3099J

RPD500..

デジタル式指示調節計（各種プロセス制御用、汎用型）－ デジタル指示付き汎用調節計－ 入力：PT100、DC0…10V、DC4…20mA（タイプ参照）－ 出力：1 出力 または 2 出力（タイプ参照）
比例出力（PID）2 位置出力 または 両方の組合せ（タイプ参照）－ イベント出力（警報用その他）：EV1、EV2 設定可能
－ リモート SV 機能（入力：DC4…20mA）－ 各種プロセス制御に応じた単位シール付属（温度、湿度、圧力、CO2..その他）－ 外部接点入力：制御動作切替、インターロック、設定切替など－ ブラインド機能によるパラメータ設定保護または非表示－ オートチューニング（比例帯計算値に係数設定可能）－ 入力断線処理機能（エラー表示、出力リミット）－ 電源電圧：AC100V／200V（AC100~240V フリー）用途
デジタル式指示調節計 RPD500..シリーズは、一般空調を初めとし各種プロセス制御に使用出来る汎用型調節計です。
入力は、温度、湿度、流量、圧力、差圧、CO2 濃度、エンタルピなど各種入力を制御変数として制御する事が出来ます。
主に以下の制御機器と組合せて使用します：
 比例バルブ 比例ダンパー 比例インバータ
 2 位置制御機器（ファン、加湿器、ヒータ、警報、その他）

N30999J
21.05.2007

アーチバック株式会社

タイプ

型式

入力

出力１出力 2

RPD500-1-GN-ABS

DC0～10V－

RPD500-1- IN -ABS

DC4～20mA－接点（SPDT）－

RPD500-1-RN-ABS

PT100Ω(Pt/JPt)

RPD500-1-GG-ABS

DC0～10V

DC0～10V

RPD500-1- I I -ABS

DC4～20mA

DC4～20mA

RPD500-3- IN -ABS

DC4～20mA－接点（SPDT）－

RPD500-3-RN-ABS

DC4～20mA

RPD500-3-GG-ABS

DC0～10V

DC0～10V

RPD500-3- I I -ABS

DC4～20mA

DC4～20mA

RPD500-5-GN-ABS

DC0～10V－RPD500-5- IN -ABS

DC4～20mA－接点（SPDT）－

RPD500-5-RN-ABS

DC0～10V

RPD500-5-GG-ABS

DC0～10V

DC0～10V

RPD500-5- I I -ABS

DC4～20mA

DC4～20mA

第 2 出力第 1 出力入力

型式凡例：：I =DC 電流、G =DC 電圧、N =無し：I =DC 電流、G =DC 電圧、R =接点：1 =PT 測温体、3 =DC 電流、5 =DC 電圧

オーダ
名称、型式および数量をご指示ください。
例：デジタル式指示調節計 RPD500-3-IN-ABS

3台

機器オーダの際には、必ず、入出力の仕様を確認して選定してください。
本体に、取扱説明書と、以下の付属品がが同梱で出荷されます。
付属品：

＜付属品＞
パネル表面取付用、固定ネジ金具（2 セット）
単位シール（1 枚）
以下の単位が含まれます。
必要な場合、表示単位を調節器の表面に貼り使用します。
（単位：種類）%rH, Pa, Kcal, %, kPa, kg/h, pH, MPa, kg/min, ppm, kg/cm2, ㎥/h, ゜F,mmH2O, ㎥/min, K, mmAq, l/min, kg/kg, kcal/kg, kj/kg, m/s, ℃

2/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

表示、操作部＜RPD500 表示部、操作部＞ 機能概要

PV ：計測値表示（通常画面）
・モード／パラメータ表示

SV：設定値表示（通常画面）
・モード／パラメータのデータ
LED 表示（x6）

表示（モードキーで切替）

・警報、入出力状態表示

・アップ／ダウンキーで変更

アップ／ダウンキー
・SV に表示するデータ、設定値の変更、値増減に使用
MODE キー・画面切替

FUNC キー・設定パラメータ記憶

FUNC キーに以下の機能を予め 1 つだけ割付け、実行

モード→パラメータまたは1) 桁移動：選択桁が点滅（全モード）

パラメータ→モード画面へ

2) AT 起動：１回押して起動（運転モード）の切替は、2 秒以上押す

3) RUN／READY：1 回押す毎に切替（運転モード）
4) タイマ起動／リセット：１回押して起動（運転モード）

LED 表示部 詳細

LED は、以下の状態を表示します。
－ OUT1（赤） ：デジタル出力１の状態－ OUT2（赤） ：デジタル出力 2 の状態－ AL1 （赤） ：イベント出力１の状態－ AL2 （赤） ：イベント出力 2 の状態－ RDY （赤） ：READY 状態－ DI（緑） ：DI アクティブ状態

