Sistema dipipettaggio
Sarpette® M2Un abbinamento perfetto
Compatibile e conforme
Robusta e affidabile
Tutto da un unico produttore

Sarpette® M – Sistema di pipettaggio
SARSTEDT produce da più di 50 anni puntali per pipette.
Grazie a questa pluriennale esperienza, alle competenze
tecniche e alla fedeltà al motto ”Tutto da un unico produttore”,
con la nuova Sarpette® M abbiamo portato sul mercato una
micropipetta innovativa e perfettamente adatta per un utilizzo
nella quotidianità lavorativa dei laboratori.
Al giorno d’oggi è sempre più importante operare nel rispettodell’ambiente e del principio di sostenibilità. La Sarpette® M,robusta e durevole, vi accompagnerà per molti anni nel vostro
lavoro quotidiano in laboratorio.

Espulsore regolabile compatibile
con la maggior parte dei puntali

Porta-puntale

Sistema di pipettaggio  ///  SARSTEDT

3Sarpette M®

Per un pipettaggio di massima precisione

Pulsante di espulsione ergonomico

Codice colore
Pulsante diaspirazione/
dispensazione
preciso emorbido

Indicatore divolume frontale

Sistema di calibrazioneintegrato

Provatelagratuitamente e senza
impegno!!
sarpette.sarstedt.com

4

Design Ergonomico
Pulsante di aspirazione/dispensazione
semplice e morbido
Pulsante di espulsione del puntale inposizione naturale e comoda
Sistema di espulsione del puntale regolabile
La comodità è un must –Design particolarmente ergonomico
Le pipette di precisione SARSTEDT risaltano nell’uso quotidiano, nella ricerca, nella diagnostica e in ogni laboratorio
grazie alle loro eccellenti qualità. Approfittate della straordinaria comodità, della leggerezza e della durata.

Sistema di pipettaggio  ///  SARSTEDT

Posizione unica del pulsane diespulsione del puntale
Posizionamento secondo i migliori criteri ergonomici. Grazie al
grande pulsante di espulsione dei puntali e la corsa del pistone
morbida, la Sarpette® M assicura un pipettaggio particolarmente ergonomico che, insieme al peso leggero, previene lasindrome da lesioni da sforzo ripetitivo (RSI = repetitive strain
injury)Pipettaggio ideale
Grazie all’espulsore regolabile del puntale è possibile regolarne l‘altezza mediante una semplice rotazione e poca fatica
in modo comodo. La Sarpette® M è pertanto compatibile conun‘ampia gamma di puntali, più o meno lunghi, anche di altri
produttori.

5

6Affidabile
Regolazione dei volumi rapida ed accurata
Pipettaggio accurato e preciso
Calibrazione facile e sicura

Rapido e sicuro –Semplice regolazione del volume
Per impostare il volume desiderato, ruotare
semplicemente il pulsante di regolazione. Arresti ascatto del sistema e la rotazione libera del cappuccio del pulsante, impediscono accidentali modifichedi volume.

Sistema di pipettaggio  ///  SARSTEDT

Preciso ed esatto
Con la Sarpette® M i risultati di pipettaggio sono
precisi. I puntali per pipette SARSTEDT e laSarpette® M costituiscono un duo perfetto per tutti
i settori di utilizzo.

Sistema di calibrazione rapida
Le noiose procedure di calibrazione fanno parte delpassato. Grazie al semplice sistema di calibrazione,
potete calibrare la vostra Sarpette® M in modo
rapido e sicuro, in assoluta conformità con gli
standard internazionali.

78Robusta
Struttura robusta e durevole
Sterilizzabile in autoclave e resistente ai raggi UVPulizia pratica e rapida

Nessun compromesso nella scelta
dei materiali
Disassemblaggio semplice e veloce
Il disassemblaggio delle Sarpette M in tempi rapidissimi,permette di pulire e disinfettare la pipetta in ogni momento.
La pulizia pratica e veloce rende ancora più semplice ilpipettaggio senza contaminazioni e sicuro.

Sistema di pipettaggio  ///  SARSTEDT

Completamente sterilizzabile
in autoclave
La Sarpette® M può essere sterilizzata in autoclave
senza problemi a 121 °C. È estremamente resistente alle sostanze chimiche e all’esposizione ai
raggi UV.

Struttura robusta e durevole
Grazie alla combinazione di materiali selezionati e
ad un’attenta costruzione della Sarpette® M è
possibile assicurare un periodo di garanzia delladurata di 3 anni.

910Informazioni per l‘ordine
Prestazioni Sarpette® M
Volumi
Codicearticolo

Inaccuratezza (E%)

Imprecisione (CV%)

Range

SuddivisioneVol. min.

Vol. med.

Vol. max.

Vol. min.

Vol. med.

Vol. max.

