すぐれた素材と独自デザインの採用で信頼性とシンプルオペレーションを実現した
新しいインプラントシステム
バイオフィックス インプラントシステムは、素材とデザインを追求し、国内で開発・製造した新しいインプラントシステムで、シンプルな商品構成を実現しました。
バイオフィックス インプラントは、純チタン（グレード 4）を採用することにより、強度と生体親和性の両立を可能にしました。また、独自のデザインと表面処理（ブラスト処理＋酸処理）を施し、多くのすぐれた特長を備えています。

開発コンセプト
日本のすぐれた技術で、質の高いインプラントを開発・製造

デザインコンセプト
独自の形状とシンプルなシステム

システムコンセプト
シンプルな外科用インスツルメントシステムで、使い易さを追求

1

目 次

バイオフィックス インプラントシステムの特長

3

インプラントデザイン

3

アバットメントコネクション・スクリュデザイン

4コネクションサイズ

4

バイオフィックス 製品概要

5

φ 3.0一覧表5

φ 3.5一覧表

6

φ 4.0/4.5一覧表

7

バイオフィックス インプラントシステム 製品一覧
製品一覧

9インプラント

9カバースクリュ

10

ヒーリングアバットメント

10アバットメントスクリュ

10

テンポラリーアバットメント N

11

ストレートアバットメント

11

鋳造用アバットメント

11

ロケーターアバットメント

12

インプレッションコーピング オープントレー

12

インプレッションコーピング クローズドトレー

12

インプラントレプリカ

13

技工用コーピングピン

13

ワックスアップベース

13

技工用工具
ユニバーサルホルダ

13
13

バイオフィックス インプラントシステム 外科用インスツルメント
外科用インスツルメント

15

ドリルストッパー

15

カラーコード化による識別

15

骨質に応じたドリルプロトコル

16

アディショナルドリル

16

インスツルメントのバリエーション

16

外科用インスツルメントシステム製品一覧

17

外科用キット20

サージック Pro プラス LED 標準セット（ライト付）

20

オステオトーム製品一覧

21

レスキューツール21

バイオフィックスロケーター関連器材

222

バイオフィックス インプラントシステムの特長
バイオフィックス インプラントの骨接触部は、皮質骨相当部は細かいスレッドからなるマイクロスレッド、海綿骨相当部は、高低差のある 2 つのスレッドを組み合わせたマクロスレッドを有し、骨質に左右されない良好な初期固定およびオッセオインテグレー
ションが得られます。また、全てのサイズで先端はルートフォーム形状およびセルフタップ溝を有しており、軟らかい骨質でも、良好な初期固定が得られます。

インプラントデザイン

マイクロスレッド

特長 1. スリットグルーブ（Slit Groove）
プラットフォーム直下を同心円の溝とすることで、インプラントと皮質骨縁の封鎖性を向上させます。

特長 2. スリットスクリュ（Slit Screw）
細かく浅い溝の 10 条スレッドで、皮質骨とインプラントの接触面積を向上させます。
また、微小テーパー※ 1 とすることで、容易な埋入操作と良好な初期固定が得られます。
・リード：1.2mm ※ 2 スレッドピッチ：0.12mm

特長 3. 2 重ネジ構造（Double Screw Shape）
高低差のある 2 条スレッドを組み合わせることにより、骨質に左右されない良好な初期固定およびオッマクロスレッドセオインテグレーションを獲得できます。
・リード：1.2mm ※ 2 スレッドピッチ：0.6mm

特長 4. ナノ粗面（Nano Rough Surface）
ブラスト＋酸処理での凹凸により、骨とのオッセオインテグレーションを獲得できます。

特長 5. ルートフォーム形状（Root Form Shape）
先細り形状とすることで、セルフタッピング効果が向上し、また隣接歯根との接触リスクを低減させます。

