C &U

CREATIVE& UNIQUE

RF信号発生器MSG703
5MHz～3GHz998,000円

IQベクトル発生機能
充実した変調機能と掃引機能

MSG703の特長
7 充実した掃引機能

1 IQ変調信号出力
IQ変調器（オプション）に外部からアナログ、デジ タル あ るい はリストデータ（USBメモリ、手入 力）のIQ 信号を加えることにより、IQ変調された信号が出力されます。

64QAM出力

2 高速スイッチング
周波数は0.5μs（但し、10N-3(MHz)点は1.5ms、N：整数）、レベルは200μsの高速スイッチング。コマンド及び外部トリガ受信の場合は、いずれも1.5ms（但し、周波数の10N-3(MHz)点では3ms）。

3 ALC機能
ALC回路（自動レベル制御回路）により、RF出力のレベ
ルは高い精度を確保しています。

4 高精度の周波数とレベル出力
周波数は0.1Hz分解能で最大11桁の設定ができます。
レベルはALCオンで±0.6dB（625～725MHz除く）の精度です。

5 3つの方法で周波数とレベルを設定テンキー、ロータリーエンコーダーおよび方向キーで周波数とレベルを設定することができますので、操作性が格段に上がります。

6 豊富な変調機能
デジタル変 調のFSKとPSK、アナロ
グ 変 調 のA Mが 標
準 装 備されています。FSKとPSKでは伝送速度が速いレジスタモードと任意FSK（PN15）のスペクトラム波形の変調を生成できる直 接 モ ード が あります。
また、バースト制御を行うことができます。
掃引機能と同時使用ができます。周波数ホッピングが可能です。

周波数およびレベルの任意リストでのリスト掃引とスタート周波数/レベルから一定のステップでストップ周波数 /レベルまでを掃引するステップ掃引があります。また、掃引波形
トリガによって掃引を制御することができ、トリガモードにはエッジ1、エッジ2、レベル1およびレベル2の4種類があります。

8 位相オフセット機能
2台のMSG703の出力信号の位相を同期させることができます。

9 小型・軽量
360(W)×160(H)×360(D) mmとポータブルサイズで、8.5kgと軽量であるためいつでもどこでも手軽に使用することができます。

10 充実したインタフェース
USBホスト、USBデバイス、LAN（1000BASE-T）を標準装備。

11 大型カラー画面
640×480ドット、5.7インチおよびカラーLCDによる見やすい画面。

12 掃引波形と変調波形を画面表示
周波数あるいはレベル
掃引の波形および
FSK、PSK、AMの変調波形が画面に表示されます。
PSK変調波形

ファンクションキー
初期値設定

640×480ドット
5.7インチ、カラーLCD

レベル設定
周波数設定

セーブ/ロード

変調機能選択/設定

変調のオン/オフ
掃引のオン/オフ
テンキー

ロータリーエンコーダー

USB A 端子方向キー
RFオン：点灯
RFオフ：消灯
RF出力オン/オフ
スイッチ

電源スイッチ

トリガ入力

掃引機能選択/設定

スペース

RF出力

オプション選択
マニュアルトリガキー

システム設定RF出力かAUX出力かを選択（オプション）USB A端子LAN 端子L A N 使 用時USB B 端 子にUSBA/B接続ケーブルMI701で接続。
※USBメモリ接続には使 用できません。

USB B端子基準周波数入力

オプションカード用スロット１
AC電源入力(100～240VAC)

オプションカード用スロット２
基準周波数出力

同期出力（変調と掃引時使用）

フレームグランド周波数とレベル設定

MSG703(A)MSG703(B)

周波数、レベルあるいは各種機能は、テンキー、ロータリ―エンコーダー、方向キーのいずれでも設定することができます。
REF OUTREF IN

ロータリ―エンコーダー

RF OUT(A)

テンキー

方向キー

RF OUT(B)

位相オフセット(B)の位相オフセットを調整して(A)に同期させます。

SSB位相ノイズMSG703のSSB位相ノイズは下図に示すように、-95dBc/Hz～-105dBc/Hz

周波数
周波数範囲＠20KHzオフセットと高いスペクトル純度を提供します。
dBc/Hz5MHz ～ 3GHz

100MHz
1G3G

周波数設定画面110100Frequency oﬀset [kHz]

