Further Improve Reliability
YUASA SYSTEM ENDURANCE TEST SYSTEM

Bending

TorsionFolding

Rolling

Research &Development

Laboratory
Automation

Factory
Automation

ユアサシステム機器株式会社

Tension

ENDURANCE TEST SYSTEM

https://www.yuasa-system.jp
製品情報は、専用Webサイトでより詳しくご覧いただけます。

本社〒701-0144 岡山市北区久米6番地

吉備津工場〒701-1341 岡山市北区吉備津2292-1

TEL 086-287-9030 FAX 086-287-2298

東京営業所〒105-0004 東京都港区新橋5丁目7番10号 新橋SNビル

TEL 03-3578-8515 FAX 03-3578-8516

大阪営業所〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1番3号 NLC新大阪アースビル 8F TEL 06-6394-8175 FAX 06-6397-2632！ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログ掲載商品の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

2017.10 Ver. 2.2

YUASA SYSTEM CO., LTD.

Further Improve Relia bility
必要な時にすぐに利用できる汎用型耐久試験システム。
YUASA SYSTEMは、製品開発動向や最新の耐久試験情報を素早くキャッチし、製品の素材から部品、最終製品まですべてのプロセスで利用できる耐久試験システムを誰よりも早く提供します。
YUASA SYSTEMが提供する耐久試験システムは、様々な分野での耐久試験ノウハウを蓄積し、汎用性が高く低コストで必要な時にすぐに利用できます。
世界中のあらゆる製品の信頼性を高めるために、YUASA SYSTEMの耐久試験は進化し続けます。

YUASA SYSTEMENDURANCE TEST SYSTEM

Further Improve Relia bility
曲げる

あらゆる耐久試験を小さな１台で。

小型
SMALL

中

大

卓上型耐久試験機

α

＋

押す引く

捻る

さらに、パワーアップした１台で。

中型
MEDIUM小大

卓上型耐久試験機α＋

様々な製品の耐久試験を１台で。

大型
LARGE

小

02

中

巻く

折る

自立型耐久試験機

α＋03

New Standard

ENDURANCE TESTENVIRONMENTAL TEST

恒温恒湿環境下で様々な耐久試験を実現できる環境・動作連動型の耐久試験システムです。
04

05

基本
動作

耐久試験機が実現する耐久試験

5つの基本動作サンプル（被試験体）に課す繰り返し動作として「曲げる（屈曲）」、「捻る（捻回）」、「折る（折り）」、「巻く（ロール巻取）」、「押す引く（押引き）」の5種類を想定しています。

曲げる

捻る

捻回試験

折る

折り試験

捻る

曲げる

屈曲試験

折る

予め設定された試験条件に従って、サンプルを連続的に左右屈曲させる
耐久試験です。

巻く
押す
引く
卓上型耐久試験機●

小型

予め設定された試験条件に従って、サンプルを連続的に左右捻回させる
耐久試験です。

卓上型耐久試験機●

中型

予め設定された試験条件に従って、サンプルを連続的に移動屈曲させる
耐久試験です。

サンプルの例［共通］06・面状体サンプル …
●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス●バリアフィルム ●フレキシブル基板●フラットケーブルなど

ロール巻取試験
予め設定された試験条件に従って、サンプルを連続的に巻き取り・解放させる
耐久試験です。

ユーティリティ●

押す引く●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー
●繊維
など

大型
自立型耐久試験機●

巻く・線状体サンプル …

押引き試験
予め設定された試験条件に従って、サンプルを連続的に押引きさせる
耐久試験です。

07

曲げる
TCDMLH-P150

小型
SMALL

大

α

＋

屈曲試験［φ150面板仕様］

曲げる

中

卓上型耐久試験機

捻る
折る

ケーブルやハーネス、素線、細線などの屈曲耐久試験が簡単に実現できます。
また、幅30mmまでの帯状の試験サンプルについても試験可能。

巻く

試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
曲げR10［標準付属品］

小型
屈曲試験﹇φ

卓上型耐久試験機 TCDM111LH

DMX-P150

面板仕様﹈

１５０

φ150屈曲面板
クランプ

卓上型耐久試験機

2 本 1セットの曲げ R
治具（マンドレル）の間にサンプルを挟み込み屈曲させます。

安全カバー DMX-P150-C

曲げR40（最大）卓上型耐久試験機●

中型
曲げR2.5最大曲げRはR40で、最大±180°までの屈曲が可能です。

DMX-R2.5

曲げR10

振れ止め治具 DMX-02SR
DMX-R10（φ20mm）、
DMX-R40（φ80mm）のいずれか

DMX-R10

曲げR30
DMX-R30

曲げR40

荷重クランプ DMX-LC（約19kg）

大型
自立型耐久試験機●

備考

屈曲試験［φ150面板仕様］

組合完成図

DMX-R40

対象サンプルTCDMLH-P150

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

JIS規格に準拠した様々な屈曲試験が可能。

JIS規格に準拠した錘張力によるケーブルの屈曲試験をはじめ、クランプ有効長を30mm設け、FFCやFPCなどの帯状の試験サンプルにも対応できます。

CEマーキング適合品

屈曲角度は任意設定でき最大±180°までの屈曲が可能。

曲げR2.5

曲げRを変更することも可能です。
（R2.5～R40）

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

試験速度はサンプルと屈曲角度により変わります。直径2mm程度のケーブルの場合
で±90°
では120r/min、±180°では60r/minとなります。

曲げRを使用せず、イヤホン等のコネクタ接続部分の屈曲も可能。

クランプ治具についてはご相談ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

08

曲げR30

ユーティリティ●（最小）※図は安全カバーを取り外した状態です。 ※重錘は付属されておりません。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

09

曲げる
TCDMLH-C4BR／TCDMLH-C2BR／TCDMLH-C1BR

小型（4辺曲げRブロック仕様）

SMALL

大

α

＋

（1辺曲げRブロック仕様）

卓上型耐久試験機
屈曲試験［クランプ面板仕様］

曲げる

中（2辺曲げRブロック仕様）

捻る

クランプを一体化させた曲げRブロックの組み替えにより様々な曲げRの屈曲試験が可能です。

巻く試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

マンドレル（円柱）を用いた屈曲試験が困難な小さい曲げRサイズ用です。

クランプを兼用した曲げRブロックにサンプルを挟み込み屈曲させます。

4辺曲げRブロック屈曲試験﹇クランプ面板仕様﹈

卓上型耐久試験機 TCDM111LH
求心クランプ屈曲面板
DMX-CCP

4辺曲げRブロック

安全カバー

DMX-CCP-C

中型
卓上型耐久試験機●

2辺曲げRブロック
屈曲角度：±135°以下
曲げR加工条件：
1辺はR10固定、
もう1辺はR11以下（0.5単位で指定/MIT
試 験 機 法 R0 . 3 8にも別途対応可能）2辺曲げRブロック
振れ止め治具 DMX-01SR
DMX-R10（φ20mm）、
DMX-R40（φ80mm）のいずれか

1辺曲げRブロック

TCDMLH-C2BR

屈曲試験［クランプ面板仕様］

1辺曲げRブロック

荷重クランプ DMX-LC

組合完成図（約19kg）

大型
自立型耐久試験機●

屈曲角度：±180°以下
曲げR加工条件：
R10～50（5単位で指定可能）

小さな曲げRの屈曲試験が可能。

マンドレル（円柱）を用いた屈曲試験が困難な小さい曲げRの屈曲試験が可能です。

備考

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など
CEマーキング適合品

4辺曲げRブロックの場合、4辺すべてに異なる曲げRを設定すれば、ブロックを左右、上下入れ替えることによって4種類の曲げRの屈曲試験が可能になります。
（屈曲
角度は±90°以下）

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

10

最大4種類の曲げRを1つのブロックに設定できます。

ユーティリティ●

対象サンプル

卓上型耐久試験機

小型

屈曲角度：±90°以下
曲げR加工条件：
R10以下（0.5単位で指定可能）※図は安全カバーを取り外した状態です。 ※重錘は付属されておりません。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

