インテリジェント・バイポーラ電源
PBZ シリーズカタログ

P

B

Z

S

E

R

I

E

よりリアルに、よりフレキシブルに再現する

新シミュレーション電源！

D C

P O W E R

S U P P L Y

インテリジェント・バイポーラ電源

PBZ シリーズ

PBZ20-20（± 20V/ ± 20A）、PBZ40-10（± 40V/ ± 10A）
PBZ60-6.7（± 60V/ ± 6.7A）、PBZ80-5（± 80V/ ± 5A）の 4 モデル
USB、GPIB、RS232C 標準装備。LAN（オプション）Sよりリアルに、よりフレキシブルに再現する

新シミュレーション電源！

コンフォータブルな

7つの特長を備えて新登場！

試験を実現する

1 任意波形生成機能搭載
2 シーケンス機能
3 同期運転機能
4 並列運転機能
5 ユニポーラモード
6 高速応答 100kHz（CV）
7 低リップル・ノイズ！

インテリジェント・バイポーラ電源

PBZ series■ PBZ20-20（±20V/±20A） ■ PBZ60-6.7（±60V/±6.7A）■ PBZ40-10（±40V/±10A） ■ PBZ80-5（±80V/±5A）● USB ／ GPIB ／ RS232C 標準装備
LAN（オプション）

PBZ シリーズは、＋、－両極性を出力端子の切り換えなしに、連標準価格（税抜）￥690,000

4 象限（バイポーラ）動作概念図

続的に 0 を通過して、どちらへも可変できるバイポーラ方式直流安定化電源です。4 象限動作により、電力を供給（ソース）できるとともに吸収（シンク）することもでき、誘導性負荷や容量性負荷を駆動することに適しています。
ファンクションジェネレータ（信号発生機能）を内蔵し、自在に波形生成とシーケンス設定が行えます。また、電源変動試験に必須の同期運転機能や出力電流を拡張する並列運転機能も装備しています。
「スイッチング」＋「リニア」方式を採用することにより、当社従来モデル比 40% 軽量化（質量約 22kg）としながら低リップル・
ノイズで、高速動作（CV モード :100kHz）を実現しています。
電圧と電流の向きが同じ（source）
電圧と電流の向きが反対（sink）

2

series

主な特長／機能Intelligent Bipolar DC power supply

1

波形生成機能ファンクションジェネレータ内蔵！ 任意波形でプログラムも簡単設定！

PBZ シリーズは、正弦波、方形波、三角波の基本波形に加えて、16 波形まで登録できる任意波形発生機能を装備しています。
これらは、振幅・周波数・開始位相・周波数スイープ・方形波デューティの設定が可能となります。
任意 16 波形は、自在に編集することができ、独自に編集作成した波形を登録し簡単に呼び出して使用することができます。また、シーケン
ス機能（P4 参照）では、各波形を 1 ステップとして設定することができ、最大で 1024 ステップを 16 のプログラムに設定可能です。
※波形編集には専用アプリケーションソフト（オプション：Wavy for PBZ）が必要となります。
（P11 参照）●16 の任意波形（下記はデフォルト登録時）● 3 つの基本波形

ランプ（立上り）

ランプ（立下り）

sin 波の半周期（正極）sin 波の半周期（負極）指数関数（立上り）

指数関数（立下り）

sin 波の半波整流（正極）sin 波の半波整流（負極）sin 波の全波整流（正極）sin 波の全波整流（負極）2 次系ステップ応答（減衰係数 0.1）

2 次系ステップ応答（減衰係数 0.2）2 次系ステップ応答（減衰係数 0.7）

2 次系インパルス応答（減衰係数 0.1）

2 次系インパルス応答（減衰係数 0.2）

2 次系インパルス応答（減衰係数 0.7）

正弦波

三角波

方形波

自在な波形生成で拡がるアプリケーション
車載電装品電源変動試験

二次電池充放電試験

疑似電池充放電試験

パルスメッキ用定電流源

カーナビ等

各種二次電池デジカメ、ケータイ等

HDD 等

V

I

V

＋I

0
T

T

T

ーI

T

リップル重畳試験

DC モーター耐久試験

磁界発生定電流源

その他

各種蓄電素子等

プリンタ等

ヘルムホルツコイル●ブレーカ、リレーの接触抵抗試験

I＋V●ソレノイド、コイル等の特性試験

I

0

T

ーV

T

T

3

主な特長／機能

2

シーケンス機能
正弦波、三角波、方形波の基本波形およスクリプト機能でシーケンスがさらに便利に！
●ステップとプログラムの設定概念図

び 16 の任意波形も 1 ステップで設定できますので、複雑なシーケンスも簡単

プログラム 1

プログラム 2に作成する事が出来ます。シーケンスは、
1024 ステップにより構成されます。
このステップを組合せた単位がプログラムとなり、最大 16 プログラムに分割して設定することができます。

プログラム 3

Step
2

Step
5

Step
3
Step
1

Step
6

Step
4

プログラム 4

Step
7

シーケンスの実行は、プログラム単体で

最 大16
プログラム

Step
8

プログラム 16の実行はもちろん、スクリプト機能によ

Step
1024

り、プログラムを自在に組合わせて実行することができます。

1024 ステップ

最大

右図のようにプログラム 1 で 8 ステップ使用した
場合、1024-8=1016 となり、残り 1016 ステッ
プ、15 プログラムの設定が可能となります。

スクリプトとは、設定したプログラムの●スクリプトの例

順序や繰返し回数を指定する機能です。
1 スクリプトにつき最大 50 行まで設定可能です。尚、スクリプトは CV/CC モー

プログラム 1

スクリプト

プログラム 3

ドで各 1 つの設定となります。

最大プログラム 7

50行

プログラム 5
プログラム 43

同期運転機能シーケンスを実行しても時間的なズレが発生しない！

PBZ を複数台使用して、シーケンスを実行する場合に各電源出力の同期を取る機能です。
これにより長時間のシーケンスを実行しても時間的なズレが発生しません。※起動時 1μ s 以下の遅延発生します。

ト リ ガ
同期運転

クロック
同期運転

●同期運転使用例
電圧変動試験システム構成例

同期

システムコントローラ

同期

並列

USB
GPIB
RS232CLAN（オプション）▲トリガ、クロック併用同期運転例

同期

PBZ20-20

PBZ20-20

PBZ20-20

PBZ20-20

40A

20A

20A

20A

ACC

IG

+B（電圧）+B（電流）

被テストデバイス / 機器

4

seriesIntelligent Bipolar DC power supply

45

並列運転機能手軽に容量拡大

ユニポーラモード

第 2 象限を全域動作

出力電流を拡張する機能です。必要な電流値に合わせ、並列接続に本製品特有の機能です。電圧が単一極性なのでユニポーラモードとて対応します。同一モデルで標準 2 台、オプションの並列運転キッ呼びます。ユニポーラ電源は、電流が単一方向ですが、ユニポーラ

トを使用すればユーザ様で簡単にセットアップすることが出来ます。

モードは、電流を双方向（ソース、シンク）に流すことが可能です。

尚、3 台以上については PBZ SR シリーズ（P12 参照）を、6 台

図に示すように、電圧（縦軸）と電流（横軸）を直交させたグラフ

以上については、別途ご相談ください。

で表すと、第 1 象限と第 2 象限の領域（2 象限）で動作が可能です。
バイポーラモードでは、第 2、第 4 象限に電力制限領域（PBZ20-■ 並列運転キット（オプション）

PBZ シリーズ（同一モデル）2 台を並列接続するためのアクセサリ
キットです。設置方法に応じたタイプをお選びください。
※ PK02-PBZ および PK03-PBZ にブラケットは付属しましせん。
●デスク据置き用：PK01-PBZ

20：100W、PBZ40-10：180W、PBZ60-6.7：200W、
PBZ80-5：200W）がありますが、ユニポーラモードでは、第 2象限全域で動作が可能となります。

バイポーラモード（4 象限）

標準価格（税抜）¥35,000

キット内容：ブラケット、絶縁シート、OUTPUT 端子間接続バー、並列
出力端子カバー、ブラケット用ねじ（M4-8L）、スペーサ、負荷電線用ねじ（M5-10L）、並列運転信号ケーブル

V

標準価格（税抜）¥35,000

V
全域での
動作が可能

第 2 象限 第 1 象限

●ラック組込み用（インチサイズ EIA 規格）：PK02-PBZ
キット内容：絶縁シート、OUTPUT 端子間接続バー、負荷電線用ねじ（M5-10L）、並列運転信号ケーブル

ユニポーラモード（2 象限）

第 2 象限 第 1 象限

0
ーI

ーI

I

0

I
第 3 象限 第 4象限●ラック組込み用（ミリサイズ JIS 規格）：PK03-PBZ

ーV

標準価格（税抜）¥35,000

キット内容：絶縁シート、OUTPUT 端子間接続バー、負荷電線用ねじ（M5-10L）、並列運転信号ケーブル

6

7

高速応答

100kHz（CV モード）

低リップル・ノイズ

優れた波形品位

周波数特性 100kHz（CV）。立上り、立下り時間 3.5 μ s の優れた

各種シミュレーション、パルス駆動機器に影響を与えない優れた波形

波形品位で様々な波形を高精度に再現します。

品位。

3.1
μs

拡 大（10mV/Div）
20mVp-p▲立上り波形サンプル
レスポンス 3.5 μs 設定時▲ 0.1V ステップ実波形サンプル
リップル 2mVrms、
ノイズ 20mVp-p（PBZ20-20）※ PBZ40-10		
：リップル 4mVrms、ノイズ 20mVp-p
PBZ60-6.7		
：リップル 4mVrms、ノイズ 30mVp-p
PBZ80-5		
：リップル 4mVrms、ノイズ 30mVp-p

5

その他の特長／機能

従来モデル比 40％軽量化

レスポンス切換

質量約 22kg。「スイッチング」＋「リニア」方式を採用することにより、CV、CC モード共に、4 レンジの切り替えが行えます。

大幅な軽量化を実現。ベンチトップでの使用はもとより、試験環境の移レスポンス設定により、出力電圧・電流の立上り、立下り時間が変わり動等、作業性の向上に貢献します。

ます。（レスポンスの設定時間が立上り、立下り時間を示しています。）

充実した測定機能

CV モード設定内容

内蔵した測定機能により従来必要だったマルチメータ等の測定機器がなくても試験が可能です。また、測定時間 TRIG 信号による測定開始、測選択肢

定開始遅延時間の設定が行えます。
設定項目
DC

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001V）
確度 *1

測定範囲（分解能） 120% of rating/CF（0.001V）

DC ＋ AC

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001V）±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）

AC、
DC ＋ AC

確度 *1, *2±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）（10kHz 〜 50kHz）±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）（50kHz 〜 100kHz）

35 μs

70 μs

35 μs

35 μs

10 μs

100 μs100 μs100 μs100 μs350 μs35 μs350 μs350 μs350 μs100 μs

1ms

1ms

1ms

1ms

3.5 μs

35 μs

70 μs

35 μs

35 μs

工場出荷時設定

保護機能（過電圧 / 過電流 /V-I LIMIT/ 過熱）●過電圧、過電流保護
出力の電圧、電流が保護作動点を超えると作動します。保護作動点は正（＋）側、負 ( ー ) 側を別々に設定出来ます。保護作動機能は、過電圧、過電流毎に下記 3 つの作動方式が選択できます。
▶ OUTPUT-OFF 設定：出力をオフする。

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.01V）▶ POWER-OFF 設定：出力をオフし、さらに POWER スイッチをPEAK

確度 *1, *3±（0.5% of rating）

オフする。

測定範囲

120% of rating（0.001A）

確度 *1±（ 0.3% of reading ＋ 0.1% of rating）

AC

測定範囲（分解能） 120% of rating/CF（0.001A）

DC ＋ AC

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.001A）

電流測定
AC、
DC ＋ AC

確度 *1, *2

OVP/OCP

出力-OVP/-OCP±（10% of reading ＋ 1% of rating）（10kHz 〜 100kHz）OUTPUT-OFF

測定範囲（分解能） 120% of rating（0.01A）

PEAK

確度 *1, *3

保護機能作動+OVP/+OCP±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）

PEAK

測定時間

*3.

PBZ80-5

3.5 μs

PEAK

DC

*1.
*2.