周波数設定分解能
0.1Hz分解能で最大11桁の設定ができます。
例. 2.793 015 286 3GHz

基準周波数
温度特性±0.2ppm以下＠0～50℃、経年変化±0.5ppm /年以下と高安定な基準周波数源を搭載しています。更に高安定な基準周波数源の要望に応えるため、「高安定タイムベースMSG700-03」をオプションとして用意しています。

位相オフセット機能
MSG703は基準周波数入力（REF IN）と同出力（REF OUT）を装備しています。
この2つの端子と位相オフセット機能を使うことによって、2台のMSG703の出力信号を同期させることができます。ただし、2台は同一周波数である必要があります。また、周波数を変更（2台同一周波数でも）すると、位相がずれますので再設定をして下さい。

1000

10000

レベル

掃引機能

レベル設定画面

掃引設定画面

リスト掃引設定画面

ALC機能
MSG703は、ALC（Auto Level Control、自動レベル制御）回路により、高い精度のRF出力レベルを確保しています。
この回路では、設定されたレベルになるようにフィードバックループが働きます。

最大出力レベル表示
画面上に周波数に応じた最大出力レベルが表示されます。
ALCオフではP1dB（代表値）が、ALCオンでは最大出力レベルが表示されます。

逆電圧保護
逆電圧保護とは、出力端RF OUTに過大電圧が加えられたとき、機器の損傷を防止するための機能です。MSG703の保護電圧の規格は「+30dBm（CW平均電力）、50VDC」です。
過大入力が加えられる状況は下記が考えられます。
ステップ掃引設定画面

ケース1

掃引の種類

誤って、出力コネクタに大電力の信号を加えてしまった場合。

掃引方法は2種類あります。
（1）リスト掃引

ケース2
混合した2つの周波数を出力するために、2台のMSG703を接続した場合。

リスト掃引では周波数およびレベルを任意の値で掃引することができます。
周波数およびレベルの入力と編集は下図に示す編集画面で行うことができます。

MSG703+34dBm（デバイダで6dB減衰）

抵抗型パワー
デバイダ

MSG703増幅器

出力+40dBm

掃引のポイント数は1～2,048点の間で設定することができます。レベル掃引速度は500μs～10s/ポイントの範囲です。また、「周波数掃引」と「レベル+周波数掃引」では、600μs～10s/ポイントとなります。
ただし、対数ステップ（周波数のみ）の場合は、最速2ms/ポイントです。また、
10N-3（MHｚ）（N:整数）点では、掃引速度が3ms/ポイント最大に変わります。
例えば、掃引ポイント数80点、掃引速度800μs/ポイント、10N-3（MHz）点1ポイントであれば、1掃引の時間は66.2msとなります。

フリーランにおける掃引注意
掃引速度は、周波数では10N-3（MHz）（N：整数）点で3msとなります。
掃引速度800μs

リピート掃引10N-3（MHz）
フリーラン且つリピートに入った瞬間
シングル掃引
最終番地

800μs

3ms最大
フリーラン且つシングルに入った瞬間（2）ステップ掃引
スタート周波数/レベルからストップ周波数/レベルまでを一定のステップで掃引します。
掃引のポイント数は2～65,536点です。掃引速度はリスト掃引と同じです。
また、ステップ掃引では、周波数に対するリニア（直線）掃引とログ（対数）掃引を選択することができます。

トリガソースと同期出力
トリガソースとしてフリーラン、外部、マニュアルの3種類から選択することができます。
■同期出力
背面パネルの同期出力には、掃引中にハイレベルが出力されます。掃引が連続している場合、1回の掃引が終了する時に50μs以上の間ローレベルとなります。

掃引波形表示掃引される波形を周波数/レベル対時間で表示します。

例１． リピート掃引/エッジ１
トリガ信号

掃引

同期出力

例2． リピート掃引/フリーラン

掃引

トリガ信号による掃引の制御

同期出力

TRIG INコネクタに入力されたトリガ信号によって、掃引を制御することができます。トリガモードは下図に示すように4種類あります。
リピート掃引
トリガ信号
エッジ１