特長 6. スパイラルタッピングフルート（Spiral Tapping Flute）

3※ 1 φ 3.0 の同部位は、ストレートです。

らせん状のタップ溝とすることで、良好なセルフタッ※2ピングが可能です。

1 回転で 1.2mm 進みます。

アバットメントコネクション・スクリュデザイン
インターナルコニカルコネクションにより、インプラントとアバットメントの固定が得られます。
アバットメントスクリュも座面をテーパーにしたゆるみにくい設計です。

特長 1. ゆるみ防止構造（Constriction Head）
アバットメントスクリュ締結時の力を利用し、スクリュの座面を弾性変形させることにより、口腔内でのアバットメントスクリュのゆるみを防止できます。

特長 2. プラットフォームスイッチング（Platform Switching）
インプラントとアバットメントの接続部に段差を設け、辺縁部周囲の骨吸収を防ぎ、周囲粘膜を安定させます。

特長 3. コニカルシール嵌合（Conical Seal Connection）
コニカルシールデザインは、工作機械の主軸と工具の接続方式で最も多く採用されている 7/24 テーパー角度を参考に、片側角度 8°にすることにより、アバットメント装着時の安定性と嵌合強度を獲得できます。

特長 4. ヘックスロック（Hex Lock）
六角形の回転防止形状により、アバットメントの向きを決定できます。

コネクションサイズ
バイオフィックス インプラントシステムは、それぞれのサイズに合わせて、3 種類のコネクションタイプがあります。

φ 3.0 インプラント

φ 3.5 インプラント

0.35mm300.38mm

35

φ 4.0 インプラント

φ 4.5 インプラント

0.52mm

0.77mm

4X4

バイオフィックス 製品概要

φ 3.0一覧表 コネクションサイズ

φ 3.0 インプラント

9.0mm
11.0mm13.0mm
15.0mmヒーリング
アバットメント30

T0013009
T0013011
T0013013
T0013015

テンポラリー
アバットメント N

ストレートアバットメント

セミバーンアウト インプレッション
アバットメント
コーピング

インプレッション
コーピング（オープントレー）（クローズドトレー）

GH3.0 共用

GH3.0 共用

φ 4.0 H:18.1mm
T015300TL

φ 4.0 H:14.0mm
T01530CT

φ 4.0 H:3.0mm
T00530D40H3

GH1.5（角化粘膜高さ）

φ 4.0 H:10.0mm
T03930

φ 4.0 H:8.0mm
T0023040815

GH1.5 共用

φ 4.0 H:8.0mm
T0023040830

φ 4.0 H:10.0mm
T00930

φ 4.0 H:5.0mm
T00530D40H5

GH3.0（角化粘膜高さ）

カバースクリュアバットメントスクリュ

インプラントレプリカ

CCT00630CC

φ 3.0 用T00730

φ 3.0 用T012301P

PC
T00630PC

5GH1.5 共用

技工用
コーピングピンワックスアップ
ベース

φ 4.0 H:10.0mm
T04030

ショートタイプ
T01430
ロングタイプ
T01430Lφ 3.5

一覧表 コネクションサイズ

φ 3.5 インプラント

9.0mm
11.0mm13.0mm
15.0mmヒーリング
アバットメント

35T0013509
T0013511
T0013513
T0013515

テンポラリー
アバットメント N

ストレート
アバットメント

セミバーンアウト インプレッション
アバットメント
コーピング（オープントレー）

インプレッション
コーピング

ロケーター
アバットメント（クローズドトレー）

φ 4.0 H:3.0mm
T00535D40H3

GH:1mm
T03835GH1

GH1.5（角化粘膜高さ） φ 4.0 H:5.0mm
T00535D40H5

φ 4.0 H:10.0mm
T03935

φ 4.0 H:8.0mm
T0023540815

φ 4.0 H:10.0mm
T00935GH3.0 共用

GH3.0 共用

GH:2mm
T03835GH2

GH:3mm
T03835GH3

φ 4.0 H:7.0mm
T00535D40H7

GH:4mm
T03835GH4

GH3.0（角化粘膜高さ）

φ 4.0 H:14.1mm
T015350TS
GH1.5 共用

GH1.5 共用

φ 4.0 H:8.0mm
T0023540830

φ 4.0 H:14.0mm
T01535CT
GH:5mm
T03835GH5

φ 4.0 H:18.1mm
T015350TL

カバースクリュアバットメントスクリュ

インプラント
レプリカ

CC
T00635CC

φ 3.5 用T00735

