● 仕様タイプ品

気管支ブロッカーチューブ

オートインフレータ

ジョイントコネクタ

カフ形状

入 数

希望小売価格（税別）

タイプ A

BBT - A3060

外径3.0mm／長さ600mm

−

○

俵型形状

1セット12,800円

タイプ B

BBT- B3060

外径3.0mm／長さ600mm

○

○

俵型形状

1セット12,800円

タイプ A

BBT - A3060S

外径3.0mm／長さ600mm−○

小型紡錘形状

1セット12,800円

タイプ B

BBT- B3060S

外径3.0mm／長さ600mm○○

小型紡錘形状

1セット12,800円

番1セット／箱 滅菌済

圧力（kPa）● 記載の希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

4038363432302826242220181614121086420● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※試験は内径12mm模擬気管支を使用し、気道内圧30cmH 2 Oの環境下で行った。

■ 分離肺換気終了後、引き続き気管内挿管による人工呼吸が必要な時も、気管支ブロッカーチューブを抜管するだけです。
気管内チューブを交換する必要はありません。

小型紡錘形状カフ
カフ内圧曲線

2■ シングルルーメンチューブと組み合わせて使用するため、各種サイズをストックする必要がありません。
■ スパイラルタイプを含む各種気管チューブや気管切開チューブ、ラリンゲルマスクに接続可能です。

俵型形状カフ
気管支壁負荷圧曲線

俵型形状カフブロック開始時
気管支壁負荷圧

1■ ジョイントコネクタは、換気を行いながら気管支ブロッカーチューブおよび気管支ファイバースコープを操作できます。

小型紡錘形状カフ
気管支壁負荷圧曲線

俵型形状カフブロック開始時
カフ内圧0■ 独自のオートインフレータは、片手操作でカフの膨張が行えます。気管支ファイバースコープとの同時操作が可能です。

小型紡錘形状カフ
ブロック開始時
カフ内圧

俵型形状カフカフ内圧曲線

管理医療機器
一般的名称：換気用気管支閉塞カテーテル
医療機器承認番号：21400BZZ00128000
販売名：クーデック気管支ブロッカーチューブ

小型紡錘形状カフ
ブロック開始時
気管支壁負荷圧345

ブロック開始時の各データ

6789エアー注入量（mL）

101112エアー注入量（mL）（kPa）（mmHg）（kgf/cm2）（kPa）（mmHg）（kgf/cm2）

カフタイプ

品番

俵型形状

BBT-A3060

4.6

4.1

300.0412.4

180.024小型紡錘形状 BBT-A3060S

7.5

13.3

99.70.135

2.2

170.022【禁忌・禁止】 ・再使用禁止。 ・再滅菌禁止。 ・カフへの空気以外の注入禁止。
使用目的、効能又は効果
本製品は、医家向けの呼吸器用チューブで、滅菌済みディスポーザブル製品である。
肺癌、縦隔腫瘍、食道癌、胸部大動脈瘤等の開胸を必要とする手術の際に、気管内に経口、経鼻又は気管切開挿管される「気管内チューブ」又は「気管切開チューブ」と接続し分離肺換気を行う。

品目仕様等
リザーバカフは、10mLの空気を注入したとき破断しない。

使用上の注意1. 本製品を使用する前には、必ず表示事項及び取扱説明書を熟読し、その内容を熟知すること。
2. 本製品を使用目的以外の用途には使用しないこと。
3. リザーバカフは、使用前にシリンジを用いて空気を注入し、空気漏れ、片膨れ等の膨張状態に異常が認められる場合は使用しないこと。
4. 本製品の先端部やマークには潤滑剤を塗布しないこと［チューブの内腔を塞いだり、マークが消失する恐れがある］。
5. リザーバカフに傷が生じる恐れがあるため、鉗子等で挟まないこと。
6. リザーバカフの空気注入量は、医師の臨床上の判断により決定すること。ただし、規定以上の量を入れるとリザーバカフが破損する恐れがあるので注意すること。
7. リザーバカフの膨張後は、クリアバルブ（インフレートバルーン用）よりシリンジを取り外すこと。
8. リザーバカフの膨張状態を常に確認すること［リザーバカフ壁を通じた亜酸化窒素混合ガス、酸素、及び空気の拡散によりリザーバカフ容積とリザーバカフ圧が上下することがある］。
9. 抜管前および挿管位置を調整する場合は、リザーバカフから空気を完全に（パイロットバルーンが収縮状態になるまで）抜くこと［リザーバカフ*が損傷する恐れがある］。
10. ブロッカーチューブのマークは、挿管深度の単なる目安であるので、実際の挿管深度は医師の臨床上の判断により決定すること。
11. ジョイントコネクタの気管内チューブコネクタは気管内チューブと、ベンチレーションポートは麻酔回路等と、確実に接続されていることを確認すること。
12. ブロッカーチューブの挿管位置は、聴診、気管支ファイバー、Ｘ線透視等により定期的に確認すること。
13. 患者の体位を変えた（体位が変化した）場合は、本製品の挿管位置を必ず確認すること。
14. 本製品は無理に引張ったり、穴を空ける等の追加工はしないこと。
15. 包装が破損しているもの、その他汚染されている疑いのあるものは使用しないこと。
16. 破損した製品は使用しないこと［粘膜を損傷する恐れがある］。
17. 手技に精通した術者が使用すること。
18. ブロッカーチューブを挿管する時は、気管及び気管支損傷等に十分注意し、必ず気管支ファイバースコープ観察下に行うこと。
19. 抵抗を感じた場合は、ブロッカーチューブを進めないこと。
20. 本製品の近くでは、レーザー機器や電気手術器を使用しないこと。

