デジタルレベルチェッカー
LCT6User

First
デジタ

ベルチ ッ

LCT6
オープン価格ハン ディ ー タ イ プ の 決 定 版
ハンディタイプ のレ ベ ル チェッカ ー新4K8K衛星放送を含む
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送、地上デジタル放送、LTEの測定が片手でできる［ 実 物 サイズ ］

49 78877 399694

片 手 に お さまるコンパクトな レベ ル チェッカ ー 。
豊 富 な 測 定 方 法 Various Mesurement Method

3定

地上デジタル放送、BSデジタル放送（右旋）、110°CSデジタル放送（右旋）の受信レベル・MER（C/N）
・BERの測定結果を同時に表示できます。また、新4K8K衛星放送は信号レベル・簡易C/Nの測定値を同時に表示します。

受信不良を一目で確認！

全波
地上デジタル放送、BSデジタル放送（右旋、左旋）、110°CSデジタル放送（右旋、左旋）の全帯域を一括測定し、判定結果を表示できます。

測 定をサポートする機 能 Mesurement Support Function

デタ保成

本体に装着したmicroSDカードに測定デ ータ を 保 存 で きま す。保 存 し た 測 定
データはパソコン用ソフトウェア（無償提供）を使用して測定データの集計、書類作成が簡単に行えます。

■■ USNEW ｜新機能

本 体 に 装 着 し た レ ベ ル チェッカ ー 用

USB Type-Cポートから受電し、動作させその 他 の 機 能バッテリーを充電できる機能を新たにることができるため、本体の電池残量が搭載しました。

ない場合でも市販のモバイルバッテリー※5V/3Aに対応した市販のACアダプター（USB Type-C）が必要です。
※充電機能は、レベルチェッカー用バッテリー
LCTB19NH-4P専用です。市販のニッケル水素電池は充電しないでください。

を利用することで測定できます。

Other Function※5V/3Aに対応した市販のモバイルバッテリー（USB Type-C）が必要です。

Us e r F i r s tな機 能を多 数 搭 載 。

多 チャンネル 測 定
各帯域の測定時に複数のチャンネルを一度に測定できる多チャンネル測定機能を搭載しています。
測定結果を数値で確認できるリスト表示と、視覚的に確認できるグラフ表示に切り替えできます。

ス

クトラム 測L E、 延プロファイル 表 示

マルチパスや遅延波の有無を視覚的に確認できます。

L T E（ 携 帯 電 話 サ ービ ス 7 0 0 M H z 帯 ）のRSSI（受信信号強度）の測定ができます。

受信マーク
表示位置
暗所の作業でも安心！

ピピッマ

ク表サクライト地 上 デ ジタ ル 放 送 、B S デ ジタ ル 放 送

M E R（ C / N ）が 低くな ると低 音 、M E R

本体側面のボタン操作で表示部のバック（右旋）、110°CSデジタル放送（右旋）（C/N）が高くなると高音でお知らせしライトが点灯します。屋根裏などの暗いの受信確認マークを表示します。

ます。音でお知らせするため、画面を見ず場所でも視認性が高く測定作業ができにアンテナの方向を調整できます。

ます。

オプションアイテム Option Item

その他ラインナップ Other Lineup
新 4 K 衛 星 放 送 を 映 像と音 声 で 確 認 できる。

レベッパワ

デジタ レベタッカ

LCTB19NH-4P

VOPSL

LCV4A

レベルチェッカー専用のバッテリーです。
市販のACアダプター（USB Type-C）と付属のType-C to Cのケーブルを使用してLCT6で充電ができます。

光レベルを測定できる光パワーメー
ターです。LCT6と接続することで、光変調度や信号品質を確認できます。

バッテ

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110°CSデジタル
放送、スカパー! プレミアムサービスに加えて、新4K衛星放送の受信状態を、映像と音声で確認できるポータブルタイプのレベルチェッカーです。

測定項目一覧項目

信号レベルMER（C/N）

BER

地上デジタル放送○○

BS・110°CSデジタル（右旋）放送○BS・110°
CSデジタル（左旋）放送
LTE

測定

項

目

スペクトラム測定

遅延プロファイル

受信確認マーク○○○○○ ※1○ ※2--

○ ※3

○

○ ※1----○-----※1 新4K8K衛星放送チャンネルのC/N測定は、帯域外をノイズポイントとして測定する簡易C/Nになります。
※2 新4K8K衛星放送チャンネルのBERは測定できません。
※3 新4K8K衛星放送チャンネルは、受信確認マークの表示に非対応です。

規格表
項目
測定チャンネル

周波数範囲

規格
UHF（地上デジタル放送）： ch. 13〜52
BS-R（ＢＳ右旋）： ch. 1〜23（奇数チャンネル）BS-L（ＢＳ左旋）： ch. ２〜24（偶数チャンネル）CS-R（110°CS右旋） ：ch. 2〜26（偶数チャンネル）CS-L（１１０°CS左旋） ：ch. 1〜25（奇数チャンネル）LTE （携帯電話サービス）：700MHz帯

