本体 標準／交換／消耗付属品
フィジオ 5D セット（本体・吸引装置・ワゴン）

吸引装置 標準／交換／消耗付属品

別売付属品／消耗付属品⑨ 電源コード（吸引装置・L 型）

Ds オクトパスカップセット（カップ 4 個・スポンジ４枚入り）㉓ Ds オクトパスカップ（赤・−極）① AC アダプタ（本体）⑩ アースコード（吸引装置）② 電源コード（本体・ストレート型）⑪ 本体・吸引装置接続コード③ 3D 導子コード（本体・粘着パッド用・赤）⑫ 3D 吸引導子コード（吸引装置・赤・＋極・M）㉒ Ds オクトパスカップ（赤・＋極）④ 3D 導子コード（本体・粘着パッド用・グレー）⑬ 3D 吸引導子コード（吸引装置・赤・−極・M）⑥ リモコン

⑮ 3D 吸引導子コード（吸引装置・黒・−極・M）㉔ Ds オクトパスカップ（グレー・＋極）㉕ Ds オクトパスカップ（グレー・−極）⑭ 3D 吸引導子コード（吸引装置・黒・＋極・M）⑤ デルタスティック導子㉖ スポンジ（Ds オクトパスカップ・4 枚入）⑯ スポンジ（吸引装置・M・４個入り）⑦ 粘着パッド 50×50mm（銀糸製・４枚入り）㉗ デルタステック導子電極（1 個）⑰ 3D 吸引導子コード（吸引装置・赤・＋極・L）⑧ ジェル 260ml㉘ フィジオ 5D ワゴン⑱ 3D 吸引導子コード（吸引装置・赤・−極・L）⑲ 3D 吸引導子コード（吸引装置・黒・＋極・L）⑳ 3D 吸引導子コード（吸引装置・黒・−極・L）㉑ スポンジ（吸引装置・L・4 個入り）①②③④⑤⑥㉒⑦㉓⑩⑪⑫⑭⑬㉕⑧㉖⑨㉔㉘⑮㉗⑰⑱⑲⑳⑯㉑
寸法：W590×H800×D520（ mm ）重量：約 25kg（耐荷重：60kg ）

販売名：フィジオ 5D

型式：P-5DS

本体 ＋ 吸引装置 + ワゴンセット

一般的名称：干渉電流型低周波治療器（JMDN コード：36737000）

製品サイトはこちら

医療機器認証番号：304AFBZX00031000

ＥＭＣ規格
適合品

ＥＭＣ規格について：Electromagnetic Compatibility の略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品は IEC60601-1-2:2007 に適合しています。

本体仕様
定格電源
消費電力
出力電流
出力電圧
出力周波数

吸引装置仕様AC100V 50/60Hz
110VA

最大 70mAr ws
最大 100Vp-p

5KHz /10KHz /15KHz

タイマー
電撃に対する最大 60 分

保護の形式と程度

クラスⅡ／ BF 形

寸法

W412×H78×D297（ mm ）

重量5kg

定格電源
消費電力
寸法
重量

AC100V 50/60Hz
35VA

W412×H110×D300（ mm ）7.3kg

3D shift interference wave
Electrical Stimulator

フィジオ5D［干渉電流型低周波治療器］
医療機器認証番号：304AFBZX00031000

一般的名称：干渉電流型低周波治療器（JMDN コード：36737000）
管理医療機器（クラスⅡ）／特定保守管理医療機器

A186 2022.07

PHYSHIO 5Dが到達した新しい刺激

6 つの電極から 3 対の異なる周波数の電流を流し、3 次元的に干渉させることで生み出した、これまでにない複 雑な電流のうねりが身体の深 層を広範囲に刺激する。
「フィジオ 5D」が到達した新しい刺激。
干渉波治療の新潮流がここから始まる。

3D

shift Freqency

DsDe

Octopas cup

Double move1

lta stickDr
ive mode

PHYSIO 5D2

3D シフト干渉波 が生み出す深奥の“うねり”
™

Depth

深さ

6 つの電 極を使って 3 つの干渉 波を発生させ、それらが 織りなす位相のズレをコントロール。これまでにない心地よい電流のうねりを生み出し、刺激範囲も 3 次元的に拡がりました。 基本治療の搬送周波数は 5,000Hzを採用。特に深層部のポイントに痛みなく刺激を届かせやすくなっています。また、周波数をスウィープさせることで、さらに複雑なうねりを生み出せるほか、表層部から深 層部まで広範囲に治療を行うことも可能になりました。