φ 3.5 用T012351P

技工用
コーピングピンワックスアップ
ベース

φ 4.0 H:10.0mm
T04035
ショートタイプ
T01435

PC
T00635PC

ロングタイプ
T01435L6

φ 4.0/4.5
φ 4.0 インプラント

一覧表 コネクションサイズ
7.0mm
9.0mm
11.0mm13.0mm
15.0mmヒーリング
アバットメント

φ 4.5 インプラント

T0014007
T0014009
T0014011
T0014013
T0014015

テンポラリー
アバットメント N

ストレート
アバットメント

4X

7.0mm
9.0mm
11.0mm13.0mmセミバーンアウト インプレッション
アバットメント
コーピング（オープントレー）

T0014507
T0014509
T0014511
T0014513

インプレッション
コーピング（クローズドトレー）

φ 4.5 H:3.0mm
T0054XD45H3

GH:1mm
T0384XGH1

GH1.5（角化粘膜高さ） φ 4.5 H:5.0mm
T0054XD45H5

φ 4.5 H:10.0mm
T0394X

φ 5.0 H:8.0mm
T0024050815

φ 4.5 H:10.0mm
T0094X

GH3.0 共用

GH3.0 共用
GH:2mm
T0384XGH2

φ 4.5 H:7.0mm
T0054XD45H7

GH3.0（角化粘膜高さ）

GH:3mm
T0384XGH3

GH:4mm
T0384XGH4

φ 4.5 H:14.1mm
T0154X0TS
GH1.5 共用

ロケーター
アバットメントGH1.5 共用

φ 5.0 H:8.0mm
T0024050830

φ 4.5 H:14.0mm
T0154XCT

GH:5mm
T0384XGH5

φ 4.5 H:18.1mm
T0154X0TL

カバースクリュアバットメントスクリュ

インプラント
レプリカ

CC
T0064XCC

φ 4.0/4.5 用
T0074X

φ 4.0/4.5 用
T0124X1P

技工用
コーピングピンφ 4.5 H:10.0mm
T0404X
ショートタイプ
T0144XPC
T0064XPC

7

ワックスアップ
ベース

ロングタイプ
T0144XL

バイオフィックス インプラントシステム
製品一覧

販売名

一般的名称

承認・認証・届出番号

バイオフィックス インプラント

歯科用インプラントフィクスチャ

22700BZX00175000

バイオフィックス アバットメント

歯科用インプラントアバットメント

22700BZX00176000

バイオフィックス 鋳造用アバットメント

歯科用インプラントアバットメント

22900BZX00208000

バイオフィックス ロケーターアバットメント

歯科用インプラントアバットメント

23000BZX00167000

バイオフィックス 技工用コンポーネント

歯科インプラント技工用器材

26B1X00004000249

製品一覧
インプラント
材質：純チタン

インプラント
径

φ 3.0mm

ストレート3.5mm
φ 3.0mmL

テーパー（1.5°）

φ 3.3mmL

コネクション
サイズ識別

商品コード9.0mm

T0013009

11.0mm

T0013011

φ 3.0mm

φ 3.5mm

3.5mm

全長 L3013.0mm

T0013013

15.0mm

T0013015

9.0mm

T0013509

11.0mm

T0013511

φ 3.5mm3513.0mm

T0013513

15.0mm

T0013515

7.0mm

T0014007

9.0mm

T0014009

11.0mm

T0014011

13.0mm

T0014013

φ 4.0mm

テーパー（1.5°）
3.5mm
φ 3.8mmL

φ 4.0mm15.0mm

φ 4.5mm

テーパー（1.5°）
3.5mm
L

φ 4.3mm

4X

7.0mm

T0014507

9.0mm

T0014509

11.0mm

T0014511

13.0mm

T0014513

φ 4.5mm※表内の枠の色はカラーコードを示しています。
※マイクロスレッド部の長さは、全て約 3.5mm です。

9T0014015

カバースクリュ
材質：チタン合金

コネクションサイズ識別CC タイプ
0.5mm

PC タイプ種類

商品コードCCT00630CC

PC

T00630PC

CCT00635CC

PC

T00635PC

CCT0064XCC

PC

T0064XPC

301.0mm

354X※ 1 コネクションサイズ 35 用のみ陽極酸化処理：マゼンタ色※ 2 φ4.5インプラントに PC タイプを取付けた場合、プラットフォームは全て覆いません。

