USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

USB Power Delivery Analyzer
PD ワットみる C(型番:DTW2U3, DTW2U3-EPR)

取扱説明書

Rev.1.24

1 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

目次
USB Power Delivery Analyzer ................................................................................................................................. 1
PD ワットみる C ............................................................................................................................................................ 1(型番:DTW2U3, DTW2U3-EPR) ............................................................................................................................... 1
取扱説明書 .................................................................................................................................................................. 1
1
概要 ................................................................................................................................................................... 4
1.1
特徴 ............................................................................................................................................................... 4
1.2
接続イメージ ................................................................................................................................................... 6
1.3
PD プロトコル解析アプリケーションイメージ ..................................................................................................... 6
2仕様 ................................................................................................................................................................... 7
2.1
USB Power Delivery メッセージのモニタ機能 .............................................................................................. 7
2.2
USB Type-C™ VBUS/CC/VONN 信号のモニタ機能 ................................................................................... 7
2.3
PD ワットみる C 外形寸法及び重量 ................................................................................................................ 7
2.4
PD ワットみる C 電気的仕様 ........................................................................................................................... 7
2.5
PD ワットみる C 環境仕様 .............................................................................................................................. 7
2.6
PD ワットみる C プロトコル解析用ホスト PC 動作環境 ...................................................................................... 7
2.7
セット内容 ....................................................................................................................................................... 8
2.8
外観 ............................................................................................................................................................... 9
2.9
状態表示 LED ............................................................................................................................................... 93
インストール方法............................................................................................................................................... 10
3.1[手順 1] PD ワットみる C ソフトウェアインストーラの実行 ................................................................................. 10
3.2[手順 2] PD ワットみる C の制御用 PC への接続 .......................................................................................... 10
3.3[手順 3] PD ワットみる C ドライバのインストール ............................................................................................ 11
3.4[手順 3’] ARM 系プロセッサ搭載 Windows 環境でのドライバインストール ..................................................... 15
3.5[手順 4] プロトコル解析アプリケーションの起動 ............................................................................................. 17
3.6[手順 5] キャプチャ設定............................................................................................................................... 18
3.7[手順 6] VBUS 電流方向設定 ..................................................................................................................... 18
3.8[手順 6] キャプチャファイルの保存設定 ........................................................................................................ 19
4
操作方法.......................................................................................................................................................... 204.1
各機器と PD ワットみる C の接続 ................................................................................................................. 20
4.2
アプリケーションの起動 ................................................................................................................................. 20
4.3
キャプチャ開始操作 ...................................................................................................................................... 21
4.4
キャプチャ停止操作 ...................................................................................................................................... 21
4.5
キャプチャデータの消去操作 ........................................................................................................................ 21
4.6
キャプチャデータの解析 ............................................................................................................................... 21
5
操作画面・各機能説明 ...................................................................................................................................... 22
5.1
操作画面...................................................................................................................................................... 22
5.2
各種ツールバー説明 .................................................................................................................................... 23
5.3
現在の VBUS/CC1/CC2 電圧・電流状態表示 .............................................................................................. 23
5.4
PD メッセージ一覧・詳細情報表示画面 ........................................................................................................ 24
5.5
PD メッセージの表示項目設定機能説明 ....................................................................................................... 27
5.6
PD メッセージの検索機能説明 ..................................................................................................................... 28
5.1
PD メッセージの表示フィルタ機能説明 ......................................................................................................... 28
5.2
PD メッセージのマーカー機能説明 ............................................................................................................... 29
5.3
PD メッセージの時間原点変更機能説明 ....................................................................................................... 30
5.4
PD メッセージ表示自動スクロール機能説明 .................................................................................................. 30
5.5
ファイルエクスポート機能説明 ....................................................................................................................... 31
5.6
PD メッセージ表示フォント設定機能説明 ...................................................................................................... 31
5.7
グラフ表示操作画面 ..................................................................................................................................... 32
5.8
グラフのマウス操作 ....................................................................................................................................... 33
5.9
グラフマーカー機能説明 ............................................................................................................................... 35
5.10 グラフ時間原点変更機能説明 ....................................................................................................................... 355.11
グラフ測定点プロット表示機能説明 ............................................................................................................... 36
5.12 グラフ PD パケット表示機能説明 ................................................................................................................... 36
2 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
5.13 グラフ表示自動スクロール機能説明 .............................................................................................................. 36
5.14 グラフ文字表示フォント設定機能説明............................................................................................................ 36
5.15 グラフ描画設定機能説明 .............................................................................................................................. 36
5.16 最大電力情報表示機能説明 ......................................................................................................................... 37
5.17 電圧・電流グラフ表示例 ～DRP 機器に 20V 供給対応機器を接続した例～ ................................................ 38
5.18 Rp/Rd インジェクション機能説明 ................................................................................................................... 38
5.19 VESA DisplayPort Alt Mode デコード機能説明 ......................................................................................... 39
6 信号の減衰 ............................................................................................................................................................. 40
7 安全上の注意 .......................................................................................................................................................... 41
8 その他事項 ............................................................................................................................................................. 42
9 改版履歴 ................................................................................................................................................................ 42

3 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

1 概要
PD ワットミル C は、USB Type-C™ Power Delivery 規格のプロトコル解析を支援するためのツールです。
PD ワットミル C は、2 つの USB Type-C™デバイス間に接続し、USB Type-C™デバイス間の VBUS/CC/VCONN 信
号の電圧・電流情報、また USB Type-C™デバイス間で送受信される Power Delivery メッセージのキャプチャを行います。
キャプチャしたデータは、USB Micro-B ポートに接続されたホスト PC に送信され、専用アプリケーションにて、各種信号の電圧・電流のグラフ表示、また PD メッセージのプロトコル解析を行うことが可能です。
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

1.1 特徴VBUS/CC1/CC2 信号の電圧・電流の詳細解析
1 ミリ秒精度の VBUS/CC1/CC2 信号の電圧・電流の測定が可能なため、各種 swap メッセージによる VBUS 電圧・電流変動や、DRP デバイスの CC トグル信号、バッテリー充電時の VBUS 消費電流などの高精度な解析が可能です。
VBUS/CC1/CC2電圧測定例

VBUS電流測定例

DRP CC トグル電圧測定例

PD メッセージと VBUS 電圧・電流変化の詳細解析
VBUS/CC1/CC2 信号の電圧・電流グラフ上に、送受信された PD メッセージも重ねて表示可能なため、PD メッセージに連動した VBUS 信号の変化がわかりやすく表示され、詳細解析可能です。

4 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

PR_SwapメッセージとVBUS電圧変化の測定例

PD メッセージ内容の詳細表示
PD メッセージの内容は、PD 規格書に沿った名称・説明内容で詳細に表示されます。
PDメッセージヘッダ詳細表示例

Source_Capabilities Power Data Object 詳細表示例

PDパケットのPreamble, BMC 詳細情報表示例

5 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

1.2 接続イメージ

PDワットみるC本体
USB Type-C ケーブル

USB Type-C 機器(PC,スマホ,タブレットなど)
USBケーブル(Std-A to Micro-B)

