Microcatetere FFR a scambio rapido
La libertà di scegliere il filo guida per una
valutazione FFR rapida e accurata.

Vantaggi del prodotto
Prestazioni ottimizzate
Dotato di maggiore flessibilità1, profilo ridotto per l’ingresso nella lesione2
e forma affusolata per consentire la navigazione nelle malattie complesse.
Controllo ottimizzato
Consente al medico di utilizzare il filo guida di preferenza da 0,014” e dimantenere il filo in posizione per tutta la procedura, comprese le valutazioni
durante il pullback e post-PCI.
Coerente e preciso3
La tecnologia del sensore in fibra ottica potrebbe essere meno suscettibile
al drift rispetto alle tradizionali guide di pressione.3

PROFILO DIATTRAVERSAMENTO
AFFUSOLATO
per una Crossability migliorata

15%

2Profilo ridotto perl’ingresso nella lesione

28%

1

Flessibilità
migliorata

ACIST Navvus II funziona con
tutti i sistemi FFR a scambio
rapido RXi o RXi Mini esistenti.

Bracco GroupMicrocatetere FFR a scambio rapido

Caratteristiche tecniche e del prodotto
Lunghezza del microcatetere
Lunghezza del fusto distale a scambio rapido
Intervallo della temperatura ambiente operativa
Intervallo della pressione atmosferica operativa
Compatibilità
Precisione della pressione
Risposta di frequenza

SKU n. 016675
Complessiva: 335 cm (131,9 pollici), operativa: 150 cm (59,1 pollici)
26 cm (10,2 pollici)
18–30 °C (64–86 °F)
11–15 psi, 77–106 kPa
Cateteri guida da 5–8 Fr±3% della lettura o ±3 mmHg della lettura nell'intervallo di pressione
Risposta a 10 Hz entro 3 dBA della risposta a 1 Hz

Navvus II

Profilo di ingresso più liscio

SKU n. 016675

NavvusProfilo nella lesione:
0,51 mm x 0,64 mm

5,7 mm (0,226”)(0,020” x 0,025”) (<2F)

Fascia marcatrice in platino da
2,5 mm (0,098”) dalla punta

SKU n. 014667

8,5 mm (0,335”)
Lunghezza operativa:
150 cm (59”)
Lunghezza totale:
335 cm (132”)

ACIST Medical Systems, Inc.

ACIST Europe

7905 Fuller Road

Argonstraat 3

Eden Prairie, MN 55344

6422 PH Heerlen

Stati Uniti

Paesi Bassi

Tel: +1 888.670.7701

Tel.: +31 45 750 700

customer.support@acist.com

acistinfo@bracco.com

acist.com

1. TR-07888: rispetto al microcatetere FFR Navvus® nel test su banco. Dati in archivio presso ACIST. Potrebbero non essere indicativi delle prestazioni cliniche.
2. TR-08707: rispetto al microcatetere FFR Navvus® nel test su banco. Dati in archivio presso ACIST. Potrebbero non essere indicativi delle prestazioni cliniche.
3. William F. Fearon , Jeffrey W. Chambers, Arnold H. Seto, Ian J. Sarembock, Ganesh Raveendran, Charlotte Sakarovitch, Lingyao Yang, Manisha Desai,
Allen Jeremias, and Matthew J. Price and for the ACIST-FFR Study Investigators. Pubblicato originariamente il 15 dicembre 2017 su
https: //doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005905 Circulation: Cardiovascular Interventions. 2017;10:e005905.
ACIST, ACIST RXi e Navvus sono marchi di ACIST Medical Systems, Inc. ACIST Medical Systems, Inc. si riserva il diritto di modificare le specifiche e lefunzioni descritte nel presente documento o di interrompere la fabbricazione del prodotto descritto in qualsiasi momento senza alcun preavviso od obbligo.
Contattare un rappresentante autorizzato ACIST per informazioni più aggiornate.
© 2020 ACIST Medical Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. P/N: 30-100053_UE_IT 04/20 Rev. 2