Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

型式：3500シリーズ

小型・低圧 カスタマイズ対応 圧力センサ▶ 各種圧力レンジ：ゲージ圧/ 絶対圧 / 連成圧▶ 高精度：±0.25％FS（電流出力）、±0.5%FS（電圧出力）▶ 使用温度範囲：-40°
C〜125°
C

3500シリーズは高性能、信頼性、そして長期安定性が求められるOEM仕様に最適です。接液部はステンレス製で過酷な使用条件でも信頼性を発揮します。
出力タイプ、コネクタ接続形状、接続ネジなどオプションが豊富であらゆる用途に対応可能です。
また、標準オプション以外にカスタマイズに対するご要望にも提案可能です。3500シリーズはそのコンパクトデザインで取付場所を選びません。

一般仕様

印加圧力
圧力範囲
耐圧
破壊圧
性能
経年変化
精度
温度特性
温度補償範囲使用温度範囲ゼロ許容範囲スパン許容範囲
機械的寿命
機械的構造
接続ネジ
媒体接触部
電気的コネクタ
保護構造
耐振動

PRESSURE TRANSDUCERS

耐衝撃認証
重量Ro H S

5 〜 600psi、0.035M 〜 4MPa
2 x FS
3 x FS±0.2% FS/年
±0.25% FS（電流出力）、±0.5% FS（電圧出力）±1% FS/ 80°
C 最大-20°
C 〜 +100°
C-40°
C 〜 +125°C±0.5%（対 スパン）
±0.5%（対 スパン）
10,000,000サイクル以上
型式選択チャート参照

316L ステンレススチール

型式選択チャート参照

GEM

®

S CO

MPLI

電源電圧
電流出力
出力
供給電圧
最大負荷抵抗レシオメトリック出力
出力
供給電圧

1

T

Ro H SGEMC 仕様エミッション（Emissions）試験：
EN61326-1:2006 及び EN61326-2-3:2006
試験基準
試験項目
EN55011:2009 + A1
電磁波エミッション
イミュニティ（Immunity）試験：
EN61326-1:2006 及び EN61326-2-3:2006
試験基準
試験項目
EN61000-4-2:2009
静電放電
EN61000-4-3:2006 + A2放射電磁波イミュニティ
EN61000-4-4:2012
ファスト・バースト過度電圧
EN61000-4-6:2009
伝導性RFイミュニティ

IP67
BSEN 60068-2-6 (FC)
BSEN 60068-2-64 (FH)
BSEN 60068-2-27 (Ea)
CE、RoHS
35 〜 53 （g 目安、選定型式による）出力タイプ別仕様
電圧出力
出力AN

0 〜 10 VDC（最大）型式選択チャート参照

FS + 2 VDC 〜 30 VDC
C以上の場合、24 VDC 最大）(110°
引き落とし/流し出し電流値：8 mA
4 〜 20 mA
10 〜 30 VDC（110°C以上の場合、24 VDC 最大）（電源電圧 – 10V ）x 50 Ω
0.5 〜 4.5VDC
5 VDC ±10%

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU26_C_3500_20220105

EM®

S COMPLIANTGems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

MEMS TYPE
接続ネジタイプSAE

1/8˝-27 NPT0208

寸法単位：インチ

7/16˝-20 UNF
with 37° Flare

1/4˝-18 NPT
0.52

1/8˝-27 NPTF

0.52

0.52

0.5

0.57

0.39

ネジコード

7/16˝-20 UNF

0.43

08

1/4"-1802 NPT

04

1J

4D

2-3 TFFT*

2-3 TFFT*

15-16 NM

18-20 NM

2-3 TFFT*G1/8˝ External

G1/4˝-19 External

G1/4˝-19 A Integral
Face Seal

M12 x 1.5

1/8"-27 NPT

トルク

BSP & MetricOS

寸法単位：mm0113.1

トルクOL13.1

13.1
11.0

ネジコード

05

11.0

13.1

12.5

11.0

11.0

0SExternal
G1/8˝01External
G1/4˝

G1/4"A Integral
05 Face Seal

ISO 6149-2:M120L x 1.5

22-25 NM

30-35 NM

30-35 NM

28-30 NM

* TFFT(Turns Form Finger Tight)：手締めした後に工具で締める回転数
注意:
1. 本体直径：19 mm
2. 六角対辺寸法：22mm

配線図
IN (+)COMMON(-)(+)

OUT(+)

電圧出力

PRESSURE TRANSDUCERS

電源供給
(-)
(+)

圧力センサ

電圧検出（測定）
電源供給(-)
(+)
(-)

+(+)

(-)

電流出力

圧力センサ

電流検出（測定）

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU26_C_3500_20220105

2

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

インチ（寸法： ミリ ）コネクタ接続形状
DIN 9.4 mm

M12 x 1P

3112A

30.07
1.90.4(10.1)

1.5
38.10.72(18.3)

コード"B"

B

430.86(21.9)

Packard MetriPack244
極性
幅広コンタクトDIN 43650A

C

1

KEY
2

Deutsch DT04-4P

コード"E"

1.52(38.6)

コード"8"

コード"G"

コード"9"

