視の可能性が低い
B：角膜不正乱視の可能性が僅かに高い
C：角膜不正乱視の可能性が高い
LASIK術後眼

円錐角膜の疑い

角膜乱視眼

LASIK術後眼対応式を含む10式標準装備
LASIK術後眼対応式3式を含む10式標準装備し、2式×2モデルまでの同時計算か1式×4モデルまでの同時計算が行え、長・短眼軸眼における複数式での比較も容易に行えます。
また、レンズ定数は15モデルまで登録が可能です。
IOLパワー計算画面／OKULIX

IOLパワー計算式① SRKⅡ③ Hoﬀer-Q⑤ HAIGIS standard⑦ SRK昭和大修正式② SRK/T④ HOLLADAY 1⑥ HAIGIS optimized

IOLパワー計算画面

LASIK術後眼対応IOLパワー計算式⑧ Double K SRK/T（History式）⑨ Shammas-PL（No-history式）⑩ OKULIX（光線追跡法）

計算データ、計算結果と術後成績の保存が行え、レンズ定数の最適化機能と統計機能により、術者固有のレンズ定数（Personal定数）の算出と決定をサポートします。

統計機能画面

トーリック眼内レンズ・サポート機能
虹彩紋理や結膜血管などの特徴点を基準として、トーリック眼内レンズの挿入予定軸マーキングの目安となる前眼部像をプリントアウトすることができるサポート機能を搭載しました。

トーリック眼内レンズ・サポート機能画面

光学式眼軸長測定装置

OA-2000

光眼軸長もフーリエドメインの時代へ

検者間誤差が生じ難いオート測定
被検眼の動きを自動追尾する
オートアライメント機能により、検者は瞳孔中心を指示するだ
けで、装置が自動でアライメントを合せてデータの取込みを行うため、検者による操作が最小限で検者間誤差が生じ難いオート測定です。
また、オート測定が困難な場合
タッチパネル操作で瞳孔中心を指示するだけ
は、電動ジョイスティックを使ったマニュアル測定も可能です。
測定中は前眼部像に加え、角膜と網膜のAスキャン波形をリアルタイムで表示するため、測定中に固視状態を把握できます。

見やすく、操作がし易い
チルト機能付き
10.4インチ大型モニター▲
角膜前面波形▲
網膜波形

超音波式測定装置との連携オプションの超音波式眼軸長測定装置
AL-4000は、連携するだけでなく完全に連動するため、超音波式での測定からIOLパワー計算、プリントアウトや各種データの管理、データ通信まで全てOA-2000で行えます。

超音波眼軸長測定装置
AL-4000

IOLパワー計算画面
眼軸長測定画面

眼軸長測定システム（OA-2000+AL-4000顎台・V字天板仕様）

仕様

生体距離計測機能
眼軸長14.0〜40.0mm

角 膜 曲 率 半 径

5.0〜11.0mm

前房

深度

1.5〜7.0mm

瞳孔径

1.5〜13.0mm

水晶体厚0.5〜6.0mm

角膜径

7.0〜16.0mm

厚200〜1,200μm

角膜

IOLパワー計算機能

計算式

SRKⅡ ／ SRK/T ／ Hoﬀer-Q ／ HOLLADAY 1 ／ HAIGIS standard ／HAIGIS optimized ／ SRK昭和大修正式〈LASIK術後眼対応IOLパワー計算式〉
Double K SRK/T ／ Shammas-PL ／ OKULIXI O L デ ータ登 録 数

15デ ィ ス プ レ イ

10.4インチ ／ TFTカラー液晶（タッチパネル機能付き）

プ リ ン タ ー内蔵サーマルプリンター（オートカッター機能付き）

対 応 記 憶 媒 体

外部SDカード ／ 外部USBメモリ

出USB ／ LAN力

端子

電源／消費電力

AC100V ／ 50/60Hz ／ 110VA

寸 法 ／ 重 量300（W）
×490（D）
×450（H）mm ／ 24kg

オプション
■眼軸長・角膜厚測定装置
AL-4000■電動光学台CT-360360（W）
×450（D）
×601〜845（H）mm

CT-600■天板
TP-360360（W）×450（D）mm
OA-2000、顎台AL-1100が単独で搭載可能

600（W）
×450（D）
×601〜845（H）mm

TP-750C750（W）
×450（D）mm■顎台 AL-1100+ 顎台アタッチメント

OA-2000と顎台AL-1100を並べて搭載可能

TP-103V（V字型天板）
1,030（W）
×550（D）mm

OA-2000と顎台AL-1100を並べて搭載可能

CT-360 + TP-360※仕様・外観等は、予告なしに変更する場合があります。
製造販売元

ご用命は

〒451− 0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号
TEL (052) 581− 5321 FAX (052) 581− 5626
URL http://www.tomey.co.jp160215