Undulation

Range

うねり

広範囲

動画で Check ！

3D shift interference wave

3 つの干渉波が織りなす位相のズレをコントロール

3波
2波
ベース波

『フィジオ 5D」には、正弦波（レギュラー波／エクストラ波）、矩形波（スクエア波）、鋸波（トライアングル波）の３種の干渉波があります。それらのズレを自在にコントロールする独自技術で、これまでにない 3 次元的で複雑なうねりを実現しました。

3PHYSIO 5D

4

3-DIMENSION

2 次元にはない、3 次元の力

これまでの干渉波治療器と PH YSIO 5D の違い
干渉波治療とは、周波数 1,000Hz 以上の 2 つの異なる中周波電流を身体に流して交差させ、その周波数の差から生まれる干渉低周波刺激を利用して痛みの緩和などを行う治療法です。従来の干渉波治療器は、単一電極の導子を用いて 4 極で電流を干渉させるタイプが一般的でしたが「フィジオ 5D 」
は、 6 つの電極を使って干渉波を発生させます。

表層だけでなく、深層の筋肉まで広範囲にわたって、3 次元的に治療を行えるのが「フィジオ 5D」の特徴です。

従来の干渉波治療器

さらに、3D シフト干渉波独特のうねりが治療後も長く強く残存します。

PHYSIO 5D

1

痛みが広範囲にわたる場合や、肘や膝、肩などの入り組んだ関節に適した治療を可能にします。

3Electrode

Electrode

1 つのカップに電極が 1 つ

1 つのカップに電極が 3 つ

4 つのカップ貼り付けが必要

貼り付けるカップは 2 つ

6 極干渉波は干渉ポイントが干渉波は中周波同士がぶつかる各所で発生しています。

立体的になり、より多くの干渉波が発生。
6極干渉（3Dシフト干渉波）

４極干渉

より多くの干渉ポイントが複雑で 3 次元的なうねりを実現
症状に合わせて使い分けるフィジオアクティブ HV

PHYSIO 5D

怪我の痛みを素早く軽減させたり、筋肉の炎症を落ち着かせたいときには「フィジオアクティブ HV」、痛みが広範囲にわたる場合や、肘や膝、肩など関節には「フィジオ5D」などのように、部位や、症状に合わせて治療方法を選択することで、より効率よく治療を行うことが可能になります。

点＋3 次元で捉えて様々な治療が対応可能に
5

PHYSIO 5D

6

GOOD USABILITY

リモコンで出力調整が可能

使いやすさとデザインを追求

治療効果を引き出すには、症状に合わせた適切な出力調整が必要です。
手元で簡単に出力調整が可能なリモコンを搭載しています。

治療をスムーズに行っていただくための充実した標準装 備も「フィジオ 5D」の特 徴です。関節にもしっかりと装※リモコンは 2 つ付属しています。

着できる吸引装置、様々な治療部 位に合わせた M サイズと Lサイズの吸引カップをはじめ、専用ワゴン、リモコンなど、セラピストの使いやすさを第一に考えた、豊富なアクセサリーを搭載しています。

優れた機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルの専用ワゴン

動画で Check ！

必要なアイテムやリモコンなどをすっきり収納できる専用ワゴンを標準装備。
本体手前の掴みやすいハンドルと静音性が高い４輪キャスターにより機器の移動もスムースに行えます。

膝や肘、肩など関節にMカップが起きやすい上段トレー

リモコンはマグネットで装着可能

ジェルやタオルなどのアイテムもすっきり収納

POINT

背中や腰など広い範囲にL

L サイズ吸引カップ

M サイズ吸引カップ

POINT

ハンドルが付いて移動もラクラク

膝や肘にもしっかり装着
独自のスリット構造をした極薄ステンレス

470mmと、柔らかくてグニャグニャ曲がるシリコ※ハンドル部含まずン製カップで、どんな部位にも簡単に装着いただけます。

7

ベッド間にも収まるスリムな設計

PHYSIO 5D

8

動画で Check ！

DELTA STICK

ピンポイントアプローチ
広範囲な治療を目的とした吸引カップに加え、的確なピンポイントアプローチを可能にするデルタスティックを標準装備しています。

POINT

デルタスティックは身体から離すと自動で出力が停止します。

通電面積の拡大・集中

ピン電極の角度を調整可能
最大の角度範囲と最小の角度範囲を使い分けることで症状に合わせた通電面積を作り出せます。

黒染めを施した特殊電極
通常の塗装と異なり、黒染めは金属内部へ１ミクロン浸透させ、変色させる技術です。防錆力に優れ、皮膜がはがれ落ちることもなく、通電力も変わりません。
美しく力強い「フィジオ 5D」の電極にふさわしい仕上がりになっています。

POINT

指などの細かい部位に吸引カップを使わない
使用方法も手元のスイッチで出力調整が可能

デルタスティックは単体で、対極に吸引カップを本体から離れた場所での治療中にディスプレイを装着しなくても使用が可能です。指などの細かタッチせずに治療に集中できます。