製造販売業者

社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2〈製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください〉

13

14

15

16

気管支壁負荷圧

カフ内圧

医療機器承認番号：21400BZZ00128000 機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 換気用気管支閉塞カテーテル（JMDNコード：70258000）

本■ クーデック気管支ブロッカーチューブは分離肺換気を目的とし、気道確保のために挿管された各種チューブと組み合わせて使用します。

エアー注入量とカフ内圧または気管支壁へ負荷される圧力の関係

カフ内圧
膨張した
カフ内部の圧力

希望小売価格 ・タイプA 12,800円（税別）・タイプB 12,800円（税別）

17気管支壁負荷圧
膨張したカフが模擬気管支に負荷する圧力
模擬気管支

21. 気管支をブロックしている時、換気が急に困難になった場合はリザーバカフを直ちに収縮させ、患者の状態を確認し適切に処置を行うこと。
22. 使用中は患者に異常のないことを常に監視し、本製品のものと判断される患者の異常を認めた場
合には、直ちに患者の安全を図る処置を講じ、患者の安全を確認すること。
23. シリコーン系潤滑剤を使用しないこと［リザーバカフが劣化する恐れがある］。
24. リドカイン局所エアゾールを使用しないこと［マークが消失する恐れがある］。
25. 本製品の使用中はパルスオキシメータによる持続的酸素飽和度の測定、気道内圧変化測定、呼気炭酸ガス測定等を用い常に患者の状態をモニターすること。
26. 右主気管支をブロックする場合、右上葉を閉塞することがあるので注意すること。
27. リザーバカフを収縮状態にしても、気管内チューブ内に留置すると気道抵抗の原因となるので注意すること。
28. ジョイントコネクタからブロッカーチューブのみを引き抜かないこと［リザーバカフ周辺部が破損し脱落する恐れがある］。
29. 先端保護チューブやリザーバカフが破損、脱落する恐れがあるので、無理な力を加えないこと。
30. 閉塞側肺の換気を行う際には、リザーバカフの脱気を十分に行うこと。
31. オゾンが発生する雰囲気中で本製品を使用しないこと。
32. 気管内チューブ内に気管支鏡等を挿入することにより、チューブの内腔が狭くなることがあるので注意すること。
33. 使用後は院内の「廃棄物処理規定」に従って処理すること。
詳細は添付文書をご参照ください。禁忌・禁止を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。

L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔（2時間まで）
1.人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号Ｋ552−2 に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）であって低体温で行うものが行われる
場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合
イ. 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24,900 点
ロ . イ以外の場合 18,300 点（低体温で行うものを除く。
）
若2.坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術
しくは区分番号Ｋ552−2 に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）（低体温で行うものを除く。
）
が行われる場合又は低血圧麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合（１に掲げる場合を除く。
）
イ. 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16,600 点
ロ . イ以外の場合 12,200 点
平成22年4月1日の診療報酬改定より

代理店

TEL 0725-30-3150

TEL 011-708-3060
札 幌 支 店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F
TEL 022-214-4561
仙 台 支 店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K 2小田急ビル6F
さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7FTEL 048-650-9925
東 京 支 店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F
TEL 03-5835-5011
横 浜 支 店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F
TEL 045-872-0700
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F
TEL 052-559-1286
金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F
TEL 076-238-9950
大 阪 支 店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F
TEL 06-6943-1161
広 島 支 店 〒732-0827 広島市南区稲荷町5-18 三共稲荷町ビル2F
TEL 082-568-2377
福 岡 支 店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ http://www.daiken-iki.co.jp/

