取扱説明書

ディスプレーサ式フロートスイッチ
ＦＬＤシリーズ

作成：2007年2月

株式会社 MRT〒581-0003 大阪府八尾市本町5-4-1 シティ八尾2F

TEL：072-992-5452

FAX：072-992-5542◆ はじめに
この度はディスプレーサ式フロートスイッチをご採用いただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

◆ 保証について保証期間･･･製品の保証は納入後１ヶ年といたします。
保証範囲･･･上記保証期間に当社の責による故障が生じた場合は、その商品の故障部分の交換、または修理を当社側の責任において行います。
なお、保証とは納入品単体の保証を意味します。交換のための費用等や納入品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。
また、特別に取り決めた場合を除き、問題品をご返送いただき修理または交換して発送する対応とさせていただきます。
ただし、下記に該当する場合は保証範囲から除外させていただきます。
保証範囲の対象外
Ⅰ．お客様による移動輸送時の落下、衝撃等、お客様の取扱が適正でないために生じた故障・損害の場合
Ⅱ．お客様による使用上の誤り、あるいは修理・改造による故障および損傷
Ⅲ．天災、災害などによる場合
Ⅳ．異常電圧・ノイズなどの外部要因に起因する故障および損傷（当社外の原因による場合）
Ⅴ．合議なく当社の責による（故障）と判定された場合

◆ １．使用目的
ＦＬＤシリーズは、タンクや容器の液面を検出するフロートスイッチです。ＳＵＳ３０４またはＳＵＳ
３１６が耐える水や油などの液体にご使用下さい。

◆ ２．動作原理
液面の変化に応じて、ワイヤーと一体になったフロートが浮力により上下します。ワイヤー上端にあるマグネットが、あらかじめ内蔵しているリードスイッチを開閉することで、水位を検出します。
スイッチ機構にスプリングを内蔵することで、ワイヤーおよびフロートの重さを支えると同時に、スイッチング動作のバラツキを調節しています。
リードスイッチは自己保持回路があり、ワイヤー下端にバランスウエイトがあるので、液面の波立ちや流れの影響をほとんど受けません。
また、マグネットは密閉された溶接パイプ内を上下し、リードスイッチもタンク外にあるので、液温は 180℃、タンク内圧力は 1MPa まで使用できます。

◆ ３．開梱
開梱の際に、注文した通りの品物と数量であることを、また傷や破損個所がないことを確認して下さい。
また、落下させたり、ぶつけたりすると破損することがありますので、丁寧に取り扱って下さい。

◆ ４．取り付け
次の様な条件の場所へ取り付けて下さい。
① 使用可能な温度範囲(-20℃〜180℃)、圧力範囲(真空〜1MPa)② モーター、トランス、ソレノイドバルブなどの強い磁界から離れた場所（鉄板で遮蔽して下さい）③ 水や蒸気が直接かからない場所（カバーを設けて下さい）④ 振動の少ない場所（１KHz 未満）⑤ 投入口や排出口から離れた場所⑥ 流れの激しい場所（遮蔽板を設けてください）◆ ５．結線！注意！
接点のリードスイッチは無電圧接点であり、破損すると修理できません。電源を投入する前に、ショート、過負荷、誤配線がないことを必ず確認して下さい。
また、接点保護のため、必ず小型リレーや PLC などを介して使用して下さい。

接点定格
最大接点容量10W / 10VA
最大使用電圧100V DC / 100V AC
最大使用電流0.5A DC / 0.5A AC
接点保護のため、必ず小型リレーや PLC などを介して使用して下さい。
小型リレーにより、過負荷による接点溶着、誘導負荷によるサージ電圧、コイル負荷の逆電圧、ランプ・コンデンサ・長い配線距離などによるサージ電流といった電気的事故を防止することができます。
また、実際に使用する電圧と電流、その掛けた値が、表の値を全て超えないようにして下さい。
例：100(V)×0.1(A)＝10(VA)･･･使用できます。
100(V)×0.5(A)＝50(VA)･･･破損します。リレーを介して下さい。
端子台は 1 接点に 2 端子を使います。端子台に印刷されている記号（上図）を参照して配線して下さい。
通常は、取り付けフランジ/ネジ側から、L1（= HH）になります。

◆ ６．接点位置の設定について動作位置は、フロートの上端面から２０ｍｍのところです。
浮力のない机上で調整する場合は、次の表に示す位置にフロートの上端面を合わせて固定してください（コネクターは引き出さず、45mm のこと）。
Ln
L1L2L3L4L5L6“a”
20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm
例：L1=150, L2=300, L3=500, L4=800, L5=1000, L6=1500 の場合
L1 は、150−20 = 130ｍｍに、L2 は、300−30 = 270mm に、
L3 は、500−40 = 460mm に、L4 は、800−50 = 750mm に、
L5 は、1000−60 = 940mm に、L6 は、1500−70 = 1430mm に、それぞれのフロート上側先端を合わせて固定します。
！注意！
浮力の調整は、ウエイトの重量で行っています。
標準ウエイトは 6P 用ですから、フロート数を少なくした場合、フロート１個と同じ重さのウエイトを、必ず追加して下さい。
各接点の最短寸法は次の通りです（ｍｍ）
。
フロート数
1P
2P
3P
4P最上限(L1)75 mm
接点間(Ln〜Ln)
65 mm
最下限〜先端（Ln〜Ｌ） 105 100
95905P

6P

8580

フロートやウエイトとワイヤーの固定は、プラスドライバーで、ビスを締めてください。
ワイヤーは、ビスと反対側の溝に食い込むため、ビスが緩んでも抜け落ちにくい構造になっています。

◆ ７．保守点検
フロートやウエイトを固定しているビスが緩んでいないかどうか、定期的に確認して下さい。
また、コネクターをつかんで引っ張ることで、スプリングの動きがスムーズかどうか確認して下さい。

◆ ８．トラブルシューティング
故障かな？と思ったら、以下の点をお調べ下さい。それでもなお異常があるときには、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡下さい。
症

状処
置・誤配線が無いかどうか確認して下さい。
・磁界や強磁性体の影響を受けています。鉄板などで遮蔽して液面とともにフロートが上下している下さい。
のに、接点が動作しない。
・リードスイッチが破損しているかもしれません。導通を確認して下さい。
・浮遊物や粘着性の物がフロートの動きを妨げています。清掃して拭い取って下さい。
液面は上下しているのに、フロートが・防波管を使用している場合、空気抜きの穴があるかどうか、追従していない。
フロートが管に当たっていないかどうか確認して下さい。穴を開けたり、スペーサーを使ったり必要があります。
接点がチャタリングを起こす。
・端子台の配線が緩んでいないかどうか確認して下さい。

◆ ９．主な仕様
検出原理：
測定対象：
接液部材質：
端子ボックス：最大ワイヤー長：
最大接点数：
圧力範囲：
標準取り付け：
使用温度：
周囲温度：
スイッチヒステリシス：
スイッチ寿命：最大接点定格：
電線投入口：ディスプレーサ式
液体全般 （接液部材質のステンレスが耐食性あること）
SUS304 （オプション SUS316）
ADC12 (防水密閉構造 IP65 相当)
9m (標準 5m)
6 点 （SPST リードスイッチ、ノーマリーオープン）
真空〜1MPa （オプション 2MPa）
JIS5K2B フランジ (耐圧に合わせて変更)-20 to 180℃ （氷結なきこと）-10 to +55℃
Max. 20mm
Min. 106
10W, 100V DC, 0.5A DC / 10VA, 100V AC, 0.5A AC
G 1/2”