■外 部
Tswp＜Ttrig
Tswp＞Ttrig

エッジ２

Tswp＜Ttrig
Tswp＞Ttrig

トリガ信号
レベル１

Tswp＜Ttrig
Tswp＞Ttrig

レベル２

Tswp＜Ttrig
Tswp＞Ttrig

シングル掃引
外部/マニュアルトリガ
エッジ1/レベル1
エッジ２/レベル２

50μs以上掃引時間 ：Tswp
トリガ間隔：Ttrig

トリガソースが外部の場合、 正面パネルの 「TRIG IN」 コネクタを使用します。
・ 入力周波数範囲 ： DC ～ 5MHz・ 入力電圧範囲 ： 1 ～ 10Vp-p
・ トリガレベル ： 約 +0.56V （固定）・ 入力抵抗 ： 約 36kΩFSK/PSKデータモード

変調機能

レジスタモードと直接モードがあります。このモードは、FSKとPSKに対してのみFSK、PSK、AMの3種類の変調信号を出力することができます。変調信号源は機器内部に持っています。ALCオフ時のみ有効です。

有効です。
(1) レジスタモード
このモードでのデータ伝送速度は最大1MHzで、直接モードの20kHzより速いのが特徴です。8個のレジスタに予め書き込んだ周波数または位相の偏移量を（1）FSK変調
FSK変調は、0～±500kHzまで1Hz分解能で周波数偏移量を設定することができます。キャリア周波数は、偏移の中心を FREQ キーを使って設定します。
画面には、 設定した FSK 変調波形が周波数対時間軸で表示されます。

変調信号で読み出します。
変調信号は、レジスタ番号が書き込まれた変調信号メモリに格納されており、指定された伝送速度で読み出されます。
なお、変調信号ソースはPN9、PN15およびリストから選択することができます。
PN9、PN15は機器内部の2個のレジスタを使用します。

FSK/PSK信号

変調信号メモリ
2k×3bitレジスタ番号が書き込まれている

周波数8個のレジスタ(時間(2) PSK変調
PSK変調は、0～±180度まで0.1度の分解能で位相偏移量を設定することができます。キャリア周波数は FREQ キーで設定します。
また、画面には、設定したPSK変調波形が位相対時間軸で表示されます。

伝送速度
100Hz～1MHz/ポイント
100Hzステップ)【使用例】 2値による変調
図1に示すように2値（周波数：F０/F１、位相：P０/P１）による変調を行うことができます。
しかし、矩形波の場合、図2に示すようにスペクトルが拡散してしまいます。
そこで、図3に示すように、いくつかのレジスタを使ってフィルタリングした波形にすれば、図4のようにスペクトルの拡散を防ぐことができます。

位相F0時間【図1】 2値波形(3) AM（振幅変調）
変調周波数は、100Hz～5kHzまで100Hzステップで設定することができます。
変調波形は正弦波です。

F2

変調度は、0～99%まで1%ステップで設定することができます。
また、ALCオフ、かつフリーランのみ有効（つまり、バースト制御は不可）となります。
画面には、設定したAM波形が振幅対時間軸で表示されます。

F1F3F4F1F0 F0F5F4F3【図2】 2値波形のスペクトルF2F1F1F0 F0 F0 F0

振幅【図3】 2値波形をフィルタリング（6個のレジスタ使用）【図4】 フィルタリング波形のスペクトル時間

FSK変調レジスタモードのリスト編集画面

(2) 直接モード変調信号メモリに格納された周波数または位相の偏移量が指定された伝送速度で読み出されます。伝送速度は、100Hz～20kHzまで100Hzステップで設定することができます。レジスタモードに比べ、伝送速度は遅くなりますが、任意の信号を出力することができます。

バースト制御バースト制御は、信号を間欠的に出力する機能で、FSKとPSKに対して有効です。AMはフリーランのみ有効となります。
信号が出ていない期間はキャリアオフで、最小レベルに設定されます。
(1) 制御モード

周波数/位相変換

FSK/PSK信号

フリーラン

連続出力 （バースト制御オフ）
正面パネルの 「TRIG IN」 コネクタの信号が制御信号

外部リストデータが書き込まれている

変調信号メモリ
2k×32bit(伝送速度
100Hz～20kHz/ポイント
100Hzステップ（ハイ ： 信号出力、 ロー ： キャリアオフ）
マニュアルトリガキー TRIG で制御信号生成

マニュアル（信号出力 / キャリアオフ信号を発生）(2) 動作モード)