USB Type-C 機器(USBハブ, 充電器, USBメモリなど)
PDワットみるC 制御用PC

1.3 PD プロトコル解析アプリケーションイメージ

6 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

2 仕様
2.1 USB Power Delivery メッセージのモニタ機能
対応 USB Type-C™ / Power Delivery 規格
Universal Serial Bus Type-C™ Cable and Connector Specification Revision 1.2
Universal Serial Bus Power Delivery Specification Revision 2.0, V1.3
Universal Serial Bus Power Delivery Specification Revision 3.2, V1.0
Universal Serial Bus Power Delivery Firmware Update Specification Revision 1.0
Universal Serial Bus Type-C™ Authentication Specification Revision 1.0
VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Ver.1.0a

2.2 USB Type-C™ VBUS/CC/VONN 信号のモニタ機能
・対応 VBUS 電圧: 0 to 20.0V (分解能 約 10mV) ※型番:DTW2U3 *1
0 to 48.0V (分解能 約 10mV) ※型番:DTW2U3-EPR・対応 VBUS 電流: 0 to 5.0A (分解能 約 1mA)
・対応 CC1/CC2 電圧: 0 to 5.0V (分解能 約 10mV)
・対応 CC1/CC2 電流: 0 to 1.2A (分解能 約 1mA)・サンプリング周期: 約 1～1000m 秒間隔 (アプリケーションにて指定可能)*1 : DTW2U3 は、VBUS 電圧 20V を超える環境(EPR 環境)では使用しないでください。EPR 環境で使用する場合、
DTW2U3-EPR をご使用ください。

2.3 PD ワットみる C 外形寸法及び重量
・外形寸法
・質量

：Ｗ21.8 X Ｌ61.6 X Ｈ8.3±0.2mm： 16ｇ

2.4 PD ワットみる C 電気的仕様
・電源電圧：DC+5.0V±10％以内

・装置消費電流：32.0mA（稼働時Ｔｙｐ値）

2.5 PD ワットみる C 環境仕様
・使用温度範囲：5 ～ +40℃

・使用湿度範囲：35 ～ 85%RH（但し結露しないこと）

・有害物質の使用制限：REACH、RoHS

2.6 PD ワットみる C プロトコル解析用ホスト PC 動作環境
対応 PC : USB ホスト搭載の Windows® PC※キャプチャデータ保存用ハードディスク、マウス、キーボード、ディスプレイ搭載必須
対応 OS : Windows® 7/8/8.1/10/11 (32bit/64bit)

7 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

2.7 セット内容
ハードウェア構成物
・PD ワットみる C 本体
※PD ワットみる C 本体とホスト PC を接続する USB ケーブルは製品には同梱されません。別途ご準備をお願いします。

ソフトウェア構成物
・PD ワットみる C PD プロトコル解析アプリケーションインストーラ実行ファイル “setup.exe”
・PD ワットみる C PD プロトコル解析アプリケーションインストーラ MSI ファイル “DTW2U3Setup.msi”
・PD ワットみる C 取扱説明書（本書）※上記ソフトウェアは製品には同梱されません。下記 URL より、最新版ソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.medialogic.co.jp/Download/Manual_SupportSoft.html

8 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

2.8 外観※本外観は DTW2U3-EPR のものです。
USB Type-C™ Plug コネクタ
PD プロトコル解析を行う USB Type-C™ 機器を接続します。
USB Type-C™ Receptacle コネクタ
PD プロトコル解析を行う USB Type-C™ 機器を接続します。
USB Micro-B コネクタ
PD ワットみる C の制御用 PC を接続します。

2.9 状態表示 LED
PD ワットみる C 本体搭載の状態表示 LED は、USB Type-C™の VBUS 状態を表示します。
LED 状態

説明

消灯

□□
青のみ点灯

■□
緑のみ点灯

□■
青と緑が両点灯■■
9 / 43

VBUS 電圧供給無し。 (1V 未満)

VBUS 電圧供給有り。 (1V 以上)
USB Type-C™ Plug ← Receptacle 方向への VBUS 電流有り。 (10mA 以上)
VBUS 電圧供給有り。 (1V 以上)
USB Type-C™ Plug → Receptacle 方向への VBUS 電流有り。 (10mA 以上)
VBUS 電圧供給有り。 (1V 以上)
VBUS 電流無し。 (10mA 未満)

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

3 インストール方法
下記手順に従って、ソフトウェアのインストールを行ってください。

3.1[手順 1] PD ワットみる C ソフトウェアインストーラの実行

PC ワットみる C ソフトウェア一式を制御用 PC のハードディスクにコピーして、ソフトウェアに同梱された ”setup.exe” ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動してください。インストーラ起動後は、画面の指示に従ってインストール処理を行ってください。
インストール完了後、デスクトップならびにスタートメニューに ”USB PD Analyzer DTW2U3” のアイコンまたはメニュ
ーが登録されます。

3.2 [手順 2] PD ワットみる C の制御用 PC への接続
PD ワットみる C の Micro-B USB ポートと、制御用 PC の USB ポートを、USB ケーブルで接続してください。
ソフトウェアインストール時の接続図

PDワットみるC本体

USBケーブル(Std-A to Micro-B)

PDワットみるC 制御用PC

10 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

3.3 [手順 3] PD ワットみる C ドライバのインストール
初回接続時は、ドライバのインストールが必要です(*1)。下記手順に従って、制御用 PC に PD ワットみる C ドライバのインストールを行ってください(*2)。
*1 : FW Version 1.03 以降の PD ワットミル C(DTW2U3-EPR)をご使用の場合、ドライバのインストールは不要です。
[手順 4]プロトコル解析アプリケーションの起動(3.5)へ進んでください。
*2 : Copilot+pc など ARM 系プロセッサ搭載の Windows をご使用の場合は、[手順 3’] ARM 系プロセッサ搭載
Windows 環境でのドライバインストール(3.4)を参照して、Windows 標準 WinUSB ドライバのインストールを行ってください。
ドライバインストール手順[手順 1] にて、デスクトップまたはスタートメニューに登録された ”USB PD Analyzer DTW2U3” のアイコンまたはメ
ニューを起動してください。下記のダイアログが自動的に表示されますので、「Install Driver」ボタンを押してください。

もし、上記ダイアログが表示されない場合は、「Help」メニューの「Install PD Watt Miru C Driver」を選択してください。

自動的に PD ワットみる C ドライバのインストールが開始されます。正常にドライバがインストールされた場合、デバイスマ
ネージャの 「Universal Serial Bus Devices」 に 「Media Logic Watt Miru C Device」 が表示されます。

11 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
ドライバ正常インストール時のデバイスマネージャ画面

12 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

正しく PD ワットみる C デバイスが認識されない場合は、「デバイスマネージャ」より、 ”Watt Miru C” デバイスを見つけて、右クリックにて「プロパティ」を表示し、「ドライバの更新」を行ってください。
デバイスマネージャより「ドライバの更新」

ドライバのフォルダ指定を行う

ドライバのインストール確認画面

13 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
ドライバのインストール中の画面

14 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

3.4 [手順 3’] ARM 系プロセッサ搭載 Windows 環境でのドライバインストール
ARM 系プロセッサ搭載の Windows PC をご使用の場合は、下記の手順に従って、Windows 標準の WinUSB ドライ
バのインストールを行ってください。なお、FW Version 1.03 以降の PD ワットミル C(DTW2U3-EPR)をご使用の場合は、ドライバは自動的にインストールされます。
また、プロトコル解析アプリケーションは、バージョン Ver.1.10.10 以降のものをご使用ください。
[FW Version 1.03 以降の PD ワットミル C(DTW2U3-EPR)をご使用の場合]
ドライバのインストールは不要です。[手順 4]プロトコル解析アプリケーションの起動(3.5)へ進んでください。
[FW Version 1.02 以前の PD ワットミル C(DTW2U3, DTW2U3-EPR)をご使用の場合]
下記の手順に従って、「Windows 標準の WinUSB ドライバのインストール」を行って下さい。