機能
RPD500…調節計は、入出力の種類に応じて調節計のタイプを選択する事により、空調設備その他各種プロセスの制御に応用が可能です。出力は、調節計のタイプにより 1出力または 2 出力タイプがあり、比例または 2 位置信号を出力します。
また DA：正動作、RA：逆動作等の設定が出来る様になっております。
入出力の詳細は、“タイプ”参照。
2 位置出力2 位置出力型は、ON/OFF（DA：正動作）、ON/OFF（RA：逆動作）の設定が可能で出力 1 に SPDT（無電圧 C 接点）で出力されます。

3/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

比例出力

比例出力型では、PID 出力を基本としタイプにより出力 1 および出力 2 に制御出力が出ます。出力の種類は、DC0～10V または DC4～20mA です。
PID の設定は、セルフチューニング／オートチューニングを選択します。
－ セルフチューニング ：調節器の内部にて自動設定－ オートチューニング ：AT 起動でチューニング開始（マニュアル変更可能）

イベント出力（EV 出力）RPD500..調節計では、予め設定したイベントに基づき 2 出力（EV1、EV2）のイベン
ト出力を定義する事が出来ます。偏差による上下限警報、絶対値による上下限警報などに使用すると共に、警報を保持したり待機機能を持たせたりする事が可能です。
また PV 異常と組合せたり、ディレ－タイマをセットしたりする事も可能です。
これらの警報が出力されると調節計表面に LED 表示（AL1、AL2）されます。

外部入力（DI）機能

外部からの無電圧接点信号により以下の切替、インターロック制御などを選択する事が可能です。
1.

出力 1：RA（暖房 SV1）→DA（冷房 SV2）動作、設定値切替

2.

出力 1,2：インターロック（0%）

3.

出力 1,2：インターロック（100%）4.

出力 1,2：SV1→SV2 設定値切替

5.

タイマ

：スタート／リセット切替

上記、1. 4.の設定値切替機能の詳細は以下の様になります。
（DI）機能詳細

DI 入力により、制御動作、設定値を切替える機能で、2 つの方法があります。
1､ 制御（RA→DA）および 設定値（SV1→SV2）を同時に切替えます。
（1 出力型、2 位置出力）：制御（RA）／設定値（SV1）→制御（DA）／設定値（SV2）に切替
出力出力入力
ＳＶ１

入力

ＳＶ２

ＳＶ１ＳＶ２（1 出力型、比例出力）：制御（RA）／設定値（SV1）→制御（DA）／設定値（SV2）に切替
出力

出力

入力
ＳＶ１

ＳＶ２

入力
ＳＶ１

ＳＶ２

（注）リモート SV を使用する場合は、SV2 の設定は無効となります。

4/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

2､ 設定値（SV1→SV2）のみを切替えます。
（1 出力型、2 位置出力）：設定値のみを（SV1）→（SV2）に切替

出力

出力

入力
ＳＶ１

入力

ＳＶ２

ＳＶ１

ＳＶ２（1 出力型、比例出力）：設定値のみを（SV1）→（SV2）に切替
出力

出力

入力
ＳＶ１

入力

ＳＶ２

ＳＶ１

ＳＶ２

（2 出力型、比例出力）：設定値のみを（SV1）→（SV2）に切替
出力

出力

入力
ＳＶ１

ＳＶ２

入力
ＳＶ１

ＳＶ２

（注）リモート SV を使用する場合は、SV2 の設定は無効となります。
リモート SV

リモート SV を使用すると、調節計の設定値をリモートから変更する事が出来ます。
設定信号は DC4～20mA 信号です。
ローカル（LCL）／リモート（REMOTE）を切替える事により、調節計の設定値はSV1 で設定した値からリモートで設定した値に切替わります。

タイマ機能

リモート設定有効時は、DI 機能で設定した、SV2 の設定値は無効となります。

.........
.........

リモート SV
優先

但し DI 機能による制御の切替（RA→DA）機能はそのまま有効となります。

タイマ機能を使用し以下の様に制御またはイベント出力の時限設定が可能です。
＜タイマ制御モード＞
・ オートスタート（ON or OFF ディレーを設定）
電源投入時タイマカウント開始
5/10

アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

・ マニュアルスタート（ON or OFF ディレーを設定）
調節計、キー操作によりタイマカウント開始
・ イベントスタート（ON or OFF ディレーを設定）
イベント発生でタイマカウント開始
・ SV スタート（OFF ディレーを設定）
電源投入後、PV = SV + SV スタート設定値でタイマカウント開始
上記 いずれのモードにおいてもタイマのディレー設定により以下の様な制御となります。
－ ON ディレー ：タイマカウント中制御停止、カウントアップで制御開始－ OFF ディレー：タイマカウント中制御、カウントアップで制御停止（注）タイマ出力先は、制御またはイベントを設定画面で指定します。