電流のレスポンス
PBZ20-20 PBZ40-10 PBZ60-6.7±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）

AC

電圧測定

CC モード電圧のレスポンス

出力

ON

OFF

POWER
スイッチ

ON

ON

出力

ON

OFF

POWER
スイッチ

ON

保護機能作動OFF

OVP/OCPPOWER-OFF±（0.5% of rating）+OVP/+OCP

100 μ s ～ 3600s

V-LIMIT/I-LIMIT
出力

周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において入力信号は規定する周波数範囲でクレストファクタ 3 以下の正弦波、測定時間は入力信号周期の 10 倍以上において1 kHz 正弦波の波高値

保護機能作動

▶ V/I-LIMIT+V-LIMIT/+I-LIMIT-OVP/-OCP

保護作動点以上の電圧、電流を抑制。
（出力オフはしない）
出力
出力

ON

OFF

OUTPUT-OFF
V/I-LIMIT
機 能 を 使 用 す る こ と で、CV
モ ー ド か ら I-LIMIT へ、CC
-V-LIMIT/-I-LIMIT POWER
ON
ON
スイッチ

メモリ機能

モードから V-LIMIT へ自動的に切り替り、CV モードから CC モード、

●プリセットメモリ
使用頻度の高い設定条件を保存します。メモリ数は

出力

ON

ON

POWER
スイッチ
スイッチ

ON

OFF

V-LIMIT
出力ON
OFF
CC モードから
I-LIMIT CV モードの自動移行電源として使用することができ
POWER-OFF
POWER
ON
ON

ます。
CV モード、CC

V-LIMIT/I-LIMIT

モード共に 3 つです。保存される項目が、直流信号、交流信号に限定
されます。

出力

●セットアップメモリ-V-LIMIT/-I-LIMIT

一般的なメモリとして使用出来ます。基本的な設定項目の全てを保存することが出来ます。

V-LIMIT
I-LIMIT

メモリ数は、モードに関係なく 10 の設定の保存が可能です。

CV/CC 選択機能

保護機能作動

+V-LIMIT/+I-LIMIT

出力

ON

ON

POWER
スイッチ

ON

ON

●過熱保護
本製品の内部温度が異常に上がった際に作動します。

6

定電圧電源として使用する場合は CV モードへ、定電流電源として使用

本製品の動作周囲温度範囲を越えた環境で使用や、吸・排気口の周辺する場合は CC モードを選択下さい。電圧・電流の上下限は「V」または「I」に充分なスペースが確保されていない状態で使用された場合等に本製の± Limit 機能を用います。

品を保護します。

seriesIntelligent Bipolar DC power supply

ソフトスタート・ソフトストップ機能

出力電圧、電流モニタ

ソフトスタートは、出力をオフからオンにしたときに、出力の値がゼロ●電圧モニタから DC 設定値になるまで、ソフトスタート時間をかけて立上ります。
ソフトストップは、出力をオンからオフにしたときに、出力の値が DC
設定値からゼロになるまで、ソフトストップ時間をかけて立下ります。

後面パネル（J1 コネクタ）
0V から±定格に対して、0 ～± 2V●電流モニタソフトスタート／ソフトストップ時間の設定ができるのは DC 設定値の前面パネル（BNC 端子）

みです。ソフトスタート、ソフトストップ動作中に OUTPUT キーを押

0A から±定格に対して、0 ～± 2V

すと、動作を中止して出力がオフになります。

周波数特性 DC ～ 20kHz（-3dB)
出力オフ

出力

後面パネル（J1 コネクタ）の操作

0A から±定格に対して、0 ～± 2V
DC

外部コントロール●外部出力 ON/OFF

0●シャットダウンt

OUTPUT
LED 消灯点灯

点灯

ソフトスタート時間

消灯

ソフトストップ時間

ステータス信号出力
CV、CC、OUTPUT、ALARM を出力

外部信号入力（外部電圧コントロール）

出力オン
の操作

ファイン設定機能

2 つの入力信号に対応しています。
●後面パネル（J1 コネクタ）DC 制御信号 0 ～約± 10V の外部電圧でDC 設定値を微調整（増加、減少）出来ます。

内部信号源の直流信号が制御出来ます。

入力範囲● PBZ20-20
CV：DC 設定値± 1.0000V

分解能 0.0001V

CC：DC 設定値± 1.0000A

分解能 0.0001A

Vext

+
COM

● PBZ40-10
CV：DC 設定値± 2.0000V

分解能 0.0001V

CC：DC 設定値± 0.5000A

分解能 0.0001A● PBZ60-6.7●前面パネル EXT SIG IN（BNC 端子）の入力信号
EXT SIG IN（BNC 端子）を入力信号とするバイポーラ増幅器の構成

CV：DC 設定値± 3.0000V

分解能 0.0002Vとなります。増幅器のゲイン、極性（反転、非反転）、およびオフセッ

CC：DC 設定値± 0.3350A

分解能 0.0001A

トが設定出来ます。最大許容入力電圧● PBZ80-5

ンス約 10k Ω

CV：DC 設定値± 4.0000V

分解能 0.0002V

CC：DC 設定値± 0.2500A

分解能 0.0001A

出力

コモン端子

± 12Vpeak 入力インピーダ

OUTPUT 端子の COM に接続。

外部信号入力（外部抵抗コントロール）
外部可変抵抗器で基準電圧の分圧比を替えることによって、内部信号源の直流信号が制御できます。CV モードでは電圧を、CC モードでは電

(＋)
(ー)

0

FINE 設定値

DC 設定値流を制御できます。出力は外部抵抗による設定値、パネルによる DC 設
定値、およびリモートコントロールの設定値の加算値になります。

t

キーロック
3 つのレベルのキーロックがあります。

Rext

10 kΩ

●OUTPUT キー、RECALL キー
A,B,C キー（プリセットメモリー）以外の操作を禁止●OUTPUT キー以外の操作を禁止

温度感応型ファンモータ

●全てのキー操作を禁止（KEY LOCK(SHIFT ＋ LOCAL) キーは除く）

内部温度を検出して、ファン回転をコントロールしています。

リモートセンシング機能

インターフェース

リモートセンシングとは負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を

USB、GPIB、RS232C 標準装備。

低減して負荷端の出力電圧を安定させる機能です。CV モードで使用出

LAN（オプション）については P11 をご参照下さい。

来ます。片道で約 0.5V まで補償出来ます。負荷用電線の電圧降下が補
償電圧を超えないように十分な電流容量の負荷用電線を選択して下さい。

7

仕AC 入力・定格出力

様

PBZ20-20

PBZ40-10

100V ～ 240Vac、50/60Hz

電圧、周波数範囲

90V ～ 250Vac、47Hz ～ 63Hz

電流

10Aac 以下（定格負荷時）

AC 入力

突入電流

40Apeak 以下

電力

900VA 以下（定格負荷時）

力率

定格出力

400W

402W

400W

出力電圧

± 20V

± 40V

± 60V

± 80V

出力電流

± 20A

± 10A

± 6.7A

± 5A

対接地電圧

定電圧（CV モード）
設定範囲 *1

500Vdc（出力の COM 端子のみ可）PBZ20-20

PBZ40-10

PBZ60-6.7

PBZ80-5

バイポーラモード

0.000V 〜± 21.000V

0.000V 〜± 42.000V

0.000V 〜± 63.000V

0.000V 〜± 84.000V

ユニポーラモード

0.000V 〜 21.000V

0.000V 〜 42.000V

0.000V 〜 63.000V

0.000V 〜 84.000V

ファイン機能設定分解能± 5% of rating
0.001V（ファイン機能の設定分解能は 0.0001V）

設定確度 *20.002V（ファイン機能の設定分解能は 0.0002V）±（0.05% of setting ＋ 0.05% of rating）

温度係数
交流電圧

±（100ppm/℃ of rating）（TYP 値）

設定範囲 *1

0.0Vpp 〜 42.0Vpp

設定分解能

0.01V

0.0Vpp 〜 84.0Vpp

0.0Vpp 〜 126.0Vpp± 0.5% of rating

設定範囲

0.01Hz ～ 100.00kHz

設定分解能

0.01Hz

設定確度± 200 ppm

スイープ

リニア、ログ

スイープ時間100 μ s 〜 1000s（分解能 100 μ s）

種類
交流波形

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 波）

開始位相0°〜 359°
0.1% 〜 99.9%（f ＜ 100Hz）、1% 〜 99%（100Hz ≦ f ＜ 1kHz）
10% 〜 90%（1kHz ≦ f ＜ 10kHz）、50% 固定（10kHz ≦ f）

方形波 DUTY
周波数特性 *4

DC ～ 100kHz（TYP 値）

レスポンス *5 *6

3.5 μ s、10 μ s、35 μ s、100 μ s（TYP 値）

オーバーシュート
定電圧特性

リップルノイズ

0.0Vpp 〜 168.0Vpp

0.1V

設定確度 *3

交流周波数

PBZ80-50.95（入力電圧 100V、定格負荷時）（TYP 値）

出力電力

直流電圧

PBZ60-6.7

公称入力電圧5％以下（TYP 値）（p-p）*7（rms）*820mV（TYP 値）

30mV（TYP 値）

2mV（TYP 値）

4mV（TYP 値）

負荷変動 *9±（0.005% of setting + 1mV）

電源変動 *10±（0.005% of setting + 1mV）

*1.
*2.
*3.
*4.
*5.
*6.

直流電圧と交流電圧を合わせたピーク値は直流電圧設定範囲内に制限
周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において周囲温度 18 ℃～ 28 ℃、1 kHz 正弦波、レスポンス 3.5 μ s、無負荷において外部信号入力電圧に対する出力電圧の振幅比が -3 dB になる周波数（基準周波数 1 kHz、レスポンス 3.5 μ s、定格負荷にて）立ち上が時間／立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン／オフを除く）。設定したレスポンスによる周波数特性になります（周波数帯域＝ 0.35 / 立ち上がり時間）。
立ち上がり時間：出力電圧を 0 V から定格電圧まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 10 % から 90 % までの時間
立ち下がり時間：出力電圧を定格電圧から 0 V まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 90 % から 10 % までの時間*7. 測定周波数帯域は 10 Hz ～ 20 MHz（出力端子において）*8. 測定周波数帯域は 10 Hz ～ 1 MHz（出力端子において）*9. 定格出力電流の 0 % ～ 100 % 変化に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端において）*10. 公称入力電圧の± 10 % の変化に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端において）定電流（CC モード）
バイポーラモード
設定範囲 *1
直流電流

ユニポーラモード

PBZ20-20

PBZ40-10

PBZ60-6.7

PBZ80-50.000A 〜± 21.000A

0.000A 〜± 10.500A

0.000A 〜± 7.035A

0.000A 〜± 5.250A

ファイン機能± 5% of rating

設定分解能0.001A（ファイン機能の設定分解能は 0.0001A）

設定確度 *2±（0.3% of rating ）

温度係数
設定範囲 *1
交流電流±（100ppm/℃ of rating）（TYP 値）
0.0App ～ 42.0App

0.0App ～ 14.07App± 0.5% of rating

設定範囲

0.01Hz ～ 100.00kHz

設定分解能

0.01Hz

設定確度± 200 ppm

スイープ

リニア、ログ

スイープ時間100 μ s 〜 1000s（分解能 100 μ s）

種類
交流波形

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 波）

開始位相0°〜 359°
0.1% 〜 99.9%（f ＜ 100Hz）、1% 〜 99%（100Hz ≦ f ＜ 1kHz）
10% 〜 90%（1kHz ≦ f ＜ 10kHz）、50% 固定（10kHz ≦ f）

方形波 DUTY
周波数特性 *4
レスポンス *5 *6
定電流特性

*1.
*2.
*3.
*4.
*5.
*6.
*7.
*8.
*9.