シングルとリピートがあります。
リピート

制御信号
先頭データ

最終データ

先頭データ
キャリアオフレベル

出力信号

同期信号

シングル制御信号
先頭データ

最終データ

キャリアオフレベル

出力信号

FSK変調直接モードのリスト設定
同期信号

なお、変調信号ソースは、リストとなります。
右図は、FSK（直接モード）のスペクトラム波形です。

掃引機能との同時利用

リストの編集画面を下図に示します。

変調機能と掃引機能を同時に使用することができます。したがって、周波数ホッ
変調信号例：FSK（直接モード）

ピング信号の出力が可能です。
周波数ホッピングの場合、ホッピング周波数は掃引機能で、変調信号は変調機能で設定します。
下図は、ホッピング周波数間隔を2MHz、変調信号をFSKとした例です。

FSK変調直接モードのリスト編集画面

シグナルアナライザMSA538のオーバーライト画面■ シグナルアナライザ MSA538■測定周波数：20kHz～3.3GHz
高速フーリエ変換(FFT)によるリアルタイム方式と、従来の掃引方式の2方式を搭載したことにより、両方向の長所を利用することが可能。
非定常信号を測定でき、時間軸解析や748,000円変調解析のできるリアルタイム方式。広いスパンで測定できる掃引方式。

システム

その他の機能下記に示すようなMSG703の基本的な設定を行います。
1

インタフェースは、USBデバイス、USBホスト、LAN（1000BASE-T）の3種類が装備されています。
USB A 端子ラベルの定義ファイル名の先頭に付けるラベルを定義します。あらゆるセーブで使用します。

インタフェース

2

画面の最下欄やセーブのファイルで使用する時間の設定を行います。
3

LAN 端子USB A 端子時間設定
LCD の色LCD 画面の色はカラー5種類かモノクロかを選択することができます。

USB B 端子4

バックライト
バックライトのオン、オフを選択することができます。但し、オフの場合、キー操作を行うと点灯します。

5

バックライトの明るさ
バックライトの明るさを 0 ～ 100（最大輝度）の間で調整することができます。

6

ブザー
ブザーのオン、オフを選択することができます。

正面パネル

USB A 端子 ( 正面パネル )USB B 端子

背面パネル

USBメモリを装着します。
PCとの通信に使用します。
転送速度は12Mbps（フルスピード）です。
LAN使用時にUSB A/B接続ケーブルMI701

USB A 端子 ( 背面パネル )でUSB B端子に接続します。

LAN 端子PCとの通信に使用します。

※USBメモリ接続には使用できません。

USBメモリ
正面パネルのUSB A端子（ホスト）を使用し、リスト掃引データ、FSK/PSK変調信号データ、IQ変調器（オプション）のリストデータおよび設定パラメータをセーブすることができます。また、これらをロードすることができます。

セーブ/ロード(1) セーブ動作
掃引およびFSK/PSK/IQ変調の各10リストデータと200の設定パラメータをセーブすることができます。

(2) ロード動作
掃引およびFSK/PSK/IQ変調のどれか1つのリストデータと1設定パラメータをロードすることができます。

(3) リストデータ入力

オプション

USBメモリからロードしたデータまたはリストデータ編集画面で入力したIQデータで変調します。

■ IQ変調器 MIQ700
オプションカード用
スロット１使用50Pツイストペアケーブル MSG700-04

リストデータ設定画面

228,000円

IQ 各10ビット×8 ,192ワード最 大で、読出しレートは10 0Hz～4 0MHzまで

・ ベクトル信号発生器
・ IQ信号は外部アナログ、 外部デジタルおよびリストデータの3種類
・ EVMは1.3%100Hzステップで設定することができます。
USBメモリにストアしたIQデータを使用することができますので、最も簡単にベクトル変調信号を生成する方法となります。

※工場オプション
IQ変調器MIQ700を背面パネルの「オプションカード用スロット１」に装着することによって、MSG703はベクトル信号発生器となります。ALCオフで有効です。

例１．64QAMコンスタレーションのIQ表示

例2．π/4QPSKコンスタレーション
リストデータ編集画面

3種類のIQ入力※波形表示(1) アナログ入力

リストデータのみI/Q対時間および極座標（I対Q）表示をします。

I、Q入力に加えられた電圧によって変調波をレベル生成します。フルスケールは、±600mVです。
入力は、DC結合、シングルエンド、50Ω入力とな って いま す。ベース バ ンド 帯 域 幅 は 最 大10MHz（RF帯域幅20MHz）です。