11

曲げる
TCD-P220

中型
MEDIUM

大α＋

屈曲試験［φ220面板仕様］

曲げる

小卓上型耐久試験機

捻る
折る

ケーブルやハーネス、素線、細線などの屈曲耐久試験が簡単に実現できます。
また、幅50mmまでの帯状の試験サンプルについても試験可能。

巻く

試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
曲げR10［標準付属品］

小型
卓上型耐久試験機●

2 本 1セットの曲げ R
治具（マンドレル）の間にサンプルを挟み込み屈曲させます。

卓上型耐久試験機 TCD111L

DX-P220

φ220屈曲面板
クランプ

中型
屈曲試験﹇φ

曲げR2.5
DX-R2.5

最大曲げRはR50で、最大±180°までの屈曲が可能です。

曲げR10

面板仕様﹈

220

DX-R10

曲げR30
DX-R30

曲げR50

振れ止め治具 DX-02SR
DX-R10（φ20mm）、
DX-R40（φ80mm）のいずれか

対象サンプルTCD-P220屈曲試験［φ220面板仕様］

組合完成図

大型
自立型耐久試験機●

DX-R50・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

JIS規格に準拠した様々な屈曲試験が可能。

JIS規格に準拠した錘張力によるケーブルの屈曲試験をはじめ、クランプ有効長を50mm設けているため、FFCやFPCなどの帯状の試験サンプルにも対応できます。

屈曲角度は任意設定でき最大±180°までの屈曲が可能。
曲げR2.5

曲げRを変更することも可能です。
（R2.5～R50）

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

試験速度はサンプルと屈曲角度により変わります。直径10mm程度のケーブルの場合で±90°では120r/min、±180°では60r/minとなります。

曲げRを使用せず、家電製品等のコネクタ接続部分の屈曲も可能。

クランプ治具についてはご相談ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

12

曲げR30

ユーティリティ●（最小）

卓上型耐久試験機

曲げR50（最大）※図は安全カバーを取り外した状態です。 ※重錘は付属されておりません。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については62ページでご確認ください。

13

曲げる
TCD-TFB

中型
MEDIUM

大α＋

屈曲試験［無張力仕様］

曲げる

小卓上型耐久試験機

Tension
Free

捻る
折る

サンプルに重錘による張力負荷がかからない屈曲試験を実現できます。
幅50mmまでの帯状の試験サンプルについても試験可能。

巻く

試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
無張力屈曲試験治具

小型
卓上型耐久試験機●

サンプルの屈曲動作に連動してサンプルの下部クランプが上下スライドします。

卓上型耐久試験機 TCD111L
DX-P220

φ220屈曲面板

屈曲試験﹇無張力仕様﹈

曲げR2.5
DX-R2.5

曲げR10
DX-R10

無張力屈曲治具 DX-TFB

曲げR30

卓上型耐久試験機

中型

DX-R30TCD-TFB

曲げR50

対象サンプル

組合完成図

大型
自立型耐久試験機●

DX-R50屈曲試験［無張力仕様］

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

サンプルに重錘による張力を与えず屈曲試験が可能。

曲げR2.5

曲げRを変更することも可能です。
（R2.5～R50）

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp（最大）屈曲角度、屈曲速度は任意設定可能。

屈曲角度は0°～±180°の間で、屈曲速度は5～90往復／分の間でそれぞれ任意設定
できます。

製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

14

曲げR50

ユーティリティ●（最小）

サンプルの両端のクランプ間をロープで接続することによって、耐久試験駆動部分のクランプが揺動動作をするとき、もう一方のクランプが連動してスライドする仕組みです。よって重錘でサンプルに張りを与えなくても安定した曲げ半径での屈曲試験が可能です。

※図は安全カバーを取り外した状態です。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については62ページでご確認ください。

15

曲げる
TCD-BTFB

中型
MEDIUM大α＋

面状体無張力屈曲試験

曲げる

小

自立型耐久試験機

Tension
Free

捻る

治具動作

試験機器全体構成

押す
引く

基本動作

巻く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

曲げRを一定に保つために芯金を用いる曲げ試験です。芯金と同じ中心の円軌道でクランプを動かします。この時、もう一方の端はスライドします。サンプルに対して張力は発生しません。

自立型耐久試験機
TCD111L-S

卓上型耐久試験機●

小型

面状体無張力屈曲試験

サンプルの屈曲動作に連動してサンプルの下部クランプが上下スライドします。

面状体無張力屈曲試験治具DX-BTFB

自立型耐久試験機

中型

TCD-BTFB

面状体無張力屈曲試験

組合完成図

一般的な曲げ試験における課題

大型
自立型耐久試験機●

芯金に沿って曲げると、サンプルの端はインボリュート曲線を描き、サンプルを把持することができず、試験を成立させることは困難です。

インボリュート
曲線を描く

フレキシブルデバイスなど面状体サンプルの無張力屈曲試験が可能。
対象サンプル

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

16

ユーティリティ●

曲げRに関してはご相談ください。

サンプルのクランプ位置を変えることにより、カードサイズからA4サイズまでの面状体サンプルの無張力屈曲試験が可能になります。屈曲角度は最大±180°まで任意設定でき、片側屈曲だけでなく左右屈曲も可能です。

重錘を使用した屈曲試験への対応も可能。
無張力試験治具を、振れ止め治具に取り替えることで重錘を使用した屈曲試験への対応も可能になります。

面状体屈曲試験治具

DX-BFFB※重錘は付属されておりません。

※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については62ページでご確認ください。

17

曲げる
TC111L-P300

大型
LARGE

中

α

＋

屈曲試験［φ300面板仕様］

曲げる

小自立型耐久試験機

捻る
折る

ケーブルやハーネス、素線、細線などの屈曲耐久試験が実現できます。
また、幅70mmまでの帯状のサンプルについても試験が可能です。

巻く試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
曲げR10［標準付属品］

自立型耐久試験機 TC111L

小型
卓上型耐久試験機●

2 本 1セットの曲げ R
治具（マンドレル）の間にサンプ ルを通して屈曲させます。

X-P300φ300屈曲面板
クランプ

中型

曲げR2.5
X-R2.5最大曲げRはR100で、最大±180°までの屈曲が可能です。

卓上型耐久試験機●

曲げR100（最大）

前面カバー

振れ止め治具X-R10（φ20mm）、
X-R40（φ80mm）のいずれか

曲げR10
X-R10

X-SR

曲げR30
X-R30

TC111L-P300

屈曲試験［φ300面板仕様］

曲げR100

組合完成図

X-R100屈曲試験﹇φ・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

JIS規格に準拠した様々な屈曲試験が可能。

JIS規格に準拠した錘張力によるケーブルの屈曲試験をはじめ、クランプ有効長を70mm設け、FFCやFPCなどの帯状の試験サンプルにも対応できます。

面板仕様﹈

300

屈曲角度、屈曲速度は任意設定可能。

曲げR2.5

曲げR50

曲げRを使用せず、家電製品等のコネクタ接続部分の屈曲も可能。

曲げRを変更することも可能です。
（R2.5～R100）

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

クランプ治具についてはご相談ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

18

屈曲角度は0°～±180°、屈曲速度は5～90往復／分の間でそれぞれ任意設定できます。重錘は本体1台当たり（1面板、2面板問わず）100Nまで使用できます。

ユーティリティ●（最小）

導体抵抗測定システム対応（68ページ）

自立型耐久試験機

対象サンプル

大型・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など※重錘は付属されておりません。
※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

19

曲げる
TC111L-FB

大型
LARGE

中

α

＋

屈曲試験［固定曲げ仕様］

曲げる

小自立型耐久試験機

捻る

固定された曲げＲ治具での屈曲試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
固定曲げR治具フレーム

自立型耐久試験機 TC111L

小型
卓上型耐久試験機●

揺動曲げ試験の曲げ
R 治 具（マンドレル ）を面 板から分 離して専用フレームに設置します。

X-P300φ300屈曲面板
クランプ
曲げR治具
X-R30

卓上型耐久試験機●

中型

揺動曲げ（p.18・19）

前面カバー

振れ止め治具X-R10（φ20mm）、
X-R40（φ80mm）のいずれか

曲げRフレーム
X-FB

X-SR

TC111L-FB

屈曲試験［固定曲げ仕様］

組合完成図

屈曲試験﹇固定曲げ仕様﹈

対象サンプル

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

曲げＲ治具は専用フレームに固定。
曲げR2.5（最大）

最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

20

揺動曲げ試験にも対応可能。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

屈曲角度、屈曲速度は任意設定可能。

屈曲角度は0°～±180°の間で、屈曲速度は5～90往復／分の間でそれぞれ任意設定できます。重錘は本体1台当たり（1面板、2面板問わず）100Nまで使用できます。