8

オーバーシュート
リップルノイズ（rms） *7

0.0App ～ 10.5App

0.01A

設定確度 *3

交流周波数0.0App ～ 21.0App

設定分解能

DC ～ 10kHz（TYP 値）

DC ～ 5kHz（TYP 値）

DC ～ 10kHz（TYP 値）

35 μ s、100 μ s、350 μ s、1ms（TYP値） 70 μ s、100 μ s、350 μ s、1ms（TYP値）

5％以下（TYP 値）
3mA（TYP 値）

負荷変動 *8±（ 0.01% of setting + 1mA ）電源変動 *9±（ 0.01% of setting + 1mA ）直流電流と交流電流を合わせたピーク値は直流電流設定範囲内に制限
周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において周囲温度 18 ℃～ 28 ℃、100 Hz 正弦波、レスポンス 35 μ s、出力短絡において
外部信号入力電圧の振幅と出力電流の振幅比が -3 dB になる周波数（基準周波数 100 Hz、レスポンス 35 μ s、定格負荷にて）周波数特性は負荷インピーダンスによって変わります。負荷インピーダンスが増加すると周波数特性は低下します
立ち上がり時間／立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン／オフを除く）。立ち上り / 立ち下り時間は負荷インピーダンスによって変わります
立ち上がり時間：出力電流を 0 A から定格電流まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 10 % から 90 % までの時間
立ち下がり 時間：出力電流を定格電流から 0 A まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 90 % から 10 % までの時間
測定周波数帯域は 10 Hz ～ 1 MHz（定格出力電圧の 10 % ～ 100 % において）定格出力電圧の 10 % ～ 100 % に対する出力電流の変動値
公称入力電圧の± 10 % の変化に対する出力電流の変動値（定格出力電圧の 10 % ～ 100 % において）

35 μ s、100 μ s、350 μ s、1ms（TYP値）

seriesIntelligent Bipolar DC power supply
測定表示機能PBZ20-20

PBZ40-10

PBZ60-6.7

測定範囲（分解能）
DC

電圧測定

確度 *1

±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）

温度係数±（100ppm/℃ of rating）（TYP 値）AC

測定範囲（分解能）

DC ＋ AC

測定範囲（分解能）

120% of rating/CF（0.001V）
120% of rating（0.001V）±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）

AC、
DC ＋ AC

確度 *1, *2

PEAK

測定範囲（分解能）PEAK

確度 *1, *3±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）（10kHz 〜 50kHz）±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）（50kHz 〜 100kHz）
120% of rating（0.01V）±（0.5% of rating）

測定範囲（分解能）
DC

電流測定

PBZ80-5120% of rating（0.001V）

120% of rating（0.001A）

確度 *1±（ 0.3% of reading ＋ 0.1% of rating）

温度係数±（150ppm/℃ of rating）（TYP 値）AC

測定範囲（分解能）

DC ＋ AC

測定範囲（分解能）

AC、
DC ＋ AC

確度 *1, *2

PEAK

測定範囲（分解能）PEAK

確度 *1, *3

120% of rating/CF（0.001A）
120% of rating（0.001A）±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）（5Hz 〜 10kHz）±（10% of reading ＋ 1% of rating）（10kHz 〜 100kHz）
120% of rating（0.01A）±（0.5% of rating）

測定時間

100 μ s ～ 3600s*1. 周囲温度 18 ℃～ 28 ℃において*2. 入力信号は規定する周波数範囲でクレストファクタ 3 以下の正弦波、測定時間は入力信号周期の 10 倍以上において*3. 1 kHz 正弦波の波高値
保護機能

PBZ20-20

PBZ40-10

過電圧保護（-110% of rating ≦ -V.LIM ≦ +V.LIM ≦ +110% of rating）または（-110% of rating ≦ -OVP ≦ -1% of rating、+1% of rating ≦ OVP ≦ +110% of rating）の選択

設定範囲（ユニポーラモード）

0 ≦ -V.LIM ≦ +V.LIM ≦ +110% of rating または+1% of rating ≦ OVP ≦ +110% of rating の選択

過電流保護

過熱保護

設定分解能

0.01V

設定確度

± 1% of rating
OCP または、I-LIMIT（出力制限）
OCP は出力オフまたは POWER スイッチオフを選択（-110% of rating ≦ -I.LIM ≦ +I.LIM ≦ +110% of rating）または（-110% of rating ≦ -OCP ≦ -1% of rating、+1% of rating ≦ OCP ≦ +110% of rating）の選択

設定範囲
設定分解能

0.01A

設定確度

± 1% of rating

保護動作

過熱検出時に出力オフ

バイポーラモード
電力制限（シンク電力） ユニポーラモード

100W（TYP 値）

内部信号源
直流信号制御180W（TYP 値）

200W（TYP 値）

400W（TYP 値）

制御機能

PBZ20-20

402W（TYP 値）

400W（TYP 値）

PBZ60-6.7

PBZ80-5

PBZ40-10

制御電圧入力約 0V 〜約± 10.0V で定格出力の 0% 〜± 100%

制御電圧比入力

10k Ωの外部抵抗で、内蔵している基準電圧の分圧比を替えることによって、定格出力の 0% 〜± 108%

出力オン／オフ制御入力

出力オン／オフ用外部接点入力

シャットダウン入力

POWER スイッチオフ用外部接点入力

ステータス入力

CV モード、CC モード、出力オン、アラーム発生

電圧は出力端子にて検出
V.LIMIT（電圧制限）を選択した場合でも OVP が有効。OVP 作動点は約±（120 % of rating）

信号入出力

PBZ20-20

PBZ40-10

PBZ60-6.7

PBZ80-5ー 20 〜＋ 20

ー 40 〜＋ 40

ー 60 〜＋ 60

ー 80 〜＋ 80

CC モードー 20S 〜＋ 20S

ー 10S 〜＋ 10S

ー 6.70S 〜＋ 6.70Sー 5S 〜＋ 5S

設定分解能

0.01V（CV モード）、0.01S（CC モード）

CV モード増幅器利得
外部信号入力

設定確度 *1± 12 Vpeak
10k Ω（TYP 値）

出力電圧確度
出力電圧周波数特性
端子
入力電圧

クロック入力DC 〜 20kHzBNC Safety Socket（コモンは出力の COM 端子に接続）
0.5 Vpp 〜 5 Vpp

ロック周波数範囲

10MHz ± 200Hz

ロック時間

出力インピーダンス
出力周波数
端子
入力レベル
極性
パルス幅
遅延
入力インピーダンス
端子
出力レベル

トリガ出力

定格電流に対して 2V± 1% of rating（TYP 値）

1k Ω（AC 結合）（TYP 値）

出力電圧

トリガ入力

BNC Safety Socket（コモンは出力の COM 端子に接続）

入力インピーダンス端子

クロック出力± 5% of rating

入力インピーダンス
出力電圧
電流モニタ
出力

0.1V（CV モード）、0.01S（CC モード）

最大許容入力電圧
端子2s 以下
絶縁型 BNC（コモンはシャシから絶縁：対接地電圧は最大 42 Vpeak）
1 Vpp（50 Ω終端時）（TYP 値）
50 Ω（AC 結合）（TYP 値）
10MHz ± 200Hz
BNC（コモンはシャシに接続）
H レベル：2V 〜 5V、L レベル：0V 〜 0.8V（TTL 互換）
H レベル、L レベル
1 μ s 以上
1 μ s 以下
10k Ω（TYP 値）（DC 結合）
BNC（コモンはシャシに接続）
H レベル：2.7V 〜 5V、L レベル：0V 〜 0.4V（TTL 互換）

極性

H レベル、L レベル

パルス幅

10 μ s（TYP 値）

立上り、立下り時間
ファンアウト端子*1.

PBZ80-5

設定範囲（バイポーラモード）

保護動作 *1, *2

*1.
*2.

PBZ60-6.7

OVP または、V-LIMIT（出力制限）
OVP は出力オフまたは POWER スイッチオフを選択

保護動作 *1, *2

100ns 以下PBZ シリーズ 5 台
BNC（コモンはシャシに接続）

増幅器利得を最大にして、DC において9

インターフェース
共通仕様

PBZ20-20

PBZ40-10

ソフトウェアプロトコル
コマンド言語SCPI Specification 1999.0 仕様に準拠

ハードウェアEIA232D 仕様に準拠。 D-SUB9 ピンコネクタ（オス）*1
ボーレート：1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
データ長 7 Bit または 8 Bit、ストップビット 1Bit または 2Bit、パリティビットなし
フロー制御 X-Flow/ なし

RS232C
プログラムメッセージ
ターミネータ

受信時 LF、送信時 CR/LF

プログラムメッセージ
ターミネータ

受信時 LF or EOI、送信時 LF ＋ EOI

プライマリアドレス

1 〜 30USB2.0 仕様に準拠、通信速度 12Mbps（Full Speed）、
ソケット B タイプ

ハードウェアUSB

プログラムメッセージ
ターミネータ

受信時 LF or EOM、送信時 LF ＋ EOM

デバイスクラス

USBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠

ハードウェアIEEE802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet
IPv4,RJ-45 コネクタ *2

LAN（工場オプション） 通信プロトコル

PBZ80-5

IEEEStd 488.2-1987 仕様に準拠
SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E1
24 ピンコネクタ（レセプタクル）

ハードウェアGPIBPBZ60-6.7
IEEEStd 488.2-1992

LXI Class C,Specification 1.2 仕様に準拠

LXI Class C,Specification 1.4 仕様に準拠
VXI-11

プログラムメッセージ
ターミネータ

受信時 LF or END、送信時 LF ＋ END*1. ケーブルはクロスケーブル（ヌルモデムケーブル）を使用*2. カテゴリ 5、ストレートケーブルを使用
その他の機能PBZ20-20

PBZ40-10

プログラム数
シーケンス機能 ステップ数

100 μ s 〜 1000h（分解能 100 μ s）*1

プリセットメモリー

3 メモリー

セットアップメモリー

10 メモリーキーロック

3 段階から 1 つを選択

リモートセンシング

機能オン／オフ、CV モードで使用

電源投入時の動作設定

出力のオン、シーケンス機能の実行開始

ソフトスタート／ソフトストップ

機能オン／オフ、
ソフトスタート／ソフトストップ時間 0.1ms 〜 1000s

並列運転

同一機種 2 台まで（オプションの並列運転キットを使用）*1.

ただし、直流信号ランプ、交流信号振幅スイープは 1000s で停止、交流信号周波数スイープは 1000s 毎に繰り返し

一般仕様

PBZ20-20

PBZ40-10

動作環境
環境条件

動作温度・湿度範囲

0℃～＋ 40℃ /20%rh ～ 85%rh（結露なし）

保存温度・湿度範囲

ー 25℃～＋ 70℃ /90%rh 以下（結露なし）
500Vdc max

一次 ー シャシ間

1500Vac、1 分間にて異常なし

一次 ー 出力端子間
一次 ー シャシ間

絶縁抵抗

500Vdc、30M Ω以上（湿度 70%rh 以下）

一次 ー 出力端子間
出力端子 ー シャシ間

接地連続性

500Vdc、1M Ω以下（湿度 70%rh 以下）

電源コード接続用
コネクタ、
接地ピン↔シャシ

25Aac、0.1 Ω以下

冷却方式

感熱可変速ファンによる強制空冷

安全性 *1

以下の指令および規格の要求事項に適合
低電圧指令 2006/95/EC*2、EN61010-1（ Class I*3、Pollution degree2）

電磁適合性（EMC）*1,*2

以下の指令および規格の要求事項に適合
EMC 指令 2004/108/EC
EN61326-1（ Class A*4）
、EN55011（ Class A*3、Group1*5）、EN61000-3-2、EN61000-3-3
適用条件：本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3m 未満を使用

外形寸法（最大部）

429.5W × 128（145）H × 550（595）Dmm

質量

約 22kg付属品

電源コード：1 本
J1 コネクタ（ソケット：1 個、保護カバー：2 組、端子：30 組）
重量物警告シール：1 枚
CD-ROM：1 枚セットアップガイド：1 冊、クイックリファレンス：各 1 枚（和文、英文）、安全のために：1 冊標準価格（税抜）*5.

PBZ80-5

出力の COM 端子のみ接地可能

対接地電圧
耐電圧

PBZ60-6.7
屋内使用、過電圧カテゴリ II

接地極性

*1.
*2.
*3.
*4.

