特集コロナ禍と視覚リハビリテーション

スマートフォンによる視覚障害者のヘルスケア機器活用
Utilization of health care devices for blind with smartphones
御園政光（慶應義塾大学自然科学研究教育センター、千葉県視覚障害者福祉協会）

要旨：
目的：コロナ禍のなかで、視覚障害者のヘルスケアに対する関心が高まっている。いままでは検温、体重測定、血圧測定といった日々のヘルスケアは、視覚障害者用の音声対応機器を入手する必要があったが、スマートフォンと連携してこれらの指標を自力で管理するための手法が提案されるようになった。
本稿は、全盲者の視点で視覚障害者の最新のヘルスケアを報告するとともに、対応する機器やアプリの改善点について検討することを目的とする。
方法：オムロンのヘルスケア機器を中心に体温計と体組成計と血圧計を用い、機器の特徴や設定方法、iPhone のボイスオーバーによるアプリの対応状況を調べた。
結果・考察：スマートフォンと連動した機器を使用することによって視覚障害者が自力で日々のヘルスケアができることがわかった。しかし、ボイスオーバーによるアプリの対応状況が十分でなく改善すべき事項を確認できた。

キーワード：視覚障害、ヘルスケア、スマートフォン、iPhone、ボイスオーバー

１．目的た。しかし、体温計に至っては、視覚障害者用の実測式体温計は、検温するのに５分から 10 分

昨 今、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症（ 以 下、程度の時間がかかり、COVID-19 での使い勝手COVID-19）の流行により、視覚障害者のヘルはよくない。また、液晶画面を家族に読んでもスケアに対する関心が高まっている。いままでらうという手もあるが、いつも家族がそばにいは検温、体重測定、血圧測定といった日々のヘるわけでないし、都合が悪いときもある。毎回

ルスケアは、視覚障害者用の音声対応機器を入見てもらえるというわけにはいかない。血圧計手する必要があったが、スマートフォン（以下、や体組成計も同様であり、視覚障害者が自力でスマホ）と連携してこれらの指標を自力で管理測定し結果を確認する選択肢が少ない。そこでするための手法が提案されるようになった。

iPhone と連携したヘルスケアの仕方を考えた。

筆者は自らが全盲である。普段は iPhone と

本報告は、全盲者の視点で視覚障害者の最新PC の支援テクノロジーを使って日常生活に必のヘルスケアを報告するとともに、対応する機要な情報を入手している。ヘルスケア関連の情器やアプリの改善点について検討することを目

報はいままでは視覚障害者用機器を使ってき的とする。

連絡先：misono@newly.jp 受稿：2021/8/26

御園

２．‌視覚障害者のスマートフォン利用状況
日本視覚障害者 ICT ネットワーク（2021）が視覚リハ研究

10（2）

63

須である。機器側の液晶画面は目視できないた
め、結果を iPhone に転送し、その内容をスクリーンリーダーで読ませることにより、自力ヘルスケアが可能となる。

今年４月 21 日から５月 31 日にインターネッ

以降、この視点でピックアップした機器を紹トで実施した調査結果によれば、視覚障害者の介する。また、以降はすべてボイスオーバーを

スマホの利用状況は、iOS の使用率は 76.39%、有効にした状態の操作となる。
「ダブルタップ」

iOS と Android の両方は 18.36%、Android のみ操作は「タップ」と記載する。

は 1.97% であった。このことから、国内では視3.1. 体温計

覚障害者の多くが iOS 搭載の iPhone を使用して使用した体温計はオムロンの「MC-6800B」いることがうかがえる。筆者は iOS に搭載されと「MC-652LC」である。

たスクリーンリーダーである「ボイスオーバー」（1）MC-6800Bが安定して日本語環境で利用できることがその理由であると考えている。
現在、メール、電話、Web 検索、LINE によるメッセージの交換、カレンダー、天気、写真撮影、視覚障害者に役立つアプリまで、ほぼすべてがスマホで完結できるようになって久しく、視覚障害者が iPhone を手に入れることで生活の質が向上している。筆者の場合は聴きたかった音楽のアーティスト名や楽曲、歌詞がすぐに確認できるようになったこと、誌面の内容を手元で文字認識させボイスオーバーで読ませることができるようになったこと、ラジオが簡単に再生できるようになったことが生活の質の向上に最も寄与している。そして、COVID-19 においては視覚障害界隈でもヘルスケアに注目が集まっている。

３．ヘルスケア機器「視覚障害者が機器を自力で使用できる」とは、いったいどのようなことだろうか。
筆者が考えるポイントは、何らかの操作をしたときの音によるフィードバック（戻し）があ