曲げRを変更することも可能です。
（R2.5～R100）

Web

揺動曲げ試験に使う曲げＲ治具を、面板から独立した専用フレームに取り付けて設置します。曲げＲフレームは上下に移動可能です。

ユーティリティ●（最小）

曲げR100

導体抵抗測定システム対応自立型耐久試験機

大型・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など

固定曲げR専用フレームを外し、曲げRを面板に取り付けることで揺動曲げR試験に使用できます。

（68ページ）※重錘は付属されておりません。
※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

21

曲げる
TC111L-TFB

大型
LARGE

中

α

＋

※写真は安全カバー付きの場合です。

屈曲試験［無張力仕様］

曲げる

小

自立型耐久試験機

TensionFree

捻る

サンプルに重錘による張力負荷がかからない屈曲試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
無張力屈曲試験治具

自立型耐久試験機 TC111L

小型
卓上型耐久試験機●

サンプルの屈曲動作に連動してサンプルの下部クランプが上下スライドします。

X-P300-TFB

φ300屈曲面板

卓上型耐久試験機●

中型

曲げR2.5

振れ止め治具X-R2.5

X-R10（φ20mm）、
X-R40（φ80mm）のいずれか

曲げR10
X-R10

無張力屈曲治具

曲げR30

X-TFB

X-R30

TC111L-TFB
屈曲試験［無張力仕様］

曲げR100
X-R100

曲げR2.5

曲げR100（最大）屈曲角度は0°～±180°の間で、屈曲速度は5～90往復／分の間でそれぞれ任意設定できます。

曲げRを変更することも可能です。
（R2.5～R100）

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

22

揺動曲げ試験にも対応可能。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

屈曲角度、屈曲速度は任意設定可能。

ユーティリティ●（最小）

サンプルに重錘による張力を与えず屈曲試験が可能。

サンプルの両端のクランプ間をロープで接続することによって、耐久試験駆動部分のクランプが揺動動作をするとき、もう一方のクランプが連動してスライドする仕組みです。よって重錘でサンプルに張りを与えなくても安定した曲げ半径での屈曲試験が可能です。

屈曲試験﹇無張力仕様﹈

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

大型

自立型耐久試験機

対象サンプル

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など

組合完成図

無張力試験治具を外し、標準品である振れ止め治具に取り付けることで標準の揺動
曲げR試験に使用できます。

導体抵抗測定システム対応（68ページ）※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

23

曲げる
TC111L-MB

大型
LARGE

中

α

＋

屈曲試験［多サンプル仕様］

曲げる

小自立型耐久試験機

捻る
巻く

試験機器全体構成

多サンプル同時屈曲試験
治具

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

複数の線状体サンプルを同時に屈曲させる試験、また、サンプルクランプ部を交換することで面状体サンプル屈曲試験が実現できます。

自立型耐久試験機 TC111L
多サンプル同時屈曲試験治具 X-MB

卓上型耐久試験機●

独立した自立式スタンド構造で、耐久試験機
本体の駆動部とカップリング結合した治具の主軸を作動させます。
面状体の屈曲試験も
可能です。

小型

試験部
治具接続部

卓上型耐久試験機●

中型
振れ止め部

TC111L-MB

屈曲試験［多サンプル仕様］

組合完成図

屈曲試験﹇多サンプル仕様﹈

対象サンプル

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など同時に最大12の線状体サンプルでの屈曲試験が可能。

曲げRに関してはご相談ください。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

最大500mmの面状体サンプルの屈曲試験も可能。

線状体サンプルだけでなく、面状体サンプルも最大500mmのサイズまで屈曲試験ができます。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

24

ユーティリティ●

2つの面板の間に500mm長のクランプ治具を架け40mmピッチでクランプすることができ、最大12の線状体サンプルを取り付けることができます。
（曲げR治具の曲げRサイズは原則1種類です）

導体抵抗測定システム対応（68ページ）

自立型耐久試験機

大型

治具フレーム・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など※重錘は付属されておりません。
※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

25

曲げる
TC111L-FFB

大型
LARGE

中

α

＋

屈曲試験［面状体曲げ仕様］

曲げる

小自立型耐久試験機

捻る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

カードサイズからA4サイズまでのフレキシブルデバイス屈曲試験が簡単に実現できます。
治具の変更により、重錘を使用しない無張力の屈曲試験にも対応が可能になります。

面状体屈曲試験治具
卓上型耐久試験機●

小型

面状体サンプルの上部を面板上クランプに、下部を荷重クランプに取り付けます。曲げR治具を支点にしてサンプルを屈曲します。振れ止め治具も付属しています。

自立型耐久試験機 TC111L

Φ300屈曲面板

卓上型耐久試験機●

中型

X-FFB

面状体無張力屈曲試験

振れ止め治具

振れ止め治具を無張力試験治具に変更することにより、重錘を使用しない無張力の屈曲試験にも対応が可能になります。

TC111L-FFB

屈曲試験［面状体曲げ仕様］

組合完成図

屈曲試験﹇面状体曲げ仕様﹈

フレキシブルデバイスなど面状体サンプルの屈曲試験が可能。
対象サンプル

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

サンプルのクランプ位置を変えることにより、カードサイズからA4サイズまでの面状体サンプルの屈曲試験が可能になります。

ユーティリティ●

無張力屈曲試験への対応も可能。

曲げRに関してはご相談ください。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

26

振れ止め治具を無張力試験治具に変更することにより、重錘を使用しない無張力の屈曲試験にも対応が可能になります。屈曲角度は最大±180°まで任意設定でき、左右屈曲だけでなく片側屈曲も可能です。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

自立型耐久試験機

大型

導体抵抗測定システム対応（68ページ）※重錘は付属されておりません。
※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

27

捻る
TCDMLH-TW

小型
SMALL

大

α

＋

直線捻回試験

曲げる

中

卓上型耐久試験機

捻る

ケーブルやファイバーなどの線状体サンプルの捻回耐久試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

捻回試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
直線捻回試験治具

直線捻回試験

卓上型耐久試験機 TCDM111LH

DMX-TW中型

捻回クランプ

卓上型耐久試験機●

直線従動しない場合

卓上型耐久試験機

小型

耐久試験機本体（回転往復軸）側がサンプルの
捻回端、もう一方がサンプルの固定端（直線従動端）となります。

従動側クランプ

本体連結金具TCDMLH-TW
直線捻回試験

ピンバイス

組合完成図

対象サンプル
備考（約19kg）

大型
自立型耐久試験機●

φ1mm以下のワーク用・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など
CEマーキング適合品

JIS規格に準拠した捻回試験が可能。

ユーティリティ●

JIS規格に準拠したケーブルなどの捻回試験が可能です。最大往復角度±270°までのワイドレンジな捻回試験を実現します。サンプルは適宜負荷された重錘で張りを与えます。

φ10mmまでのサンプルの捻回試験が可能。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

28

対象サンプルサイズはφ10mmまでですが、断線検知機能を使用する際はリード線を治具内に貫通させる必要がありますのでφ8mm以下となります。
φ1mm以下はピンバイスを用いてサンプルをクランプします。

※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※重錘は付属されておりません。

29

捻る
TCDMLH-FT

小型
SMALL

α

大

＋

面状体無負荷捻回試験

曲げる

中

卓上型耐久試験機

捻る

フレキシブルディスプレイのような面状体サンプルの捻回耐久試験が実現できます。

折る
巻く

捻回試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

押す
引く

試験機器全体構成

面状体無負荷捻回試験治具
面状体無負荷捻回試験

卓上型耐久試験機

TCDM111LH

卓上型耐久試験機

小型

耐久試験機本体（回転往復軸）側がサンプルの
捻回端、もう一方がサンプルの固定端（直線従動端）となります。

面状体無負荷捻回試験治具DMX-FT

小型・中型・大型のサンプルのサイズの違い
小型

A4
横21cm
×
縦29.7cm

中型

横29.7cm×
縦42cm

主にタブレット端末のようなサイズの製品に関わる耐久試験や部品の耐久試験などに最適です。

大型50inch

主にテレビや自動車のケーブルのような大きなサイズの製品に関わる耐久試験や完成した製品の耐久試験などに最適です。

TCDMLH-FT

面状体無負荷捻回試験

組合完成図（約20kg）

大型
自立型耐久試験機●

主に携帯電話のような小さな製品に関わる耐久試験や製品素材の耐久試験などに
最適です。

A3

卓上型耐久試験機●

中型

横110.7cm × 縦62.3cm

対象サンプル
備考

最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

CEマーキング適合品

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

30

サンプルに負荷（張力）を与えずに捻回試験が可能。

サンプル両端のクランプ間をロープで接続することによって、耐久試験機本体側のクランプの揺動動作に連動してもう一方のクラン
プ側がスライドする仕組みです。この仕組みによって捻回軸方向の張力が発生しない様に捻ることができます。