Windows 標準の WinUSB ドライバインストール手順
デバイスマネージャより「ドライバの更新」
デバイスマネージャより PC ワットミル C デバイスを見つけて、プロパティ表示から「ドライバの更新」を行ってください。

ドライバーの検索方法にて、「コンピューターを参照してドライバーを検索」、ならびに「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」を選択してください。

15 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
デバイスの一覧から、「ユニバーサル シリアル バス デバイス」を選択してください。

デバイスドライバの選択にて、製造元ならびにモデルに「WinUsb デバイス」を選択してください。

ドライバー更新警告が表示されますが、「はい」を選択してください。

以上で Windows 標準の WinUSB ドライバのインストール完了です。正しくドライバのインストールが完了した場合、デバイスマネージャの「ユニバーサル シリアル バス デバイス」に「PD Watt Miru C」が表示されます。[手順 4]プロトコル
解析アプリケーションの起動(3.5)へ進んでください。

16 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

3.5 [手順 4] プロトコル解析アプリケーションの起動[手順 1] にて、、デスクトップまたはスタートメニューに登録された ”USB PD Analyzer DTW2U3” のアイコンまたはメ
ニューを起動してください。
PD ワットみる C プロトコル解析アプリケーション “USB PD Analyzer DTW2U3” アイコン

PD ワットみる C が正しく認識されている場合、「開始ボタン」が有効化され、また VBUS/CC1/CC2 の電圧・電流情報が表示されます。
PD ワットみる C 正常認識時のアプリケーション画面

PDワットみるCが正しく認識されている場合、各信号の電圧・電流情報が表示されて、開始ボタンが有効化されます。

PD ワットみる C が正しく認識されていない場合、「開始ボタン」は無効化され、VBUS/CC1/CC2 の電圧・電流情報も表示されません。[手順 3]までのインストール手順を再度行ってください。
PD ワットみる C 認識異常時のアプリケーション画面
PDワットみるCドライバが正しくインストールされていない、または、PDワットみるCが正しく接続されていない場合は、「開始ボタン」は無効となり、各信号の電圧・電流表示はされません。

17 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

3.6 [手順 5] キャプチャ設定
メニュー [Record] – [Record Settings] より、キャプチャ設定を行ってください。
VBUS/CC1/CC2電圧・電流の測定時間間隔を選択してください。(1ms～1000ms, Default 10ms)
キャプチャ可能な最大PDパケット数が表示されます。(変更不可) *1
キャプチャ可能なVBUS/CC1/CC2の最大サンプ
リング数が表示されます。(変更不可) *1*1 : 最大キャプチャ可能数を超えた場合、キャプチャは自動停止するか、またはキャプチャファイルを自動的に切替
えして連続キャプチャ可能です。
(詳細は、キャプチャファイル保存設定機能参照)

3.7 [手順 6] VBUS 電流方向設定
USB Type-C™ Power Delivery 環境において、Type-C デバイス機器間の VBUS の供給方向(Sink/Source)は、接続機器の種別や状況応じて変化します。本製品では、VBUS の供給方向を「VBUS 電流値の正負」を用いて表現します。
Default では、本装置の Type-C プラグから Type-C レセプタクルの方向に VBUS 供給される場合は VBUS 電流は正の値となり、Type-C レセプタクルから Type-C プラグの方向に VBUS 供給される場合は VBUS 電流は負の値となります。
VBUS 電流値が正の値となる VBUS 供給方向を変更したい場合は、メニュー [Record] – [VBUS Current Direction
Setting] より選択を行ってください。

Type-Cプラグ側からType-Cレセプタクル側の方向へ
VBUS供給された場合に、VBUS電流の測定値を正の値にしたい場合に選択して下さい。

Type-Cレセプタクル側からType-Cプラグ側の方向へ
VBUS供給された場合に、VBUS電流の測定値を正の値にしたい場合に選択して下さい。

18 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

3.8 [手順 6] キャプチャファイルの保存設定
メニュー [Record]－[Record File Settings] より、キャプチャファイルの保存設定を行ってください。
PC ワットみる C アプリケーションは、キャプチャデータをハードディスクに保存します。デフォルトの保存先は「マイ ドキ
ュメント」の ”DTW2U3” フォルダとなります。ハードディスクの空き容量が不足する場合は、空き容量に余裕のある別のハードディスクへ保存先の変更を行ってください。
キャプチャファイルのファイル名は、「キャプチャファイルの保存設定」に従って決定され、キャプチャファイルが作成されます。
キャプチャ開始時、同一のファイル名のキャプチャファイルが既に存在している場合は、強制的に新しいキャプチャファイ
ルで上書き保存され、古いキャプチャファイルは削除されます。古いキャプチャファイルを残したい場合は、キャプチャファ
イル名を変更するか、もしくは、「Append Timestamp to Filename」チェックボックスをチェックして、ファイル名にキャプチ
ャ開始時間を追加することで、異なるファイル名となるようにしてください。
また、キャプチャファイルの最大ファイルサイズは１00MB です(Default 設定)。キャプチャデータサイズが 100MB を超えた場合、キャプチャは自動的に停止します(Default 設定)。100MB を超えるキャプチャを行いたい場合は、「Multiple
Record File」チェックボックスをチェックしてください。Multiple Record File 設定を有効とした場合、キャプチャファイルサ
イズが 100MB を超過した時点で、自動的に次のキャプチャファイルを新規作成し、キャプチャを継続します。キャプチャフ
ァイル名には、4 桁の通し番号が自動的に付加されます。
※アプリケーション Ver.1.07.10 より、最大ファイルサイズ設定の変更が可能となりました。最大 9999MB まで設定可能です。ただし、ファイルサイズが大きくなった場合、キャプチャデータ量増大により、アプリケーションの動作が遅くなる場合がございますので、ご使用の環境や用途に合わせて、最大ファイルサイズの設定値を調整してください。
保存するキャプチャファイルのファイル名を指定(拡張子部分を除く)
キャプチャファイル名（タイムスタンプ、拡張子などを含むファイル名)最大キャプチャファイルサイズ(Default 100MB, 最大9999MBまで設定可能)
キャプチャファイル保存先フォルダ変更ボタン