マニュアル制御

調節計の制御設定を、マニュアルモードにし、好みの出力を出す事が出来ます。
マニュアル操作中は、OUT1/2 の LED がフリッカ表示します。

計測値（PV）補正

計測値に誤差が有るような場合、入力値に対しゼロ点オフセットおよびゲインを調整し計測値の補正を行う事が出来ます。
－ 補正ゲイン設定範囲：0.5～2 倍－ ゼロ点設定範囲（測温体入力）：-199～999 / -199.9～999.9（電圧／電流入力）：-1999～9999（小数点は指定位置）

ファンクションキー

ファンクションキーに以下の機能の 1 つを割付け、実行する事が出来ます。
・「桁移動」

・「 AT」

・「RUN / READY」 ・「タイマスタート」から選択

詳しくは 3 ページの“表示、操作部”を参照してください。

ブラインド機能調節計の設定で、ブラインド機能を設定すると任意のパラメータ画面を「非表示」とする事が出来ます。ブラインドモード画面は、以下の手順でアクセス可能です。
① 電源 ON→初期画面（約 4 秒）→運転モードとなったとき、② MODE キーを 10 秒間押す→表示がフリッカ→FUNC キーを 1 回押す 続いて→MODE キーを 1 回押す→ブラインド設定画面を表示（注）ブラインド設定が終わり、通常制御画面に戻るには、電源を一度 OFF にしてから再投入する事が必要です。

優先画面

キーロック

任意のパラメータ画面を運転モードに表示する事が出来ます。最大 9 点まで設定可能です。この設定により MODE キーを繰り返し押すだけで通常パラメータ設定画面からアクセスするより早く、簡単に優先画面として表示させる事が出来ます。
調節計のパラメータを保護したい場合に使用します。
必要な場合、以下のロック機能から選択します。
(1)ロック機能無し(2) 全パラメータロック(3) 運転モードロック(4) 運転モード以外のロック

6/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

技術データ電源計測、制御入力
測温体入力

供給電圧
周波数
消費電力
入力種類
測温体（3 線式）入力
測定電流
配線抵抗（1 線当り）
測定・表示範囲

Pt100
JPt100
設定範囲
Pt100 / JPt100
表示精度（23℃ ± 10℃ の 時 ）表示分解能サンプリング周期
回路絶縁
電流／電圧入力

電流／電圧入力
入力抵抗（電流／電圧）
設定範囲
表示範囲
表示精度（23℃ ± 10℃ の 時）
サンプリング周期
回路絶縁

制御出力
2 位置出力出力種類
2 位置（ON/OFF）出力：出力 1 のみ接点定格 電圧
電流
最小負荷
接点寿命（機械的寿命）（電気的寿命）AC100 / 200 V (AC100～200 V)
50/60 Hz
10 VA
Pt100 / JPt100
約 0.2 mA
100Ω以下、要 3 線同サイズ-199.9～530.0 or -199～530-199.9～520.0 or -199～520-199.9～500.0 or -199～500± 0.3 % +1d ig o r 0.9 ℃の最大値
0.1 ℃
500 m s
電 源 と 絶 縁、 C PU と は 非絶 縁
DC4～20 mA / DC0～10 V
250 Ω / 1 MΩ以上
-1999～9999 / -199.9～999.9 /-19.99～99.99 / -1.999～9.999
設定範囲内でSLL-12 %～SLH+12 %(SLH – SLL)スパンの± 0.3 % + 1 d ig
500 m s
電 源 と 絶 縁、 C PU と は 非絶 縁

SPDT 無電圧接点
AC250 V
3 A（抵抗）/ 1.5 A（誘導負荷）
DC5 V、10 mA
500 万回以上
10 万回以上

電圧出力

DC 電圧出力：出力 1 or 2出力精度
負荷抵抗
出力応答時間回路絶縁

DC0～10 V
0.3 ％（標準環境）
1 KΩ以上600 ms 以内
電源、CPU 回路と絶縁電流出力

DC 電流出力：出力 1 or 2
負荷抵抗
出力可能範囲
出力精度
出力分解能
出力応答時間回路絶縁DC4～20 mA
600 Ω以下
DC2.4～21.6 mA
0.3 ％（標準環境）
0.1 ％600 ms 以内
電源、CPU 回路と絶縁