ユーティリティ●Web・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

クランプ部は独立した4点止めを採用。

面状体サンプルを捻ると面状体の中央に4隅を引きつける動きが生じるため、クランプ部を独立した4点止めにすることで、より自然な動きが可能になりました。

（特許取得済み）※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

31

捻る
TCD-FT

中型
MEDIUMα

大＋

面状体無負荷捻回試験

曲げる

小卓上型耐久試験機

捻る

A3サイズまでのフレキシブルディスプレイのような面状体サンプルの捻回耐久試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

捻回試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
面状体無負荷捻回試験治具

卓上型耐久試験機●

小型

耐久試験機本体（回転往復軸）側がサンプルの
捻回端、もう一方がサンプルの固定端（直線従動端）となります。

卓上型耐久試験機

TCD111L

面状体無負荷捻回試験治具

DX-FT

面状体無負荷捻回試験

小型・中型・大型のサンプルのサイズの違い
小型

A4
横21cm
×
縦29.7cm

中型

横29.7cm×
縦42cm

主にタブレット端末のようなサイズの製品に関わる耐久試験や部品の耐久試験などに最適です。

大型50inch

主にテレビや自動車のケーブルのような大きなサイズの製品に関わる耐久試験や完成した製品の耐久試験などに最適です。

TCD-FT

面状体無負荷捻回試験

組合完成図

大型
自立型耐久試験機●

主に携帯電話のような小さな製品に関わる耐久試験や製品素材の耐久試験などに
最適です。

A3

横110.7cm × 縦62.3cm

対象サンプル

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

サンプルに負荷（張力）を与えずに捻回試験が可能。

ユーティリティ●

サンプル両端のクランプ間をロープで接続することによって、耐久試験機本体側のクランプの揺動動作に連動してもう一方のクラン
プ側がスライドする仕組みです。この仕組みによって捻回軸方向の張力が発生しない様に捻ることができます。

クランプ部は独立した4点止めを採用。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

32

卓上型耐久試験機

中型

面状体サンプルを捻ると面状体の中央に4隅を引きつける動きが生じるため、クランプ部を独立した4点止めにすることで、より自然な動きが可能になりました。

（特許取得済み）※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については62ページでご確認ください。

33

捻る
TC111L-FT

大型
LARGE

α

中

＋

面状体無負荷捻回試験

曲げる

小

自立型耐久試験機

捻る

大型サイズのフレキシブルディスプレイのような面状体サンプルの捻回耐久試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

面状体無負荷捻回試験治具

押す
引く

捻回試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

面状体無負荷捻回試験治具 X-FT

小型
卓上型耐久試験機●

耐久試験機本体（回転往復軸）側がサンプルの
捻回端、もう一方がサンプルの固定端（直線従動端）となります。

自立型耐久試験機 TC111L

小型・中型・大型のサンプルのサイズの違い
小型

A4
横21cm
×
縦29.7cm

中型
50inch

主にテレビや自動車のケーブルのような大きなサイズの製品に関わる耐久試験や完成した製品の耐久試験などに最適です。

TC111L-FT

面状体無負荷捻回試験

組合完成図

横110.7cm × 縦62.3cm

対象サンプル

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

サンプルに負荷（張力）を与えずに捻回試験が可能。

大型
面状体無負荷捻回試験

横29.7cm×
縦42cm

主にタブレット端末のようなサイズの製品に関わる耐久試験や部品の耐久試験などに
最適です。

大型

ユーティリティ●

サンプル両端のクランプ間をロープで接続することによって、耐久試験機
本体側のクランプの揺動動作に連動してもう一方のクランプ側がスライドする仕組みです。この仕組みによって捻回軸方向の張力が発生しない様に捻ることができます。

クランプ部は独立した4点止めを採用。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

34

面状体サンプルを捻ると面状体の中央に4隅を引きつける動きが生じる
ため、クランプ部を独立した4点止めにすることで、より自然な動きが可能になりました。

https://www.yuasa-system.jp
導体抵抗測定システム対応自立型耐久試験機

主に携帯電話のような小さな製品に関わる耐久試験や製品素材の耐久試験などに
最適です。

A3

卓上型耐久試験機●

中型（特許取得済み）（68ページ）※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

35

捻る
TC111L-TW

大型
LARGE

中

α

＋

直線捻回試験

曲げる

小

自立型耐久試験機

捻る

ケーブルやファイバーなどの線状体サンプルの捻回耐久試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

捻回試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
直線捻回試験治具
耐久試験機本体（回転往復軸）側がサンプルの
捻回端、もう一方がサンプルの固定端（直線従動端）となります。

小型
卓上型耐久試験機●

自立型耐久試験機 TC111L
直線捻回試験治具 X-TW

卓上型耐久試験機●

中型

直線従動しない場合

TC111L-TW
直線捻回試験

組合完成図

直線捻回試験

対象サンプル

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など

ユーティリティ●

捻回角度、捻回速度は任意設定可能。

捻回角度は0°～±270°の間で、捻回速度は5～90往復／分の間でそれぞれ任意設定することができます。

スライド機構によりサンプルの収縮に対応。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

36

サンプルのクランプは3ツ爪チャックで行い、スライド機構により捻回動作時のサンプルの収縮に対応します。サンプルは適宜負荷された重錘で張りを与えます。

https://www.yuasa-system.jp
導体抵抗測定システム対応（68ページ）

自立型耐久試験機

大型※重錘は付属されておりません。
※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

37

捻る
TC111L-TSB

大型
LARGE

中

α

＋

屈曲捻回同時試験

曲げる

小

自立型耐久試験機

捻るロボット等で使用するケーブルをイメージし、屈曲と捻回を同時に行う試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

屈曲捻回同時試験治具

押す
引く

屈曲捻回試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

自立型耐久試験機 TC111L

小型
卓上型耐久試験機●

面板の揺動動作に連動して、サンプル片端のクランプを面板と直交方向に揺動動作させること
で 、サンプ ルは曲がりながら捻られた状態となります。

屈曲捻回同時試験治具 X-TSB

試験治具ベース

面板

卓上型耐久試験機●

中型

前面カバー

振れ止め治具従動クランプユニット

TC111L-TSB
クランプ治具屈曲捻回同時試験

屈曲捻回同時試験

大型

対象サンプル

屈曲と直線捻回の複合動作で耐久試験が可能。

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など

自立型耐久試験機

組合完成図

ひとつのサンプルに屈曲と直線捻回という異なる作用を同時に与える条件下で耐久試験を実施することができます。

ユーティリティ●

屈曲角度と捻回角度は一定の比率で同期します。

屈曲動作に同期した捻回動作をギア機構で発生させる構造です。屈曲／捻回角度の比率は、1：2／1：3／1：4です。
（屈曲方向に対する捻回方向の変更はできません）

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

38（特許取得済）導体抵抗測定システム対応（68ページ）※重錘は付属されておりません。
※試験機本体は最大6フレームまで増設が可能です。試験機本体の詳細仕様は64ページでご確認ください。

39

折る
DLDMLH-FS

小型
SMALL

大

α

＋

卓上型耐久試験機

面状体無負荷U字伸縮試験

Friction
Free

曲げる

中

TensionFree

捻る

試験機器全体構成

押す
引く

基本動作

巻く

折り返し試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

サンプルの片側をもう一方に向かって直進させることにより曲げ負荷を与えます。
サンプルには曲げ負荷のみがかかり、張力や摩擦の負荷は発生しません。

治具動作

面状体無負荷U字伸縮試験

卓上型耐久試験機
DLDM111LH

サンプルを水平に伸ばしてチルトクランプに取り付け伸縮を繰り返します。縮む時にチルトクランプは下方向に動きますので、サンプルは自然に曲がった状態になります。チルトクランプを垂直に固定したままの試験動作も可能です。

卓上型耐久試験機●

中型

一般的な曲げ試験における課題
面状体無負荷U字伸縮試験治具

DMX-FSＤＬＤＭＬＨ-ＦＳ

面状体無負荷U字伸縮試験

組合完成図（約24kg）

サンプルに
張力が発生

大型

回転中心

自立型耐久試験機●

下図のような試験機で試験を行うと、試験開始と同時にサンプルに大きな張力が発生してしまいます。この現象は右図のように試験機の動作軌跡の上にサンプルの長さの半径の円を描いてみると原因がよくわかります。図の赤色で示した領域
では、クランプが移動した軌跡に対してサンプルの長さが足りません。ロッドを併用
すると、この現象は更に顕著になります。これが原因となり、実際の試験においては予想外の破壊や試験結果のばらつきが起こります。

サンプルに張力と摩擦を加えない無負荷屈曲試験が可能。

フィルム、FPCなどの面状体サンプルに対して、張力と摩擦を加えない無負荷屈曲試験ができます。

備考

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など
CEマーキング適合品

https://www.yuasa-system.jp

自然な屈曲試験を実現。

サンプル自体の持つ弾性によって自然な曲げRを成形できます。また押えプレート
によって強制的に極小曲げRを成形することもできます。

（特許出願中）製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

40

ユーティリティ●

対象サンプル

卓上型耐久試験機

小型※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

41

折る
DLD-FS中型
MEDIUM

大α＋

卓上型耐久試験機

面状体無負荷U字伸縮試験

Friction
Free

曲げる

小

Tension
Free

捻る

基本動作

試験機器全体構成

押す
引く（試験治具）YUASA SYSTEM won the FLEXI Award in
the Product Innovation category for
Tension-Free U-shape Folding Test Jig.
The FLEXI Award is presented by FlexTech,a SEMI Strategic Association Partner.