現在の時間情報をキャプチャファイル名に付加する。

最大ファイルサイズ、または最大キャプチャ可能数を超えた場合の動作設定
キャプチャファイル保存先フォルダ

キャプチャ開始時に、毎回本設定を行いたくない場合はチェックしてください。

設定項目
Filename Caption
Append Timestamp to Filename

Multiple Record FileMax File Size (MB)Record File Folder
Do not ask again

19 / 43

説明
キャプチャファイルのファイル名を指定します。(拡張子を除く)
キャプチャファイル名に、現在の時間情報を追加します。
(例) 現在時間が 2016 年 11 月 30 日 17 時 12 分 32 秒の場合
キャプチャファイル名 “PDCapture_20161130-171232.wmc”
最大ファイルサイズ、または最大キャプチャ可能数を超えた場合の動作設定を行います。
[チェック無し] キャプチャを自動停止します。
[チェック有り] キャプチャファイル名を自動変更して、キャプチャを継続します。
キャプチャファイル名の後尾に 4 桁の通し番号を付加します。(0001 より開始、最大 9999)(例) “PDCapture_0001.wmc”, “PDCapture_20161130-171232_0001.wmc”
キャプチャファイルの最大ファイルサイズを設定します。(Default 100MB, 最大 9999MB まで設定可能)
ファイルサイズが本設定値を超えた場合の動作は、上記 Multiple Record File 設定に従います。
キャプチャファイルを保存するフォルダを設定します。
キャプチャ開始時、毎回、本ダイアログを表示するかどうか設定します。
[チェック無し] キャプチャ開始時、毎回、本ダイアログを表示する。
[チェック有り] キャプチャ開始時、本ダイアログは表示せず、保存された設定を使用します。
※キャプチャファイル保存設定変更は、メニューまたはツールバーより変更可能です。

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

以上で準備完了です。次章の操作方法に従って、プロトコル解析アプリケーションを使用してください。

4 操作方法
下記手順に従って、機器の接続、制御アプリケーション起動、キャプチャ開始、キャプチャデータの解析を行ってください。

4.1 各機器と PD ワットみる C の接続
下記の接続図に従って、PD ワットみる C を測定対象の Type-C 機器、また制御用 PC に接続してください。

接続図
プロトコル制御アプリケーション使用時の機器の接続は下記の通りです。

PDワットみるC本体
USB Type-C ケーブル

USB Type -C 機器(PC,スマホ,タブレットなど)
USBケーブル(Std-A to Micro -B)

USB Type-C 機器(USBハブ, 充電器, USBメモリなど)
PDワットみるC 制御用PC

プロトコル解析中、PD ワットみる C 本体は、常に制御用 PC に USB ケーブルで接続したままの状態としてください。
各 USB Type-C™ 機器の接続・切断は、自由に行うことができます。プロトコル解析の用途に合わせて、各 USB
Type-C™機器の接続・切断を行ってください。

4.2 アプリケーションの起動
PD ワットみる C を USB ケーブルで制御用 PC に接続した状態で、デスクトップまたはスタートメニューの “USB PD
Analyzer DTW2U3” メニューまたはアイコンを起動してください。
PD ワットみる C プロトコル解析アプリケーション “USB PD Analyzer DTW2U3” アイコン

PD ワットみる C が正しく認識されている場合、「開始ボタン」が有効化され、また VBUS/CC1/CC2 の電圧・電流情報が表示されます。もし、電圧・電流情報が表示されない場合は、前章の「インストール手順」を再度確認してください。

20 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
PD ワットみる C 正常認識時のアプリケーション画面

PDワットみるCが正しく認識されている場合、各信号の電圧・電流情報が表示されて、開始ボタンが有効化されます。

4.3 キャプチャ開始操作「開始ボタン」を押して、キャプチャを開始してください。
キャプチャ開始時、「キャプチャファイルの保存設定ダイアログ」が表示されます。『3.8 [手順 6] キャプチャファイルの保存設定』に記載の内容に従って、キャプチャファイルの保存設定を行ってください。保存設定に従って、キャプチャファイル
が作成され、キャプチャが開始されます。
キャプチャが開始されると、キャプチャされた VBUS/CC1/CC2 の電圧・電流情報が、グラフ上にリアルタイムに表示されます。また、PD メッセージが検出された場合は、PD メッセージ一覧に検出された PD メッセージが表示されます。

4.4 キャプチャ停止操作「停止ボタン」を押して、キャプチャを停止してください。
キャプチャデータは、キャプチャファイル保存設定に従って作成されたキャプチャファイル名でハードディスクに保存されています。

4.5 キャプチャデータの消去操作
キャプチャを継続したまま、現在取得済のキャプチャデータを消去したい場合は、「消去ボタン」を押してください。
取得済の PD メッセージや電圧・電流グラフ表示は破棄されます。
キャプチャ継続後のキャプチャファイルは、キャプチャファイル保存設定に従って新規作成されます。

4.6 キャプチャデータの解析
次章 『5 操作画面・各機能説明』 に従って、キャプチャデータの PD メッセージの解析、各 VBUS/CC1/CC2 電圧・電流の解析を行ってください。

21 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5 操作画面・各機能説明
5.1 操作画面
プロトコル解析アプリケーションの操作画面は下記の通りです。

各種メニュー

開始ボタン
停止ボタン

消去ボタン

各種ツールバー
電圧・電流グラフ

現在の電圧・電流状態
表示

PDメッセージ一覧

PDメッセージ詳細情報

ステータスバー表示

名称

説明

開始ボタン

USB Type-C™上の PD メッセージ、各種電圧・電流のキャプチャを開始します。
キャプチャ開始時、直前のキャプチャデータは破棄されます。キャプチャデータを破棄したくない場合は、「キャプチャデータの保存」を行ってから、キャプチャを開始してください。

停止ボタン

USB Type-C™上の PD メッセージ、各種電圧・電流のキャプチャを停止します。

消去ボタン

キャプチャしたデータを消去します。
キャプチャ中に消去ボタンを押した場合、キャプチャ中のデータを破棄し、キャプチャを継続します。

PD メッセージ一覧

キャプチャしたデータの PD メッセージの一覧を表示します。
キャプチャ停止中は、最後にキャプチャしたデータの PD メッセージ一覧を表示します。
キャプチャ中は、キャプチャ中のデータの PD メッセージ一覧をリアルタイムに表示します。

PD メッセージ詳細情報

PD メッセージ一覧にて選択された PD メッセージの詳細表示を行います。

ステータスバー

現在の PD ワットみる C の状態を表示します。

電圧・電流グラフ

キャプチャしたデータの VBUS/CC1/CC2 の電圧・電流グラフを表示します。
キャプチャ停止中は、最後にキャプチャしたデータの電圧・電流グラフを表示します。
キャプチャ中は、キャプチャ中のデータの電圧・電流グラフをリアルタイムに表示します。

各種メニュー

キャプチャデータの保存・読出しなど、各種操作を行います。

各種ツールバー

キャプチャデータの保存・読出しなど、各種操作を行います。

22 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.2 各種ツールバー説明
各種操作は、ツールバー上のボタンからも制御可能です。各ツールバーボタンの説明は下記のとおりです。
キャプチャファイル
を開く

キャプチャ
設定変更

最新PDメッセージの自動スクロール表示

キャプチャファイル
を別名で保存

キャプチャファイル
保存設定変更

表示フィルタのOn/Off 切替

キャプチャファイルのエクスポート

電流・電圧
測定点のグラフ表示
On/Off 切替

表示フィルタの設定変更

キャプチャの新規作成

キャプチャ開始

キャプチャ
データ破棄
(キャプチャは継続)

電流・電圧グラフの表示On/Off 切替

PDメッセージのグラフ表示On/Off 切替

PDメッセージの検索

キャプチャ停止

グラフの電流・電圧の自動スクロール表示
バージョン
情報表示

5.3 現在の VBUS/CC1/CC2 電圧・電流状態表示
USB Type-C™の VBUS/CC1/CC2 の電圧・電流状態は、キャプチャ開始・停止状態に関わらず、常に表示されます。
VBUS供給方向表示(VBUS電流送信方向表示)
現在のCC1電圧表示
現在のCC1電流表示

