1

QFA4160

1859P02

1859P01859

QFA41…DAQF4150

AQF3153

Symaro™

室内型温湿度検出器

QFA41…

（DC 0...10 V または 4…20 mA 出力、高精度ﾀｲﾌﾟ）
調整証明書付き

電源 AC 24 V または DC 13.5...35 V
湿度出力 DC 0...10 V または 4…20 mA
温度出力 DC 0...10 V または 4…20 mA
高精度湿度計測（フルレンジ）
静電容量型湿度計測素子採用
キャリブレーションサービス可能（工場にて）：調整証明書付き
使用レンジ 40…70 °C / 0…100 % r. h.
LCD 表示温度、湿度 25…70 °C / 0…100 % r. h. (QFA…D タイプ)

用途

QFA41…温湿度検出器は、空調還気設備における室内温湿度計測で特に高精度の湿度計測およびハイレスポンスが要求される計装に適しております。
湿度計測レンジは 0…100％rh をカバーしています。
主な使用例：
 製糸、繊維織物、製薬、食品、化学製品および電子部品などの製造ライン、保管庫など
 研究施設 病院
 コンピュータおよび EDP センター
 グリーンハウス

CE1N1859
01.06.2012

タイプ
片式

温度
計測レンジ

温度
出力信号

湿度
計測レンジ

湿度
出力レンジ

電源

LCD 表示QFA4160

0...50 °C /  40…+70 °C /
 35... 3 5 °C

DC 0...10 V

0...100 %DC 0...10 V

AC 24 V or
DC 13,5…35 V---

QFA4160D

0...50 °C /  40…+70 °C /
 35... 3 5 °C

DC 0...10 V

0...100 %DC 0...10 V

AC 24 V or
DC 13,5…35 V有り

QFA4171

0...50 °C /  40…+70 °C /
 35... 3 5 °C

4…20 mA

0...100 %4…20 mA

DC 13,5…35 V---QFA4171D

0...50 °C /  40…+70 °C /
 35... 3 5 °C

4…20 mA

0...100 %4…20 mA

DC 13,5…35 V

有り

オーダ

注文の祭は、名称、型式、数量をご指示ください。
例：室内型温湿度検出器：QFA4160 1 台
ねじ込み型コネクターは、本体に組込まない状態（同梱包）にて出荷されます。
機器組合せ
QFA41…温湿度検出器は、DC0…10V または DC4…20mA 入力を接続可能な調節器またはシステムであればどの様な機器とも組み合わせが可能です。
また 変換機 SEZ220 と共に使用し、最大値／最小値、平均値、エンタルピー値、差エンタルピー、絶対湿度および露点等の計測に使用する事が可能です。
詳しくはデータシート (5146) を参照してください。
技術的デザイン
相対湿度

QFA41…の湿度検出端には、容量型湿度検出素子を使用し相対湿度の変化を静電容量の変化で検出します。
内部電子回路にて、この静電容量の変化を相対湿度に比例した DC0…10V または4…20mA（いずれも 0…100％rh 相当）の連続信号に変換し出力します。

温度

温度の検出端に抵抗型素子を使用し、出力は DC0…10V または、4…20 mA です。
計測レンジは 0…50℃、-35…35℃または-40...+70 °C から選択可能です。

負荷抵抗（電流出力）

DC 電源電圧と負荷抵抗特性

1859D02en

出力端子（ I1：湿度 / I2：温度）

900

負荷抵抗 [Ω]

800
700

使用不可

600
500

使用可能

400
300
200
1000010203040

供給電圧 [DC V]

2/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA41…

CE1N185901.06.2012

機械的デザイン
QFA41…温湿度検出器は、ハウジング、プリント基板、接続端子、取付フランジおよび計測用プローブから構成されます。
ハウジング部は、ベースおよびネジ止め式カバーで構成されベースとカバーの間にはラバーシールが施され、保護等級＝IP65 の保護規格に準じております。
ベース上には計測回路と設定部を組込んだプリント基板が配置されており計測部は検出プローブの先端に配置され、フィルターキャップで保護されています。
ケーブル接続口には、付属の M16 のケーブルグランドを取付けハウジングに固定出来るようになっています。
計測値表示

QFA4160D 及び QFA4171D タイプでは、計測値表示用 LCD を備えております。
以下の計測値を 5 s 間隔で表示します。
°C または°F（短絡プラグ位置で選択可能）% r.h.