巻く

折り返し試験を具現化するアタッチメント

折る

サンプルの片側をもう一方に向かって直進させることにより曲げ負荷を与えます。
サンプルには曲げ負荷のみがかかり、張力や摩擦の負荷は発生しません。

治具動作

卓上型耐久試験機●

小型
卓上型耐久試験機
DLD111L

サンプルを水平に伸ばしてチルトクランプに取り付け伸縮を繰り返します。縮む時にチルトクランプは下方向に動きますので、サンプルは自然に曲がった状態になります。チルトクランプを垂直に固定したままの試験動作も可能です。

面状体無負荷U字伸縮試験

一般的な曲げ試験における課題

面状体無負荷U字伸縮試験治具

サンプルに
張力が発生

DX-FS

回転中心

ＤＬＤ-ＦＳ

面状体無負荷U字伸縮試験

組合完成図

大型
自立型耐久試験機●

下図のような試験機で試験を行うと、試験開始と同時にサンプルに大きな張力が発生してしまいます。この現象は右図のように試験機の動作軌跡の上にサンプルの長さの半径の円を描いてみると原因がよくわかります。図の赤色で示した領域
では、クランプが移動した軌跡に対してサンプルの長さが足りません。ロッドを併用
すると、この現象は更に顕著になります。これが原因となり、実際の試験においては予想外の破壊や試験結果のばらつきが起こります。

サンプルに張力と摩擦を加えない無負荷屈曲試験が可能。

フィルム、FPCなどの面状体サンプルに対して、張力と摩擦を加えない
無負荷屈曲試験ができます。
・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

ユーティリティ●

対象サンプル

自然な屈曲試験を実現。

サンプル自体の持つ弾性によって自然な曲げRを成形できます。また押えプレートによって強制的に極小曲げRを成形することもできます。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp

42（特許出願中）製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

卓上型耐久試験機

中型※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については62ページでご確認ください。

43

折る
SSD01

中型
MEDIUM大α＋

Z字屈曲試験

曲げる

小卓上型耐久試験機

捻る

フィルム、FPCなど面状体サンプルを三つ折りに折りたたむ複合曲げ試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

屈曲試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
Z字屈曲試験治具

卓上型耐久試験機●

小型

2枚の曲げRプレートを重ねた間にサンプルを挟み、サンプルを巻き取るように
曲げRプレートを回転させます。曲げR
プレートを180°
回転した状態でサンプルと曲げRプレートをプレスします。

曲げRプレート

Z字屈曲試験

卓上型耐久試験機

卓上型耐久試験機

中型
曲げRプレート構成イメージ

SSD01

SSD01

Z字屈曲試験

組合完成図

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

自立型耐久試験機●

対象サンプル

大型

極小の半径で±180°屈曲が可能。

曲げRプレートの厚さとスペーサを変えることにより、最小半径0.1mmまでの±180°の屈曲試験が可能になります。片側曲げ180°の試験も可能です。

ユーティリティ●プレスによる加圧でサンプルを強制的に屈曲可能。

サンプルが±180°
回転した状態でプレスによる加圧をします。プレス圧はおもりによって変更可能で、プレスレスも任意設定することができます。プレス時間はタイマー
によって調整できます。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

44※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※Z字屈曲試験は中型の卓上型耐久試験機（p.62）の駆動源を用いた特別仕様の試験です。詳細についてはお問い合わせください。

45

折る
DLDMLH-FU

小型
SMALL

大

α

＋

面状体U字折り返し試験

曲げる

中

卓上型耐久試験機

捻る

フレキシブルディスプレイのような面状体サンプルのU字折り返し耐久試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

U字折り返し試験治具
1レーン

押す
引く

折り返し試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

卓上型耐久試験機
DLDM111LH

面状体U字折り返し試験

面状体サンプルをU字に曲げた状態でクランプし、下側のクラン
プ部のみを直線往復
移動させます。

卓上型耐久試験機

小型

卓上型耐久試験機●

中型

曲げR半径が小さい場合

面状体U字折り返し試験治具

DMX-FUDLDMLH-FU

面状体U字折り返し試験

組合完成図（約24kg）

対象サンプル
備考

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など
CEマーキング適合品

自立型耐久試験機●

大型

サンプル幅を選ばないクランプ方法。

幅215ｍｍ×厚み3ｍｍ以内のサンプルであれば取り付け可能です。また、同じ厚みであれば（サンプル幅の計が215ｍｍ以内）並べてクランプすることもできます。

ユーティリティ●

豊富な試験条件を実現。

曲げR半径は0.5～5～80mm（サンプル厚＝0の場合）、ストロークは0～±60mmまで変更することができます（曲げR半径0.5～5の場合は付属のクランプは使用できません）。さらに試験速度を10～90r/minまで可変できます。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

46

常に試験状況の確認が可能。

耐久試験中に発生した変化を見えやすくするため、サンプルの押えプレートを透明にしています。
※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

47

折る
DLDMLH-4U

小型
SMALL

大

α

＋

面状体U字折り返し試験［4レーン仕様］

曲げる

中

卓上型耐久試験機

捻る
巻く

試験機器全体構成

押す
引く

折り返し試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

ケーブルやファイバーなどの線状体サンプルだけでなく、
フレキシブルディスプレイのような面状体サンプルのU字折り返し耐久試験も実現できます。

小型
面状体U字折り返し試験﹇4レーン仕様﹈

卓上型耐久試験機
DLDM111LH

サンプルをU字に曲げた状 態でクランプし、下側のクランプ部のみを直線往復移動させます。

卓上型耐久試験機

U字折り返し試験治具
4レーン

面状体U字折り返し試験治具（4レーン用）
DMX-4U

卓上型耐久試験機●

中型

DLDMLH-4U

面状体U字折り返し試験［4レーン仕様］

組合完成図（約25kg）

備考

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など
CEマーキング適合品

自立型耐久試験機●

対象サンプル

大型

同時に4種類のサンプルの試験が可能。

4つのレーンを自由に使うことができるので、単一サンプルでの試験だけでなく異なった種類のサンプルも同時に試験できます。

ユーティリティ●

各レーンの曲げRを変えることができます。

各レーンの上部クランプ位置を上下することにより、それぞれのレーンに対して曲げRを任意に設定可能です。同じサンプルで異なった曲げRの比較試験を簡単に行うことができます。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

48※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

49

折る
TL114LV／TL111LV

大型（X-4U治具使用時）

LARGE

中

α

＋

自立型耐久試験機
U字折り返し試験

曲げる

小（X-U治具使用時）

捻る
巻く

試験機器全体構成

U字折り返し試験治具
4レーン

押す
引く

折り返し試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

ケーブルやファイバーなどの線状体サンプルだけでなく、大型のフレキシブルデバイスのような面状体サンプルのU字折り返し試験も実現できます。

安全カバー

最大4つのサンプルを
同 時に試 験 することが可能です。上側のクランプ部のみを直 線往復移動させます。

卓上型耐久試験機●

小型

U字折り返し試験治具
X-4U（4レーン用）
X-U （1レーン用）のいずれか

卓上型耐久試験機●

中型

U字折り返し試験治具
1レーン

DL

TL114LV

U字折り返し試験

組合完成図

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

耐久性と静粛性を両立。

大型
U字折り返し試験

対象サンプル

駆動源

駆動部に機械リンク構造とフライホールを採用することにより、耐久性と静粛性を高いレベルで両立させています。

ユーティリティ●

多数のサンプルを短期間で試験。

異なる4種類のサンプル曲げ半径で、最大200往復／分（0.3ｍストローク時）という高頻度、かつ高速・高加速度な試験が可能です。

無人自動運転が可能。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

導体サンプルの断線検知機能とプリセット機能付きカウンタの標準装備により、監視不要で連続的な自動運転が可能です。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