90.3100.002

0,1 – 2 µl

0,002 µl<+/– 6,0 %1<+/– 4,0 %<+/– 2,0 %< 5,0 %1

< 3,3 %

< 1,5 %

90.3100.010

0,5 –10 µl

0,01 µl<+/– 2,5 %2<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,8 %2

< 1,2 %

< 0,5 %

90.3100.020

2 – 20 µl

0,02 µl<+/– 2,5 %<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,7 %

< 1,0 %

< 0,5 %

90.3100.100

10 – 100 µl

0,1 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,2 %<+/– 0,8 %< 1,0 %< 0,6 %

< 0,2 %

90.3100.200

20 – 200 µl

0,2 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.000

100 – 1.000 µl

1 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,0 %<+/– 0,5 %< 0,5 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.555

0,5 –5 ml

0,01 µl<+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,5 %

< 0,3 %

90.3100.111

1 – 10 ml

0,01 µl<+/– 1,5 %<+/– 0,7 %<+/– 0,5 %< 0,5 %< 0,3 %

< 0,2 %

I valori sono stati determinati con acqua distillata a temperatura costante (± 0,5 °C) tra 20 e 25 °C in conformità con la ISO 8655.
1) misurato a 0,5 µl2) misurato a 1 µl

Prestazioni Sarpette® M8 / M12Volumi
Codicearticolo

Inaccuratezza (E%)

Range

Suddivisione

NumerocanaliVol. min.

90.3108.010

0,5 –10 µl

0,01 µl890.3108.200

20 – 200 µl

0,2 µl90.3108.300

30 – 300 µl

90.3112.010

Vol. med.

Imprecisione (CV%)
Vol. max.

Vol. min.

Vol. med.

Vol. max.

<+/– 3,5 %1 <+/– 2,5 %<+/– 1,5 %< 3,0 %1

< 2,0 %

< 1,0 %

8<+/– 0,9 %1 <+/– 0,8 %<+/– 0,7 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

0,4 µl8<+/– 1,0 %1 <+/– 0,9 %<+/– 0,8 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

0,5 –10 µl

0,01 µl12<+/– 3,5 %1 <+/– 2,5 %<+/– 1,5 %< 3,0 %1

< 2,0 %

< 1,0 %

90.3112.200

20 – 200 µl

0,2 µl12<+/– 0,9 %1 <+/– 0,8 %<+/– 0,7 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

90.3112.300

30 – 300 µl

0,4 µl12<+/– 1,0 %1 <+/– 0,9 %<+/– 0,8 %< 0,6 %1

< 0,5 %

< 0,3 %

I valori sono stati determinati con acqua distillata a temperatura costante (± 0,5 °C) tra 20 e 25 °C in conformità con la ISO 8655.
1) misurato a 10 µl volumi nominali

Sistema di pipettaggio  ///  SARSTEDT

11Maggiori informazioni sulla
scelta dei puntali perpipetta sono presenti allapagina
www.refillrevolution.tips

Sarpette® M
Range volume [µl]

CodiceConfezione

Puntali per pipette adatti
SARSTEDT

0,1 – 2 µl

90.3100.002

1 pz./scatola70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

0,5 –10 µl

90.3100.010

1 pz./scatola70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

2 – 20 µl

90.3100.020

1 pz./scatola70.3030.xxx
70.3031.xxx

10 – 100 µl

90.3100.100

1 pz./scatola70.3030.xxx
70.3031.xxx

20 – 200 µl

90.3100.200

1 pz./scatola70.3030.xxx
70.3031.xxx

100 – 1.000 µl

90.3100.000

1 pz./scatola70.3050.xxx
70.3060.xxx

0,5 –5 ml

90.3100.555

1 pz./scatola

70.1183.102
70.1183.002

1 – 10 ml

90.3100.111

1 pz./scatola

70.1187.102
70.1187.002

0,5 –10 µl

90.3108.010

1 pz./scatola70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

20 – 200 µl

90.3108.200

1 pz./scatola70.3030.xxx
70.3031.xxx

30 – 300 µl

90.3108.300

1 pz./scatola70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3040.xxx

0,5 –10 µl

90.3112.010

1 pz./scatola70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx

20 – 200 µl

90.3112.200

1 pz./scatola70.3030.xxx
70.3031.xxx

30 – 300 µl

90.3112.300

1 pz./scatola70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3040.xxx

Descrizione

CodiceConfezione

Porta-pipette, ruotabile, per 6 Sarpette® M di SARSTEDT,pipette a un canale fino a 1.000 µl

95.1760.200

1 pezzo / cartone interno
4 pezzi / scatola

Porta-pipette per 3 Sarpette® M di SARSTEDT, pipette a uno e più canali

95.1760.201

1 pezzo / cartone interno
4 pezzi / scatola

Descrizione

Sarpette® M
monocanali

Sarpette® M
8 canali

Sarpette® M
12 canali

Porta-pipette per Sarpette® M

In caso di domande,siamo a disposizione!

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)Tel: +39 02 38292413
Fax: +39 02 38292380
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com

BRO_60_898_0200_601_NF   La presente pubblicazione può contenere informazioni su prodotti non disponibili in tutti i Paesi   Con riserva di modifiche tecniche

Visitate anche la nostra pagina Internet:
www.sarstedt.com