QIQアナログ入力

I

正面パネルのTRIG INコネクタに入力された信号で、バースト制御を行うこともできます。

時間(2) デジタル入力
オ プ シ ョ ン の 5 0 P ツ イス ト ペ ア ケ ーブ ル

I/Q対時間デジタル入力極座標

MSG700-04を使って、IQデータを入力します。ビット数は、IQ各10ビットで、2の補数のデータ形式です。
データレートは、最大80MSPSで、帯域幅は最バースト制御
バースト制御は、アナログ入力とデジタル入力に対して有効です。

大10MHzです。同時に同期クロックを入力する 必 要 が あ り ま す。 入 力 形 式 は 、 L V D S（TIA/EIA-644に準拠）です。

TRIG IN又はCARRIER ON

アナログ入力と同様にバースト制御を行うことができ、この場合は、「CARRIER ON」信号をデジタル入力コネクタに加えます。

出力信号
信号出力

キャリアオフ■ 高安定タイムベース MSG700-03
・ 高安定 OCXO （オーブン制御水晶発振器） 使用
・ 良好な温度特性と経年変化※工場オプション
温度特性±10ppb以下 @0～50℃±1ppb/日以下

経年変化±100ppb/年以下±1ppm/10年以下

97,000円

■ 終端器 MG-50S/-50N

アクセサリー・MG-50S：8,000円
・MG-50N：12,200円※インピーダンス：50Ω

■ 50Pツイストペアケーブル MSG700-04
IQ変調器MIQ700のデジタルIQ入力に接続するためのケーブルです。

モデル 周波数範囲

長さ：1m

MG-50S DC～18GHz

VSWR
DC～4GHz

4～8GHz

<1.08

<1.10

MG-50N DC～8GHz

8～12.4GHz 12.4～18GHz
<1.15

<1.20

<1.2@DC～8GHz

終端電力

コネクタ

0.25W

SMA（P）

2W

N（P）

18,000円■ 同軸ケーブル■ ラックマウントキット MSG700-06※インピーダンス：50Ω
M S G 70 3を ラ ッ クに 装 着するため のキットです。JIS規格とEIA規格に対応しています。

