NTB-500A

中速ネットワークターミナルボックス

全チャネル同時 の中速サンプリング動的測定を実現！

NTB-51A/50B実装時

分散配置可能な、全チャネル同時サンプリングの測定器。
中速ネットワークターミナルボックス

NTB-500A

NETWORK TERMINAL BOX
特長

電圧／熱電対ユニット

NTB-51A・ 最高1kHzで全チャネル同時測定
・ 1台で8チャネル（8台同期で64チャネル）・電圧最大50V

・ワンワイヤで分散配置

・応答周波数・K，T熱電対・ DCS-100A対応（ダイナミックデータ集録ソフトウェア）

ひずみユニット

NTB-50B

・大ひずみ（300000 10-6ひずみ）の測定
・応答周波数100Hz・24bit高分解能A-D（0.1 10-6ひずみ）・ブリッジ回路内蔵

対応

TEDS

1100Hz（電圧）/10Hz（熱電対）・チャネル間絶縁

■NTB-500A計測事例
加振器●コンクリート桁などの繰り返し載荷試験
・構造物の耐久性の検証
・大ひずみ（300000NTB

ロードセル

10-6ひずみ）の計測ができる

塑性域近辺まで広い入力範囲の計測ができるひずみゲージ

制御盤

NTB

パソコン

Webカメラ

電源●クレーンなど建設機械の応力測定

ひずみゲージ・現場での簡易測定NTB

建設機械各部のたわみ（ひずみ、変位）を現場で計測

・全チャネル同時のサンプリング集録ができる
従来のスキャニング方式と比べ、各チャネル間のデータが完全同期しており、チャネル間の時間差が発生しない

電源
パソコン

●橋梁などの動態観測
・大型構造物試験・分散配置
車両走行中の橋梁各部のたわみ（ひずみ、変位）を計測

センサ

NTB

・ワンワイヤで分散配置

筐体間をワンワイヤでつなぎ分散配置することができ、全長100m間に64チャネル測定できる（パソコンから最後のNTBまで）。

パソコン
電源

2

■NTB-500A構成図●1台の場合DC電源ケーブルP-76（NTB-500Aに標準付属）（別売）
またはACアダプタSA-10A-EDS

NTB-500A用同期サンプリング
通信ケーブル（別売）
N-119（1m）

ひずみゲージ
ひずみゲージ式変換器

NTB-50B

電圧・熱電対NTB-51A

USB/CAN変換器，約1.4m（別売）

LEAF LIGHT HS V2

終端抵抗（別売）

ダイナミックデータ
集録ソフトウェア
DCS-100A（標準付属）CANTERM120

NTB-500A●4台の連結の場合
USB/CAN変換器，約1.4m

DC電源ケーブルP-76（NTB-500Aに標準付属）（別売）
またはACアダプタSA-10A-EDS（別売）LEAF LIGHT HS V2

NTB-500A用同期サンプリング
通信ケーブル（別売）
N-119（1m）

ひずみゲージ
ひずみゲージ式変換器

NTB-50B

電圧・熱電対NTB-51A

終端抵抗（別売）

NTB-500A

ダイナミックデータ
集録ソフトウェア
DCS-100A（標準付属）CANTERM120

最大4台（32チャネル）まで連結が可能●分散配置の場合
USB/CAN変換器，約1.4m

NTB-500A用同期サンプリングYケーブル（別売）N-120（0.1m）

NTB-500A用同期サンプリング
通信ケーブル（別売）
N-119（1m）

終端抵抗（別売）

NTB-500A

NTB-500A用同期サンプリング通信ケーブル（別売）N-119（1m）

CANTERM120（別売）

LEAF LIGHT HS V2

ダイナミックデータ集録ソフトウェア
DCS-100A（標準付属）

他に，DC電源ケーブルまたはACアダプタがNTB-500A毎に必要です。

まで同期可能最大8台（64チャネル）3

中速ネットワークターミナルボックス（NTB-500A）仕様（ 1 ）測定対象と測定ユニット

ひずみユニット NTB-50B 仕様
測定ユニット ひずみユニット 電圧／熱電対
NTB-50B ユニット NTB-51A

測定対象
ひずみゲージ（ 2 ）接続端子

ワンタッチ端子台（ 3 ）測定対象