ヒーリングアバットメント
材質：チタン合金
H1.5mm

コネクションサイズ識別30354X

H 寸法

商品コード3.0mm

T00530D40H35.0mm

T00530D40H53.0mm

T00535D40H35.0mm

T00535D40H57.0mm

T00535D40H73.0mm

T0054XD45H35.0mm

T0054XD45H57.0mm

T0054XD45H7※コネクションサイズ 35 用のみ陽極酸化処理：マゼンタ色

アバットメントスクリュ
材質：チタン合金

コネクションサイズ識別2.0mm

商品コード30T00730

35T00735

4XT0074X※コネクションサイズ 35 用のみ陽極酸化処理：マゼンタ色

10テンポラリーアバットメント N
材質：チタン合金 （スクリュ同梱）

コネクションサイズ識別10.0mm

GH1.5mm

商品コード30T03930

35T03935

4XT0394X

ストレートアバットメント
材質：チタン合金 （スクリュ同梱）
4.0mm

コネクションサイズ識別
4°8.0mm

30

GH

35

GH 寸法

商品コード

1.5mm

T0023040815

3.0mm

T0023040830

1.5mm

T0023540815

3.0mm

T0023540830

GH 寸法

商品コード

1.5mm

T0024050815

3.0mm

T0024050830

カット面あり5.0mm
4°8.0mmGH

コネクションサイズ識別
4X

鋳造用アバットメント
材質：白金加金合金 +POM （スクリュは付属しません）

10.0mm11

コネクションサイズ識別

商品コード30T00930

35T009354X

T0094X

ロケーターアバットメント
材質：チタン合金

コネクションサイズ識別GH354X

GH 寸法

商品コード1.0mm

T03835GH12.0mm

T03835GH23.0mm

T03835GH34.0mm

T03835GH45.0mm

T03835GH51.0mm

T0384XGH1

2.0mm

T0384XGH2

3.0mm

T0384XGH34.0mm

T0384XGH45.0mm

T0384XGH5

インプレッションコーピング オープントレー
材質：チタン合金

4.5mm

コネクションサイズ識別

商品コード30

ロング

T01530OTL

ショート

T01535OTS

ロング

T01535OTL

ショート

T0154XOTS

ロング

T0154XOTL

ショート
14.1mm

35

ロング
18.1mm4X

3.0mm※コネクションサイズ 35 用のみ陽極酸化処理：マゼンタ色

インプレッションコーピング クローズドトレー
材質：チタン合金

4.0mm

14.0mm3.0mm

コネクションサイズ識別

商品コード30T01530CT

35T01535CT

4X

T0154XCT※コネクションサイズ 35 用のみ陽極酸化処理：マゼンタ色

12インプラントレプリカ
材質：チタン合金
3.0mm

3.5mm

4.0mm

コネクションサイズ識別
9.0mm

9.0mm

9.0mm

商品コード30T012301P

35T012351P

4X

T0124X1P

技工用コーピングピン
材質：チタン合金

コネクションサイズ識別
ロング30

ショート354X

商品コード

ショートT01430

ロングT01430L

ショートT01435

ロングT01435L

ショートT0144X

ロングT0144XL

ワックスアップベース
材質：PEEK （スクリュは付属しません）

コネクションサイズ識別10.0mm

商品コード30T04030

35T04035

4X

T0404X

技工用工具
ユニバーサルホルダ
本品の先端にインプラントレプリカをチャッキングし、補綴装置を固定して切削や研磨作業に用います。

13全長

商品コード

92mm

T03601

バイオフィックス インプラントシステム