導体抵抗測定システム対応大型面状体サンプルのU字折り返し試験が可能。

大型フレキシブルディスプレイ等のU字折り返し試験が可能です。

（68ページ）

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

50

自立型耐久試験機

大型面状体サンプルのU字折り返し耐久試
験をすることが可能です。上側のクランプ部
のみを直線往復移動
させます。

51

折る
TL212WV

大型
LARGE

中

α

＋

U字折り返し試験［ワイヤドライブ式］

曲げる

小自立型耐久試験機

捻る

1m以上のロングストロークに対応するU字折り返し試験が実現できます。

折る
巻く

試験機器全体構成

U字折り返し試験治具
1レーン

押す
引く

折り返し試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

卓上型耐久試験機●

小型
自立型耐久試験機 TL212WV

駆動部にACサーボモータを用いたワイヤドライブ構造を採用。ロングストロー
クに対応したU字折り返し試験を実現。

卓上型耐久試験機●

中型

TL212WV

U字折り返し試験［ワイヤドライブ式］

・線状体サンプル … ●ケーブル（電線・光ファイバ） ●ハーネス ●ケーブルガイド ●チューブ ●ワイヤー ●繊維 など・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など

コンパクトな機体でロングストローク。

駆動部にACサーボモータを用いたワイヤドライブ構造を採用することにより、
ロングストロークでありながらコンパクトなボディを実現させています。

U字折り返し試験﹇ワイヤドライブ式﹈

対象サンプル

大型

ユーティリティ●

高速・高加速度な試験を実現。

異なる2種類のサンプル曲げ半径で、最高速度5m／秒、最大加速度4Gという過酷な試験が可能です。付加価値を持った高性能を追求する試験に最適です。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

監視不要で連続耐久試験。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

導体抵抗測定システム対応導体サンプルの断線検知機能とプリセット機能付きカウンタの標準装備により、監視不要で連続的な自動運転が可能です。

（68ページ）

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

52

自立型耐久試験機

組合完成図

53

巻く
DLDMLH-FR

小型
SMALL

大

α

＋

面状体ロール巻取試験

曲げる

中

卓上型耐久試験機

捻る
折る

フレキシブルディスプレイのような面状体サンプルの他に、ケーブルや繊維などの、ロールへの巻き取り動作に対する耐久試験を実現できます。

巻く

試験機器全体構成

押す
引く

巻取試験を具現化するアタッチメント（試験治具）
面状体ロール巻取試験治具

卓上型耐久試験機 DLDM111LH

面状体ロール巻取試験

小型

巻き取りローラφ5
巻き取りローラφ20

卓上型耐久試験機

ラック＆ピニオンによりローラーを正転・逆転させ、サンプルの巻
き取り・解放を繰り返します。

巻き取りローラφ50
対象サンプル中型
卓上型耐久試験機●

備考

巻き取りローラφ100

・面状体サンプル … ●フレキシブルディスプレイ ●有機ELデバイス ●バリアフィルム ●フレキシブル基板 ●フラットケーブル など
CEマーキング適合品

φ5

（最小）

φ20

φ50

φ100

（最大）

巻き取りローラについてはφ5～φ100mmの範囲で寸法をご指定ください。

DLDMLH-FR

面状体ロール巻取試験

組合完成図

生産過程における「ROLL to ROLL方式」の動作を再現し、巻き取り時に生じる「巻取張力（巻締り）」やサンプルどうしによる「摩擦」に対し評価試験ができます。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp

ROLL to ROLL方式 （イメージ図）

サンプルの巻取は上側からも下側からも可能。

サンプルは巻き取りローラに対し上側から巻き取ることも、下側から巻き取ることも可能です。
また、本体のストローク幅を変更することにより、サンプル巻き取り量を任意設定できます。

チルトクランプを採用。

従動側クランプ（巻き取りローラの反対側）はサンプルの上下運動に合わせて自由に動くため、クランプ部分から発生するダメージを軽減できます。

製品
型番仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

54

大型

DMX- FR

ユーティリティ●

ROLL to ROLL方式
ロール状に巻いたフィルムに有機ＥＬ素子や回路パターンを印刷し、さらにロールに巻いた封止膜などを貼り合わせてから再びロールに巻き取るといったプロセスにより生産する方式。
プラスチック基板に直接描画技術を用いて、液晶パネルや太陽電池等を低コストで製造できる方式として採用されている。

（約40kg）

自立型耐久試験機●

ロール巻取試験の必要性

面状体ロール巻取試験治具※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※重錘は付属されておりません。

55

押す引く
DLDMLH-PP

小型
SMALL

大

α

＋

押下挿抜試験

曲げる

中

卓上型耐久試験機

捻る

卓上型耐久試験機●ＵＳＢメモリ ●ＳＤカード ●カードリーダ など

DLDM111LH

小型
押下挿抜試験

備考●押ボタンスイッチ ●リミットスイッチ ●コネクタ

CEマーキング適合品

66.8（st.±0）
X＝±7
Y＝±7
Z＝＋10

卓上型耐久試験機

XYZテーブルにサンプルを固定し、耐久試験機本体の直線往復軸の運動により試験を行います。直線往復軸の先端にはサンプル形状に応じた取付治具が別途必要になります
ので、ご相談ください。

対象サンプル

試験機器全体構成

押す
押す
引く

押下挿抜試験治具

巻く

押下挿抜試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

各種製品用のスイッチや、
ＳＤカードやＵＳＢメモリなど、
繰り返し使用によるダメージを押下挿抜試験機で評価できます。

ラフ設定域：60

XYZテーブル正面図

直線往復軸の先端に押ボタンを押下するための治具を取り付けることで実現できます。

DLDMLH-PP
押下挿抜試験

リミットスイッチ
可動試験

https://www.yuasa-system.jp（約21kg）

大型

DMX-PP

滑らかな直進往復運動が可能。

急激な変化のないリンク式特有の動きにより、衝撃でサンプルを壊すことなく同じ運動を続けられます。

XYZテーブルを採用。

簡単にサンプルの位置調整ができます。様々な形状のサンプルに対応することができ、試作段階のサンプルでも問題はありません。

ストローク量の変更が可能。

試験機本体はストローク量を任意設定できますので、試験動作を有効に使えます。
【押ボタンスイッチ→ストローク小 リミットスイッチ→ストローク大】製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

56

押下挿抜試験治具

ユーティリティ●

直 線 往 復 軸の先 端にリミットスイッチを動作させるための治具を取り付けることで実現
できます。

組合完成図

自立型耐久試験機●

直線往復軸の先端に挿抜するメディアを固定するための治具を取り付けることで実現できます。

最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

中型

サンプルをXYZテーブルに固定し、テーブルごと前後60mm、X軸方向に±7mm、Y軸方向に±7mm、Z軸方向に+10mmの範囲で位置調整することができます。

メディア
挿抜試験

Web

Z軸方向に10mm移動した図

卓上型耐久試験機●

押ボタンスイッチ
押下試験※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については60ページでご確認ください。

57

押す引く
DLD-ST

中型
MEDIUM

大α＋

面状体引張試験

曲げる

小卓上型耐久試験機

捻る
巻く

試験機器全体構成

押す
押す
引く

引張試験を具現化するアタッチメント（試験治具）

折る

ウェアラブルデバイスやフレキシブルデバイスなどの伸縮性があるサンプルの耐久性評価に最適です。

面状体引張試験治具
卓上型耐久試験機●

小型

サンプルを水平にクランプし、耐久試験本体側の移動スライダーを往復動作させ、繰り返し引張
負荷をかけます。

卓上型耐久試験機
DLD111L

面状体引張試験

面状体引張試験治具
DX-ST・面状体サンプル … ●ウェアラブルデバイス ●フレキシブルデバイス など

ＤＬＤ-ＳT

面状体引張試験

組合完成図

大型
自立型耐久試験機●

対象サンプル

ストレッチャブル素材の繰り返し耐久試験に最適。

ウェアラブルデバイスやフレキシブルデバイスなどの伸縮性があるサンプルの耐久性評価に最適です。

ユーティリティ●

豊富な試験条件を実現。

引張ストロークは最長240mmあり、長さ50mmのサンプルを最長290mmまで伸ばすことが可能です。また、最高90r/minの試験速度により、短期間で多くの試験回数を実施可能です。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp

58

サンプルの破断検知機能を搭載。

導電性のサンプルの場合は、破断時に試験を自動停止させることが可能です。

製品
型番仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

卓上型耐久試験機

中型※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。
※駆動部分の耐久試験機本体の仕様については62ページでご確認ください。

59

本体仕様
TCDM111LH／DLDM111LH

小型（回転往復ユニット）

SMALL

大

同一の基本構造を持った、動作が異なる2タイプをラインアップしています。
予め設定された試験条件に従って、サンプルを連続的に反復運動させる耐久試験
装置の駆動源です。
側面図

折る

回転往復ユニット

巻く

TCDM111LH

上面図

正面図（回転往復ユニット）

CEマーキング適合品、KCマーク適合品

捻る

備考

α

＋

卓上型耐久試験機

曲げる

中（直線往復ユニット）

押す
押す
引く

屈曲試験、捻回試験に使用する耐久試験機本体です。
主電源

タッチパネル・カウント表示（プリセット）
・速度設定値表示

非常停止ボタン・異常内容表示

回転往復軸

タッチパネル

断線検知機能端子台

非常停止ボタン
試験速度調整ツマミ

電源ケーブル差込口（付属ケーブル：2m）

回転往復軸

耐久性と静粛性を両立。

小型

卓上型耐久試験機
本体仕様

・運転／停止操作 など

試験速度調整ツマミ

機械リンク構造とギアに樹脂を採用することにより、耐久性と静粛性を高いレベルで両立させています。
制御ユニット部

ワイドレンジな試験を実現。

DLDM111LH

中型
卓上型耐久試験機●

駆動ユニット部

最大往復角度±270°（回転往復ユニット）、最大往復ストローク±60ｍｍ（直線往復ユニット）を、最高往復速度120往復／分で駆動します。

直線往復ユニット

無人自動運転が可能。

導体サンプルの断線検知機能とプリセット機能付きカウンタを標準で装備しています。

折り試験、ロール巻取試験、押引き試験に使用する耐久試験機本体です。

型式
モータユニット

DCブラシレスモータ［DC24V 3.5A 30W］

往復角度／往復ストローク

最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

60

ギアヘッド［1/20］

10～120往復/分（任意設定可能）
0～±270°（任意設定可能）0～±60mm（任意設定可能）

回転往復軸許容トルク／直線往復軸許容荷重± 90°：1.00N・m±180°：0.88N・m±270°：0.44N・m（機械的許容トルク：1.00N・m）±20mm：90N±40mm：45N±60mm：30N
（機械的許容荷重：400N）

回転往復軸先端形状／直線往復軸先端形状

φ10mm 長さ11mm

M5ねじ 深さ10mm

断線検知機能プリセット機能付き8桁表示
1回路内蔵（判定値：0～1kΩ（任意設定可能）、判定時間：約10mS（固定））

自動停止機能設定試験回数到達時、サンプル断線検知時、モータ異常時

非常停止機能非常停止ボタン押下時（プッシュロック＆ターンリセット形）

使用環境
外形寸法（突起物を除く）
重量

ユーティリティ●Web

ＤＬＤＭ111ＬＨ

AC100V- 240V 50Hz/60Hz 100W（付属電源ケーブル：2ｍ）

カウンタ

https://www.yuasa-system.jp

直 線 往 復 ユ ニ ット

ＴＣＤＭ111ＬＨ

供給電源
往復速度

直線往復軸

回 転 往 復 ユ ニ ット

自立型耐久試験機●

大型

基本仕様

温度：－10～＋40℃

湿度：15～85％ＲＨ（結露無きこと）

Ｗ296.4ｍｍ × Ｄ344ｍｍ × Ｈ255.2ｍｍ
約17ｋｇ※各装置とも試験用治具類は付属されておりません。

61

本体仕様
TCD111L／DLD111L

中型（回転往復仕様）MEDIUM

大α＋

卓上型耐久試験機

曲げる

小（直線往復仕様）

小型の卓上型耐久試験機よりもパワーアップした中型の卓上耐久試験機です。

側面図

正面図

捻る

TCD111L（回転往復仕様）
裏面図

折る

回転往復軸

巻く

TCD111L（回転往復仕様）

ロックピン

タッチパネル

主電源

タッチパネル押す
押す
引く

屈曲試験、捻回試験に使用する耐久試験機本体です。
・カウント表示（プリセット）

回転往復軸・速度設定値表示

非常停止ボタン・異常内容表示DLD111L（直線往復仕様）
正面図

小型
卓上型耐久試験機●

・運転／停止操作 など

駆動ユニット部

電源ケーブル差込口（付属ケーブル：2m）

I/O端子台裏面図

上面図

制御ユニット部

直線往復軸

直線往復軸

非常停止ボタン

主電源

タッチパネルDLD111L（直線往復仕様）

非常停止ボタン

電源ケーブル差込口（付属ケーブル：2m）

I/O端子台

U字伸縮試験、引張試験等に使用することが可能です。

基本仕様
直 線 往 復 仕 様

電源AC100V（50/60Hz）100VA

駆動源

3φAC200V 90W ギヤードモータ［減速比1/40］

回転／直線往復速度

10～90rpm（タッチパネルより設定）
0～±180°往復角度／距離許容出力0～±120mm

出力軸許容トルク
許容トルク
［N・m］

出力軸 出力（st.中央）

6.0

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

62

14000/st.＝出力（max. 400N）

400
300

4.0

200

2.0

100
±45°

カウンタ
外形寸法（突起物を除く）

出力［N］

ユーティリティ●720÷動作角度（±）（max. 9.0N・m）

9.0
8.0

https://www.yuasa-system.jp

自立型耐久試験機●

大型
回 転 往 復 仕 様

直線往復軸

卓上型耐久試験機
本体仕様

中型
ロックピン

±90°

±135°

往復角度
［deg.］
±180°

±30

±60

±90

±120

動作距離
［mm］

8桁表示、プリセット機能付
W450ｍｍ × D450ｍｍ × H468ｍｍ

使用環境

温度：+5～+40℃

W450ｍｍ × D675ｍｍ × H241ｍｍ
湿度：15～85％RH（結露なきこと）※試験治具によって機能が制限される事があります。

63

本体仕様
TC111L～TC666L

大型

自立型耐久試験機

LARGE

中

α

＋

曲げる

小

予め設定された試験条件に従って、サンプルを連続的に屈曲、捻回させる耐久試験装置です。装置導入後でも試験機本体を増設することが可能です。

捻る

最大6面板分まで自由にシステムアップすることが可能。

側面図

幅500mm×奥行500mmに統一されたアルミフレーム構造の各ユニットを、1システムあたり最大6面板分まで自由に
システムアップすることが可能です。また装置導入後でも、各ユニットを容易に増設することが可能です。

クランプ治具

2

①

面板

6
4

側面図

基本型式

背面図

2 現 在 のカウント（ 試 験 回

1フレーム、1駆動軸、2面板の基本ユニットです。

数）をリセットします。
（3秒
間長押し）

3 現在の試験回数が表示されます。

4 START / STOP

断線検知機能端子台

6 試験速度を増減します。

機械リンク構造とギアに樹脂を採用することにより、耐久性と静粛性を高いレベルで両立させています。

ワイドレンジな試験を実現。

最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

+180°
～－90°
や、0°
～+180°などの条件下でサンプルを試験するものです。屈曲試験は、標準面板を組み替える（位相替えする）ことで実現します。また直線捻回試験は、サンプ
ルクランプ（3ツ爪チャック）をオフ
セット角度分だけ予め回転させた状
態でサンプルをセットすることで実現します。