PBZ80-5

トータル 1024 ステップ

ステップ時間¥690,000

特注品、改造品には適用されません
パネルに CE マーキングの表示のあるモデルに対してのみ
本製品は Class I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません
本製品は Class A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります
本製品は Group1 機器です。本製品は、材料処理または検査 / 分析のために、電磁放射、誘導および / または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生 / 使用しません

ご注意： 電波法および関係法令
本製品の出力を、周波数を 10 kHz 以上で、50 W を超えて使用するときには、「高周波利用設備」として下記の関係法令に該当する場合があります。
本製品の使用条件および関係法令を十分確認してからご使用ください。
・電波法第 100 条（高周波利用設備）
・電波法施行規則第 45 条（通信設備以外の許可を要する設備）
・無線局免許手続規則第 26 条（高周波利用設備の設置許可の申請）
・無線設備規則第 65 条（通信設備以外の設備の電界強度の許容値）

10

PBZ60-6.7
16 プログラムseries

オプション

Intelligent Bipolar DC power supply

シーケンス作成・制御ソフトウェア「ウェーヴィー」

Wavy series■シーケンス作成ソフトウェア
Wavy for PBZ ● 標準価格（税抜）￥60,000【動作環境】Windows Vista ／ Windows 7＊詳細は当社ホームページをご覧ください。

PBZ シリーズの波形生成・シーケンス機能をさらに強力にするソフトウェア。
マウスを使ってお絵描き感覚＆表計算感覚で作成・編集ができます。
● シーケンス動作に必要な試験条件データの作成・編集作業が容易となります。
● 試験条件データファイルの保存機能により、定型試験の条件管理が容易となります。
● 実行シーケンスの経過を「実行グラフ」上に設定値とカーソルで表示します。
● 実行中のモニタ値をプロットする「モニタグラフ」により直感的な実出力の観測が可能です。
● 取得したモニタデータは、試験結果として保存が可能です。
● 新たに「波形イメージ」ウインドウを追加しました。交流信号 (AC) の波形を簡単に把握できます。
● 任意波形の新規作成や編集が簡単に行えます。作成した任意波形をすぐに書き込んで出力できます。
● シーケンスのステップ項目の選択 / 未選択をサポート。ポーズ機能やトリガ機能、AC 波形等、必要に応じて選択できます。
● Wavy for PBX のデータを読み込めます ( 上位互換 )▲ メ イ ン画面

Download !
▲任意波形編集画面

Wavy 体験版あります！
機能制限なしで、3 週間お試しいただけます
http://www.kikusui.co.jp/download/index_j.html■縦置きスタンド■通信インターフェース■並列運転キット● LAN ................................. 標準価格（税抜）¥60,000● VS01● PK01-PBZ

コマンドはIEEE488.2 に加え、SCPI にも対応します。また計測器ドライバ

標準価格（税抜）¥110,000

標準価格（税抜）¥35,000（当社WEB よりダウンロード）を利用してEXCEL VBA やLabVIEW での● PK02-PBZ（インチサイズ EIA 規格）

制御、シーケンス作成ソフトウェア「ウェーヴィー（Wavy for PBZ）」での標準価格（税抜）¥35,000

シーケンス制御も可能です。さらにLAN インターフェースを使用するとブ● PK03-PBZ（ミリサイズ JIS 規格）

ラウザから電源の制御・監視ができます。

標準価格（税抜）¥35,000

LXI 対応 !!
電源をブラウザから制御・監視！

※PBZシリーズ本体は含まれません■ラックマウントブラケット● KRB3-TOS（インチサイズ EIA 規格）
標準価格（税抜）¥9,000● KRB150-TOS（ミリサイズ JIS 規格）
標準価格（税抜）¥11,000

並列運転キット PK01-PBZ は、2台（マスタ機1台、スレーブ機 1台）並列専用です。本製
品 2 台を重ねて設置して、両者の OUTPUT端子間を専用の接続バーで接続します。下表に示す部品で構成されます。標準のままではラックへの組み込みはできません。ラックへの組
み込みについては、購入先または当社営業所にお問い合わせください。

並列運転キットの構成部品

並列運転キット PK01-PBZ は、2台（マスタ機1台、スレーブ機 1台）並列専用です。本製
品 2 台を重ねて設置して、両者の OUTPUT端子間を専用の接続バーで接続します。下表に示す部品で構成されます。標準のままではラックへの組み込みはできません。ラックへの組
み込みについては、購入先または当社営業所にお問い合わせください。

並列運転キット PK02-PBZ（インチサイズ EIA 規格、オプション）
・
PK03-PBZ（ミリサイズ JIS 規格、オプション）の構成部品

並列運転キット PK01-PBZ（オプション）の構成部品
構成部品

数量

構成部品

数量

ブラケット

2

ブラケット用ねじ（M4-8L ） 8

絶縁シート

1

負荷電線用ねじ（M5-10L）

2

絶縁シート

1

スペーサ

4

OUTPUT 端子間接続バー

2並列運転信号ケーブル

1

OUTPUT端子間接続バー

2負荷電線用ねじ（M5-10L）

2

並列出力端子カバー

1

並列運転信号ケーブル

1

構成部品

数量

構成部品

数量

※ラックマウントブラケット : KRB3-TOS または KRB150-TOS が必要です。

11スマートラックシステム

line-up 〜ラインアップ〜

appearance 〜製品外観〜

最大出力電力 2kW、出力電圧± 20V、± 40V、± 60V、± 80V の4 タイプ、全 12 モデル。

安全で使いやすく、随所にノウハウが活かされたスマートラック
パッケージ
内部各ユニットはバスバーにて接続

マスタ機による集
中 制 御 の 為、 ス
レーブ機はカバーで操作迷いを防止※撮影の為カバーを一部はずした状態です

容量
・
外観

3 並列

20V 系

40V 系

60V 系

80V 系

4 並列

出力は一括端子出力

移動用ハンドル

5 並列

60A

80A

100A

PBZ20-60 SR

PBZ20-80 SR

PBZ20-100 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）

30A

40A

50A

PBZ40-30 SR

PBZ40-40 SR

PBZ40-50 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）

20.1A

26.8A

33.5A

PBZ60-20.1 SR

PBZ60-26.8 SR

PBZ60-33.5 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）

15A

20A

25A

PBZ80-15 SR

PBZ80-20 SR

PBZ80-25 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）●入力：端子台 M5 ネジ●出力：端子台 M8 ネジ（20V,40V）

前面の出力端子は無くし後面一括

端子台 M6 ネジ（60V,80V）※ 6 台並列運転以上については、別途お問い合わせ下さい。

リアパネル

4-M3ネジ穴(ネジ挿入最大深さ8mm)

37.25

4-φ5
(ゴム足取り付け穴)

29.25

70

425

55

37.25

355

4-φ30
(ゴム足径)

371

29.25

外形寸法図

MAX595
MAX20

429.5

550

70

30.1

517

27.9

128

MAX14523

8-M4ネジ穴 対面含む（ネジ挿入最大深さ6mm）

単位 mm【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■価格には消費税等が含まれておりません。別途申し受けます。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あ
らかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

菊水電子工業株式会社
本社・技術センター 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-0200

首 都 圏 営 業 所 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-7530

東 北 営 業 所 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 3-19-1リシュルーブル ST

TEL.（022）374-3441

北 関 東 営 業 所 〒 330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-49-8 G・M 大宮ビル 5F TEL.（048）644-0601

12

東 海 営 業 所 〒 465-0097 名古屋市名東区平和が丘 2-143

TEL.（052）774-8600

関 西 営 業 所 〒 564-0063 吹田市江坂町 1-12-38 江坂ソリトンビル 2F

TEL.（06）6339-2203

九 州 出 張 所 〒 812-0039 福岡市博多区冷泉町 7-19 NR ビル

TEL.（092）263-3680● 2015 年 12 月発行● 2015122KPRI81

大 容 量イン テリジェント・バイポー ラ 電 源
PBZ SR/BP シリーズカタログ

大容量モデルの常識を変える「仕様・安心価格・納期」を実現！
！

High Power Intelligent Bi-Polar Power Supply

大容量インテリジェント・バイポーラ電源
PBZ SR/BP SERIES※形名の SR は Smart Rack、BP は Bi-Polar Pack の略称です

20V/200A

40V/100APBZ BP SERIES NEWPBZ20-120 BP
PBZ20-140 BP
PBZ20-160 BP
PBZ20-180 BP
PBZ20-200 BP

PBZ40-60 BP
PBZ40-70 BP
PBZ40-80 BP
PBZ40-90 BP
PBZ40-100 BP

PBZ SR SERIESPBZ20-60 SR
PBZ20-80 SR
PBZ20-100 SR

PBZ40-30 SR
PBZ40-40 SR
PBZ40-50 SR

PBZ60-20.1 SR
PBZ60-26.8 SR
PBZ60-33.5 SR

PBZ80-15 SR
PBZ80-20 SR
PBZ80-25 SR

20V/100A
40V/50A
60V/33.5A
80V/25A

大容量インテリジェント・バイポーラ電源

大容量でも高速応答
20V/100A
40V/50A
60V/33.5A
80V/25APBZ SRシリーズ
シリ ズ● PBZ SR シリーズは、大容量のバイポーラ方式直流安定化電源です。インテリジェ
ント・バイポーラ電源 PBZ シリーズをベースに専用ラックパーツ（スマートラック）
にてアセンブルした大電流対応（最大± 100A）モデルです。

PBZ BPシリーズ● PBZ BP シリーズは、大容量のバイポーラ方式直流安定化電源です。インテリジェ
ント・バイポーラ電源 PBZ シリーズをベースにラックシステム（バイポーラパック）
にてアセンブルした大電流対応（最大± 200A）モデルです。

▲ PBZ-SR シリーズ

20V/200A

40V/100A

4 象限動作により、電力を供給（ソース）できるとと4 象限（バイポーラ）動作概念図

もに吸収（シンク）することもでき、誘導性負荷や容量性負荷を駆動することに適しています。ファンクショ
ンジェネレータ（信号発生機能）を内蔵し、自在に波形生成とシーケンス設定が行えます。また通信インター
フェースに LAN、USB、GPIB、RS232C を標準装備。

■ 任意波形生成機能搭載
電圧と電流の向きが同じ（source）
電圧と電流の向きが反対（sink）■ シーケンス機能■ 同期運転機能■ マスタ、スレーブ運転により、マスタ機による集中制御※1■ マスタ機には、総台数分の出力電流値を表示（合算値表示）■ 1 台でもアラームになれば、全機がオフになる安全設計※ 2■ ラックシステムにて仕様を保証（試験データ標準添付）■ LAN（LXI対応）／USB／GPIB／RS232C標準装備※ 1：スレーブ機は自機の出力電流を表示※ 2：マスタ機に対してアラームクリアすれば、全機のアラームをクリア▲ PBZ-BP シリーズ

高速応答（電圧）

高速応答（電流）低リップル・ノイズ

周波数特性 100kHz（CV）。立上り、立下り時間 3.5 μ s の優れた波形品位で様々な波形を高精度に再現します。

周波数特性 5kHz（CC）。立上り、立下り時
間 70 μ s の優れた波形品位で様々な波形を高精度に再現します。

各種シミュレーション、パルス駆動機器に影響を与えない優れた波形品位。

3.5 μ s（TYP）

70 μ s（TYP)

拡 大（10mV/Div）
30mVp-p2▲立上り波形サンプル▲立上り波形サンプル▲リップル電圧波形サンプル

レスポンス 3.5 μ s 設定時

レスポンス 70 μ s 設定時

リップル 6mVrms、ノイズ 30mVp-p（TYP）

line-up 〜ラインアップ〜■ PBZ SR シリーズラインアップ
最大出力電力 2kW、出力電圧± 20V 、± 40V、± 60V、± 80V の 4 タイプ、全 12 モデル。

容量
・
外観

20V 系

40V 系

60V 系

80V 系

3 並列

4 並列

5並
並列
列

60A

80A

100A

PBZ20-60 SR

PBZ20-80 SR

PBZ20-100 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）

30A

40A

50A

PBZ40-30 SR

PBZ40-40 SR

PBZ40-50 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）

20.1A

26.8A

33.5A

PBZ60-20.1 SR

PBZ60-26.8 SR

PBZ60-33.5 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）

15A

20A

25A

PBZ80-15 SR

PBZ80-20 SR

PBZ80-25 SR¥2,620,000（税抜）¥3,370,000（税抜）¥4,120,000（税抜）■ PBZ BP シリーズラインアップ
最大出力電力 4kW、出力電圧± 20V 、± 40V の 2 タイプ、全 10 モデル。

容量
・
外観

20V 系

6 並列

7 並列

8 並列

9 並列

10 並列

120A

140A

160A

180A

200A

PBZ20-120 BP

PBZ20-140 BP

PBZ20-160 BP

PBZ20-180 BP

PBZ20-200 BP¥5,540,000（税抜） ¥6,230,000（税抜） ¥6,920,000（税抜） ¥7,610,000（税抜） ¥8,300,000（税抜）

60A

40V 系

PBZ40-60 BP

70A
PBZ40-70 BP

80A

90A

100A

PBZ40-80 BP

PBZ40-90 BP

PBZ40-100 BP¥5,540,000（税抜） ¥6,230,000（税抜） ¥6,920,000（税抜） ¥7,610,000（税抜） ¥8,300,000（税抜）3applications 〜使用事例〜
自在な波形生成で拡がるアプリケーション
車載電装品電源変動試験