外科用インスツルメント

販売名

一般的名称

承認・認証・届出番号

松風マーキングドリル

整形外科用バー

13B2X00094000158

バイオフィックス ドリル

電動式歯科用インプラント手術器具

226AKBZX00112000

バイオフィックス 外科用コンポーネントⅡ

歯科用インプラント手術器具

13B2X00094000188

バイオフィックス 外科用コンポーネント

歯科用インプラント手術器具

26B1X00004000256

サージック Ｐｒｏ

電動式骨手術器械

223ALBZX00027000

ティーマックス Ｘ－ＳＧ２０Ｌ

手術用ドリルアタッチメント

09B2X00016000042

エスマックス ＳＧ２０

手術用ドリルアタッチメント

09B2X00016000041

ロケーター ツール

歯科用インプラント手術器具

13B1X00079000051

ロケーター

歯科インプラント補綴用器具

13B1X00079000052

ロケーターメール

歯科用精密弾性アタッチメント

223AGBZX00138000

LODI インプラント

歯科用インプラントシステム（JMDN:70909000）

22900BZX00143000

プロセッシング コンポーネンツ

外科用インスツルメント
ドリルストッパー

パイロットドリル

必要に応じてドリルストッパーをツイストドリル及びパイロットドリル・アディショナルドリルに装着してドリリングすることができます。
※ ドリルストッパーを骨頂に当たるまでドリリングした場
合、対応するインプラントを骨縁直下に埋入するために必要な長さより、埋入窩が 1.0mm 深くなります。

ツイストドリル
1.0mm

埋入窩の拡大形成に使用するパイロットドリルは、先端をフラットエンドとすることにより、ツイストドリルで形成しインプラント 先端た孔の深さ以上に穿孔するリスクを低減します。
またパイロットドリルは、バイオフィックス インプラントと同様の形状にすることにより、埋入窩とインプラントの接触面積を向上させ、ドリリング開始時の皮質骨のチッピングリスクを低減し、軸ブレを防ぎます。

フラットエンド
ルートフォーム

カラーコード化による識別
インプラントのサイズに合わせて使用する各インスツルメントは、カラーコードにより識別できます。これにより、ドリリング手順を明確にして、埋入窩形成ができます。
ツイストドリル

パイロットドリル

コーティカルドリル

φ 3.0

φ 3.5

φ 4.0

φ 4.5
※φ 4.0、φ 4.5 のインプラントドライバーは共用です。

15

スレッドタップドリル

インプラントドライバー

骨質に応じたドリルプロトコル
骨質に合わせて、適切なプロトコルを選択します。それにより硬軟に関わらず、どのような骨質であってもインプラントに十分な初期固定力が得られます。また、緻密骨下で発生しやすい、幅径、長さ不足に起因するインプラントのスタック（埋入窩への噛み込み）なども回避できます。

例：バイオフィックス インプラント φ 4.5mm×11.0mm の場合
ツイストドリル

マーキング
ドリル

骨質(1.9mm)

パイロットドリル
φ3.0 用 φ3.5 用 φ4.0 用 φ4.5 用(2.4mm)(2.7mm)(3.2mm)(3.7mm)コーティカルドリル
φ4.5 用スレッドタップドリル
φ4.5 用

最大回転数：分速 800 回転以下分速 20 回転以下

D1○○○○○○○○

D2 〜 D3○○○○○○○（○）※2D4○○○○○

D1D2 〜 D3D4※2ショートタイプ
長さ 13.0mm
長さ 11.0mm
長さ 9.0mm
長さ7.0mm

1.0mm※1※1 ツイストドリルの形成窩はインプラントの長さよりも約 1.0 ｍｍ深くなります。又、ドリルストッパーを使用した場合はドリルストッパーを骨頂に当たるまでドリリングすると形成窩は更に 1.0 ｍｍ深くなります。
※2 D2 ～ D3 の場合（特にバイコーティカルの症例）、スレッドタップドリル又はアディショナルドリル（オプション）を併用することでスムースに埋入することができます。