 温度：
 湿度：

室内型検出器は、室内壁面に取付ける様に設計されています。
レンジ設定
123Range
1 2 3°F

°C

出力テスト
U1

U2

I1

I2

10 V

5V

20 mA

12 mA

5 V 10 V

12 mA

20 mA

0V

5V

4 mA

12 mA

5V0V

12 mA

4 mA

温度単位設定QFA41...D

温度レンジ設定ピン°F°C

1859Z03en

設定エレメント

温度設定エレメントは、6 本のピンと短絡プラグから構成されており温度の計測レンジの設定および出力テスト機能を設定可能です。
短絡プラグの位置とその機能は以下の様になります。
 出力レンジ選択：短絡プラグを ｢縦｣ に設定
短絡プラグ位置が左(R1) =  35...35 °C,短絡プラグ位置が中(R2) = 0...50 °C（工場設定）
短絡プラグ位置が右(R3) = -40...+70 °C
 出力テスト機能：短絡プラグを ｢横｣ に設定上の“出力テスト”リストを参照ください。

温湿度出力テスト

プラグの位置により、それぞれに対応した U1/ I1（湿度）U2 / I2（温度）のテスト信号が得られます。

温度表示設定ピン( QFA…D のみ)

QFA...D タイプでは、温度単位設定用の 4 本のピンと短絡プラグが有りプラグの位置で選択します。
- 短絡プラグを「縦」右側にセット = ℃（工場設定）- 短絡プラグを「縦」左側にセット = °F

エラー処理

 温度検出器にエラーがある場合、60 秒後に温度出力 U2 (I2)＝0V (4mA)とします。この時、湿度出力は、U1 (I1)＝10V (20 mA)に固定されます。これは、加湿器の制御に使用している場合、調節器からの制御信号を強制的に切る為です。
 湿度検出器にエラーがある場合、60 秒後に湿度出力 U1 (I1)＝10V (20mA)とします。
この時温度の出力は正常出力を保ちます。

キャリブレーション
調整証明書

室内型温湿度検出器 QFA41…および AQF4150 計測プローブは、全てナンバリングおよび登録されており、出荷前にトレーサブルな調整機器にてキャリブレーションされております。調整証明書は、本体と一緒に出荷されます。
3/7

アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA41…

CE1N1859
01.06.2012

サービスセットAQF3153（試験用：別売品）

サービスセット AQF3153 を使用すれば、上記テスト信号の他に以下の 3 種類の温度／湿度固定信号を使用可能です。
AQF3153 には、検出器は含まず、3 種類のプローブ 1 組で出荷されます。
 85 % r. h., 40 °C
 50 % r. h., 23 °C
 20 % r. h., 5 °C
サービスセット用計測プローブは運転中に交換可能です。

アクセサリー （別売）

名称型式

計測プローブ：調整証明書付き（交換可能）

AQF4150

フィルターキャップ（交換用）

AQF3101

エンジニアリングの注意
温湿度検出器への電源は、必ず復巻き絶縁トランスの２次側から供給してください。
トランスの容量は、検出器の容量を確認の上で選定してください。
また 配線長については、接続する機器の仕様に準じてください。
ケーブル配線

電気配線は、電磁ノイズの影響をなるべく少なくするように施工してください。
特に動力ケーブルとの並行配線は避けてください。また 誘導その他電磁ノイズが考えられる環境では、必ずシールド付きツイストペアケーブルを使用してください。