図1

MC-6800B の本体写真

MC-6800B（図１）の特徴は、音波通信機能搭載で、検温結果をスマホのアプリに簡単に転送できることである。全体的に手触りのなめらかなデザインで、一般的なスティック型で先端を脇の下に挟み込むタイプである。
ケースは刀のさやのように体温計本体をストンと差し込む形状をしている。ケースから本体を取り出して頭のボタンを短く押し込むと電源が入る。そして、もう一度押すかケースにしまうと電源が切れる。ボタンを押すごとに「ピッ」と音が聞こえる。検温は約 15 秒で、完了すると「ピッポッピッポッ」が繰り返し聞こえる。間もなく、本体から「ジリジリ」音が聞こえる。これが音波信号である。測定結果は iPhone に近づけることで転送できる。
（2）MC-652LCること、状況を音声で知らせることだと考えている。これらを網羅できない状況では今までは機器を操作できずにいた。それでも、最近はスマホなどの外部機器を連動させ支援テクノロジーを活用した自力操作ができるようになってきた。

図2

MC-652LC の本体写真

ヘルスケア機器を使用し、画面の見えない視

一方、MC-652LC（図２）は婦人用電子体温覚障害者が自力で測定結果を知るには、ボイス計である。特徴は、約 10 秒のスピード検温で、オーバー機能を有効化した iPhone との連携が必スマホで基礎体温管理や月経周期などのリズム

64管理もできる。全体的に丸みがあり、薄く、先が表示される。登録機器が増えて来ると、ここ端に行くほど細くなっていて、口中検温しやすにいくつもの測定値が表れる。右下には「スピーいデザインである。iPhone へのデータ転送は、ドダイアルボタン」と読み上げる項目がある。

中距離無線通信の Bluetooth で行う。最初の設定測定結果を転送するボタンであるが、ボイスオーは Bluetooth のペアリングが必須である。本体のバーでは正しく読み上げていない。

頭の裏蓋をスライドさせると、ボタン電池が鎮座している。脇に細いボタンがあり、ボタンを押すと Bluetooth の接続を確立する「ペアリング」ができる。なお、見えなくとも設定できる。
ケースは、小さい化粧品ボトルのようで、女性がバッグに入れて携帯していたら、体温計とは気がつかないような洗練された形状をしている。ケースから取り出すと電源が自動的に入り「ピッ」音が聞こえる。ケースにしまうと長めの「ピーッ」が聞こえ、電源が切れる。検温が完了すると「ピッポッピッポッ」が繰り返し聞こえる。
電源のオンとオフ、完了はこの音だけで識別できる。
（3）OMRON connect アプリ
オムロン製の機器と iPhone を連携させるには「OMRON connect」というアプリが必須である（図３）。また、記録を過去に遡って管理するにはボイスオーバーに対応した iPhone に標準搭載の「ヘルスケア」アプリが便利である。日々の検温は OMRON connect で、継続的に体調管理を行うにはヘルスケアを併用するのがポイントである。

図3

OMRON connect アプリメイン画面

スピードダイアルボタンをタップすると「電まずは、アプリ「OMRON connect」を入手し、源スイッチを押して体温を測定してください」

初期設定を行う。初期設定は、機器の情報と性「測定完了後、自動的に転送モードに移行します」

別や年齢といった自分の情報を登録するところと表示される。下側には「転送を始める」ボタから開始する。個人データを登録しておくと、ンがある。測る前に、予めこの画面にしておくより細かく健康の指標を把握できるようになる。と後の手間が省ける。

オムロン製品のうち Bluetooth に対応した機器

体温計本体をケースから取り出して電源を入は、測定結果をスマホに自動的に転送する。普れる。測り終えるまで 15 秒ほど待ち、測定完了段は測り終えると数秒後に iPhone のアプリに反の音が聞こえたら iPhone に近づける。

映される仕組みとなっている。
一方、体温計 MC-6800B は音波式データ転送準備ができたら、「転送を始める」をタップ、間もなく完了画面となる。ケースに本体を収納を採用する。事項で詳細を述べる。

して画面の「OK」をタップする。最初の画面と（4）音波式体温計のデータ転送と活用なり、現在日時と共に測定結果が表示される。

MC-6800B の測定結果の転送の仕方からデーこの内容を、ボイスオーバー・ジェスチャーのタの活用までを紹介する。

１本指で左や右にスワイプしたり、直接表示部

まず、OMRON connect の画面構成を押さえを触れたりすることにより、視覚障害者は確認ておく。メイン画面は、中央に最新の測定状況できる。なお、転送中は音波を集音するため一御園

視覚リハ研究時的にボイスオーバーの声は小さくなる。
続いて、ヘルスケアアプリを使って過去のデータを確認する。次のように初期設定を行う。

10（2）65と完了を告げる。しかし、測定結果については即時に転送されない。手元では転送完了通知があるまで５分程度待たされる場合がある。そのまずは、左上の「メニュー」をタップし、一ため、きちんと測定できたか、結果はどうだっ覧より「連携アプリ・サービス」をタップする。

たか、という期待と不安を抱えながらスマホのそして、最上段の「ヘルスケア」の右側の「アッ通知を待つことになってしまい、視覚障害者にド」と読み上げるボタンをタップ。
「次の画面でとっては十分に実用的とはいえない。