7/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

イベント出力

外部接点入力
（DI）

表示部

タイマ機能

周囲条件

イベント出力（EV1、EV2）
接点形式
接点容量
最小負荷
接点寿命（機械的寿命）（電気的寿命）
回路絶縁
イベント種類（警報種類）

設定範囲（上限／下限／出力感度）：測温体入力：電圧／電流入力
ディレー設定範囲
外部接点（DI）入力機能

最小入力時間入力 OFF 時、最大電圧
入力 ON 時、最大電流
回路絶縁
7 セグキャラクタ表示：計測値（PV）：設定値（SV）
LED 表示 ：OUT1、OUT2、EV1、EV2、RDY
：DI
タイマ機能
スタート設定（ON or OFF ディレー付き）出力先設定
設定単位
設定時間範囲SPST（無電圧接点）
AC250 V、2.4 A（抵抗負荷）
DC5 V、10 mA
500 万回以上
20 万回以上
電源、CPU 回路と絶縁偏差（上限／下限／上下限）
絶対値（上限／下限／上下限）
PV 異常組合せ可能-1999～9999 / -199.9～999.9-1999～9999（小数点：指定位置）
0～9999 秒
無電圧接点
DA/RA（動作切替）
SV1/SV2（設定切替）
出力 0%/100%（インターロック）
500 ms
DC6 V
6 mA
電源、CPU 回路と絶縁
4 桁、文字高 14 mm、緑色
4 桁、文字高 8 mm、赤色
赤色
緑色

設定精度

オート／マニュアル／イベント／SV スタートから選択
制御 or イベント出力時間・分／分・秒
0 時間 0 分～99 時間 59 分または0 分 0 秒～59 分 59 秒
±1.5 ％ + 0.5 秒（対設定値）

温度
湿度
本体取付角度（フェース面）

0～50 ℃
20～90 ％RH（結露無し）
垂直面±10°温度
湿度-25～70 ℃（氷結、結露無し）
5～95 ％RH（結露無し）
20 MΩ

使用時

保管時

電気的特性

質量

絶縁抵抗

：端子－ケース間（DC500V メガ）

耐電圧：計測端子－ケース間：電源端子－ケース間

本体質量AC1000V、1 分間
AC1500V、1 分間
380 g

8/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

取付
取付は、制御盤パネル表面に以下の要領で取り付けます。
①盤表面パネルの開口パネル表面に以下の寸法で開口を設けます。
複数台取付の場合、台数 N に応じて加工してください。
96 x N - 3 (+0.6/-0)
92 (+0.6/-0)

120以上

92 (+0.6/-0)

96以上

注記：（ ）内は、許容寸法：Nは、連続取付の場合の台数②本体取付＜調節器本体側面図＞← 固定ネジ
金具

SIEMENSemt

本体付属の固定ネジ金具2 本を使用し、上下の角穴に金具のフックを挿入しパネル裏面にしっかりとネジで固定します。

1NO
EV1

112Ｃ

123NOEV2134Ｃ14FG
100-240Vac～ 50/60Hz
10VA!

DI

156－

167

リモートＳＶ＋

17NO 16＋
OUT2/TRNMIT
Ｃ
17－

8b8－

18

NC 18
OUT1＋

9B

9＋

19NO

19－

10A

20Ｃ

................
..........

5 ＮＯＴ ＵＳＥＤ

RTD/V.I

RPD500SERIALNo.

9/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007

配線接続＜RPD500、端子配列と外線接続図＞

イベント出力
EV1

イベント出力
EV2

1NO

112Ｃ

123NO

4Ｃ～
1314DI

56 －＋ 167 ＋－817出力２ＤＣ 0～10V
or 4～20ｍＡ18＋ 1819－ 19NOB

9 ＋15外部入力
無電圧接点

NCb8 －入力
ＤＣ 0～10V
or 4～20ｍＡ

未使用

電源
ＡＣ100-240V
50/60Hz, 10A

9A

10出力1
ＤＣ 0～10V
or 4～20ｍＡ

20Ｃ

出力１ＯＮ／ＯＦＦ

入力
Ｐｔ100

（注記）入出力の電圧／電流配線にはシールドケーブルを使用してください。
施工、配線の接続等は必ず有資格者にて行ってください！
寸法：ｍｍ

96

1069

RPD500emt
PVSV

1NO
EV1

112

Ｃ

123NO
EV2

134Ｃ

1496
AL1AL2

RDY

16－

7DI

FUNC

▼

!

NO

16＋OUT2/TRNMIT＋

17Ｃ

17－

8b8－

18NC 18
OUT1＋9B

9＋19NO

19－20ＣA

10MODE

10VA

15ＮＯＴ ＵＳＥＤ

6リモートＳＶ

OUT2100-240Vac～ 50/60Hz

DI

5OUT1FG

RTD/V. I▲

RPD500SERIALNo.

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

10/10
アーチバック㈱デジタル式指示調節計 RPD500

N3099J
21.05.2007..........................

リモートＳＶ
ＤＣ４～２０ｍＡ

FG