取付け上の注意
取付場所

制御、計測対象となる部屋の平均温度を拾える場所で床上 1.5ｍ程度の壁面に取り付けます。以下のような場所は避けてください。
-

凹んだ場所や棚の中-

カーテンの中-熱源の近くまたは裏側付近-

日射の影響を受ける場所

電線管で施工する場合、配管の末端はシーリング材等でシールし検出部がドラフトによる外乱の影響を受けない様に施工してください。

注記！

 ハウジングカバーのシールは絶対剥がさないようにしてください。
剥がした場合、保護等級 IP65 を守れなくなります。
 計測プローブ内の検出端は非常にデリケートなセンサーを使用しておりますので施工時、絶対に衝撃等を与えないでください。

取付方向

温湿度検出器の計測プローブは、必ず下向きになるようにして取付けてください。
取付の際は本体梱包裏側にプリントされた取扱説明書を参照してください。

調整
機器の調整に先立ち、先ず配線のチェックを行い正しい事を確認した後で電源を投入してください。検出温度のレンジ変更が必要な場合は先ずその変更を行い調整に入ってください。
配線および出力信号は、テスト機能を利用することにより確認することができます。
（機械的デザインをご参照ください。）
電圧計または絶縁抵抗計を直接、検出素子に使用しないことを推奨します。模擬のパッシブな出力信号の場合、市販のメーターで測定することはできません。（測定電流が小さすぎます。）

4/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA41…

CE1N185901.06.2012

キャリブレーションサービス
本検出器は、工場におけるキャリブレーションサービスが可能です。
通常の温湿度の雰囲気内で使用する場合には、年１回のキャリブレーションをお奨めします。キャリブレーションは、トレーサブルな調整機器を使用し行われその証明書（調整証明書）が発行されます。
サービス内容キャリブレーションサービスには、以下が含まれます：
 新規計測プローブ AQF4150 及び、調整証明書を同時に提供。
 工場へ返却された、古い計測プローブに関する調整証明書の提供。
これは、ユーザが古い計測プローブの使用期間を評価するのに役立ちます。

.
.
.
.
.
.
.
.

技術データ
電源

供給電圧

AC 24 V  20 % or DC 13.5...35 V

周波数50 / 60 Hz （AC 24 V 使用時）消費電力

 1 VA

信号配線長

許容最大配線長

接続する機器の仕様に準ずる

湿度検出器

計測レンジ

0...100 % r.h.

計測精度（AC/DC 24 V, 23 °C にて）
0...100 % r.h.

2 %温度ドリフト 0 . 0 5 % r.h. / ° C

時定数

約 20s（気流有り）

出力電圧（端子 U1）：リニア

DC 0...10 V

出力電流（端子 I1）：リニア

4…20 mA 0...100 % r. h.
“負荷抵抗”参照

負荷抵抗
温度検出器

保護データ

.
.

0...100 % r.h., max.  1 mA

検出端

0...50 °C (R2 = 工場設定),
 35... 35 °C (R1), -40...+70 °C (R3)
Pt 1000

計測精度 (AC/DC 24 V にて)
23 °C
15...35 °C
 35...+70 °C

 < 0.5 K 0.6 K
 0.8 K

時定数

約 8.5 分（気流, 壁面の影響による）出力電圧（端子 U2）：リニア

DC 0...10 V
 1 mA max.

出力電流（端子 I2）：リニア
負荷抵抗4..20 mA 0...50 /  35... 35 /-4 0...+70 °C“負荷抵抗”参照

保護等級（ハウジング）

IP 65 （IEC 60529）, 計測プローブ IP 40

計測レンジ

0...50 /  35... 35 / -40...+70 °C

安全クラス（絶縁）III （EN 60 730）

電気配線

ねじ込みプラグ付きコネクター
端子サイズ
ケーブル挿入口

ルンベルグ RSC 4/9
0.75 mm2 max.
4…8 mm 径.

周囲条件

作動時
気象条件
温度（ハウジング、電子部品）
LCD 可読条件
湿度
機械的条件

材質、色.
.
.
.