アディショナルドリル
埋入窩追加形成用のドリル。

1

パイロットドリル径より 0.3mm 大きい（マイクロスレッドの浅い谷溝の径に合致）ドリル。
14mm3mm2アディショナルドリル

3パイロットドリル（比較用）

7mm

参考 2 倍大9mm

4

先端は穿孔性を付与しています。
アダプ テ ー ション 用 及 び パイロットドリルとの識別用に先端から 3mm の箇所に細いライン付与。
ドリルストッパー使用可能。

11mm
13mm

インスツルメントのバリエーション
ドリル、ドライバー類は、長さの異なる複数種類をラインナップしています。状況に応じて使い分けが可能です。

16

外科用インスツルメントシステム製品一覧
名称種類（ドリル径）

全長( φ 1.8)

34mm

T021

35mm

T016L231mm

T016S2

φ 1.9 スーパーショート
2mm スケール

27mm

T016SS2

φ 3.0 用ロング
2mm スケール

35mm

T01730L231mm

T01730S2

φ 3.0 用スーパーショート
2mm スケール

27mm

T01730SS2

φ 3.5 用ロング
2mm スケール

35mm

T01735L231mm

T01735S2

φ 3.5 用スーパーショート
2mm スケール27mm

T01735SS2

φ 4.0 用ロング
2mm スケール

35mm

T01740L231mm

T01740S2

φ 4.0 用スーパーショート
2mm スケール

27mm

T01740SS2

φ 4.5 用ロング
2mm スケール

35mm

T01745L231mm

T01745S227mm

T01745SS2

マーキングドリル

形状

φ 1.9 ロング
2mm スケール
ツイストドリル

φ 1.9 ショート
2mm スケール

φ 3.0 用ショート
2mm スケール

φ 3.5 用ショート
2mm スケール

パイロットドリル

φ 4.0 用ショート
2mm スケール

φ 4.5 用ショート
2mm スケール( φ 1.9)( φ 2.4)( φ 2.7)( φ 3.2)( φ 3.7)