ひずみゲージ
ひずみゲージ式変換器­（ 4 ）適応ゲージ

1ゲージ法（2線式，3線式） 120 Ω
2ゲージ法，4ゲージ法
120 〜 1000 Ω●­（ 5 ）適応ゲージ率

2.00固定10.0000 V­●（ 6 ）ブリッジ電源

DC 2 V

50.000 V­●（ 7 ）チェック機能

入力断線チェック

K（CA）­●（ 8 ）TEDS機能

T（CC）

­

●

TEDSセンサからの読み込み
チャネル名称の書き込み（製造社IDが共和電業の場合）

1ゲージ法
120Ω

2線式

●

­3線式

●

­

2ゲージ法

アクティブ・●

ひずみゲージ式 120〜1000Ω アクティブ法
変換器
4ゲージ法
120〜1000Ω フルブリッジ法
電温圧度

熱電対

（ 2 ）入力チャネル数

最大8チャネル／台
測定ユニット（ 4チャネル／台）
2台まで混載可能（ 3 ）同期運転

最大8台64チャネルまで（ 4 ）サンプリング周波数 1，2，5，10，20，50，100，200，500，1kHz（全チャネル同時サンプリング）
最大測定チャネル数
サンプリング周波数（Hz）
ケーブル長 = 20m ケーブル長 = 80m ケーブル長 = 100m

1K
500
200
1005020〜1（ 1 ）入力チャネル数 4816406464
64（ 9 ）測定レンジ，分解能，レンジ精度
測定レンジ

48204064

ケーブル総延長 最大100m（但しサンプリング周波数1KHz時は除く）（ 6 ）TEDS機能

NTB-50B実装時
TEDSセンサからの読み込み

測定データはPCに保存（内部ストレージなし）（ 9 ）使用温度範囲­10 〜 50 ℃（10）使用湿度範囲

20 〜 85 %RH（結露しないこと）（11）電源DC 11 〜 16 V

DC 〜 100 Hz（偏差 +1 dB，­3 dB）（11）外形寸法152.2（W） 45（D） 6.1（H）mm（突起部含まず）（12）質量約85g

電圧／熱電対ユニット NTB-51A 仕様（ 1 ）入力チャネル数 4（ 2 ）接続端子

ネジハンダ端子台（ 3 ）測定対象

電圧，熱電対（K，T）（ 4 ）チェック機能

バーンアウトチェック（ 5 ）TEDS機能

なし

測定レンジ

（13）外形寸法

250mA以下（14）質量約490 g（15）EMC指令

EN61326-1（クラスA）（規格適用：機器間30m以内）

レンジ精度

入力抵抗

0.1 %FS

約1 MΩ

■熱電対測定時精種類

測定範囲

外部基準接点度

内部基準接点
分解能
周囲温度（25 10）℃

K ­200.0〜1230.0℃（0.5 %rdg+2.0 ）℃（0.5 %rdg+1.0 ）℃
0.1℃（入力端子温度平衡時）
T ­200.0〜400.0℃* 精度には，熱電対の精度は含まず* 基準接点補償器は外部と内部の切り替えが可能* 熱電対抵抗は，1 kΩ以下

測定動作時

230mA以下
300mA以下

175（W） 28.7（H） 106.4（D）mm（突起部含まず）

分解能

100μV
1mV

10V
50V

（12）消費電流（DC12V動作時）

NTB-50B 2台実装時
NTB-51A 2台実装時

0.1 %FS■電圧測定時（ 8 ）データ保存

200mA以下

レンジ精度（10）応答周波数

Bosch2.0B active対応（ISO-11898仕様準拠
ハイスピードCAN）

待機時

0.1 10-6ひずみ
1 10-6ひずみ（ 6 ）測定レンジ，測定範囲，分解能，精度

チャネル名称の書き込み有り（製造社IDが共和電業の場合）

測定ユニット

分解能

30k 10-6ひずみ
300k 10-6ひずみ­

4820406464（ 5 ）ケーブル長（ 7 ）インタフェース

1%（ 7 ）応答周波数

電圧測定時 ：DC〜100Hz（偏差＋1dB，­3dB）
熱電対測定時 ：DC〜10Hz（偏差＋0.5dB，­1dB）（ 8 ）絶縁チャネル間（ 9 ）外形寸法152.2（W） 45（D） 6.1（H）mm（突起部含まず）（10）質量約95 g