書き込みたい指標を選択してください」と表示（2）Insmart「FG260」されるので「同意する」をタップする。さらに「すべてのカテゴリオン」をタップし、右上の「許可」をタップする。最後に、左上のメニューよりホームをタップして元の画面に戻す。
使い方は、ヘルスケアアプリを開き、「ブラウズ」→「バイタル」→「体温」と進んで「すべてのデータを表示」をタップする。上から 1 本指でなぞったり、右スワイプで触れてみたりす
ると、体温と共に、測定した日時を読み上げることがわかる。なお、この画面の「よく使う項目に追加」を実行しておくと、次からは概要に表示されるようになり、より簡単にアクセスで

図5

Insmart FG260 本体写真きるようになる。

体重と BMI、体脂肪率、皮下脂肪、内臓脂肪、3.2. 体組成計

筋肉量、推定骨量、骨格筋、除脂肪体重、体内（1）オムロン「HBF-228T」

水分率、タンパク質、基礎代謝、体年齢などの13 項目に対応している。本体は強化ガラス採用でボタンはない。角のない丸みのある正方形のデザインで、薄くコンパクトである（図５）。
本体を開封すると、裏面の電池ボックスに絶縁テープが差し込まれており、取り外すすぐに使い始められる。すべての操作は Fitdays アプリで行い、ボイスオーバーにも対応している。
初回は、性別、名前、生年月日、身長、目標を登録する。iPhone のヘルスケアアプリの同期設定の許可についても尋ねられる。また、ア

図4

HBF-228T 本体写真

プリを開いた状態のまま本体に足を乗せるとBluetooth ペアリング要求がある。

体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、測定の仕方は、まずは Fitdays アプリを開く。

体年齢、基礎代謝、BMI の７項目に対応してい次にゼロキロ調整のため本体に片足を軽く乗る。本体は最近の体組成計の特徴で、強化ガラせ、すぐに降ろす。２秒待って今度は体重をきスの薄くて平らなデザインとなっている（図４）。

ちんと乗せる。１～２秒程度で測定完了となる。

従って、表面の４つのボタンは触れてもわから

iPhone から音が聞こえ、ボイスオーバーが有効ないため、識別可能にするにはシールを貼ってな状態で１本指で画面をなぞると体重のほか体おくことになる。体組成計の上に乗ると「ピッ」脂肪などの情報なども読み上げる。と開始の合図が聞こえる。完了すると「ピピッ」

Fitdays アプリの画面の下側には左から「測定」

66「グラフ」「マイページ」の 3 つのボタンが並ん

他の血圧計同様、電源を入れスタートボタンでいる。これらは、順番に測定完了時、時系列を押すと測定を開始する。このとき、腕の締めの閲覧時、自分の登録情報の設定時の項目となっ付け感を感じるため正しくセットされているかているが「ボタン」としか読み上げない。ボタや、電源状態なども含め触感的に識別できる。

ンへのテキストラベル設定が適切に行われてい測定が完了すると、締め付けが解けることで識ないためと考えられる。

別でき、結果はスマホに自動転送となる。

この機器の最大の利点はボイスオーバーでほぼすべての項目が読み上げできるということで４．課題ある。そしてスマホを軸に設計されているため、以下のような課題を確認した。

測定から結果の確認までがスムーズである。オ（1）機器本体

ムロン製品の（1）の遅延課題はない。

・‌フラットなデザインの場合、触れたときのボタ（3）タニタの体組成計とアプリ連携ンの識別ができない。

タニタのスマホ連携モデルも調査した。スマ（2）アプリ

ホと連携するには「ヘルスプラネット」という以下、読み上げについてはすべてボイスオーアプリが必要である。ところが、アプリレベルバーによる検証となる。

でボイスオーバー対応が不十分であり、視覚障・‌重要項目にテキストラベルが設定されていな害者が使える状況とはいえなかった。従って体い場合、「ボタン」としか読み上げないため操組成計本体の調査は行わなかった。

作がしにくい場合がある。
（Fitdays/OMRON

3.3. 血圧計
使用した血圧計はオムロンの「HCR-7601T」（図６）である。

connect）・‌登録機器が複数になった場合、メイン画面のレ イ ア ウ ト が わ か り に く く な る。
（OMRONconnect）
・‌転 送 を 開 始 す る た め の ボ タ ン が「 ス ピ ー ドライアルボタン」と読み上げ適切ではない。
（OMRON connect）
・‌ヘルスケアアプリを経由しないと過去のデータを確認できない。
（OMRON connect）
いずれも、メーカーには、改善を期待したい。

図6

HCR-7601T 本体写真

謝辞
本報告を行うのに先立ち、オムロンヘルスケ

特徴は、最新の測定結果と過去のデータを簡単アより製品の貸出していただいた。ここに謝意に比較でき、スマホで血圧データ管理もできるを表する。

ようになっている。
本体は至ってシンプルで、大部分が画面表示

参考文献部である。右側に測定や記録を行うための操作

日本視覚障害者 ICT ネットワーク（2021）第 1 回ボタンがあり、上側面には Bluetooth のペアリ支援技術利用状況調査報告書．日本視覚障害者

ングボタンがある。スマホで結果を見られるよ
うにするには、このボタンを押して設定する。

ICT ネ ッ ト ワ ー ク，https://jbict。net/survey/
at-survey-01