二次電池充放電試験

疑似電池充放電試験

パルスメッキ用定電流源

カーナビ等
V

各種二次電池I

デジカメ、ケータイ等
V

HDD 等
＋I

0
T

T

T

ーI

T

リップル重畳試験

DC モーター耐久試験

磁界発生定電流源

その他

各種蓄電素子等

プリンタ等

ヘルムホルツコイル●ブレーカ、リレーの接触抵抗試験

I＋V●ソレノイド、コイル等の特性試験

I

0

T

ーV

T

T

appearance 〜製品外観〜■ PBZ SR シリーズ
安全で使いやすく、随所にノウハウが活かされたスマートラックパッケージ

内部各ユニットはバスバーにて接続※撮影の為カバーを一部はずした状態です

移動用ハンドル

マスタ機による集
中 制 御 の 為、 ス
レーブ機はカバーで操作迷いを防止

前面の出力端子は無くし後面一括●入力：端子台 M5 ネジ●出力：端子台 M8 ネジ（20V,40V）
端子台 M6 ネジ（60V,80V）

出力は一括端子出力■ PBZ BP シリーズ
安全で使いやすく、随所にノウハウが活かされたバイポーララック

内部各ユニットはマスタ機による集
中 制 御 の 為、 ス
レーブ機はカバーで操作迷いを防止

バスバーにて接続●バスバー：端子 M8 ネジ※撮影の為カバーを一部はずした状態です

操作性の良い高さにマスタ機を配置
前面の出力端子は無くし後面一括

出力は一括端子出力●入力：端子台 M5 ネジ●出力：端子台 M10 ネジ

4application softwere 〜ソフトウェア〜
キクスイの電源、電子負荷をよりインテリジェントに！
エンジニアの発想を拡げる

シーケンス作成・制御ソフトウェア「ウェーヴィー」

Wavy series
Wav y for PBZ■シーケンス作成ソフトウェア Wavy for PBZ￥60,000：●標準価格（税抜）【動作環境】Windows Vista ／ Windows 7／ Windows 8＊詳細は当社ホームページをご覧ください。

「Wavy（ウェーヴィー）」シリーズは、菊水電子工業製電源・電子負荷装置のシーケンス作成・実行を支援するためのソフトウェ
アです。プログラミング知識がゼロでも電源や電子負荷を自在にシーケンスコントロール出来ます。
まるで絵を描くように、または表計算の感覚でシーケンスを簡単に作成できます。

Wavy▲ メ イン 画 面

体験版あります！

▲任意波形編集画面

機能制限なしで● シーケンス動作に必要な試験条件データの作成・編集作業が容易となります。
3 週間お試しいただけます● 試験条件データファイルの保存機能により、定型試験の条件管理が容易となります。
http://www.kikusui.co.jp/
download/index̲j.html● 実行シーケンスの経過を「実行グラフ」上に設定値とカーソルで表示します。
● 実行中のモニタ値をプロットする「モニタグラフ」により直感的な実出力の観測が可能です。
● 取得したモニタデータは、試験結果として保存が可能です。
● 新たに「波形イメージ」ウインドウを追加しました。交流信号 (AC) の波形を簡単に把握できます。
● 任意波形の新規作成や編集が簡単に行えます。作成した任意波形をすぐに書き込んで出力できます。
● シーケンスのステップ項目の選択 / 未選択をサポート。ポーズ機能やトリガ機能、AC 波形等、必要に応じて選択できます。

Download !

Wavy の活用例〜車載機器の電源変動試験〜

多チャンネル電源変動試験（規格試験）を実現！
【多チャンネル電源変動試験の例】【カーナビゲーション・システムの場合】

自動車の場合、バッテリから電気が供給されますが、電気を ON する順
番 = キーを回す順番（+B → ACC → IG）によって、複数の車載電装品がON ／ OFF されます。エンジン始動時や電気回路のチャタリング等、自動車内の電源環境としては不安定要素が非常に多いため、これらを起因とする電源の瞬断や変動等を想定し、各車載電装品が有しているチャンネルに対して、電源変動試験を行います。

■同期運転使用例

並列

同期

CH1：＋Bライン

クロックやメモリに対してバッテリから常時、電源が供給されています。

CH2：ACCライン

イグニッションスイッチのA C C接点を経由して、カーナビの電源がONします。この状態でナビ設定や音楽鑑賞等、操作が可能となります。

CH3：ILLライン+B、IG、ACC を直接プルアップする電源ライン（ILL）。バックアップ用の電源ラインです。

同期運転

同期

同期運転

システムコントローラ
USB
GPIB
RS232CLAN+B（電圧）1CH

PBZ20-80SR

PBZ20-20
P

PBZ20-20

80A

20A

20A

電源変動パターン+B（電流）

ACC+B（電流）4CH

ACC（電圧）2CH

ILL

ILL（電圧）3CH

カーナビゲーション

5

Wavy の活用例

〜車載機器の電源変動試験〜

PBZ シリーズによる実波形の再現！
波形データのインポート

波形サンプリング

波形データの
整形、編集

波形の再現
（出力）

▼実波形再現プログラム作成の例

1

Wavy を起動して、オシロスコープで
先ず、エンジン始動時のバッテリの波形を取り込みます。
バッテリの端子にプローブを繋ぎ、エンジンを始動します。

取り込んだ数値データを

2

任意波形編集画面に読み込みます。

オシロスコープで波形をサンプリング

この電圧波形をWavy で再現します。
数値データのフォーマットはオシロスコープによって違うため、

3

必要に応じて、読み込み開始位置、行と列を指定します。

4

保存したファイルを読み込み、PBZ シリーズ本体の任意波形メモリ 1 番に書き込みます。

そして読み込むファイルを選択します。
読み込んだデータの使用したい範囲を指定し、Wavy で編集できる最大ポイント数

本体の任意波形メモリを1024 に変換します。

利用するのは、高速に動作させるためです。

5

最後に、このシーケンスをPBZ シリーズ本体の6

次にシーケンス作成画面を表示し、先ほどの任意波形の実行をプログラムしていきます。

プログラムメモリ１番に転送します。
これで準備完了です。

複雑な波形パターンであっても、ステップに任意波形を割り当てることで、書くのはたったの一行です。

さあ、波形を再現してみましょう！
6

Wavy の活用例

〜ステップ可変とモニタリング〜

リモコン感覚で簡単便利な「直接制御」
本体パネル操作では出来ない複雑な設定や、細かな操作が Wavy の直接制御を使うと電源・電子負荷の、言わば「リモコン」として、また手軽なデータロガーとして Wavy は便利に使っていただく事が出来ます。

電源本体のつまみ操作では出来ないス
テップ可変、つまり階段状に出力を変えることが簡単に出来ます。

出力をモニタして、その記録を CSV や
タブ切りのテキス
トファイルとして保存する事が出来ます。

interface 〜通信インターフェース〜
LAN インターフェース

LXI 対応 !!
電源をブラウザから制御・監視！

PBZ SR シリーズの通信インターフェースは、GPIB、RS-232C、
USB に加え、PBZ シリーズ単体ではオプションだった LAN イン
ターフェース（LXI 対応）を標準装備しています。
コマンドは IEEE488.2 に加え、SCPI にも対応します。また計測器ドライバ（当社 WEB よりダウンロード）を利用して EXCELVBA や LabVIEW での制御、シーケンス作成ソフトウェア「ウェーヴィー（Wavy for PBZ）」でのシーケンス制御も可能です。さらに LAN インターフェースを使用するとブラウザから電源の制御・監視ができます。

7

speciﬁcations 〜仕様〜
■ PBZ SR シリーズ
入力・出力

PBZ20-60 SR

PBZ20-80 SR

PBZ20-100 SR

200Vac 〜 240Vac

電圧範囲

180Vac 〜 250Vac

周波数範囲
入力定格

PBZ40-40 SR

PBZ40-50 SR

47Hz 〜 63Hz

電流（定格負荷時）

15Aac 以下

20Aac 以下

25Aac 以下

15Aac 以下

20Aac 以下

25Aac 以下

突入電流

120Apeak 以下

160Apeak 以下

200Apeak 以下

120Apeak 以下

160Apeak 以下

200Apeak 以下

電力（定格負荷時）

2700VA 以下

3600VA 以下

4500VA 以下

2700VA 以下

3600VA 以下

4500VA 以下

1600W

2000W

力率（定格負荷時）
電力
出力定格

PBZ40-30 SR

公称入力電圧

0.95（入力電圧 200V）（TYP 値）
1200W

電圧

1600W

2000W

1200W

± 20V

電流

± 60A

± 40V

± 80A

± 100A

出力端子

± 30A

± 40A

± 50A

後面出力端子（M8 ねじ）

出力端子
対接地電圧

500Vdc

出力の COM 端子のみ接地可

定電圧（CV）
バイポーラモード

0V 〜 ±（105% of rating）

設定範囲 *1 ユニポーラモード

0V 〜 ＋（105% of rating）

ファイン機能± 5% of rating

直流電圧
設定分解能

0.001V（ファイン機能は 0.0001V）

設定確度 *2±（0.05％ of setting + 0.05% or rating）

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）

電圧

設定範囲 *1

0.00Vp-p 〜（210% of rating）p-p

設定分解能

0.01V

0.0Vp-p 〜（210% of rating）p-p
0.1V

交流電圧
設定確度 *3
周波数± 0.5% of rating

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *4

DC 〜 100kHz（ー 3dB）
（TYP 値）

レスポンス *5（TYP 値）

3.5μs、10 μs、35 μs、
100 μs

オーバーシュート *6
定電圧特性

リップル
ノイズ

5％以下（TYP 値）
30mV（TYP 値）（p-p）*73mV（rms）*86mV

負荷変動 *9±（0.005% of setting + 1mV）

電源変動 *10±（0.005% of setting + 1mV）

定電流（CC）
バイポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

設定範囲 *1 ユニポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

ファイン機能直流電流

設定分解能 *11
ファイン機能 *11± 5% of rating
0.003A

0.004A

0.005A

0.003A

0.004A

0.005A

0.0003A

0.0004A

0.0005A

0.0003A

0.0004A

0.0005A

0.04A

0.05A

設定確度 *2± 0.3% of rating

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）
設定範囲 *1電流

設定分解能 *12

0Ap-p 〜（210% of rating）p-p
0.03A

0.04A

0.05A

0.03A

交流電流
設定確度 *13
周波数± 0.5% of rating

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *14

DC 〜 10kHz（ー 3dB）
（TYP 値）

レスポンス *15（TYP 値）

35μs、100 μs、350 μs、
1ms

オーバーシュート *16

DC 〜 5kHz（ー 3dB）（TYP 値）
70 μs、100 μs、350 μs、
1ms
5％以下（TYP 値）

定電流特性
5mA

リップルノイズ（rms）*17
負荷変動 *18±（0.01% of setting + 1mA）

電源変動 *19±（0.01% of setting + 1mA）

交流共通特性
周波数分解能0.01Hz

周波数確度± 200ppm

周波数掃引

リニア / ログ種類

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 種類）

位相

0 〜 359°

波形
方形波 DUTY

0.1％〜 99.9％（100Hz 未満の分解能は 0.1％）、1％〜 99％（100Hz 以上 1kHz 未満の分解能は 1％）、10％〜 90％（1kHz 以上 50kHz 未満の分
解能は 10％）、50kHz以上は50％固定*1： 直流電圧と重畳交流振幅を合わせたピーク値は直流電圧設定範囲内に制限。
*2 ：周囲温度 23℃± 5℃において*11 ：0.001A（ファイン機能は 0.0001A）で設定可能ですが、内蔵 DA の分解能の関係上 0.001A（0.0001A）で切り替わらない場合があります。

*3 ：1kHz 正弦波、レスポンス 3.5us*12 ：0.01A で設定可能ですが、内蔵 DA の分解能の関係上 0.01A で切り替わらない場合があります。

*4：外部信号入力電圧に対する出力電圧の振幅比がー3dB となる周波数（基準周波数 1kHz 正弦波、レスポンス 3.5us、定格負荷にて）*13 ：100Hz 正弦波、レスポンス 35us/70 μ s、出力短絡において*5：立ち上がり時間 / 立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン / オフを除く）。設定したレスポンスによる周波数特性になります*14 ：外部信号入力電圧の振幅と出力電流の振幅比がー3dB となる周波数（基準周波数 100Hz 正弦波、レスポンス 35us/70us、（周波数帯域＝ 0.35/ 立ち上がり時間）。
立ち上がり時間：出力電圧を 0V から定格電圧まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 10％から 90％までの時間
立ち下がり時間：出力電圧を定格電圧から 0V まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 90％から 10％までの時間

定格負荷において）。
周波数特性は負荷インピーダンスによって変わります。負荷インピーダンスが増加すると周波数特性は低下します。
*15 ：立ち上がり時間 / 立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン / オフを除く）。立ち上がり / 立ち下がり時間は負荷インピーダンスに*6： 無負荷または定格負荷においてよって変わります。

*7 ：測定周波数帯域は 10Hz 〜 20MHz（出力端子において）立ち上がり時間：出力電流を 0V から定格電流まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 10％から 90％までの時間*8 ：測定周波数帯域は 10Hz 〜 1MHz（出力端子において）立ち下がり時間：出力電流を定格電流から 0V まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 90％から 10％までの時間*9 ：出力電圧定格の 0％〜 100％変動に対する出力電流の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*16 ：短絡または定格負荷において*10 ：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*17：測定周波数帯域は 10Hz 〜 1MHz（定格出力電圧の 10％〜 100％において）*18：定格出力電圧の 10％〜 100％変動に対する出力電流の変動値*19：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電流の変動値（出力電圧は定格の 10％〜 100％にて）