現在のVBUS電力表示

23 / 43

現在のVBUS電圧表示

現在のCC2電圧表示

現在のVCONN電圧表示

現在のVBUS電流表示

現在のCC2電流表示

現在のVCONN電力表示

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.4 PD メッセージ一覧・詳細情報表示画面

PDメッセージ
一覧表示

PDメッセージヘッダ
PDO一覧表示

PDメッセージ
詳細情報表示名称

概要説明

PD メッセージ一覧表示

キャプチャデータの PD メッセージの一覧を表示します。

PD メッセージヘッダ「PD メッセージ一覧表示」にて選択された PD メッセージの、メッセージヘッダと PDO の一覧を表示します。

PDO 一覧表示
PD メッセージ詳細情報表示「PD メッセージヘッダ PDO 一覧表示」にて選択されたメッセージヘッダ、または PDO の詳細情報を表示します。

PD メッセージ一覧表示例

PD メッセージ詳細情報表示例 ～Source_Capabilities メッセージの詳細情報表示～

24 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

PD メッセージ一覧表示の各フィールド説明
略称

フィールド

説明

名称
#

PacketPD パケットの識別番号 (本アプリケーションのパケット管理番号)

NumberIdle Time

Idle Time

PD パケット間の Idle 時間(ひとつ前の PD パケット終了時点から、本 PD パケット開始時点までの時間)

Timestamp

Timestamp

PD パケットの開始時間

Pkt LenPacketPD パケットの開始から終了までの時間 (μ秒単位)

Length
VBUS Vol[V]VBUS Voltage

PD パケット開始時点での VBUS 電圧[V]

VBUS

VBUS

PD パケット開始時点での VBUS 電流[A]Curr[A]

Current

VBUS Watt

VBUS

[W]

Wattage

CHCH

PD パケットが送信された CC 信号ライン。(CC1 or CC2)OS

Ordered Set

PD パケットの Ordered Set 値

PD パケット開始時点での VBUS 電力[W](SOP, SOP’, SOP’’, SOP’_Debug, SOP’’_Debug, HardReset, CableReset)
PowerPower Role

PD メッセージヘッダの Port Power Role フィールド値※SOP 時のみ有効(Source or Sink)
Data

Data Role

PD メッセージヘッダの Port Data Role フィールド値(UFP or DFP)

Cable Plug

Cable Plug

PD メッセージヘッダの Cable Plug フィールド値※SOP’ または SOP’’ 時のみ有効(Cable Plug or UFPorDFP)
Type

Message TypePD メッセージヘッダの Message Type フィールド値(GoodCRC, Request, Source_Capabilities など)

Mes ID

Message ID

PD メッセージヘッダの MessageID フィールド値

Description

Description

PD メッセージの簡易説明

HeaderMessage

PD メッセージヘッダ部のデータ値 (HEX 表示)

HeaderData Objects

Data Objects

PD メッセージの Data Object 部のデータ値 (HEX 表示)

CRC

CRC

PD パケットの CRC 値 (HEX 表示)

Pkt Len[us]PacketPD パケットの長さ [us]LengthCC1 Vol[V]CC1 Voltage

PD パケット開始時点での CC1 電圧[V]CC1 Curr[A]CC1 Current

PD パケット開始時点での CC1 電流[A]CC2 Vol[V]CC2 Voltage

PD パケット開始時点での CC2 電圧[V]25 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
CC2 Curr[A]CC2 Current

PD パケット開始時点での CC2 電流[A]Rev.

Specification

PD メッセージヘッダの Specification Revision 値

Revision
NumDOsNumber of

PD メッセージの Data Object 数

Data Objects
Extended

Extended

PD メッセージヘッダの Extended 値

Ex Chunked

Extended

PD メッセージヘッダの Extended Chunked 値 (Extended=1 時)

ChunkedEx Chunk

Extended

Num

Chunk

PD メッセージヘッダの Extended Chunk Number 値 (Extended=1 時)

NumberEx Request

Extended

Chunk

Request

PD メッセージヘッダの Extended Request Chunk 値 (Extended=1 時)

Chunk
Ex Data Size

Extended

PD メッセージの Extended データ長 (Extended=1 時)

Data Size
Message Size

Message Size

PD メッセージのメッセージ長

Ex Header

Extended

PD メッセージの Extended Message Header (Extended=1 時)

Message
HeaderData Objects

Data Objects

PD メッセージの Data Object (Extended=0 時)

Ex Data

Extended

PD メッセージの Extended データ (Extended=1 時)

Data
Edges

Number of CC

PD パケットの CC 信号の総エッジ数

Edges
Ave.UI[us]Average Unit

PD パケットの Preamble の平均 Unit Interval 時間[us]Interval Time
Preamble Len

Preamble

PD パケットの Preamble 長 (ビット数)

Length
BMC

BMC

PD パケットの BMC デコードデータバイト列PayloadData Payload

PD パケットの Data Payload バイト列

Message

PD Message

PD メッセージバイトの HEX 形式表示

Bytes (HEX)

Bytes (HEX)

Message

PD Message

Bytes (ASCII)

Bytes (ASCII)

26 / 43

PD メッセージバイトの ASCII 形式表示

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
PD メッセージ詳細情報表示の各フィールド説明
略称

フィールド名称

説明

OffsetField Offset

フィールドのビットオフセット

LengthField Length

フィールドのデータビット長

Field nameField Name

フィールドの名称

Value

Field Value

フィールドのデータ値 (HEX & DEC 表示)

Description

Description

フィールドのデータ値の簡易説明

HEX

HEX

フィールドのデータ値の HEX 形式表示

ASCII

ASCII

フィールドのデータ値の ASCII 形式表示

5.5 PD メッセージの表示項目設定機能説明
PD メッセージ一覧の各フィールドの「表示順番の変更」、「表示・非表示の切り替え」の設定が可能です。メニュー[PDMessages]－[Column Settings]、または PD メッセージ一覧のコンテキストメニュー(右クリック)より、[Column Settings]
を選択して、下記の設定ダイアログより設定を行ってください。

各フィールドの説明

各フィールドの表示幅

各フィールドの表示・非表示設定

各フィールドの表示順番(左から右)

各フィールドの
見出し

表示順番を変更したいフィールドを選択して、「Up」「Down」ボタンで移動してください。

表示・非表示を変更したいフィールドを選択して、「Show」「Hide」ボタンで設定してください。

27 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.6 PD メッセージの検索機能説明
PD メッセージ一覧から、特定の PD メッセージの検索が可能です。メニュー[PD Messages]－[Find]を選択して、PDメッセージの検索条件を指定してください。検索条件に一致した PD メッセージが見つかった場合、その PD メッセージに表示位置が移動して、選択表示されます。
同一の検索条件で、続けて PD パケットを検索したい場合は、メニュー[PD Messages]－[Find Next]（時間の進む方向へ検索）、または[Find Prev](時間の戻る方向へ検索）を選択してください。
検索対象
CH