φ 4.5 用スーパーショート
2mm スケール

アディショナルドリル

17

商品コード

φ 3.0 用ショート( φ 2.7)32mm

T04230S

φ 3.5 用ショート( φ 3.0)32mm

T04235S

φ 4.0 用ショート( φ 3.5)32mm

T04240S

φ 4.5 用ショート( φ 4.0)32mm

T04245S

名称

コーティカルドリル

スレッドタップドリル

ドリルストッパー

BF 外科用 COMPⅡトルクレンチ
BF 外科用 COMPⅡ マルチアダプター

アダプターリング

BF 外科用 COMPⅡ デプスゲージ

種類

形状

全長

商品コード

φ 3.0 用

27mm

T01830B

φ 3.5 用

27mm

T01835B

φ 4.0 用

27mm

T01840B

φ 4.5 用

27mm

T01845B

φ 3.0 用ロング
2mm スケール

34mm

T01930L2

φ 3.0 用ショート
2mm スケール

28mm

T01930S2

φ 3.0 用スーパーショート
2mm スケール

24mm

T01930SS2

φ 3.5 用ロング
2mm スケール

34mm

T01935L2

φ 3.5 用ショート
2mm スケール

28mm

T01935S2

φ 3.5 用スーパーショート
2mm スケール

24mm

T01935SS2

φ 4.0 用ロング
2mm スケール

34mm

T01940L2

φ 4.0 用ショート
2mm スケール

28mm

T01940S2

φ 4.0 用スーパーショート
2mm スケール

24mm

T01940SS2

φ 4.5 用ロング
2mm スケール

34mm

T01945L2

φ 4.5 用ショート
2mm スケール

28mm

T01945S2

φ 4.5 用スーパーショート
2mm スケール

24mm

T01945SS2

TD 用 S07L11T020TDS07

TD 用 S09L13

T020TDS09

TD 用 SS07S11L15T020TDSS07

φ 3.0/3.5 用 S07L11T0203XS07

φ 3.0/3.5 用 S09L13T0203XS09

φ 3.0/3.5 用SS07S11L15

T0203XSS07

φ 4.0/4.5 用 S07L11

T0204XS07

φ 4.0/4.5 用 S09L13

T0204XS09

φ 4.0/4.5 用
SS07S11L15

T0204XSS07
103mm
8mm
( φ 6.5mm)

5.9mm( φ 15.5mm)

138mm

T051
T052

T059

T053

18

名称

BF 外科用 COMP
パラレルピン

BF 外科用 COMPⅡトライアルピン

BFドリル ボーンプロファイルドリル

BFドリル ボーンプロファイルガイド

BFドリル
CAドライバー

BF 外科用 COMPⅡ
ハンドドライバー

BFドリル インプラントドライバー

BFドリル シャフトエクステンション

19種

類

形状

全長

商品コード

ストレート

21mm

T028ST

アングルド

20mm

T028AN

φ 3.0 用

19mm

T04330φ 3.5 用

19mm

T04335

φ 4.0 用

19mm

T04340

φ 4.5 用

19mm

T04345

φ 4.0 用

20mm

T0444

φ 5.0 用

20mm

T0445

φ 6.0 用

20mm

T0446

φ 3.0 用T04530φ 3.5 用T04535

φ 4.0/4.5 用

T0454X

ロング

33mm

T047L

ショート

23mm

T047S

スーパーショート

15.5mm

T047SS

ロング

30mm

T055L

ショート

23mm

T055S

スーパーショート

12mm

T055SSφ 3.0 用ロング

35mm

T04830L

φ 3.0 用ショート

25mm

T04830S

φ 3.0 用スーパーショート

20mm

T04830SS

φ 3.5 用ロング

35mm

T04835L

φ 3.5 用ショート

25mm

T04835S

φ 3.5 用スーパーショート

20mm

T04835SS

φ 4.X 用ロング

35mm

T0484XL

φ 4.X 用ショート25mm

T0484XS

φ 4.X 用スーパーショート20mm

T0484XSS

25.5mmT054

BF 外科用 COMPⅡ システムボックス

T049

ユニバーサルツール BOX

T046

外科用キット
バイオフィックス インプラントの外科処置に必要なインスツルメントと、それらを収納・滅菌可能な専用ケース「システムボックス」をセットにした外科用キットです。