8

【条件】
後面出力端子にて付属のショートピースで出力 COM 端子をシャシに接続した状態。指定なき場合はリモー
トセンシングを出力端にて行った状態。ウオームアップ時間は 30 分（電流を流した状態）。負荷は純抵抗。
TYP 値は 23℃の代表値で性能を保証するものではありません。

入力・出力

PBZ60-20.1 SR

PBZ60-26.8 SR

PBZ60-33.5 SR

200Vac 〜 240Vac

電圧範囲

180Vac 〜 250Vac

周波数範囲
入力定格

PBZ80-20 SR

PBZ80-25 SR

47Hz 〜 63Hz

電流（定格負荷時）

15Aac 以下

20Aac 以下

25Aac 以下

15Aac 以下

20Aac 以下

25Aac 以下

突入電流

120Apeak 以下

160Apeak 以下

200Apeak 以下

120Apeak 以下

160Apeak 以下

200Apeak 以下

電力（定格負荷時）

2700VA 以下

3600VA 以下

4500VA 以下

2700VA 以下

3600VA 以下

4500VA 以下

1600W

2000W

力率（定格負荷時）
電力
出力定格

PBZ80-15 SR

公称入力電圧

0.95（入力電圧 200V）（TYP 値）
1206W

電圧

1608W

2010W

1200W

± 60V

電流

± 20.1A± 26.8A

出力端子

± 80V
± 33.5A

± 15A

± 20A

± 25A

後面出力端子（M6 ねじ）

出力端子
対接地電圧

500Vdc

出力の COM 端子のみ接地可

定電圧（CV）
バイポーラモード

0V 〜 ±（105% of rating）

設定範囲 *1 ユニポーラモード

0V 〜 ＋（105% of rating）

ファイン機能± 5% of rating

直流電圧
設定分解能

0.002V（ファイン機能は 0.0002V）

設定確度 *2±（0.05％ of setting + 0.05% or rating）

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）
設定範囲 *1

電圧

0.0Vp-p 〜（210% of rating）p-p

設定分解能

0.1V

設定確度 *3± 0.5% of rating

交流電圧
周波数

定電圧特性

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *4

DC 〜 100kHz（ー 3dB）
（TYP 値）

レスポンス *5（TYP 値）

3.5μs、10 μs、35 μs、
100 μs

オーバーシュート *6

5％以下（TYP 値）（p-p）*740mV（TYP 値）

リップル
ノイズ

（rms）*86mV

負荷変動 *9±（0.005% of setting + 1mV）

電源変動 *10±（0.005% of setting + 1mV）

定電流（CC）
バイポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

設定範囲 *1 ユニポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

ファイン機能直流電流

設定分解能 *11
ファイン機能 *11± 5% of rating
0.003A

0.004A

0.005A

0.003A

0.004A

0.005A

0.0003A

0.0004A

0.0005A

0.0003A

0.0004A

0.0005A

0.04A

0.05A

設定確度 *2± 0.3% of rating

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）
設定範囲 *1電流

設定分解能 *12

0Ap-p 〜（210% of rating）p-p
0.03A

0.04A

0.05A

0.03A

交流電流
設定確度 *13
周波数± 0.5% of rating

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *14

DC 〜 10kHz（ー 3dB）（TYP 値）

レスポンス *15（TYP 値）

35 μs、100 μs、
350 μs、1ms

オーバーシュート *16

5％以下（TYP 値）

定電流特性
リップルノイズ（rms）*175mA

負荷変動 *18±（0.01% of setting + 1mA）

電源変動 *19±（0.01% of setting + 1mA）

交流共通特性
周波数分解能0.01Hz

周波数確度± 200ppm

周波数掃引

リニア / ログ種類

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 種類）

位相

0 〜 359°

波形
方形波 DUTY

0.1％〜 99.9％（100Hz 未満の分解能は 0.1％）、1％〜 99％（100Hz 以上 1kHz 未満の分解能は 1％）、10％〜 90％（1kHz 以上 50kHz 未満の分
解能は 10％）、50kHz以上は50％固定*1： 直流電圧と重畳交流振幅を合わせたピーク値は直流電圧設定範囲内に制限。
*2 ：周囲温度 23℃± 5℃において*11 ：0.001A（ファイン機能は 0.0001A）で設定可能ですが、内蔵 DA の分解能の関係上 0.001A（0.0001A）で切り替わらない場合があります。

*3 ：1kHz 正弦波、レスポンス 3.5us*12 ：0.01A で設定可能ですが、内蔵 DA の分解能の関係上 0.01A で切り替わらない場合があります。

*4：外部信号入力電圧に対する出力電圧の振幅比がー3dB となる周波数（基準周波数 1kHz 正弦波、レスポンス 3.5us、定格負荷にて）*13 ：100Hz 正弦波、レスポンス 35us/70 μ s、出力短絡において*5：立ち上がり時間 / 立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン / オフを除く）。設定したレスポンスによる周波数特性になります*14 ：外部信号入力電圧の振幅と出力電流の振幅比がー3dB となる周波数（基準周波数 100Hz 正弦波、レスポンス 35us/70us、（周波数帯域＝ 0.35/ 立ち上がり時間）。
立ち上がり時間：出力電圧を 0V から定格電圧まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 10％から 90％までの時間
立ち下がり時間：出力電圧を定格電圧から 0V まで変化させたとき、出力電圧の変化が定格の 90％から 10％までの時間

定格負荷において）。
周波数特性は負荷インピーダンスによって変わります。負荷インピーダンスが増加すると周波数特性は低下します。
*15 ：立ち上がり時間 / 立ち下がり時間（定格負荷にて、出力オン / オフを除く）。立ち上がり / 立ち下がり時間は負荷インピーダンスに*6： 無負荷または定格負荷においてよって変わります。

*7 ：測定周波数帯域は 10Hz 〜 20MHz（出力端子において）立ち上がり時間：出力電流を 0V から定格電流まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 10％から 90％までの時間*8 ：測定周波数帯域は 10Hz 〜 1MHz（出力端子において）立ち下がり時間：出力電流を定格電流から 0V まで変化させたとき、出力電流の変化が定格の 90％から 10％までの時間*9 ：出力電圧定格の 0％〜 100％変動に対する出力電流の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*16 ：短絡または定格負荷において*10 ：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*17：測定周波数帯域は 10Hz 〜 1MHz（定格出力電圧の 10％〜 100％において）*18：定格出力電圧の 10％〜 100％変動に対する出力電流の変動値*19：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電流の変動値（出力電圧は定格の 10％〜 100％にて）

9speciﬁcations 〜仕様〜
■ PBZ SR シリーズ
計測機能

PBZ20-60 SR

PBZ20-80 SR

PBZ20-100 SR

測定範囲
電圧測定
（DC）

PBZ40-30 SR

PBZ40-40 SR

PBZ40-50 SR

120% of rating

表示分解能0.001V確度 *1±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）
AC

120% of rating/CF

測定範囲
DC ＋ AC120% of rating

電圧測定
表示分解能
（AC、
5Hz<f ≦ 10kHz
DC ＋ AC）

0.001V±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）

確度 *1,*2 10kHz<f ≦ 50kHz±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）

50kHz<f ≦ 100kHz±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）

測定範囲
電圧測定
（PEAK）

120% of rating

表示分解能

0.01V

確度 *1,*3± 0.5% of rating

測定範囲120% of rating

表示分解能
電流測定
（DC）

0.003A

0.004A±（0.3% of reading+

確度 *1±（0.3% of reading+

0.7% of rating）

1.0% of rating）

温度係数

0.005A

0.003A±（0.3% of reading+±（0.3% of reading+

1.3% of rating）

0.7% of rating）

0.004A±（0.3% of reading+

0.005A±（0.3% of reading+

1.0% of rating）

1.3% of rating）

0.004A

0.005A

0.04A

0.05A

500Vdc、0.25M Ω以上

500Vdc、0.20M Ω以上±（150ppm/℃ of rating）（TYP 値）AC

120% of rating/CF

測定範囲
電流測定
（AC、
表示分解能
DC ＋ AC）

DC ＋ AC120% of rating
0.003A

0.004A

0.005A

0.003A

5Hz<f ≦ 10kHz±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）

10kHz<f ≦ 50kHz±（10% of reading ＋ 1% of rating）

確度 *1,*2
測定範囲
電流測定（PEAK）

表示分解能

120% of rating
0.03A

0.04A

確度 *1,*3

0.05A

0.03A

± 0.5% of rating

測定時間（Aperture）

100μs 〜 3600s

保護機能
過電圧保護、過電流保護、過熱保護、電力制限（シンク電力）

インターフェース
RS232C、GPIB、USB、LAN

一般仕様
動作環境範囲

0℃〜 40℃

動作湿度範囲

20％ RH 〜 85％ RH（但し結露なきこと）

保存温度範囲

ー 25℃〜 70℃

保存湿度範囲

90％ RH 以下（但し結露なきこと）
一次 ー 出力端子
500Vdc、30M Ω以上（周囲湿度 70%RH 以下）

絶縁抵抗

一次 ー シャシ
出力端子 ー シャシ *4

500Vdc、0.33M Ω以上

500Vdc、0.25M Ω以上

500Vdc、0.20M Ω以上

500Vdc、0.33M Ω以上

一次 ー 出力端子
耐電圧

1500Vdc 1 分間にて異常なし
一次 ー シャシ

漏洩電流（250V/60Hz）

10mA 以下

接地連続性

100Aac、0.1 Ω以下

冷却方式

感熱可変速ファンによる強制空冷

バッテリバックアップ
質量
外形寸法（最大寸）

付属品

電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命 3 年以上（25℃にて）
約 110kg

約 130kg*2 ：100kHz 帯域内のクレストファクタ 3 以下の入力において（測定時間は入力周期の 10 倍以上）
*4：周囲温度 70％ rh 以下

10

約 110kg

約 130kg

取扱説明書：セットアップガイド× 1 冊、クイックリファレンス（和文 / 英文）×各 1 枚、安全のために× 1 冊
J1 コネクタセット：ソケット× 1 個、保護カバー× 2 組、ピン× 30 個
重量物警告シール× 1 枚、CD-ROM × 1 枚*1： 周囲温度 23℃± 5℃において*3 ：1kHz 正弦波の波高値にて校正

約 160kg

約 160kg

432.6
（545）
W×579.4
432.6（545）
W×712.1
432.6（545）
W×844.8
432.6（545）
W×579.4
432.6（545）
W×712.1
432.6（545）
W×844.8
（685）
H×700
（735）
Dmm （815）
H×700
（735）
Dmm （950）
H×700
（735）
Dmm （685）
H×700
（735）
Dmm （815）
H×700
（735）
Dmm （950）
H×700
（735）
Dmm

【条件】
後面出力端子にて付属のショートピースで出力 COM 端子をシャシに接続した状態。指定なき場合はリモー
トセンシングを出力端にて行った状態。ウオームアップ時間は 30 分（電流を流した状態）。負荷は純抵抗。
TYP 値は 23℃の代表値で性能を保証するものではありません。