検索対象
Ordered Set

検索対象
Port Power Role

検索対象
Port Data RolePDメッセージを検索する方向を選択してください。

指定Message TypeのPDメッセージを検索する場合にチェック

全てのMessage Typeをチェッ
クします
全てのMessage Typeのチェックを解除します

全てをチェックします
特定の文字列を含んだPDパケットを検索する場合に指定

全てのチェックを解除します

エラーを含んだPDパケットを検索する場合にチェック

5.1 PD メッセージの表示フィルタ機能説明
PD メッセージ一覧表示について、特定の PD メッセージのみを表示することが可能です。メニュー[PD Messages]－[Display Filter Settings]を選択して、PD メッセージの表示フィルタ条件を指定してください。表示フィルタ条件に一致した PD メッセージのみが PD メッセージ一覧に表示されます。
表示フィルタを無効、または再有効化したい場合は、メニュー[PD Messages]－[Disable Display Filters]を選択して
ください。
表示する
CH

表示する
Ordered Set

表示する
Port Power Role

表示する
Port Data Role

表示したい Message Type をチェック

全てのMessage Type をチェック
全てのMessage Typeのチェックを解除します全てをチェック
特定の文字列を含んだPDパケットを表示する場合に指定

全てのチェックを解除

エラーを含んだPDパケットを表示する場合にチェック

28 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.2 PD メッセージのマーカー機能説明
特定の PD メッセージ対して、色づけ表示が可能です。色付けを行いたい PD メッセージを選択した状態で、コンテキスト
メニュー（右クリック）を表示して、「Set Marker」(または、「Set Marker A」、「Set Marker B」)を選択してください。選択された PD メッセージが色づけ表示されます。
特に、「Marker A」または「Marker B」として色づけされた PD メッセージは、電流・電圧グラフ上の PD パケット表示においても強調表示され、また、マーカー間の時間隔情報も表示されます。
マーカーの削除は、コンテキストメニュー（右クリック）より、「Clear Marker」(または、「Clear Marker A」、「Clear Marker
B」)を選択して行ってください。

Markerを設定したPDメッセージ※Markerは複数設定可能
Marker Aを設定したPDメッセージ
Marker Bを設定したPDメッセージ

Marker A (またはMarker B)を設定したPDメッセージは、グラフ上にタグが表示される。

Markerを設定したPDメッセージは、グラフ上のPDパケットの色も変化する。

29 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.3 PD メッセージの時間原点変更機能説明
キャプチャデータの時間情報(Timestamp)は、キャプチャ開始時点を「時間原点」として表示されます。特定の PD メッセージの開始時間を時間原点として設定可能です。時間原点として設定したい PD メッセージを選択した状態で、コンテキスト
メニュー(右クリック)を表示して、「Set Time Stamp Origin」－「Current Position」を選択してください。選択された PD メッ
セージの開始時間が、時間原点として設定されます。
時間原点をキャプチャ開始時間に戻したい場合は、コンテキストメニュー(右クリック)より、「Set Time Stamp Origin」－「Absolute」を選択してください。

時間原点変更前このPDメッセージに時間原点を設定

時間原点変更後

時間原点に設定されたパケットのタイムスタンプは“00:00:00” に変更される。

グラフ上の時間軸表示も合わせて変更される。

5.4 PD メッセージ表示自動スクロール機能説明
キャプチャ実行中、随時計測された PD メッセージは自動的に PD メッセージ一覧表示に追加されます。PD メッセージ一
覧の現在の表示位置を、追加された PD メッセージの位置に対して自動的に移動したい場合は、「PD メッセージ表示自動ス
クロール機能」を有効にしてください（メニューまたはツールバーにより変更可能）。

30 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.5 ファイルエクスポート機能説明
キャプチャデータの指定した領域を、別ファイル形式(CSV 形式または WMC 形式)に変換してファイル保存することが可能です。CSV 形式に変換することで、CSV 形式対応の各社表計算アプリケーションなどで、キャプチャした VBUS 電流・電圧
情報や PD メッセージ情報のデータ解析が可能となります。
メニュー[File]－[Export]を選択して、エクスポートするファイル形式(CSV または WMC)、エクスポートするキャプチャ領域(開始位置/終了位置)、エクスポートするデータ項目(CSV 形式時のみ)、エクスポートファイルの出力先ファイル名を指定して、[Export]ボタンを押してください。変換されたファイルが出力先に作成されます。

エクスポート対象領域の開始位置を指定

エクスポートするデー
タ項目を指定エクスポート形式を指定(CSV形式またはWMC形式)

エクスポートする電圧・電流項目を選
択

エクスポート対象領域の終了位置を指定

エクスポートファイルの出力先ファイルパス

エクスポートファイルの出力先ファイルパスを変更

エクスポート開始※WMC 形式のエクスポート時、エクスポート対象領域の開始・終了位置を「Packet Number」、または「Maker」指定した場合、エクスポート領域が若干多めになる場合があります。
※各種マーカー情報はエクスポートされません。

5.6 PD メッセージ表示フォント設定機能説明
PD メッセージ一覧表示、また PD メッセージ詳細表示に使用される表示フォントを選択可能です。
メニュー[PD Message]－[Font Settings]を選択して、表示フォントを選択してください。

31 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.7 グラフ表示操作画面

電圧グラフ表示
有効無効
チェックボックス

電圧グラフ表示

時間軸表示

各電流グラフ表示
有効・無効ボタン

各電圧グラフ表示
有効・無効ボタン

電流軸領域
拡大縮小ボタン

電圧軸領域
拡大縮小ボタン電流グラフ位置上下移動ボタン

電圧グラフ位置上下移動ボタン

電流軸
自動調整ボタン

電圧軸
自動調整ボタン

電流軸領域
正負反転ボタン

マーカー間
時間間隔表示領域
電力グラフ表示
時間軸
移動ボタン

時間軸領域
拡大縮小ボタン

時間軸
自動調整ボタン電流グラフ表示

電流・電力
グラフ表示
有効・無効
チェックボックス

名称

概要説明

電圧グラフ表示キャプチャデータの各信号(VBUS, CC1, CC2)の電圧グラフ表示を行います。
電流・電力グラフ表示が有効な場合、電圧グラフは Default で画面の最上部の位置に表示されます。
電流・電力グラフ表示が無効な場合、電圧グラフはで画面全体に表示されます。
各信号のグラフ表示の色は下記の通りです。
[VBUS 電圧]=赤電流グラフ表示[CC1 電圧]=黄緑[CC2 電圧]=黄キャプチャデータの各信号(VBUS, CC1, CC2)の電流グラフ表示を行います。
電圧・電力グラフ表示が有効な場合、電流グラフは Default で画面中央の位置に表示されます。
電圧グラフ表示が有効な場合、電流グラフは Default で画面下半分の位置に表示されます。
電力グラフ表示が有効な場合、電流グラフは Default で画面上半分の位置に表示されます。
電圧・電力グラフ表示が無効な場合、電流グラフはで画面全体に表示されます。
各信号のグラフ表示の色は下記の通りです。
[VBUS 電流]=赤電力グラフ表示[CC1 電流]=水色[CC2 電流]=ピンクキャプチャデータの VBUS の電力グラフ表示を行います。
電圧・電流グラフ表示が有効な場合、電力グラフは Default で画面の最下部の位置に表示されます。
電圧または電流グラフ表示が有効な場合、電力グラフは Default で画面下半分の位置に表示されます。
電圧・電流グラフ表示が無効な場合、電力グラフはで画面全体に表示されます。
電力信号のグラフ表示の色は下記の通りです。
[VBUS 電力]=橙