4：DC500V 50MΩ以上■寸法図（突起部含まず）

106.4

NTB-500A

28.7175※NTB-50B 1台，NTB-51A 1台を組み込み時の外観■標準付属品■別売品●取扱説明書一式●ACアダプタ●簡易ソフトウェア●USB/CAN変換器ドライバSA-10A-EDS（AC100 〜 240 V）
NTB-50B●電圧／熱電対ユニット
NTB-51A●NTB-500A用同期サンプリング通信ケーブル N-119（1 m）●ひずみユニット

DVD １枚●ダイナミックデータ集録ソフトウェア：DCS-100A※1●結線シール●DC電源ケーブル：P-76●アース線：P-72●ゴム足●検査票・保証書

1枚1本
1本
4個各1部

※注：上記以外のケーブル長が必要な時には，お問い合わせください。
●NTB-500A用同期サンプリングYケーブル N-120（片側0.1 m）●USBケーブル●NTB-500A用連結板2台用●NTB-500A用連結板4台用●ドライバホルダ（小型ドライバ含む）●NTB-500A用ダミーパネル（NTB500-DUMMY）●NTB-500A用ダミーパネル

1枚 ※2●データ解析ソフトウェア●データ管理・解析ソフトウェア※1 型式「NTB-500A」標準付属。
型式「NTB-500A-0」の場合は別売となります。
※2 NTB-500A用ダミーパネルについて測定ユニットが1台の場合、空きスロットに取り付けられた状態で出荷されます。

■注意事項

N-38（1m）
CN-10A：本器2台連結用
CN-11A：本器4台連結用
NTB500-DUMMY
DAS-200A
NI DIAdem

N-119

・NTB-100/200シリーズ と同時使用は，できません。
・NTB用中継ボックスNTB-21Aは，使用できません。
は，・NTB-100/200シリーズ用の通信ケーブル類（N-102など）使用できません。
・NTB-100/200シリーズ用の連結板CN-1Aは，使用できません。
・NTB-100/200シリーズ用のソフトウエア NTB-10Aは，使用できません。
お問い合わせください。
※NTB-20Aについては，

N-120●USB/CAN変換器

LEAF LIGHT HS V2CANTERM120●DINレール取り付け板 DRA-1●DINレール（35mm）●終端抵抗

NTB用電源ボックス NTB-20A

5終端抵抗ダイナミックデータ集録ソフトウェア

DCS-100A（標準付属）

DCS-100A（NTB-500A）制御仕様《動作環境》《モニタ画面》

Windows Vista®，Windows® 7，Windows® 8/8.1，
Windows®10（日本語版/英語版，32/64ビット対応）
64ビットOSの場合，WOW64（Windows 32-bit
On Windows 64-bit）環境で動作

OS

CPU

Core2Duo 2GHz以上推奨

メモリ

32ビットの場合，2GB以上64ビットの場合，4GB以上

ディスプレイ

解像度 1024 768以上

HDD

インストール時に20MB＋測定データ保存用

インタフェース

USB/CAN変換器

制御可能台数

最大8 台（最大64 チャネル）

制御インタフェース

CAN USB/CAN変換器（Kvaser Leaf Light HS V2)を使用

計測データの保存先

PCのハードディスクにKS2ファイルで集録

集録

測定チャネルモード，レンジ，ZERO，校正係数，時系列グラフ

グラフ
時系列
（DIV）

マニュアル，マニュアル（集録データ数設定），

マニュアル測定

RECからSTOP間，あるいは集録データ数指定によりRECから指定したデータ数まで集録

インタバル測定

インタバル，
アナログトリガ

X/Y軸共に任意8チャネルの組み合わせでグラフ表示可能Barグラフ

1グラフで最大32チャネル表示可能
1画面で1 〜 4グラフ表示可能
ピークホールドON/OFF（数値表示可能）

Barメータ任意1チャネルを横向き，縦向きで表示可能

円メータ

任意1チャネルを円メータで表示可能

数値表示

任意1チャネル表示（各チャネルの最大値・最小値表示

画面表示色

グラフ単位に任意に変更可能

タイトル，
ラベル

任意にタイトル，X/Y軸ラベルを設定可能《データ確認》
時系列グラフ

グラフ
時系列
（DIV）

開始/終了共に最大262144データ/チャネル

物理量により設定

トリガスロープ立ち上がり，立ち下がり

TEDS 対応

TEDS情報の読み込み，チャネル条件への自動設定

パラメータの設定・読み込み NTB-500Aの内部パラメータの読み込みと設定が可能
盛り替え機能X-Yグラフ

X/Y軸共に任意8チャネルの組み合わせでグラフ表示可能

数値表示

一覧表示

画面表示色

グラフ単位に任意に変更可能

タイトル，
ラベル

任意にタイトル，X/Y軸ラベルを設定可能

カーソル表示カーソル位置の工学値の数値表示

同時表示個数

同時表示個数 数値表示：32個，各種グラフ：32個も含む）（※）
パソコンのCPU速度，
搭載メモリ容量により最大数まで接続台数，通信ケーブル長，機器名称，測定ユニットの設定表示できない場合がある。