商品コード：T050

商品コード品目名数量

T049

ＢＦ外科用 ＣＯＭＰⅡ システムボックス タイプⅡ

1T021

松風 マーキングドリル

1T016S2

ＢＦドリル ツイストドリル φ１．
９ショート ２mm スケール

1T01730S2

ＢＦドリル パイロットドリル φ３．
０用ショート ２ｍｍスケール

1T01735S2

ＢＦドリル パイロットドリル φ３．
５用ショート ２ｍｍスケール

1T01740S2

ＢＦドリル パイロットドリル φ４．
０用ショート ２ｍｍスケール

1T01745S2

ＢＦドリル パイロットドリル φ４．
５用ショート ２ｍｍスケール

1T01830

ＢＦドリル コーティカルドリル ３．
０1T01835

ＢＦドリル コーティカルドリル ３．
５

1T01840

ＢＦドリル コーティカルドリル ４．
０

1T01845

ＢＦドリル コーティカルドリル ４．
５

1T01930S2ＢＦドリル スレッドタップドリル φ３．
０用ショート ２ｍｍスケール

1T01935S2ＢＦドリル スレッドタップドリル φ３．
５用ショート ２ｍｍスケール

1T01940S2ＢＦドリル スレッドタップドリル φ４．
０用ショート ２ｍｍスケール

1T01945S2ＢＦドリル スレッドタップドリル φ４．
５用ショート ２ｍｍスケール

1T020TDS07

ＢＦドリル ドリルストッパー ＴＤ２ｍｍＳＣ用Ｓ０７Ｌ１１1T020TDS09

ＢＦドリル ドリルストッパー ＴＤ２ｍｍＳＣ用Ｓ０９Ｌ１３1T020TDSS07

ＢＦドリル ドリルストッパー ＴＤ２ｍｍＳＣ用ＳＳ０７Ｓ１１Ｌ１５1T047S

ＢＦドリル ＣＡドライバー ショート

1T053

ＢＦ外科用 ＣＯＭＰⅡ デプスゲージ

1T055S

ＢＦ外科用 ＣＯＭＰⅡ ハンドドライバー ショート

1T051

ＢＦ外科用 ＣＯＭＰⅡトルクレンチ

1T052

ＢＦ外科用 ＣＯＭＰⅡ マルチアダプター

1T054

ＢＦ外科用 ＣＯＭＰⅡ シャフトエクステンション

1T04830S

ＢＦドリル インプラントドライバーφ３．
０用 ショート

1T04835S

ＢＦドリル インプラントドライバーφ３．
５用 ショート

1T0484XS

ＢＦドリル インプラントドライバーφ４.X 用 ショート1

サージック Pro プラス LED 標準セット（ライト付）
インプラント用マイクロモーター「サージック Pro プラス」は、徹 底的な小型
軽 量 化 に よる 術 者 へ の 負 担 の 大 幅 な
軽 減 と、LED ラ イト の 採 用 で 高 い 視認性を確保し、幅広い術式に対応する80N・cm の高トルク出力を実現します。

セット内容・コントロールユニット（データログ機能付）
・SGL70M LED マイクロモーター
・FC-78 フットコントロール
・ティーマックス X-SG20L ライト付ハンドピース（20：1 減速）・イリゲーションチューブ（5 本入り）
・他付属品
別売品・エスマックス SG20 ライト無ハンドピース（20：1 減速）

20

オステオトーム製品一覧
オステオトームはボーンコンデンス、ソケットリフトなどの術式に使用します。
外科用インスツルメントと同様にカラーコード化されており、オステオトーム先端の直径は、同じ色のパイロットドリルと同一です。
名

称種

オステオトーム

類

形状

商品コード

φ 3.0 用 ストレート

T03030ST

φ 3.5 用 ストレート

T03035ST

φ 4.0 用 ストレート

T03040ST

φ 4.5 用 ストレート

T03045ST

φ 3.0 用 アングルド

T03030AN

φ 3.5 用 アングルド

T03035AN

φ 4.0 用 アングルド

T03040AN

φ 4.5 用 アングルド

T03045AN

T031

オステオトームケース※オステオトームはバイオフィックス外科用キットには含まれません。※各インスツルメントの使用方法は、各種マニュアルをご参照ください。

レスキューツール
アバットメントリムーバ
名称

アバットメントリムーバ

種類

形状

商品コード

3.0/3.5 用

T0373035

4.0/4.5 用

T0374045

アバットメントリムーバⅡ
名称

アバットメントリムーバⅡ

種

類

形状

商品コード

3.0/3.5 用セット

T0583X

リムーバースクリュ
3XS

T058RS3XS

4.0/4.5 用セット

T0584X

リムーバースクリュ
4XS

T058RS4XS

スクリューリムーバ
名

称

種類

形状

商品コード

3.0/3.5 用

T0603X

4.0/4.5 用

T0604X

スクリューリムーバ

21

● このカタログは、2020 年 1 月現在の価格を記載しています。
● 消費税は含まれていません。

・本社：〒113-0034 東京都文京区湯島 3 丁目 16-2 松風 EST ビル TEL.(03)6880-2118 FAX.(03)6880-2488
http://www.shofubioﬁx.co.jp

・西日本営業所：〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11

TEL.(075)283-4180 FAX.(075)283-2418

1605AJJTe