計測機能

PBZ60-20.1 SR

PBZ60-26.8 SR

PBZ60-33.5 SR

測定範囲
電圧測定
（DC）

PBZ80-15 SR

PBZ80-20 SR

PBZ80-25 SR

120% of rating

表示分解能0.001V確度 *1±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）
AC

120% of rating/CF

測定範囲
DC ＋ AC120% of rating

電圧測定
表示分解能
（AC、
5Hz<f ≦ 10kHz
DC ＋ AC）

0.001V±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）

確度 *1,*2 10kHz<f ≦ 50kHz±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）

50kHz<f ≦ 100kHz±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）

測定範囲
電圧測定
（PEAK）

120% of rating

表示分解能

0.01V

確度 *1,*3± 0.5% of rating

測定範囲120% of rating

表示分解能
電流測定
（DC）

0.003A

0.004A±（0.3% of reading+

確度 *1±（0.3% of reading+

0.7% of rating）

1.0% of rating）

温度係数

0.005A

0.003A±（0.3% of reading+±（0.3% of reading+

1.3% of rating）

0.7% of rating）

0.004A±（0.3% of reading+

0.005A±（0.3% of reading+

1.0% of rating）

1.3% of rating）

0.004A

0.005A

0.04A

0.05A

500Vdc、0.25M Ω以上

500Vdc、0.20M Ω以上±（150ppm/℃ of rating）（TYP 値）AC

120% of rating/CF

測定範囲
電流測定
（AC、
表示分解能
DC ＋ AC）

DC ＋ AC120% of rating
0.003A

0.004A

0.005A

0.003A

5Hz<f ≦ 10kHz±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）

10kHz<f ≦ 50kHz±（10% of reading ＋ 1% of rating）

確度 *1,*2
測定範囲
電流測定（PEAK）

表示分解能

120% of rating
0.03A

0.04A

確度 *1,*3

0.05A

0.03A

± 0.5% of rating

測定時間（Aperture）

100μs 〜 3600s

保護機能
過電圧保護、過電流保護、過熱保護、電力制限（シンク電力）

インターフェース
RS232C、GPIB、USB、LAN

一般仕様
動作環境範囲

0℃〜 40℃

動作湿度範囲

20％ RH 〜 85％ RH（但し結露なきこと）

保存温度範囲

ー 25℃〜 70℃

保存湿度範囲

90％ RH 以下（但し結露なきこと）
一次 ー 出力端子
500Vdc、30M Ω以上（周囲湿度 70%RH 以下）

絶縁抵抗

一次 ー シャシ
出力端子 ー シャシ *4

500Vdc、0.33M Ω以上

500Vdc、0.25M Ω以上

500Vdc、0.20M Ω以上

500Vdc、0.33M Ω以上

一次 ー 出力端子
耐電圧

1500Vdc 1 分間にて異常なし
一次 ー シャシ

漏洩電流（250V/60Hz）

10mA 以下

接地連続性

100Aac、0.1 Ω以下

冷却方式

感熱可変速ファンによる強制空冷

バッテリバックアップ
質量
外形寸法（最大寸）

付属品

電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命 3 年以上（25℃にて）
約 110kg

約 130kg

約 160kg

約 110kg

約 130kg

約 160kg

432.6
（545）
W×579.4
432.6（545）
W×712.1
432.6（545）
W×844.8
432.6（545）
W×579.4
432.6（545）
W×712.1
432.6（545）
W×844.8
（685）
H×700
（735）
Dmm （815）
H×700
（735）
Dmm （950）
H×700
（735）
Dmm （685）
H×700
（735）
Dmm （815）
H×700
（735）
Dmm （950）
H×700
（735）
Dmm

取扱説明書：セットアップガイド× 1 冊、クイックリファレンス（和文 / 英文）×各 1 枚、安全のために× 1 冊
J1 コネクタセット：ソケット× 1 個、保護カバー× 2 組、ピン× 30 個
重量物警告シール× 1 枚、CD-ROM × 1 枚*1： 周囲温度 23℃± 5℃において*2 ：100kHz 帯域内のクレストファクタ 3 以下の入力において（測定時間は入力周期の 10 倍以上）
*3 ：1kHz 正弦波の波高値にて校正*4：周囲温度 70％ rh 以下

11speciﬁcations 〜仕様〜
■ PBZ BP シリーズ
入力・出力

PBZ20-120 BP

PBZ20-140 BP

PBZ20-160 BP

200Vac

電圧範囲

180Vac 〜 250Vac

180Vac 〜 220Vac

47Hz 〜 63Hz

電流（定格負荷時）

30Aac 以下

35Aac 以下

40Aac 以下

45Aac 以下

50Aac 以下

突入電流

240Apeak 以下

280Apeak 以下

320Apeak 以下

360Apeak 以下

400Apeak 以下

電力（定格負荷時）

5400VA 以下

6300VA 以下

7200VA 以下

8100VA 以下

9000VA 以下

3600W

4000W

± 180A± 200A

力率（定格負荷時）

0.95（入力電圧 200V）（TYP 値）

電力
出力定格

PBZ20-200 BP

200Vac 〜 240Vac

周波数範囲
入力定格

PBZ20-180 BP

公称入力電圧

2400W

2800W

3200W

電圧

± 20V

電流

± 120A± 140A

出力端子± 160A

後面出力端子：バスバー（M8 ねじ）、端子台（M10 ねじ）

出力端子
対接地電圧

300Vdc

出力の COM 端子のみ接地可

定電圧（CV）
設定範囲*1

バイポーラモード

0V 〜 ±（105% of rating）

ユニポーラモード

0V 〜 ＋（105% of rating）

ファイン機能± 5% of rating

直流電圧
設定分解能

0.001V（ファイン機能は 0.0001V）

設定確度 *2±（0.05％ of setting + 0.05% or rating）

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）
設定範囲 *1

電圧0Vp-p 〜（210% of rating）p-p

設定分解能

0.1V

設定確度 *3± 0.5% of rating

交流電圧
周波数

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *4

DC 〜 80kHz（ー 3dB）
（TYP 値）

レスポンス *5（TYP 値）

3.5μs、10 μs、
35 μs、100 μs

オーバーシュート *6
定電圧特性

リップル
ノイズ

5％以下（TYP 値）（p-p）

50mV（TYP 値）

（rms）

6mV

負荷変動 *7±（0.005% of setting + 1mV）

電源変動 *8±（0.005% of setting + 1mV）

定電流（CC）

設定範囲

バイポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

ユニポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

ファイン機能直流電流± 5% of rating

設定分解能 *9
ファイン機能0.006A

0.007A

0.008A

0.009A

0.010A

0.0006A

0.0007A

0.0008A

0.0009A

0.0010A

0.09A

0.10A

設定確度

± 0.5% of rating

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）
設定範囲

電流

0Ap-p 〜（210% of rating）p-p

設定分解能 *9

0.06A

0.07A

0.08A

交流電流
設定確度 *10
周波数± 0.5% of rating

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *11

DC 〜 8kHz（ー 3dB）
（TYP 値）

レスポンス *12（TYP 値）

35μs、100 μs、
350 μs、
1ms

オーバーシュート *13

5％以下（TYP 値）

定電流特性
リップルノイズ（rms）

10mA

負荷変動 *14±（0.01% of setting + 1mA）

電源変動 *15±（0.01% of setting + 1mA）

交流共通特性
周波数分解能0.01Hz

周波数確度± 200ppm

周波数掃引

リニア / ログ種類

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 種類）

位相

0 〜 359°

波形
方形波 DUTY*1

0.1％〜 99.9％（100Hz 未満の分解能は 0.1％）、1％〜 99％（100Hz 以上 1kHz 未満の分解能は 1％）、10％〜 90％（1kHz 以上 50kHz 未満の分
解能は 10％）、50kHz以上は50％固定：ただし、直流電圧と重畳交流振幅を合わせたピーク値は直流電圧設定範囲内に制限されます。

*2：23℃± 5℃にて

*3

：2 並列までは 1kHz 正弦波、レスポンス 3.5us、無負荷にて 3 並列以上は 100Hz 正弦波、レスポンス 10us、無負荷にて*4：外部信号入力電圧振幅と出力電圧振幅の比が -3dB となる周波数*5：OUT ON/OFF を除く定格負荷での立上がり / 立下り時間を表します。レスポンス切替えにより周波数帯域＝ 0.35/ 立上がり時間との関係で周波数特性も変わります。出力電圧設定を定格の 0％から 100％に変化させたとき、出力電圧が定格の 10％から 90％にて）。周波数特性は負荷インピーダンスによって変わります。負荷インピーダンスが増大した場合は低下します。
*12 ：OUT ON/OFF を除く定格負荷での立上がり / 立下り時間を表します。出力電流設定を定格の 0％から 100％に変化させたとき、出力電流が定格の 10％から 90％に変化する時間を立上がり時間とします。出力電流設定を定格の 100％から 0％に変化させたとき、出力電流が定格の 90％から 10％に変化する時間を立下り時間とします。立上がり / 立下り時間は負荷インピーダンスによって変わります。

に変化する時間を立上がり時間とします。出力電圧設定を定格の 100％から 0％に変化させたとき、出力電圧が定格の 90％から*13：短絡または定格負荷にて10％に変化する時間を立下り時間とします。

*14：出力電圧定格の 10％〜 100％変動に対する出力電流の変動値*6：無負荷または定格負荷にて*7：出力電流定格の 0 〜 100％変動に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*8：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*9：0.01A で設定可能ですが、内蔵 DA の分解能の関係上 0.01A で切り替わらない場合があります。

*10 ：100Hz 正弦波、レスポンス 35us、短絡にて

12*11 ：外部信号入力電圧振幅と出力電流振幅の比が -3dB となる周波数（基準周波数 100Hz 正弦波、レスポンス 35us、定格負荷*15：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電流の変動値（出力電圧は定格の 10％〜 100％にて）【条件】
後面出力端子にて付属のショートピースで出力 COM 端子をシャシに接続した状態。指定なき場合はリモー
トセンシングを出力端にて行った状態。ウオームアップ時間は 30 分（電流を流した状態）。負荷は純抵抗。
TYP 値は 23℃の代表値で性能を保証するものではありません。

入力・出力

PBZ40-60 BP

PBZ40-70 BP

PBZ40-80 BP

200Vac

電圧範囲

180Vac 〜 250Vac

180Vac 〜 220Vac

47Hz 〜 63Hz

電流（定格負荷時）

30Aac 以下

35Aac 以下

40Aac 以下

45Aac 以下

50Aac 以下

突入電流

240Apeak 以下

280Apeak 以下

320Apeak 以下

360Apeak 以下

400Apeak 以下

電力（定格負荷時）

5400VA 以下

6300VA 以下

7200VA 以下

8100VA 以下

9000VA 以下

3600W

4000W

± 90A

± 100A

力率（定格負荷時）

0.95（入力電圧 200V）（TYP 値）

電力
出力定格

PBZ40-100 BP

200Vac 〜 240Vac

周波数範囲
入力定格

PBZ40-90 BP

公称入力電圧

2400W

2800W

3200W

電圧

± 40V

電流

± 60A

± 70A

出力端子

± 80A

後面出力端子：バスバー（M8 ねじ）、端子台（M10 ねじ）

出力端子
対接地電圧

300Vdc

出力の COM 端子のみ接地可

定電圧（CV）
設定範囲*1

バイポーラモード

0V 〜 ±（105% of rating）

ユニポーラモード

0V 〜 ＋（105% of rating）

ファイン機能± 5% of rating

直流電圧
設定分解能

0.001V（ファイン機能は 0.0001V）

設定確度 *2±（0.05％ of setting + 0.05% or rating）

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）
設定範囲 *1

電圧0Vp-p 〜（210% of rating）p-p

設定分解能

0.1V

設定確度 *3± 0.5% of rating

交流電圧
周波数

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *4

DC 〜 80kHz（ー 3dB）
（TYP 値）

レスポンス *5（TYP 値）

3.5μs、10 μs、
35 μs、100 μs

オーバーシュート *6
定電圧特性

リップル
ノイズ

5％以下（TYP 値）（p-p）

50mV（TYP 値）

（rms）

12mV

負荷変動 *7±（0.005% of setting + 1mV）

電源変動 *8±（0.005% of setting + 1mV）

定電流（CC）

設定範囲

バイポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

ユニポーラモード

0A 〜 ±（105% of rating）

ファイン機能直流電流± 5% of rating

設定分解能 *9
ファイン機能0.006A

0.007A

0.008A

0.009A

0.010A

0.0006A

0.0007A

0.0008A

0.0009A

0.0010A

0.09A

0.10A

設定確度

± 0.3% of rating

温度係数± 100ppm/℃ of rating（TYP 値）
設定範囲

電流

0Ap-p 〜（210% of rating）p-p

設定分解能 *9

0.06A

0.07A

0.08A

交流電流
設定確度 *10
周波数± 0.5% of rating

設定範囲

0.01Hz 〜 100.00kHz

周波数特性 *11

DC 〜 4kHz（ー 3dB）
（TYP 値）

レスポンス *12（TYP 値）

70 μs、100 μs、
350 μs、
1ms

オーバーシュート *13

5％以下（TYP 値）

定電流特性
リップルノイズ（rms）

10mA

負荷変動 *14±（0.01% of setting + 1mA）

電源変動 *15±（0.01% of setting + 1mA）

交流共通特性
周波数分解能0.01Hz

周波数確度± 200ppm

周波数掃引

リニア / ログ種類

正弦波、方形波、三角波、任意波形（16 種類）

位相

0 〜 359°

波形
方形波 DUTY*1

0.1％〜 99.9％（100Hz 未満の分解能は 0.1％）、1％〜 99％（100Hz 以上 1kHz 未満の分解能は 1％）、10％〜 90％（1kHz 以上 50kHz 未満の分
解能は 10％）、50kHz以上は50％固定：ただし、直流電圧と重畳交流振幅を合わせたピーク値は直流電圧設定範囲内に制限されます。