NTB-500Aから測定ユニット構成の読み込み可能

表示可能データ
ファイルサイズ

データファイルの自動変換 測定終了時に自動ファイル変換（CSV, XLS, XLSX, RPCIII形式）
任意単位設定ファイル変換パソコンのハードディスクに保存する

CSVファイルへの自動変換 集録終了時にCSVファイルへの変換を自動で行う《データファイル形式》
保存形式

グラフ／数値表示で一度に表示可能なデータファイル
サイズは最大10MB

10MBを超える場合は，表示範囲を設定することにより，任意範囲の10MBのデータを表示可能

任意に3種類の単位を登録可能《測定動作》
集録データ保存先

数値表示とグラフ表示を合わせて64個まで表示可能（モニタ画面で表示しているグラフ表示／数値表示の個数あり《環境設定》
ハードウェア構成

X軸は時間軸，Y軸は物理量で最大16チャネル表示可能

上記時系列グラフと異なり，表示チャネルの0点位置をY軸分割線上の任意の位置に変更可能（測定チャネル数により異なる）

トリガレベル

X軸は時間軸，Y軸は測定した物理量表示で最大16チャ

ネル表示可能1画面で1〜4グラフ表示可能。

設定可能

任意の測定チャネル（1チャネル）

数値表示とグラフ表示を合わせて64個まで表示可能（データ再生で表示しているグラフ表示／数値表示の個数表示できない場合がある。

設定したトリガ条件により集録の開始/ 停止

トリガチャネル

数値表示：32個，各種グラフ：32個も含む）

集録開始日時と集録間隔の設定により自動的に集録

終了トリガ可能），任意16チャネル表示，全チャネル表示（※）
パソコンのCPU速度，搭載メモリ容量により最大数まで（STEP数5，STEP毎に集録間隔を変更可能）

アナログトリガ測定

ディレイ量

X-Yグラフ

同時表示個数

測定範囲，定格容量，定格出力（任意に表示項目の選択が可能）

測定モード

X軸は時間軸，Y軸は物理量で最大16チャネル表示可能

上記時系列グラフと異なり，表示チャネルの0点位置をY軸分割線上の任意の位置に変更可能

上限チェック値，下限チェック値，チャネル名称，1Hz〜1kHz（通信ケーブル長, チャネル数による制限あり）

表示可能

1画面で1〜4グラフ表示可能。

オフセット，単位，測定ON/OFF，数値表示桁数，サンプリング周波数

X軸は時間軸，Y軸は測定した物理量表示で最大16チャネル

パソコンで集録データを保存する場合は，共和電業標準ファ
イルフォーマット形式（以下KS2 形式と示す）で保存する。

6

任意範囲，任意チャネルのファイル切り出し，CSVファイル変換，Excel形式変換，RPCⅢ形式変換が可能

デ ー タ 処 理・解 析 ソフトウェア（ 別 売 ）SOFT WARE
ソフトウエア

データ解析ソフトウェア

DAS-200A

共和標準フォーマットのデータファイル（拡張子KS1/KS2）を読み込み、集録データの再生・解析を行うソフトウェアです。
動画や音声メモの再生を行うことが可能です。
ソフトウェアの主な機能◦データ再生Y-Timeグラフ、X-Yグラフ、数値、ファイル情報、MAX/MIN表示可能◦データ解析
統計演算、四則演算、FFT解析、頻度解析、フィルタ処理、微分積分、寿命予測が可能

技術に関するお問い合わせ
営業技術部

TEL. 042-485-6714
FAX.042-486-1436

Cat.No.1584d

ご購入に関するお問い合わせ

WEBサイトからのお問い合わせ

各営業所にお問い合わせください

http://www.kyowa-ei.com/

2016年 12月 1日発行 Printed in Japan