電圧グラフ表示有効電圧グラフ表示の有効・無効を切り替えます。

無効チェックボックス
各電圧グラフ表示

各電圧グラフ(VBUS, CC1, CC2)表示の有効・無効を切り替えます。

有効無効ボタン
電圧軸領域32 / 43電圧軸の表示領域の拡大・縮小を行います。

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
拡大縮小ボタン
電圧グラフ位置電圧グラフ表示位置の上下の移動を行います。

上下移動ボタン
電圧グラフ

電圧グラフの表示位置・電圧軸領域の自動調整を行います。

自動調整ボタン

各グラフの表示有効・無効設定に従って、電圧グラフの表示位置を調整します。
電圧軸領域は、キャプチャデータの最小電圧から最大電圧まで、全てを表示できるよう調整します。

電流グラフ表示有効電流グラフ表示の有効・無効を切り替えます。

無効チェックボックス
電力グラフ表示有効電力グラフ表示の有効・無効を切り替えます。

無効チェックボックス
各電流グラフ表示

各電流グラフ(VBUS, CC1, CC2)表示の有効・無効を切り替えます。

有効無効ボタン
電流軸領域

電流・電力軸の表示領域の拡大・縮小を行います。

拡大縮小ボタン電流グラフ位置

電流・電力グラフ表示位置の上下の移動を行います。

上下移動ボタン
電流グラフ

電流・電力グラフの表示位置・電圧軸領域の自動調整を行います。

自動調整ボタン各グラフ表示の有効・無効設定状態に従って、電流・電流グラフの表示位置を調整します。
電流・電力軸領域は、キャプチャデータの最小値から最大値まで、全てを表示できるよう調整します。

電流軸反転ボタン

電流・電力グラフの電流軸の正負反転を行います。

時間軸領域

時間軸の表示領域の拡大・縮小を行います。

拡大縮小ボタン
時間軸移動ボタン

時間軸の表示領域の左右移動を行います。

時間軸表示領域

キャプチャデータの全ての時間領域を表示できるように時間軸表示領域を自動調整します。

自動調整ボタン
マーカー間時間間隔

各マーカー間の時間間隔、また、Marker-O と Maker-X 間の積算電力を表示します。

表示領域([Marker O]－[Marker X]、[Marker O]－[Marker A]、[Marker O]－[Marker B])

5.8 グラフのマウス操作
グラフ上のマウス操作は下記の通りです。
マウス操作

概要説明

右クリック

なし

右ダブルクリック

ダブルクリックした位置が、グラフ中央に表示されるように時間軸を移動する。
また、ダブルクリック位置に一番近い PD パケットに対して、PD パケット一覧表示も移動する。

左クリック

コンテクストメニューを表示する。(Marker O/X の設定、時間原点変更などのメニュー表示)

右クリック＆ドラッグ

グラフ表示位置をドラッグした方向へ移動する。

左クリック＆ドラッグ

ドラッグにより矩形指定された領域を拡大表示する。

33 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
マウスホイール操作

グラフ表示時間位置を移動する。

Marker O/X 上にカーソルを移動

マーカー時間位置の、VBUS/CC1/CC2 電圧・電流情報を表示する。

Marker O/X のドラッグ

Marker O/X をドラッグした方向へ移動する。

34 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.9 グラフマーカー機能説明
グラフ上の 2 点間の時間間隔測定用に、2 つのマーカー(「Marker O」と「Marker X」)をグラフ上に設置可能です。
各マーカーの移動は、移動したいグラフ上で、コンテクストメニュー(右クリック)にて、[Set Marker O](または [SetMarker X])を選択することで可能です。
また、各マーカーはマウスでドラッグすることでも移動可能です。※マーカーがグラフ表示領域外にある場合は、グラフの右端（または左端）にマウスカーソルを移動することでドラッグ可能となります。
マーカー間の時間間隔は、グラフ左下の時間間隔表示領域に表示されます。
※各種マーカー情報はファイル保存されません。

[Marker O] – [Marker X] 間の時間間隔を表示Marker O

Marker X

5.10 グラフ時間原点変更機能説明
キャプチャデータの時間情報(Timestamp)は、キャプチャ開始時点を「時間原点」として表示されます。グラフ上の特定の時間位置を時間原点として設定可能です。時間原点として設定したいグラフ位置で、コンテキストメニュー(右クリック)を表示
して、「Set Time Stamp Origin」－「Current Position」を選択してください。選択されたグラフ位置が、時間原点として設定されます。
時間原点をキャプチャ開始時間に戻したい場合は、コンテキストメニュー(右クリック)より、「Set Time Stamp Origin」－「Absolute」を選択してください。

35 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.11 グラフ測定点プロット表示機能説明
各 VBUS/CC1/CC2 の電圧・電流の測定点を、グラフ上にプロット表示することが可能です。メニュー[Graph]－[ShowMeasuring Plots]にて、プロット表示の有効・無効の切り替えを行ってください。

測定点プロット表示有効測定点プロット表示無効5.12 グラフ PD パケット表示機能説明
PD パケットをグラフ上に表示することが可能です。メニュー[Graph]－[Show PD Packets]にて、PD パケット表示の有効・無効の切り替えを行ってください。

PDパケット表示有効

PDパケット表示無効5.13 グラフ表示自動スクロール機能説明
キャプチャ実行中、随時計測された VBUS/CC1/CC2 電圧・電流情報は自動的に電圧・電流グラフに追加されます。電圧・電流グラフの現在の表示位置を、自動的に最新の計測位置に移動したい場合は、「グラフ表示自動スクロール機能」を有効にしてください（メニューまたはツールバーにより変更可能）。

5.14 グラフ文字表示フォント設定機能説明
グラフの軸情報表示などに使用される表示フォントを選択可能です。
メニュー[Graph]－[Font Settings]を選択して、表示フォントを選択してください。

5.15 グラフ描画設定機能説明
各種グラフ表示設定を変更可能です。
メニュー[Graph]－[Graph Drawing Settings]を選択して、各種グラフ描画設定を変更してください。

36 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.16 最大電力情報表示機能説明
キャプチャデータにおける最大電力値となる測定点に関する情報を表示する機能です。表示する情報は、最大電力点における電力値、ならびにその測定点における電圧値・電流値です。キャプチャデータ中に等しい最大電力値となる複数の測定点が存在した場合は、先頭の測定点のみが最大電力点として情報表示されます。最大電力点は、電流順方向における最大電力点と、電流逆方向における最大電力点の２か所あります。最大電力値が 0W の場合、最大電力点は存在しません。
最大電力点は、グラフ上に四角マークにて表示されます。

最大電力値情報表示(順方向・逆方向)

最大電力点における
電圧測定点

最大電力点における
電流測定点

最大電力測定点

37 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.17 電圧・電流グラフ表示例～DRP 機器に 20V 供給対応機器を接続した例～

5.18 Rp/Rd インジェクション機能説明
CC1/CC2 信号上に、DTW2U3 を使用して、Rp プルアップ抵抗 または Rd プルダウン抵抗 を挿入することが可能です。USB Type-C™ ポートに DTW2U3 のみを接続した状態で本機能を使用することで、疑似的に USB Type-C™ 機器の接続された状態をつくることができ、接続した USB Type-C™ ポートの挙動を確認することが可能です。
メニュー[CC Register Injection]を選択して、抵抗を挿入したい信号(CC1/CC2)、また挿入する抵抗の種類を選択して
下さい。
※注意事項
・本機能は、DTW2U3 の片方のポートのみに USB 機器を接続した状態で使用してください。両方のポートに USB 機器を接続した状態で本機能を使用しようしないでください。
・本機能は CC1/CC2 信号に対する抵抗挿入しか行いません。例えば、Source 機器接続のエミュレーション実験を行うた
めに Rp 抵抗の挿入を選択した場合も、接続後の VBUS 出力などの動作は一切行いませんので、ご理解の上ご使用ください。
・DTW2U3 アプリケーション起動時、本機能による CC1/CC2 の抵抗挿入状態は解除します。