2019. 8

この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

カタログ記載内容2019年8月現在（1908B）

Valve〈開閉弁〉

インフレートバルーン内に蓄えられた空気をカフに導入する際に使用します。
ボタンを押すとバルブが開き、手を離すとバルブが閉じるワンタッチ構造です。

Inf late
Balloon〈インフレートバルーン〉※タイプB（オートインフレータ付）に装備。

あらかじめインフレートバルーンに空気を注入しておくことにより、ファイバースコープを使用しながら、片手でのカフ膨張操作が可能です。

※タイプ B（オートインフレータ付）に装備。

Bronchoscopy
Port〈ファイバーポート〉
ファイバースコープ挿入口です。ファイバースコープと気管支ブロッカーチューブの角度を最適化する形状とし、良好な操作性を実現しました。また、蓋付きのファイバー用パッキンが装備され、ファイバースコープの挿入有無に関わらず、気密を保った操作が可能です。

気管支組織へのダメージを軽減する低圧カフの採用、抜管後の気管チューブ再挿管が不要、換気しながらの操作、これがクーデックの考えた低侵襲分離肺換気です。

PilotBalloon〈パイロットバルーン〉

パイロットバルーンの膨らみ具合で、カフの膨らみ具合が手元でモニターできます。

気管支ブロッカーチューブは、分離肺換気を目的とし、気道確保のために挿管された各種チューブと組み合わせて使用します。目的の気管支に誘導しやすいよう、先端部に角度をつけました。吸引ポートからは虚脱肺への酸素の投与や脱気、分泌物の吸引が可能です。

Blocker
Port〈ブロッカーポート〉

気管支ブロッカーチューブがジョイントコネクタに対し、垂直に挿入されているので、回転によるカフの方向転換が容易です。またパッキンも垂直に内蔵していますので、気密を保ったままでブロッカーチューブの上下移動が可能です。

ジョイントコネクタは、気管支ブロッカーチューブを各種気管内チューブや麻酔回路に接続して組み合わせます。また、ファイバーポートもありますので、麻酔回路を取り外すことなく気管支ファイバースコープを使用できます。

〈 タイプ A 〉

Blocker Tube
Cramp〈ブロッカークランプ〉
気管支ブロッカーチューブをジョイントコネクタに固定し、施術中の気管支ブロッカーチューブのズレを抑制します。

〈 タイプ B 〉

Ventilation
Port〈ベンチレーションポート〉

麻酔回路、または呼吸回路に接続可能です。
日本工業規格（T7201-2-1）15mm円錐コネクタに準拠した形状・寸法になっています。

ソフトなイソプレンゴム製カフを採用しました。低圧でブロックできますので、気管支粘膜に対し低侵襲です。またカフの視認性を高めるため、薄い青色にしました。低侵襲性を追及した俵型形状と、カフ脱気時の気道抵抗を低減し、視認性を更に高めた小型紡錘形状の2 種類があります。
〈俵型形状カフ〉

Suction
Port〈吸引ポート〉

虚脱肺への酸素の投与や脱気、分泌物の吸引が可能です。

オートインフレータ（タイプB）は、あらかじめインフレートバルーンに空気を充填しておくことで、片手操作が可能になりました。ワンボタンでカフを膨張させることができるため、気管支ファイバーを操作しながら介助者なしに操作ができます。また、シリンジで直接空気を注入しないため、高圧や過剰注入による気管支組織へのダメージが最小限に抑えられます。
特許取得済〈小型紡錘形状カフ〉
インフレートバルーンEndotracheal TubeConnector〈気管チューブコネクタ〉

スパイラルタイプを含む各種気管チューブや気管切開チューブ、ラリンジアルマスクに接続可能です。日本工業規格（T7201-2-1）
15mm 円錐コネクタに準拠した形状・寸法になっています。

Cuﬀ〈カフ〉

薄い青色にすることで視認性を高めたカフです。イソプレンゴム製のソフトな材質により、低圧で確実なブロックが可能となり、気管支粘膜に対する低侵襲性を実現しました。2 種類の形状があります。

パイロットバルーン

空気注入収縮開閉弁

開閉弁（開）

カフ膨張