Pipetowaniew systemie
Sarpette® M2Doskonałe dopasowanie
Kompatybilność i wygoda.
Trwałość i niezawodność.
Wszystko z jednego źródła.

Sarpette® M – pipetowanie w systemie
Firma SARSTEDT produkuje doskonale dopasowane końcówkido pipet już od przeszło 50 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, kompetencjom technicznym i kierowaniu się mottem:„Wszystko z jednego źródła” wprowadziliśmy na rynek nową,innowacyjną pipetę mikrolitrową Sarpette® M, przeznaczoną
do codziennych zastosowań.
Zrównoważony rozwój oraz prowadzenie działalności w sposób
przyjazny dla środowiska, mają obecnie coraz większe znaczenie. Wytrzymałe i trwałe pipety Sarpette® M będą ułatwiać Ci
codzienną pracę w laboratorium przez wiele lat.

Elastycznie regulowany
zrzutnik końcówekDoskonale
dopasowany stożek

Pipetowanie w systemie  ///  SARSTEDT

3Sarpette M®

Do pipetowania z najwyższą precyzją

Ergonomiczny przycisk
zrzutnika końcówekObjętości oznaczane
kolorami

Precyzyjne ibezproblemowe
pobieranie
płynówWskaźnikobjętości z przodu

Zintegrowany
system kalibracjiPrzetestuj bezpłatnie
i bez zobowiązań!

sarpette.sarstedt.com

4

ErgonomiaPłynnie działający przycisk pipety.
Ergonomicznie i funkcjonalnie umiejscowiony
przycisk zrzutnika końcówek.
Elastyczny i regulowany zrzutnik końcówek.
Komfort przede wszystkim – Wyjątkowoergonomiczny kształt
Precyzyjne pipety SARSTEDT przeznaczone do codziennej
pracy, badań i diagnostyki w każdym laboratorium, wyróżniająsię doskonałymi cechami. Wykorzystaj ich zalety, takie jakwygoda, lekkość i trwałość.

Pipetowanie w systemie  ///  SARSTEDT

5Unikalne położenie przycisku
zrzutnika końcówek

Doskonałe pipetowanieZnajduje się tuż nad podpórką dłoni, dzięki czemu umożliwia
naturalny sposób pracy. Duży przycisk zrzutnika końcówek ipłynnie przesuwający się tłok pipety Sarpette® M, umożliwiająszczególnie ergonomiczne pipetowanie. Niewielka masa pipety
zapobiega zespołowi RSI (czyli uszkodzeniom powodowanym
powtarzającym się przeciążeniem).

Można wygodnie i bez wysiłku dopasować wysokość elastycznie regulowanego zrzutnika końcówek. Wystarczy jeden obrót.
Dzięki temu Sarpette® M są kompatybilne z końcówkami dopipetowania o różnych długościach oraz z końcówkami innych
producentów.

6Niezawodność
Szybka i precyzyjna regulacja objętości.
Dokładne i precyzyjne pipetowanie.
Łatwa i bezpieczna kalibracja.

Szybka i bezpieczna praca –Płynna regulacja objętościŻądaną objętość można łatwo ustawić, obracającpokrętło regulacji. Nastawienie objętości wyraźnie
sygnalizowane kliknięciem oraz swobodnie obracająca się podpórka kciuka, zapobiegają przypadkowemu przestawieniu.

Pipetowanie w systemie  ///  SARSTEDT

Precyzja i dokładnośćW przypadku Sarpette® M dokładne pipetowane jest
gwarantowane. Końcówki do pipet SARSTEDT orazpipety Sarpette® M to duet idealny przeznaczony dowszechstronnego stosowania.

Błyskawiczna kalibracja
Skomplikowane kalibrowanie przechodzi do historii.
Prosty system kalibracji SARSTEDT Sarpette® M
pozwala samodzielnie szybko i bezpiecznie skalibrować posiadaną Sarpette® M. Precyzyjny system
spełnia wszystkie międzynarodowe standardy.

7

8Trwałość
Stabilna i solidna konstrukcja.
Odporne na sterylizację w autoklawie
oraz promienie UV.
Praktyczne i szybkie czyszczenie.
Wybór materiałów bez żadnych
kompromisów
Sprawny i łatwy demontaż
Pipety Sarpette® M można zdemontować w kilka sekund,a następnie wyczyścić je lub zdezynfekować w dogodnym
momencie. Wygodne i szybkie czyszczenie umożliwia niesamowicie łatwe pipetowanie bez zanieczyszczeń i z zachowaniem
bezpieczeństwa.

Pipetowanie w systemie  ///  SARSTEDTW pełni autoklawowalne
Sarpette® M można z powodzeniem sterylizować w
autoklawie w temperaturze 121°C. Pipety te sąwyjątkowo odporne na działanie środków chemicznych oraz promieniowanie UV.

Stabilna i solidna konstrukcja
Doskonale dopasowane do siebie materiały idopracowane wykonanie Sarpette® M pozwalają
nam zaoferować 3-letnią gwarancję.

910Dane do zamówienia
Wartości parametrów Sarpette® MPojemnośćNumer
katalogowy

Dokładność (E%)

Precyzja (CV%)

Zakresnapełniania

PodziałPoj. min.

Poj. pośr.

Poj. maks.

Poj. min.

Poj. pośr.