*2：23℃± 5℃にて

*3

：2 並列までは 1kHz 正弦波、レスポンス 3.5us、無負荷にて 3 並列以上は 100Hz 正弦波、レスポンス 10us、無負荷にて*4：外部信号入力電圧振幅と出力電圧振幅の比が -3dB となる周波数*5：OUT ON/OFF を除く定格負荷での立上がり / 立下り時間を表します。レスポンス切替えにより周波数帯域＝ 0.35/ 立上がり時間との関係で周波数特性も変わります。出力電圧設定を定格の 0％から 100％に変化させたとき、出力電圧が定格の 10％から 90％*11 ：外部信号入力電圧振幅と出力電流振幅の比が -3dB となる周波数（基準周波数 100Hz 正弦波、レスポンス 35us、定格負荷にて）。周波数特性は負荷インピーダンスによって変わります。負荷インピーダンスが増大した場合は低下します。
*12 ：OUT ON/OFF を除く定格負荷での立上がり / 立下り時間を表します。出力電流設定を定格の 0％から 100％に変化させたとき、出力電流が定格の 10％から 90％に変化する時間を立上がり時間とします。出力電流設定を定格の 100％から 0％に変化させたとき、出力電流が定格の 90％から 10％に変化する時間を立下り時間とします。立上がり / 立下り時間は負荷インピーダンスによって変わります。

に変化する時間を立上がり時間とします。出力電圧設定を定格の 100％から 0％に変化させたとき、出力電圧が定格の 90％から*13：短絡または定格負荷にて10％に変化する時間を立下り時間とします。

*14：出力電圧定格の 10％〜 100％変動に対する出力電流の変動値*6：無負荷または定格負荷にて*7：出力電流定格の 0 〜 100％変動に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*8：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電圧の変動値（リモートセンシングを使用してセンシング端にて）*9：0.01A で設定可能ですが、内蔵 DA の分解能の関係上 0.01A で切り替わらない場合があります。

*15：公称入力電圧の± 10％変動に対する出力電流の変動値（出力電圧は定格の 10％〜 100％にて）*10 ：100Hz 正弦波、レスポンス 35us、短絡にて13speciﬁcations 〜仕様〜
■ PBZ BP シリーズ
計測機能

PBZ20-120 BP

PBZ20-140 BP

PBZ20-160 BP

測定範囲
電圧測定
（DC）

PBZ20-180 BP

PBZ20-200 BP

120% of rating

表示分解能0.001V確度 *1±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）
AC

120% of rating/CF

測定範囲
DC ＋ AC120% of rating

電圧測定
表示分解能
（AC、
5Hz<f ≦ 10kHz
DC ＋ AC）

0.001V±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）

確度 *1,*2 10kHz<f ≦ 50kHz±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）

50kHz<f ≦ 100kHz±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）

測定範囲
電圧測定
（PEAK）

120% of rating

表示分解能

0.01V

確度 *1,*3± 0.5% of rating

測定範囲120% of rating

表示分解能
電流測定
（DC）

0.006A

0.007A±（0.3% of reading+

確度 *1

0.008A±（0.3% of reading+

1.6% of rating）±（0.3% of reading+

1.9% of rating）

温度係数

0.009A±（0.3% of reading+

2.2% of rating）

0.010A±（0.3% of reading+

2.5% of rating）

2.8% of rating）±（150ppm/℃ of rating）（TYP 値）AC

120% of rating/CF

測定範囲
電流測定
（AC、
表示分解能
DC ＋ AC）

DC ＋ AC120% of rating
0.006A

0.007A

0.008A

0.009A

0.010A

0.09A

0.10A

300Vdc、0.111M Ω以上

300Vdc、0.1M Ω以上

5Hz<f ≦ 10kHz±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）

10kHz<f ≦ 50kHz±（10% of reading ＋ 1% of rating）

確度 *1,*2
測定範囲
電流測定（PEAK）

表示分解能

120% of rating
0.06A

0.07A

0.08A

確度 *1,*3± 0.5% of rating

測定時間（Aperture）

100μs 〜 3600s

保護機能
過電圧保護、過電流保護、過熱保護、電力制限（シンク電力）

インターフェース
RS232C、GPIB、USB、LAN

一般仕様
動作環境範囲

0℃〜 40℃

動作湿度範囲

20％ RH 〜 85％ RH（但し結露なきこと）

保存温度範囲

ー 25℃〜 70℃

保存湿度範囲

90％ RH 以下（但し結露なきこと）
一次 ー 出力端子
500Vdc、30M Ω以上（周囲湿度 70%RH 以下）

絶縁抵抗

一次 ー シャシ
出力端子 ー シャシ *4

300Vdc、0.166M Ω以上

300Vdc、0.142M Ω以上

300Vdc、0.125M Ω以上

一次 ー 出力端子
耐電圧

1500Vdc 1 分間にて異常なし
一次 ー シャシ

漏洩電流（250V/60Hz）*5

15mA 以下

接地連続性

100Aac、0.1 Ω以下

冷却方式

感熱可変速ファンによる強制空冷

バッテリバックアップ
質量
外形寸法（最大寸）付属品

14

電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命 3 年以上（25℃にて）
約 255kg

約 280kg

約 300kg

約 340kg

約 360kg

570W×1350（1435）
H×
950Dmm

570W×1350（1435）
H×
950Dmm

570W×1350（1435）
H×
950Dmm

570W×1750（1835）
H×
950Dmm

570W×1750（1835）
H×
950Dmm

取扱説明書：セットアップガイド× 1 冊、クイックリファレンス（和文 / 英文）×各 1 枚、安全のために× 1 冊
J1 コネクタセット：ソケット× 1 個、保護カバー× 2 組、ピン× 30 個
重量物警告シール× 1 枚、CD-ROM × 1 枚*1：23℃± 5℃にて

*2

：100Hz 帯域内のクレストファクタ 3 以下の入力において（測定時間は入力周期の 10 倍以上）

*3

：1kHz、正弦波の波高値にて校正*4：周囲温度 70％ RH 以下*5：PBZ20-200 BP は 200V/60Hz 時

【条件】
後面出力端子にて付属のショートピースで出力 COM 端子をシャシに接続した状態。指定なき場合はリモー
トセンシングを出力端にて行った状態。ウオームアップ時間は 30 分（電流を流した状態）。負荷は純抵抗。
TYP 値は 23℃の代表値で性能を保証するものではありません。

計測機能

PBZ40-60 BP

PBZ40-70 BP

PBZ40-80 BP

測定範囲
電圧測定
（DC）

PBZ40-90 BP

PBZ40-100 BP

120% of rating

表示分解能0.001V確度 *1±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）
AC

120% of rating/CF

測定範囲
DC ＋ AC120% of rating

電圧測定
表示分解能
（AC、
5Hz<f ≦ 10kHz
DC ＋ AC）

0.001V±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）

確度 *1,*2 10kHz<f ≦ 50kHz±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）

50kHz<f ≦ 100kHz±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）

測定範囲
電圧測定
（PEAK）

120% of rating

表示分解能

0.01V

確度 *1,*3± 0.5% of rating

測定範囲120% of rating

表示分解能
電流測定
（DC）

0.006A

0.007A±（0.3% of reading+

確度 *1

0.008A±（0.3% of reading+

1.6% of rating）±（0.3% of reading+

1.9% of rating）

温度係数

0.009A±（0.3% of reading+

2.2% of rating）

0.010A±（0.3% of reading+

2.5% of rating）

2.8% of rating）±（150ppm/℃ of rating）（TYP 値）AC

120% of rating/CF

測定範囲
電流測定
（AC、
表示分解能
DC ＋ AC）

DC ＋ AC120% of rating
0.006A

0.007A

0.008A

0.009A

0.010A

0.09A

0.10A

300Vdc、0.111M Ω以上

300Vdc、0.1M Ω以上

5Hz<f ≦ 10kHz±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）

10kHz<f ≦ 50kHz±（10% of reading ＋ 1% of rating）

確度 *1,*2
測定範囲
電流測定（PEAK）

表示分解能

120% of rating
0.06A

0.07A

0.08A

確度 *1,*3± 0.5% of rating

測定時間（Aperture）

100μs 〜 3600s

保護機能
過電圧保護、過電流保護、過熱保護、電力制限（シンク電力）

インターフェース
RS232C、GPIB、USB、LAN

一般仕様
動作環境範囲

0℃〜 40℃

動作湿度範囲

20％ RH 〜 85％ RH（但し結露なきこと）

保存温度範囲

ー 25℃〜 70℃

保存湿度範囲

90％ RH 以下（但し結露なきこと）
一次 ー 出力端子
500Vdc、30M Ω以上（周囲湿度 70%RH 以下）

絶縁抵抗

一次 ー シャシ
出力端子 ー シャシ *4

300Vdc、0.166M Ω以上

300Vdc、0.142M Ω以上

300Vdc、0.125M Ω以上

一次 ー 出力端子
耐電圧

1500Vdc 1 分間にて異常なし
一次 ー シャシ

漏洩電流（250V/60Hz）*5

15mA 以下

接地連続性

100Aac、0.1 Ω以下

冷却方式

感熱可変速ファンによる強制空冷

バッテリバックアップ
質量
外形寸法（最大寸）付属品*1

電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命 3 年以上（25℃にて）
約 255kg

約 280g

約 300kg

約 340kg

約 360kg

570W×1350（1435）
H×
950Dmm

570W×1350（1435）
H×
950Dmm

570W×1350（1435）
H×
950Dmm

570W×1750（1835）
H×
950Dmm

570W×1750（1835）
H×
950Dmm

取扱説明書：セットアップガイド× 1 冊、クイックリファレンス（和文 / 英文）×各 1 枚、安全のために× 1 冊
J1 コネクタセット：ソケット× 1 個、保護カバー× 2 組、ピン× 30 個
重量物警告シール× 1 枚、CD-ROM × 1 枚：23℃± 5℃にて

*2

：100Hz 帯域内のクレストファクタ 3 以下の入力において（測定時間は入力周期の 10 倍以上）

*3

：1kHz、正弦波の波高値にて校正*4：周囲温度 70％ RH 以下*5：PBZ40-100 BP は 200V/60Hz 時

dimensions 〜外形寸法図〜

型名

PBZ20-60SR, PBZ40-30SR, PBZ60-20.1SR, PBZ80-15SR

PBZ20-80SR, PBZ40-40SR, PBZ60-26.8SR, PBZ80-20SR

型名

1600

MAX85

570

950

50

800

100

PBZ20-100SR, PBZ40-50SR, PBZ60-33.5SR, PBZ80-25SR

50

型名

1750

50

800

型名

PBZ20-180BP, PBZ20-200BP, PBZ40-90BP, PBZ40-100BP

1200

1350

■ ケーブルオプション
形名

品名

標準価格（税抜）

備考

AC8-3P3M-M5C

AC 入力用キャプタイヤケーブル¥15,000

8sq3 芯、3m（SR のみ）

TL02-PLZ ※ 1

LOW インダクタンスケーブル※ 2¥20,000

100A、1m（PBZ20V,40V SR 用）

TL03-PLZ ※ 1

LOW インダクタンスケーブル※ 2¥30,000

100A、2m（PBZ20V,40V SR 用）

LIC40-2P1M-M6M6

LOW インダクタンスケーブル※ 2¥20,000

50A、1m（PBZ60V,80V SR 用）

LIC40-2P2M-M6M6※2¥30,000

50A、2m（PBZ60V,80V SR 用）

LOW インダクタンスケーブル*1： PBZ20V BP で使用する場合は、TL02-PLZ、TL03-PLZ を 2 本並列にします。

950

型名

570

100

ご注意： 電波法および関係法令
MAX85

50

*2： LOW インダクタンスケーブルは、出力接地時のみ使用可能。未接地時は使用出来ません。
（SR の場合）

PBZ20-120BP, PBZ20-140BP, PBZ20-160BP
PBZ40-60BP, PBZ40-70BP, PBZ40-80BP

本製品の出力を、周波数を 10 kHz 以上で、50 W を超えて使用するときには「高周波利用設備」として下記の関係法令に該当する場合があります。
本製品の使用条件および関係法令を十分確認してからご使用ください。
・電波法第 100 条（高周波利用設備）
・電波法施行規則第 45 条（通信設備以外の許可を要する設備）
・無線局免許手続規則第 26 条（高周波利用設備の設置許可の申請）
・無線設備規則第 65 条（通信設備以外の設備の電界強度の許容値）【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あらかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

菊水電子工業株式会社 本社・技術センター 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3 大代表 TEL.（045）593-0200■首都圏営業 所（横 浜）TEL.（ 045）593-7530■東 北営業 所（仙台）TEL.（ 022）374 -34 41■北関東営業 所（さいたま）TEL.（ 048）64 4 - 0601

■東 海営業 所（名古屋）TEL.（ 052）774 -8600■関西営業 所（大阪）TEL.（ 06）6339 -2203■九州出張 所（福岡）TEL.（ 092）263-3680● 2016 年 5 月発行● 2016051KPRI31a