TC336L

無人自動運転が可能。

導体サンプルの断線検知機能とプリセット機能付きカウンタの標準装備により、監視不要で連続的な自動運転が可能です。

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

TC333Lに対してサンプルの取付部を前面・背面に用意したタイプです。
（※1）（※2）

完全断線検知機能も装備。

標準仕様では約7kΩ
（固定）のサンプル断線判定の規定
抵抗値を、回路毎に半固定で100kΩ～1MΩの範囲での任意設定を可能とするものです。

TC112LR

側面図

TC111LZ

TC111LRZ

TC112LZ

TC112LRZ（増設ユニット） （増設ユニット） （増設ユニット） （増設ユニット）

フレーム数
装置構成

1
1

駆動軸数
1

導体抵抗測定システム
対応機能
屈曲角度
試験条件

サンプル
取付部

無

2
有

組合せの例
異なる耐久試験を同時に行えます。
（※2）

計測項目

無

有

0～±180°（任意設定可能）（揺動角度：0～±270°）屈曲速度

5～90往復/分（任意設定可能）

試験回数0～99,999,999回（任意設定可能、0＝連続運転）

面板

φ300mm × t5mm

曲げＲ治具

φ20mm × L100mm

クランプ治具H20mm × L100mm

振れ止め治具

φ22mm × L100mm
プリセット機能付き8桁カウンタ/面板

試験回数
断線検知

6回路/面板（オプション：完全断線検知機能）

自動停止機能設定試験回数到達時、サンプル断線検知時、外部停止信号入力時

非常停止機能非常停止ボタン押下時、外部非常停止信号入力時

供給電源

導体抵抗測定システム対応

外形寸法（突起物を除く）（68ページ）

重量

大型

無

重錘

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番TC112L

ユーティリティ●

最大屈曲角度±180°（最大揺動角度±270°）、最高屈曲速度90往復／分というワイドレンジな試験が可能です。

片振り試験も可能です。

TC111LR

自立型耐久試験機
本体仕様

耐久性と静粛性を両立。

TC111L（基本ユニット） （基本ユニット） （基本ユニット） （基本ユニット）

面板数

5 試験速度が表示されます。

※面板、曲げR治具、
クランプ治具、振れ止め治具はいずれも付け替え可能です。

Web

（※1）

試験を開始・停止します。

中型

TC112L

卓上型耐久試験機●されます。数値をタッチす
るとテンキーが表示され、プリセットカウントを設定できます。
（設定範囲 0～99,999,999）

側面図※ご要求に応じて特殊品の設計・製作も可能です。お気軽にご相談下さい。
※導体抵抗測定システム対応機能についてはお問い合わせ下さい。

1 プリセットカウントが表示
振れ止め治具小型

概 要② ③ ④ ⑤ ⑥

①フレーム数（1～6）②駆動軸数（1～6）③面板数（1～6）④駆動方式（L：機械リンク式）⑤導体抵抗測定システム対応機能（無印：無し、R：有り）⑥本体種別（無印：基本ユニット、Z：増設ユニット）

53※導体抵抗測定システム対応機能についてはお問い合わせ下さい。

卓上型耐久試験機●

非常停止
ボタン

曲げR治具

基本仕様

TC □ □ □ L △ △

1

押す
押す
引く

1フレーム、1駆動軸、1面板の基本ユニットです。標準仕様のサンプル取付部（面板、曲げR治具、クランプ治具、振れ止め治具等）を別の治具に付け替えることで違った耐久試験に対応します。

巻く

TC112L～TC666L

タッチパネル

64

折る

TC111L

AC200V級 3φ 50/60Hz 5AT 約1kVA（ロック付き接地3Ｐ20Ａコンセントケーブル5m仕様）
Ｗ 520mm× Ｗ 520mm× Ｗ 520mm× Ｗ 520mm×Ｄ 680mm× Ｄ 680mm× Ｄ 840mm× Ｄ 840mm×Ｈ1645mm
Ｈ1345mm
Ｈ1645mm
Ｈ1345mm
約170kg

約190kg

約180kg

約200kg※1：背面側の往復角度、往復速度等は表面と同じ動きになります。 ※2：増設ユニットの操作は、基本ユニットのタッチパネルで行います。

65

αCL09-typeD01／CR09-typeD01＋（直線往復仕様）

恒温恒湿環境耐久試験機

UTILITY

小中（回転往復仕様）

大恒温恒湿器に耐久試験機本体、試験治具を組み合わせることで、恒温恒湿の環境下で環境・動作連動型の様々な耐久試験を実現できます。

曲げるシステム構成
組合
完成図

STEP

1
2
3
4

面状体無負荷U字伸縮環境試験

卓上型耐久試験機
DLD111L-M

押す
押す
引く

本体取付治具

CL09-typeD01-CU

試験治具

治具動作

巻く

サンプルの片側をもう一方に向かって直進させることにより曲げ負荷を与えます。サンプルには曲げ負荷のみがかかり、張力や摩擦の負荷は発生しません。

折る

恒温恒湿環境耐久試験機

捻る

CL09-typeD01-FSC90

面状体無負荷U字伸縮試験治具
DM-FSC90

プログラム運転使用例（面状体無負荷U字伸縮環境試験）

小型
卓上型耐久試験機●

面状体無負荷U字伸縮
試験治具
DM-FSC90

STEP

恒温恒湿器内を85℃/90％
Rhに調整します。

システム構成恒温恒湿環境耐久試験機
面状体無張力屈曲環境試験

曲げRを一定に保つために芯金を用いる曲げ試験です。芯金と同じ中心の円軌道でクランプを動かします。この時、もう一方の端はスライドします。サンプルに対して張力は発生しません。

組合
完成図
卓上型耐久試験機
TCD111L-M

本体取付治具

typeD01

STEP

DX-BTFBC90

面状体無張力屈曲試験治具※重錘は付属されておりません。

4

恒温恒湿環境耐久試験機

STEP

最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

3

恒温恒湿器内を60往復/分
で100,000回試験を行います。

DX-BTFBC90

Web

自立型耐久試験機●

大型

面状体無張力屈曲試験治具

試験治具

治具動作

2

恒温恒湿器内を85℃/90％
Rhに保った状態で、2時間
待ちます。

恒温恒湿器

CR09-typeD01-CU

STEP

中型
卓上型耐久試験機●

CR09-typeD01-BTFBC90

1

恒温恒湿器内を常温（24℃/30％Rh）に調整して、運転を終了します。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

導体抵抗測定システム対応（68ページ）

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

66

67

α 導体抵抗測定システム＋

UTILITY

小中

大

耐久試験中の導体サンプルの抵抗値を連続的に測定し、予め設定された閾値（抵抗値）でのサンプル断線監視を行うとともに、測定データの数値・グラフによる可視化や、保存・ＣＳＶ出力などを実現するシステムです。

曲げる
捻る

システム構成

折る
巻く
押す
押す
引く

断線
予兆

卓上型耐久試験機●

小型

測定データを自動的に保存・ＣＳＶ出力。
測定データの保存とCSV出力をリアルタイ

サンプルの変化を可視化。
耐久試験中の導体サンプルの抵抗値（最大値・最小値・平均値）
を試験回数毎にリアルタイムで表示します。試験開始から直前までの測定データはグラフ表示によりサンプルの変化を可視化します。さらに屈曲角度やストローク位置毎の数値データとグラフがリアルタイムで表示可能です。
※左側のモニタ画面は、複数の耐久試験を同時にモニタリングしている管理画面です。黄色は断線予兆段階を示し、赤色は断線判定したことを示しています。

を確実に取得し、試験サンプルの分析評価を強力にサポートします。

複数の試験機での同時稼働に対応。
複数の試験機に接続して同時稼動することが可能で、測定データの一元管理とともに、

大型自立型耐久試験機●

導体抵抗測定モニタ

中型
卓上型耐久試験機●

ムで自動的に行うため、大切な試験データ互換性あるデータでの比較検証を実現します。

2段階の閾値でサンプルを監視して自動停止。
断線予兆閾値と断線閾値の2段階でサンプルを監視します。より詳細なデータ採取のタ

導体抵抗測定システム

定電圧発生装置

イミングを逃さないように断線予兆段階でも警告を発するとともに、断線判定時に装置を自動停止させます。

Web
最新の仕様はウェブサイトでご確認ください。

https://www.yuasa-system.jp
製品
型番

仕様書のダウンロードもできます。何でもお問い合わせください。

68

69

Further Improve Reliability
YUASA SYSTEM ENDURANCE TEST SYSTEM

Bending

TorsionFolding

Rolling

Research &Development

Laboratory
Automation

Factory
Automation

ユアサシステム機器株式会社

Tension

ENDURANCE TEST SYSTEM

https://www.yuasa-system.jp
製品情報は、専用Webサイトでより詳しくご覧いただけます。

本社〒701-0144 岡山市北区久米6番地

吉備津工場〒701-1341 岡山市北区吉備津2292-1

TEL 086-287-9030 FAX 086-287-2298

東京営業所〒105-0004 東京都港区新橋5丁目7番10号 新橋SNビル

TEL 03-3578-8515 FAX 03-3578-8516

大阪営業所〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1番3号 NLC新大阪アースビル 8F TEL 06-6394-8175 FAX 06-6397-2632！ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログ掲載商品の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

2017.10 Ver. 2.2

YUASA SYSTEM CO., LTD.