48,000円■ LANケーブル MI700
長さ：3m3,800円■ USB A/B接続ケーブル MI701
長さ：30cm2,500円

モデルコネクタ

長さ

周波数範囲価格

MC102

SMA(P)/BNC(P)1.5m

DC～2GHz

15,000円

MC201

SMA(P)/SMA(P)0.5m

DC～18.5GHz

22,000円

MC202

SMA(P)/SMA(P)3m

DC～18.5GHz

49,000円

MC203

SMA(P)/SMA(P)4m

DC～18.5GHz

57,000円

MC204

SMA(P)/SMA(P)1.5m

DC～18.5GHz

23,600円

MC301

SMA(P)/SMA(P)0.5m

DC～10GHz

15,000円

MC302

SMA(P)/SMA(P)1m

DC～10GHz

16,000円

MC303

SMA(P)/SMA(P)1.5m

DC～10GHz

17,000円

MC304

SMA(P)/N(J)0.2m

DC～4GHz

13,000円

MC305

SMA(P)/N(P)0.2m

DC～4GHz

13,000円

MC306

SMA(P)/BNC(J)0.2m

DC～2GHz

13,000円

MC307

SMA(P)/BNC(P)0.2m

DC～2GHz

11,000円

MC308

N(P)/N(P)0.5m

DC～10GHz

12,000円

MC309

N(P)/N(P)1m

DC～10GHz

13,000円

MC310

N(P)/N(P)1.5m

DC～10GHz

14,000円

MC311

N(P)/SMA(J)0.2m

DC～10GHz

10,000円

MC312

N(P)/BNC(J)0.2m

DC～2GHz

9,200円MC313

N(P)/BNC(P)0.2m

DC～2GHz8,800円MC314

BNC(P)/BNC(P)1.5m

DC～2GHz4,000円■ 変換アダプタ■ 同軸アッテネータ MG-XXdB
13,000円※コネクタ：SMA(P)/SMA(J)、インピーダンス：50Ω

モデル

減衰誤差
DC～12.4GHz 12.4GHz～18GHz

MG-1dB、2dB、3dB、4dB<±0.5dB<±1dB

MG-5dB、6dB、7dB、8dB<±0.7dB<±1.2dB

MG-9dB、10dB、12dB、13dB<±1.0dB<±1.25dB

MG-14dB、15dB、20dB<±1.2dB<±1.3dB

MG-30dB<±1.2dB@DC～8GHz

VSWR

定格
電力

<1.15@DC～4GHz<1.2@4～12.4GHz<1.3@12.4～18GHz<1.2@DC～8GHz

1W

モデル

コネクタ

インピーダンス

周波数範囲価格

MA301

BNC(P)/BNC(J)50Ω/75Ω

DC～2GHz

22,000円

MA302

BNC(P)/N(J)75Ω/75Ω

DC～1.8GHz

8,000円MA303

BNC(P)/N(P)75Ω/75Ω

DC～1.8GHz

8,400円MA304

BNC(P)/F(J)75Ω/75Ω

DC～1.8GHz

11,000円

MA305

BNC(P)/F(P)75Ω/75Ω

DC～1.8GHz

11,000円

MA306

N(P)/SMA(J)50Ω/50Ω

DC～12.4GHz

12,500円

MA307

N(P)/BNC(J)50Ω/50Ω

DC～2GHz8,500円

MA308

N(P)/BNC(J)50Ω/75Ω

DC～2GHz

29,200円

MA309

N(J)/BNC(P)50Ω/50Ω

DC～2GHz7,300円Speciﬁcations
周波数
出力周波数範囲

5MHz～3GHz

周波数設定分解能

0.1Hz（最大11桁設定）

周波数設定

テンキー、ロータリエンコーダー、方向キー

基準周波数

内部、外部

設定範囲

-70dBm～+20dBm

最大減衰量80dB（min）

設定分解能

0.1dB

レベル設定

テンキー、ロータリエンコーダー、方向キー

レベル単位

dBm、dBμV、Vrms、mVrms、mW

レベル確度

ALCオン

ALCオフ

±0.6dB(typ)@下記以外±0.9dB(typ)@下記以外±1.2dB(typ)@625~725MHz±1.5dB(typ)@25~75MHz

内部基準周波数
温度特性＜±0.2ppm＠0～50℃

経年変化＜±0.5ppm／年

位相オフセット－180～180度、0.022度ステップ※25±5℃にて

基準周波数出力
周波数

10MHz

出力レベル

約1Vp-p

出力インピーダンス

50Ω（公称）

出力結合

AC結合

逆電力保護

＋27dBm（CW平均電力）、50VDC

コネクタ

BNC（J）

外部基準入力
10MHz

入力レベル

1.0～3.3Vp-p

波形40～60%デューティ方形波（入力レベル1.2Vp-p未満の場合は40～53%）

入力結合

AC結合

入力インピーダンス

50Ω

最大入力電圧＋30dBm（CW平均電力）、50VDC

コネクタ

BNC（J）①周波数遷移時間1.5ms以下＠10N-3（MHz）（N：整数）
0.5μs以下＠その他②コマンド及び外部トリガ受信
3ms以下＠10N-3（MHz）（N：整数）
1.5ms以下＠その他－95dBc/Hz以下＠1～3GHz、20kHzオフセット－100dBc/Hz以下＠5M～＜1GHz、20kHzオフセット

高調波＜－30dBc@帯域内

非高調波＜－65dBc@5～＜750MHz＜－60dBc@0.75～＜1.025GHz＜－57dBc@1.025～＜1.5GHz＜－53dBc@1.5～＜2.25GHz＜－50dBc@2.25～＜2.5GHz＜－47dBc@2.5～3GHz