UHF（地上デジタル放送）： 470〜 710
MHz
BS-R（ＢＳ右旋）： 1032.23 〜 1488.69 MHz
BS-L（ＢＳ左旋）： 2224.41 〜 2680.87 MHz

CS-R（110°CS右旋）：1532.75 〜 2070.25 MHz
CS-L（１１０°CS左旋）：2708.75 〜 3223.25 MHz
LTE （携帯電話サービス 上り）
： 718
〜 748
MHz
LTE （携帯電話サービス 下り）
： 773
〜 803
MHz

入力インピーダンス

75Ω（F型端子）

測定レベル表示範囲

UHF（地上デジタル放送）：18 〜 115 ｄＢμV
BS-R（ＢＳ右旋）
・ＢＳ-L（ＢＳ左旋）：4０〜 110 ｄＢμV
CS-R（１１０°CS右旋）・CS-L（１１０°CS左旋）：4０〜 110 ｄＢμV
LTE （携帯電話サービス）：40 〜 110 ｄＢμV

測定レベル確度

MER・BER測定 入力レベル範囲
MER表示範囲
BER表示範囲
C/N・BER測定 入力レベル範囲±2.5dB以内

UHF（地上デジタル放送）：35 〜 105 dBμVのレベルにおいて※1
BS-R（ＢＳ右旋）：45 〜 105 dBμVのレベルにおいてBS-L（ＢＳ左旋）：45 〜 105 dBμVのレベルにおいてCS-R（110°CS右旋） ：45 〜 105 dBμVのレベルにおいてCS-L（110°CS左旋） ：45 〜 105 dBμVのレベルにおいてLTE （携帯電話サービス）：40 〜 110 dBμVのレベルにおいて40〜115dBμV※1［UHF（地上デジタル放送）※2］
0.0〜32.0dB［UHF（地上デジタル放送）］
3.9E-2〜0.0［UHF（地上デジタル放送）］
45〜1０0dBμV［BS・110°
CS※3※4］

C/N表示範囲

0.0〜30.0dB［BS・110°CS※4］

BER表示範囲

9.8E-3〜0.0［BS・110°CS※4］使用電池※5単3形電池×4本（目安）
電池寿命※6
レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P ：約14時間：約14時間※8
ニッケル水素電池※7アルカリ乾電池：約18時間※9

消費電力※10UHF（地上デジタル放送）
BS-R（ＢＳ右旋）
・CS-R（１１０°CS右旋）

使用温度範囲⊖10〜⊕40℃：約0.6Ｗ：約0.8Ｗ

充電温度範囲0〜⊕40℃

カードスロット

microSDカードスロット（microSD・microSDHC対応）

インターフェース

測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります

BS-L（ＢＳ左旋）
・CS-L（１１０°CS左旋）LTE（携帯電話サービス）：約0.9Ｗ：約0.5Ｗ

USB端子（Type-C端子）

外観寸法

218
（H）
×9１
（W）
×28
（D）
mm
［入力端子を含む］

質量（重量）

約370g（レベルチェッカー用バッテリー使用時）、本器のみ約260g※1 UHF（地上デジタル放送）
は、すべてのチャンネルの入力レベルを115dBμV以下にしてください。
チャンネル間のレベル差が15dB以上ある場合、入力レベルが低いチャンネルのレベル、ＭER、ＢERが正確に測定できないことがあります。
※2 (一社)電波産業会 ARIB TR-B14 階層パターン1、3において、地上デジタルテレビジョン放送でのモード、ガードインターバル長に準拠しているものが測定できます。
※3 BS右旋放送ではTC8PSK、110°
CS右旋放送ではQPSKの変調方式の信号が測定できます。
※4 新４K８K衛星放送のC/N測定は、帯域外をノイズポイントとして測定する簡易C/Nになります。BERは測定できません。簡易C/Nは、入力レベルが低いと正確に測定できないことがあります。
※5 マンガン電池は使用できません。
※6 低温で使用する場合、通常の温度（⊕25℃）
で使用する場合に比べ、使用可能な時間が短くなります。
（UHF測定 入力レベル：70dBμV、バックライト不使用、非給電時、⊕25℃で連続作動）※7 ニッケル水素電池を使用する際は各メーカーの充電器を使用し充電してください。
※8 富士通製ニッケル水素電池 HR-3UTC使用時※9 富士通製アルカリ乾電池 LR6PS使用時※10 入力レベル：70dBμV、バックライト不使用、非給電時、⊕25℃で作動時

付属品●ストラップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本●ソフトケース（本器に装着済）・・・・・・・・・・・・・・・ 1個●microSDカード（４GB、本器に挿入済） ・・・・・・・・・ 1枚●ＵＳＢケーブル［50cm、Type-A to Cケーブル(データ通信用)］ ・・・・・・・ 1本●USBケーブル[1ｍ、Type-C to Cケーブル(充電・データ通信用)］・・・・・・ 1本

RA(AN)・239-L644

2023年9月