38 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

5.19 VESA DisplayPort Alt Mode デコード機能説明『VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 1.0a』に準拠した PD メッセージについて、各フィールドの名称や値のデコード表示を行います。USB Type-C to HDMI/DisplayPort 変換アダプタや、
HDMI/DisplayPort を搭載した USB Type-C ドッキングステーションなど DisplayPort Alt-Mode 対応機器の動作時のPD メッセージの解析が可能です。

DisplayPort Alt-Mode PD メッセージデコード表示例

DisplayPort Alt-Mode 専用コマンド名称表示

DisplayPort Status の各フィールドの詳細表示

39 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

6 信号の減衰測定機器間に、本装置を挿入する事により高周波信号が劣化します。
弊社 USB-SATA ブリッジ(品名：MLDU3L)単体に本装置を挿入した場合の SS 信号の一例を下記に示します。
・USB-SATA ブリッジ単体での Eye 測定

・USB-SATA ブリッジ＋本装置を挿入しての Eye 測定※上図の通り、Eye が閉じる方向になりますので、測定の際には極力損失の少ないケーブルで機器間を接続する事を推奨します。
また、※接続ケーブル長により、VBUS,CC1,CC2 の電圧降下が発生しますので、正確に測定する為にも機器間は、極力短いケーブルで接続する事を推奨します。

40 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

7 安全上の注意
・ご使用の前に、安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
・この項に記載している警告及び注意には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守って頂くようお願いいたします。

警告及び注意★電気的許容範囲を守ってください。
機器指定の電圧、電流許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた範囲での使用は、火災や感電、故障の原因となります。
★コネクタの向きを確認して機器を接続してください。
コネクタの向きを間違えての無理な挿入などは、故障や火災の原因となります。
★煙が出る、異臭がする。
万一、煙が出る、異臭がするときはすぐに機器の電源を切断し、弊社サポートまでご送付ください。
★機器の分解、改造をしない。
機器の分解、改造をすることは、火災や感電の原因となります。修理は弊社サポートまでご送付ください。
★機器の内部に異物や水を入れない。
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源を切断し、弊社サポートまでご送付ください。
★不安定な場所で機器を使用しないでください。
ぐらついた台の上や傾いた場所、大きな振動が発生する場所で機器を使用しないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。そのまま使用されると故障の原因となる可能性があります。
★取り扱いについて
機器接続ケーブル、機器本体に重い物を置いたり、引っ張ったり、無理にねじったり、加熱したりすると、火災や感電、故障の原因となります。
★雷が鳴り出したら機器接続ケーブル、金属部分に触れないでください。感電や火災の原因となります。
★ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。
★高温や湿気、水気のある場所では使用しないでください。
直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど高温になる場所、5℃未満の低温になる場所、油煙や湯気のあたる
調理台、ほこりや湿気の多い場所で使用しないでください。誤動作や故障、火災の原因となります。
★足を引っかける恐れのある所で使用しないでください。
★長期間使用しない場合は、機器接続ケーブルを外し保管してください。
★機器を移動するときは機器接続ケーブル類をすべて外してください。
接続したままの移動は、コネクタの変形や故障の原因となります。
★小さいお子様を近づけないで使用ください。
小さいお子様が誤って食べたり、飲み込むことがないように、手の届かない所で使用、保管してください。
★殺虫剤を使って害虫駆除する際には、機器の電源を切断し、ビニールなどで保護してください。故障の原因となります。
★本製品は精密電子機器ですので静電気を与えると、誤動作や故障の原因となる可能性があります。

41 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書

8 その他事項★本製品を使用するによって生じた直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。
★本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては、一切の責任を負いません。
★本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

販売・サポート 株式会社 メディアロジック
住所：〒939-1119
富山県高岡市オフィスパーク 5 番

富山県産業高度化センター内 O-B

E-Mail：support@medialogic.co.jp

9 改版履歴
版数

発行日

内容

1.00

2016/11/30

初版作成

1.10

2017/01/06

電気的仕様、環境仕様等の追記

1.11

2017/01/17

USB Power Delivery Firmware Update Specification 記述追加
USB Type-C™ Authentication Specification 記述追加
PD メッセージ一覧表示の表示項目追加 (Extended 項目や Preamble/BMC 項目など)
PD メッセージ詳細情報表示の表示項目追加 (HEX 形式表示、ASCII 形式表示)
PD メッセージの検索機能にテキスト検索を追加
PD メッセージの表示フィルタ機能の追加
ファイルエクスポート機能の追加
外形寸法及び質量項の追加
特徴説明追加

1.12

2017/01/31

PD ワットみる C ドライバインストール手順の変更
電力グラフ対応の追加

1.13

2017/03/09

VBUS/CC/VONN 信号のモニタ機能の電圧・電流分解能記述追加
ツールバーに「キャプチャの新規作成」を追加
VBUS 電流方向設定機能の追加
グラフ操作画面の変更
PD メッセージ・グラフの表示フォント設定機能の追加
PD メッセージ一覧に VBUS 電力[W]情報の追加

1.14

2017/06/01

USB Type-C Trademark 表記 (USB Type-C™) の追加
Rp/Rd インジェクション機能説明の追加

1.15

2017/10/18

VESA DisplayPort Alt Mode Standard デコード機能の追加
VCONN 表示機能の追加
ソフトウェアのインストール手順変更(インストーラ対応)

42 / 43

Media Logic, corp.

USB Power Delivery Analyzer PD ワットみる C 取扱説明書
1.16

2018/08/03

キャプチャデータの最大ファイルサイズ設定変更対応

1.17

2019/02/26

対応 Power Delivery 規格 バージョン更新(PD2.0 Ver.1.2 → 1.3, PD3.0 Ver.1.0a→Ver.1.2)

1.18

2021/12/10

対応 Power Delivery 規格 バージョン更新(PD Rev.3.0 Ver.1.2→PD Rev.3.1 Ver.1.2)
EPR 環境(VBUS 電圧 20V を超える環境)での使用禁止の記述追加

1.19

2022/09/17

EPR 環境(最大 48V)対応製品追加(型番:DTW2U3-EPR)
グラフ描画設定機能追加

1.20

2022/10/27

対応 Power Delivery 規格 バージョン更新(PD Rev.3.1 Ver.1.2→PD Rev.3.1 Ver.1.6)

1.212022/11/16

対応 OS (Windows® 11) の追加
外観画像を DWT2U3-EPR に変更

1.22

2023/01/05

最大電力情報表示機能の追加

1.23

2023/12/05

対応 Power Delivery 規格 バージョン更新(PD Rev.3.1 Ver.1.6→PD Rev.3.2 Ver.1.0)

1.242024/08/06

43 / 43

ARM 系プロセッサ搭載 Windows 環境でのインストール方法の追加

Media Logic, corp.