クラス 4K2, IEC60 721-3-4
 40... 70 °C
 25... 70 °C
0...100 % r.h.
クラス 3M2, IEC60 721-3-3

保管／輸送時
気象条件
温度
湿度
機械的条件

IEC 60721-3-2
クラス 2K3
 40... 70 °C< 95 % rh.
クラス 2M2

ベース

ポリカーボネート RAL 7001 (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｲ)カバー

ポリカーボネート RAL 7035 (ﾗｲﾄｸﾞﾚｲ)

計測プローブ部

ポリカーボネート RAL 7001 (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｲ)フィルターキャップ

ポリカーボネート RAL 7001 (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｲ)

5/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA41…

CE1N1859
01.06.2012

標準規格

配線コネクター
ねじ込みプラグコネクター
キャリア、ボディ
押さえナット、ネジ部
接続ピース
キャリア
ケース,接続部

ルンベルグ RSC 4/9
PA, 黒CuZn, ニッケルメッキ
ルンベルグ RKFM 4/0.5 M
TPU
CuZn, ニッケルメッキ

検出端（全体）シリコンフリーパッケージ
製品スタンダード

段ボール

住居、及び類する用途に使用する
自動電気制御機器.
.
.

EN 60 730-1

電磁両立性

イミュニティー
エミッション

EN 61 000-6-1
EN 61 000-6-3

適合

EMC 指令 2004/108/EC

Ｃ - チェック適合（EMC）

EN 61 000-6-3-UL 認証UL 873

環境両立性.
.
.
.
.
.

ISO 14001（環境）ISO 9001（品質）RL 2002/95/EC (RoHS 対応）

質量

本体+パッケージ
QFA41..
LCD 無しQFA41…DLCD 付きAQF3153（交換用プローブ）
AQF4150（サービスセット）

0.196 kg
0.221 kg
0.066 kg
0.050 kg

配線接続(r.h.)

G0U1(R1 = 35...35 °C /R2 = 0...50 °C /R3 = ...+70 °C)

U2

G0 (3)

G (4)41858G01

G1883G02

QFA4160(D)3
12U1 (2)

コネクター
正面図：

U2 (1)(r.h.)

I1

G2(R1 = 35...35 °C /R2 = 0...50 °C /R3 = ...70 °C)

I2

1858G03

G1I1 (3)G1 (4)

43
1G2 (2)21859G04

QFA4171(D)

コネクター
正面図：

I2 (1)

G, G0

電源 AC 24 V (SELV) or DC 13.5...35 V

G1, G2

電源 DC 13.5...35 V

U1

湿度出力 DC 0...10 V（0...100 %rh）

U2

温度出力 DC 0...10 V（ 0...50 °C / -40…+70 °C /  35...+ 35 °C）

I1

湿度出力 DC 4…20 mA （0...100 %rh）

I2

温度出力 DC 4…20 mA （ 0...50 °C / -40…+70 °C /  35...+35 °C）（注）アンダーラインは、工場設定レンジ：短絡プラグ位置 R2(注) QFA4171(D)配線：温度計測のみの場合、G1-I1 に DC 電源が必要です。次項配線例参照

6/7アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA41…

CE1N185901.06.2012

＜QFA4171（D）配線例＞
ＤＣ24Ｖ

温湿度検出器

+

G1

I1+-

湿度計測器

-

G2I2+-

温度計測器（温湿度計測）

ＤＣ24Ｖ

ＤＣ24Ｖ

温湿度検出器+G1

I1-

G2I2+-

湿度計測器

温湿度検出器+G1

I1-

G2I2（湿度計測のみ）

+

-

温度計測器

（温度計測のみ ： G1-I1に電源が必要です）

寸法（ｍｍ）

3962,88457

1859M01604180（穴開け寸法）

AQF4150
10,5ø 1514,5

本社 〒211-0012神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
7/7

アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA41…

CE1N1859
01.06.2012