Pin
#

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

Pin
#

電圧出力
タイプ

電流出力
タイプ

1

Vout（pressure）

No
Connect

Vsupply

SupplyGroundReturnVsupply

SupplyC

Vout（pressure）

No
Connect2

Vsupply

SupplyVout（pressure）

No
Connect

Vsupply

SupplyGroundReturnA

GroundReturn3NoConnect

No
Connect

GroundReturnNo
Connect

No
Connect

Vout（pressure）

No
Connect

B

Vsupply

Supply4

GroundReturnNo
Connect

No
Connect

Vout（pressure）

No
Connect

No
Connect

No
Connect———

3500シリーズ対応アクセサリ

PRESSURE TRANSDUCERS

部品番号

説明

GDS307557254

Industrial DIN（4ピン）コネクタ
Large DIN 43650A

557703-01M0
557703-03M0557703-04M0
557703-05M0
2241532239742239752279872204922229762207973

M12受側コネクタ + 1mケーブル出し（1：赤、2：緑、3：青、4：黄）M12受側コネクタ + 3mケーブル出し（1：赤、2：緑、3：青、4：黄）M12受側コネクタ + 4mケーブル出し（1：赤、2：緑、3：青、4：黄）M12受側コネクタ + 5mケーブル出し（1：赤、2：緑、3：青、4：黄）Deutsch DT04-4P受側コネクタ + 3フィート（914mm）ケーブル出し（18AWG PVC - 1：黒、2：赤、3：緑、4：白）Packard MetriPack受側コネクタ + 3フィート（914mm）ケーブル出し（24AWG PVC - 1：白、2：黒、3：赤）Packard MetriPack受側コネクタ + 6フィート（1828mm）ケーブル出し（24AWG PVC - 1：白、：黒、3：赤）Packard MetriPack受側コネクタ + 14.75フィート（4495mm）ケーブル出し（22AWG PVC - 1：白、2：黒、3：赤）Packard MetriPack受側コネクタ + 12インチ（304mm）
リード線出し（18AWG PVC - 各抵抗付）

Packard MetriPack受側コネクタ + 18インチ（457mm）
リード線出し（18AWG PVC - 各抵抗付）
Packard MetriPack受側コネクタ + 24インチ（609mm）
リード線出し（18AWG PVC - 各抵抗付）

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

対応するセンサ側
コネクタ
B
G
E
E
E
E
8999999

BU26_C_3500_20220105

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

MEMS TYPE
型式選択チャート
3500

X

XXXX

X

XX

X

X

シリーズ

出力B - 4-20 mA
N - 0.5-4.5 V
S - 0-10 V

圧力レンジ
000P - 0 psi105P0 - 5 psi
010P - 10 psi
015P - 15 psi
030P - 30 psi
050P - 50 psi
100P - 100 psi
150P - 150 psi
200P - 200 psi
250P - 250 psi
400P - 400 psi
600P - 600 psi

圧力タイプ
G - ゲージ圧

C - 1-6 V
H - 1-5 V
P - 1-10 V
R - 0-5 V
T - 0.5-4.5 V レシオメトリック
0000 - 0 Pa1
350M - 35 kPa
700M - 70 kPa
0001 - 0.1MPa
01B6 - 0.16MPa
02B5 - 0.25MPa
0004 - 0.4MPa
0006 - 0.6MPa0010 - 1MPa0016 - 1.6MPa0025 - 2.5MPa0040 - 4.0MPa
A - 絶対圧V - 連成圧（正/負圧）200
ダンパオプション
0 - ダンパなし
R - ダンパあり

コネクタ接続形状 4B - Industrial DIN 9.4 mm
E - M12 x 1
G - DIN 43650A
8 - Deutsch DT04-4P
9 - Packard MetriPack3

接続ネジ
01 - G1/4" External
02 - 1/4" -18 NPT External
04 - 7/16" -20 External（SAE #4, J514）
05 - G1/4" External Soft Seal
08 - 1/8" -27 NPT External
0L - M12 x 1.5
0S - G1/8˝-27 External
1J - 7/16" -20 External
4D - 1/8"-27 NPTF

注意）

PRESSURE TRANSDUCERS

1. 連成圧タイプのみ。
2. 連成圧タイプの負圧側レンジの下限は-15 psi、または- 0.1MPaです。連成圧タイプは絶対圧を測定できません。
3. 適合する出力タイプはレシオメトリック（T）、または電流出力（B）のみ。
4．対応コネクタは別途購入となります。対応アクセサリを参照ください。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU26_C_3500_20220105

4

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

各種アクセサリ詳細（mm）
部品番号: GDS307
対応センサー側コード：B

部品番号: 557703-01M0 / 557703-03M0557703-04M0 / 557703-05M0
対応センサー側コード：E
配線長［A］
1m：- 01M0
3m：- 03M0
4m：- 04M0
5m：- 05M0

部品番号: 223974 / 223975 / 227987
対応センサー側コード：9

部品番号: 224153
対応センサー側コード：8

1： – 白2： – 黒3： – 赤2

13223974：914mm（24AWG）
223975：1828mm（24AWG）
227987：4495mm（22AWG）

部品番号: 220492 / 222976 / 220797
対応センサー側コード：9PRESSURE TRANSDUCERS

220492：304mm
222976：457mm
220797：609mm

5

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU26_C_3500_20220105