Poj. maks.

90.3100.002

0,1 – 2 µl

0,002 µl<+/– 6,0 %1<+/– 4,0 %<+/– 2,0 %< 5,0 %1

< 3,3 %

< 1,5 %

90.3100.010

0,5 –10 µl

0,01 µl<+/– 2,5 %2<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,8 %2

< 1,2 %

< 0,5 %

90.3100.020

2 – 20 µl

0,02 µl<+/– 2,5 %<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,7 %

< 1,0 %

< 0,5 %

90.3100.100

10 – 100 µl

0,1 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,2 %<+/– 0,8 %< 1,0 %

< 0,6 %

< 0,2 %

90.3100.200

20 – 200 µl

0,2 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.000

100 – 1.000 µl

1 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,0 %<+/– 0,5 %< 0,5 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.555

0,5 –5 ml

0,01 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,5 %

< 0,3 %

90.3100.111

1 – 10 ml

0,01 µl<+/– 1,5 %<+/– 0,7 %<+/– 0,5 %< 0,5 %

< 0,3 %

< 0,2 %

Wartości parametrów określono dla wody destylowanej o stałej temperaturze (± 0,5°C) 20–25°C zgodnie z normą ISO 8655.
1) zmierzono przy 0,5 µl 2) zmierzono przy 1 µl

Wartości parametrów Sarpette® M8 / M12
Pojemność
Numerkatalogowy

Dokładność (E%)

Zakresnapełniania

PodziałLiczbakanalików

Poj. pośr.

90.3108.010

0,5 –10 µl

0,01 µl890.3108.200

20 – 200 µl

0,2 µl90.3108.300

30 – 300 µl

90.3112.010

Zw. vol.

Precyzja (CV%)
Poj. maks.

Poj. pośr.

Zw. vol.

Poj. maks.

<+/– 3,5 %1 <+/– 2,5 %<+/– 1,5 %< 3,0 %1

< 2,0 %

< 1,0 %

8<+/– 0,9 %1 <+/– 0,8 %<+/– 0,7 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

0,4 µl8<+/– 1,0 %1 <+/– 0,9 %<+/– 0,8 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

0,5 –10 µl

0,01 µl12<+/– 3,5 %1 <+/– 2,5 %<+/– 1,5 %< 3,0 %1

< 2,0 %

< 1,0 %

90.3112.200

20 – 200 µl

0,2 µl12<+/– 0,9 %1 <+/– 0,8 %<+/– 0,7 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

90.3112.300

30 – 300 µl

0,4 µl12<+/– 1,0 %1 <+/– 0,9 %<+/– 0,8 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

Wartości parametrów określono dla wody destylowanej o stałej temperaturze (± 0,5°C) 20–25°C zgodnie z normą ISO 8655.
1) zmierzono przy 10% pojemności napełniania

Pipetowanie w systemie  ///  SARSTEDT

11Bardziej szczegółowe
informacje dotyczącewyboru końcówek do pipetmożna znaleźć na stronieinternetowej:
www.refillrevolution.tips

Dane do zamówienia Sarpette® M
Zakres objętości [µl]Nr produktu

Opakowanie

Pasujące końcówki dopipet SARSTEDT

0,1 – 2 µl

90.3100.002

1 szt./karton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

0,5 –10 µl

90.3100.010

1 szt./karton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

2 – 20 µl

90.3100.020

1 szt./karton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

10 – 100 µl

90.3100.100

1 szt./karton70.3030.xxx
70.3031.xxx

20 – 200 µl

90.3100.200

1 szt./karton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

100 – 1.000 µl

90.3100.000

1 szt./karton

70.3050.xxx
70.3060.xxx

0,5 –5 ml

90.3100.555

1 szt./karton

70.1183.102
70.1183.002

1 – 10 ml

90.3100.111

1 szt./karton

70.1187.102
70.1187.002

0,5 –10 µl

90.3108.010

1 szt./karton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

20 – 200 µl

90.3108.200

1 szt./karton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

30 – 300 µl

90.3108.300

1 szt./karton

70.3030.xxx70.3031.xxx
70.3040.xxx

0,5 –10 µl

90.3112.010

1 szt./karton

70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

20 – 200 µl

90.3112.200

1 szt./karton

70.3030.xxx
70.3031.xxx

30 – 300 µl

90.3112.300

1 szt./karton

70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3040.xxx

Opis

Nr produktu

Opakowanie

Stojak na pipety, obrotowy, na 6 jednokanałowych pipet SARSTEDT Sarpette® M
do 1000 µl

95.1760.200

1 szt. / kartonwewnętrzny4 szt. / karton

Stojak na pipety, na 3 jedno- i wielokanałowe pipety SARSTEDT Sarpette® M

95.1760.201

1 szt. / kartonwewnętrzny
4 szt. / karton

OpisSarpette® M
jednokanałowa

Sarpette® M8-kanałowa

Sarpette® M12-kanałowa

Dane do zamówienia stojaka na pipety für Sarpette® M

W przypadku pytań:Chętnie służymy dalszą pomocą!

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel: +48 22 722 05 43
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

BRO_53_898_0200_901_NF   Niniejszy dokument może zawierać informacje o wyrobach niedostępnych w niektórych krajach   Zmiany techniczne zastrzeżoneZachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.sarstedt.com