Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

静電容量式液面レベルスイッチ
CAP-300シリーズ - クーラントレベル検知向け
 耐環境性に優れたデザイン（保護等級 IP67）
 堅牢性の必要なクーラントタンクに最適 コンパクトな製品サイズ（全長51 mm）
 ハウジング材質は真鍮と316Lステンレススチールをご用意

Ro H SGEM®

S COMPLIAN

T

Ro H SGEM®

S COMPLI

AN

T

静電容量式液面レベルスイッチCAP-300シリーズは、Gems（ジェムス）の製品ラインナップの中でも耐環境性に優れ、信頼性の高い液面レベルスイッチです。
クーラント（冷却液）用として、建設機械、発電機、医療関係、通信基地局内冷却システムなどに最適です。
どの方向でも取付が可能なため設置場所を選ばない上、コンパクトな製品サイズに加え、耐環境性に優れたデザインから高い信頼性を保つことが出来る様になりました。使用温度は最大125°
Cまで対応が可能な上、接続ネジ、電気的接続も多数取り揃えており、設置環境に合わせた選定が可能なため、クーラントタンクのレベル検知を始めさまざまなご用途でお役立ていただけるシリーズです。

コンデンサ電極を密閉することで、媒体には直接触れず、耐環境性を強化

LEVEL SWITCHES – SINGLE POINT

静電容量に対する影響が少ない
Versaplastをプローブ材として採用

一般仕様
接続ネジ		

材質
ハウジング
O リング
プローブチップ
使用圧力
使用温度範囲コネクタタイプ
ケーブル出しタイプ
電源電圧
消費電流
出力
電気的接続		

検出部長さ
認証

外形図
1/4˝ NPT、1/2˝-20 (SAE J1926-3)、
M12x1.0-8g、M12x1.5 (ISO 6149-3)、1/2˝ NPTDeutsch® コネクタ

真鍮 または 316L ステンレススチール

EPDM
Versaplast™
最大 0.68 MPa-40°C ～ +125°C-20°C ～ +70°C
9 ～ 32 VDC
最大15mA（無負荷時）

オープンコレクタ（シンク、ソース）、9-32 VDC、最大 30mA
3ピンDeutschコネクタ、18 AWG SXL リード線
18 AWG PVC ケーブル
最長 26.2mm（接続ネジ部長含む）
CE、IP67、RoHS* NSF認証品をご希望の際は弊社までお問合せください（食品製造関係でご使用の際など）。

15/16˝ HEX(24 mm)A
1.03˝ REF
(26.2 mm)

リード線またはケーブル

1.7˝ MAX(43.18 mm)

リード線

12±1˝
(305±25.4 mm)
15/16˝ HEX(24 mm)A
1.03˝ REF
(26.2 mm)

接続ネジ

1

1.9˝ MAX(48.3 mm)

ケーブル

36±1˝
(914.4±25.4 mm)

A 長さ

EPDM O リング

1/2˝-20

0.43˝ (10.9 mm)

3-905

M12x1-8g

0.54˝ (13.5 mm)

2-110

M12x1.50.53˝ (15.2 mm)

9.3 x 2.2 mm

1/4˝-18NPT

0.62˝ (15.7 mm)ー

1/2˝-14NPT

0.62˝ (15.7 mm)

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081ー

BU24_C_CAP-300_20201119

+赤（＋）黒（ー）A
B

CAP-300

LOAD ィブグループのブランドです
CGems Sensors & Controls はフォーテ
白（出力）

配線図

シンク出力（NPNオープンコレクタ）

ソース出力（PNPオープンコレクタ）
電源

電源+-

CAPACITANCE TYPE

30mA MAX*

9-32 VDC

+
赤（＋）
黒（ー）
白（出力）

LOAD

A
B

-

9-32 VDC
赤（＋）
黒（ー）CAP-300
LOAD

C30mA MAX**白（出力）AB

CAP-300

C30mA MAX* 誘導性負荷の場合は、ダイオードを使用して逆起電圧抑制をしてください。

部品番号選定方法

出力、電気的接続、ハウジング材質、接続ネジの種類より部品番号をお選びください。
電源

出力が"ON"時のプローブ状態-9-32 VDC
赤（＋）

電気的接続
黒（ー）
LOAD

白（出力）

30mA MAX

Wet（シンク出力）* 3 ピン Deutsch®
Integral
DT04-3P コネクタ
12˝ 18 AWG SXL

リード線

36˝ PVC ケーブル

Dry

Integral 3 ピン Deutsch®
DT04-3P コネクタ
12˝ 18 AWG SXL

WetIntegral 3 ピン Deutsch®
DT04-3P コネクタ
12˝ 18 AWG SXLDryIntegral 3 ピン Deutsch®
DT04-3P コネクタ
12˝ 18 AWG SXL（シンク出力）リード線

36˝ PVC ケーブル（ソース出力）

リード線

36˝ PVC ケーブル

（ソース出力）リード線

36˝ PVC ケーブル

ABC

真鍮接続ネジ

316L ステンレススチール

CAP-300
1/4˝-18NPT(オス)

1/2˝-20(SAE J1926-3)

M12x1.5
Stud End(ISO6149-3)

M12x1.0-8g

1/2˝-14 NPT(オス)

1/4˝-18 NPT(オス)

1/2˝-14 NPT(オス)

240640240700240800240900242970244510244540240660240720240820240920242975244515244545240680240740240840240940242980244520244550240650240710240810240910242985244525244555240670240730240830240930242990244530244560240690240750240850240950242995244535244565240645240705240805240905242971244511244541

240665240725240825240925242976244516244546240685240745240845240945242981244521244551240655240715240815240915242986244526244556240675240735240835240935242991244531244561240695240755240855240955242996244536244566LEVEL SWITCHES – SINGLE POINT+

備考

遅延処理は検知される液体が頻繁にスロッシングする場合や本製品を設置したタンクまたは本製品の姿勢が大幅に変化するようなご用途の際に効果的です。オプションとして5～10秒（±1/2秒）の遅延処理の設定が可能です（最大99秒まで：量産対応）。
ご希望の際は弊社までお問合せください。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_CAP-300_20201119

2