最大出力レベル＜1.6＠-10dBm以下

出力インピーダンス

50Ω

緑色LED消灯し、出力レベルは最大出力レベルから80dB以上減衰＋30dBm（CW平均電力）、50VDC

出力コネクタ

N（J）

引

掃引モード

シングル掃引、リピート掃引

掃引の種類

リスト掃引、ステップ掃引リスト掃引

周波数およびレベルの任意リストでの掃引

ステップ掃引スタート周波数/レベルから一定のステップでストップ周波数/レベルまでを掃引

ステップ変化

リニア、対数

掃引ポイント数

1～2,048＠リスト掃引
2～65,536＠ステップ掃引

掃引速度

レ ベ ル 掃 引：500μs～10s/ポイント、100μsステップ
周波数掃引：600μs～10s/ポイント、100μsステップ※対数ステップ（周波数のみ）の場合は、最速2ms/ポイント。また、10N-3（MHz）(N：整数)点では、掃引速度が3ms/ポイント最大に変わる。
※変調機能と同時使用の場合は、最速1ms/ポイン
ト。

＜ALCオンにて＞＋14dBm＠5MHz～＜1.025GHz＋13dBm＠1.025～＜2.025GHz＋11dBm＠2.025～＜2.825GHz＋10dBm＠2.825～3GHz＜ALCオフにて＞

セーブ/ロード

セーブ：10リスト（ステップ掃引情報はセーブされない）
ロード：1リスト

トリガモードエッジトリガ1および2、レベルトリガ1および2※トリガソースが外部およびマニュアルで有効

Level [dBm]代表値
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

オン時 緑色LED点灯

逆電力保護

掃ＳＳＢ位相ノイズ

幅ＶＳＷＲ

オフ時

スペクトル純度

振①振幅レベル遷移時間
200μs以下②コマンド及び外部トリガ受信
1.5ms以下

出力オン/オフ周波数

スイッチング速度

スイッチング速度

トリガ

00.5

1

1.5

2Frequency [GHz]2.5

3

トリガソースフリーラン、外部、マニュアル※マニュアル： TRIG キーでハイ/ローを設定

極性

立上り、立下り＠エッジトリガ１および２
ハイアクティブ、ローアクティブ＠レベルトリガ1および2

動作モード

外部トリガ
周波数範囲

DC～5MHz

入力電圧範囲

1～10Vp-p

トリガレベル

約＋0.56V（固定）

入力結合

DC結合

入力抵抗約36kΩ

最大入力電圧±50V（DC＋ACpeak）

コネクタ

BNC（J）

同期出力

シングル：制御信号

メモリ先頭番地

出力インピーダンス

約200Ω

出力結合

DC結合

逆電圧保護

9Vrms（DC成分含む）

コネクタ

BNC（J）

波形表示

キャリアオフレベル

同期出力

掃引中に正パルスが出力される。掃引が連続している時は１回の掃引が終了した時、50μｓ以上の負パルスが出力される。
約2Vp-p＠無負荷時、ローレベル0V

メモリ最終番地

出力信号

リピート：制御信号

振幅

表示波形

シングル、リピート

先頭

最終

出力信号

先頭
キャリア
オフレベル

同期出力

同期出力

信号出力時にハイレベル、キャリアオフ時にローレベルとなる。
その他の仕様は「掃引」の項に同じ。

ＦＳＫ変調
周波数/レベル対時間※変調機能との同時使用ができます。

周波数偏移±500kHz

分解能

1Hz

キャリア周波数偏移の中央値を FREQ キーで設定

波形表示

周波数対時間

ＰＳＫ変調
位相偏移

±180度

分解能0.1度

キャリア周波数FREQ キーにて設定

波形表示

位相対時間

振幅変調（AM）

変調

ALCオフ時のみ有効
変調の種類

FSK変調、PSK変調、振幅変調（AM）

変調信号源

内部FSK/PSKデータモード

レジスタモード、直接モード8個のレジスタ（レジスタ0～7）に予め書き込んだ周波数または位相の偏移量を内部の変調信号で読み出す。内部変調信号は変調信号メモリ（レジスタ番号を格納）に格納されており、指定された伝送速度で読み出される。
高速伝送が可能。

直接モード

変調信号メモリに格納された周波数または位相の偏移量が指定された伝送速度で順次読み出される。

設定分解能
内部変調信号源100Hz～1MHz/ポイント＠レジスタモード
100Hz～20kHz/ポイント＠直接モード
100Hz/ポイント
変調信号が変調信号メモリに格納されている。レジ
スタモードではレジスタ番号が、直接モードでは周波数値または位相値が格納されている。

変調信号メモリ長

2048※1～2048の任意のメモリ長を設定できる。

変調信号の種類

PN9、PN15、リスト※PN9とPN15は周波数、位相とも2値での設定のみ。

セーブ/ロード

セーブ ： レジスタモードと直接モードで各10種。
ロード ： レジスタモードまたは直接モードの各1種。

バースト制御制御モード

正弦波変調度

0～99%、1%ステップ

周波数100Hz～5kHz、100Hzステップ

キャリア周波数

FREQ キーにて設定

波形表示

変調波形

※掃引機能との同時使用ができます。

レジスタモード

伝送速度

バースト制御モードはフリーランのみ

波形

FSKとPSKのみ有効

一般性能
通信
インタフェース

USBデバイス、USBホスト、LAN（1000BASE－T）

転送速度

フルスピード（12Mbps）＠USB1.1

ＵＳＢメモリ

リスト掃引データ、FSK/PSK変調信号データ、IQ変調器のリストデータ、設定パラメータを記憶できる。

セーブ/ロード
セーブ動作

掃引およびFSK/PSK/IQ変調の各10リストデータと200設定パラメータをセーブ

ロード動作

掃引またはFSK/PSK/IQ変調の1リストデータと1設定パラメータをロード

表示

フリーラン、外部、マニュアル表示器

5.7インチカラーLCD

フリーラン 連続出力

バックライトLEDバックライト

ドット数

640（H）×480（V）ドット

外部

マニュアル

TRIG INコネクタ
ハイレベル：信号出力
ローレベル：キャリアオフ
TRIG キーで信号出力/キャリアオ
フを設定。

電源
電源電圧
消費電力

100～240VAC、50～60Hz
約18W @オプションなし
約20W @IQ変調器MIQ700及び高安定タイムベースMSG700-03付き

その他

アクセサリー

動作温度

0～50℃（性能保証は25±10℃）

動作湿度

40℃/80%RH以下（性能保証は33℃/70%RH以下）

保存温湿度－20℃～60℃、60℃/70%RH以下

大きさ

360（W）×160（H）×360（D）ｍｍ （突起物含まず）

重さ

約8.5kg @オプションなし

標準付属品

電源ケーブル（1）、ヒューズ（1）、取扱説明書（1）オプション■ ＩＱ変調器 MIQ700
ALCオフ時のみ有効
外部アナログ、外部デジタル、リストデータ
直交エラー

0.65deg. rms（typ）

振幅バランス

0.2dB（typ）

搬送波フィードスルー－41dBc（typ）

サイドバンド抑圧－41dBc（typ）＠ベースバンド周波数1MHz－36dBc（typ）＠ベースバンド周波数10MHz

ＥＶＭ

1.3%（typ）

バースト制御リストデータは不可

制御信号

・ 「TRIG IN」＠外部アナログ
・ 「CARRIER ON」＠外部デジタル極性

ハイレベル：信号出力、ローレベル：キャリアオフ

外部アナログ
入力形式

シングルエンド

ベースバンド帯域幅

10MHz max（RF帯域幅20MHz max）

ＩＱフルスケール

各±600mV

入力インピーダンス50Ω

入力結合

DC結合

最大入力電圧＋30dBm（DC成分含む）

コネクタ

BNC（J）

外部デジタルＩＱビット数

各10ビットＩＱデータ形式

2の補数

入力形式

TIA/EIA－644(LVDS）規格に準拠

レート

80MSPS max（帯域幅は10MHz max）

同期クロック

立上りエッジでデータをサンプリング

リストデータ
データサイズ

I,Q各10ビット×8,192ワード

読出しレート

100Hz～40MHz、100Hzステップ

波形表示

IQ対時間及びI対Q（極座標）＠リストデータのみ■ 高安定タイムベース MSG700-03
温度特性＜±10ppb＠0～50℃

経年変化＜±1ppb/日＜±100ppb/年＜±1ppm/10年■ 50Pツイストペアケーブル MSG700-04
用途：IQ変調の外部デジタル信号用
長さ：1m■ ラックマウントキット MSG700-06■ LANケーブル MI700■ USB A/B接続ケーブル MI701■ USBケーブル MI400

※ 実際の色と多少異なることがございます。ご了承ください。 ※ 仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。
取扱店〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL：042 (637) 3667 FAX：042 (637) 0227
URL : https://micronix-jp.com

E-mail : micronix̲j@micronix-jp.com

CV2310