い部位の治療時におすすめです。

9

PHYSIO 5D

10USEFUL FUNCTIONS

治療をサポートする充実の機能

いつもの治療メニューがすぐに呼び出せるドライブモード機能

ドライブモード 2
Preset Program

Care 1

2 min

Preset Program

Care 2

6 min

Preset Program

Care 32 min

いくつかのプリセットプログラムを組み合わせて、オリジナルメニューを作成できる機能です。

Care×5 ／ EMS×4 の計 9 種の「プリセットプログラム」、オリジナル組み合わせ治療をワンタッチで呼び出せるよく使用する治療メニューをセットしておくと、「ドライブモード」など、治療をサポートする充実した機能を搭載。他にも「スティムエリア」「 ダブルムーブ」「 同時・設定時間の短縮にも繋がります。
※工場出荷時にはおすすめのプリセットドライブが搭載されています。

交互モード」などが、治療器の使い方の幅を広げます。

いつもの組み合わせをワンタッチで

Total Time

10 minPreset Program

治療ポイントを移動させる

プリセットプログラム

Care ［ 治療 ］ 1 〜 5

治療に特化した5 種類のプリセットプログラムを搭載。

身体の症状や、症状が出ている部位に合った標準的な施術をスピーディに行うことが可能です。
筋肉

関節

スティムエリア機能

画面をタッチして治療ポイント（表層／深部）を移動させることで、症状に合わせた治療が可能になります。

神経

プリセットプログラム

EMS

1 〜 4筋 肉 に 電 気 刺 激 を与えて 収 縮 運 動 を行 う EMS（ Electrical Muscle Stimulation ）に 特 化 した４種類のプリセットプログラムを搭載。筋刺激を継続的に行う際などにご利用いただけます。
※Free プログラムとして、ユーザーが任意に設定したプログラムを 5 つまで保存することも可能です。

腹部への EMSトレーニングに最適

ダブルムーブ機能

3D シフト干渉波が 4 つの吸引カップ間を移動するように動くことで、より複雑な筋収縮を生み出してくれる
腹部への EMSトレーニングに適した機能です。

「体感慣れ」を防ぐことも期待できます。

10インチの大画面

刺激パターンをコントロールできる

同時・交互モード機能

下肢の左右や体幹の筋力トレーニングをする際に出力のタイミングを合わせられる「同時」モードと、前腕部のリハビリテーションなどに適した大型タッチパネルを搭載

分かりやすいガイド機能

タッチパネルには 10 インチの大画面を採用。直感的な操作でプログラムの内容と目的がひと目で確認できる分かりやすいガイド

ストレスなく治療に集中できます。

11

機能です。

「交互」モードを搭載しています。

同時モード

交互モード

PHYSIO 5D

12Ds OCTOPAS CUP

別売付属品「自己吸着」
する新発想の吸着カップ

3D シフト干渉波の原理とは 残存感を残すために必要な〈複雑なうねり感〉
低周波治療器ではできなかった、矛盾する電流治療低周波（1,000Hz 以下）では皮膚表面の抵抗が大きいため、ピリピリと痛く、体の深部まで電流を届けることはできませんでした。かといって周波数を上げて、オクトパスカップは、吸盤の原理で皮膚に中周波（1,000Hz 以上）になってしまっては、周波数が高すぎて神経筋を効率よく反応させることはできず、治療になりません。

そこで生み出されたのが、2 つの周波数の異なる電流＝中周波（搬送周波数：5,000Hz×5,100Hz など）を体に流すことで、それらが体の深部でぶつかり合い、自己吸着する新発想の吸着カップです。

体内深くで低周波の刺激（治療周波数：100Hz）を発生させるという原理の「干渉波」です。これによって皮膚表面のピリピリ感を極力抑え、体内深部には治療に必要な刺激感をもたらすことが可能になりました。

吸引装置を使わずに治療できるのが特徴。
吸引痕が残りにくいので女性の治療にもおすすめです。

現在、その干渉波治療器の中で、治療に特に必要とされるのは、電流に慣れさせずに十分な電流刺激を継続させるための＜複雑なうねり感＞です。1 カップに1 つの電極を使った従来の干渉波と異なり、フィジオ 5D は 1 カップに 3 つの電極を搭載し、複雑なうねりを体内にもたらし、刺激感を残す＝残存感の高い干渉波治療を実現。さらに独自の「 3D シフト干渉波」で 3D 干渉波のパターンを自在にコントロールすることにより、より複 雑で、治療や筋刺激に必要となる＜深層到達、心地良い体感、残存感、慣れの防止＞を実現しています。

複雑なうねり感 ①
吸引装置不要痕が残りにくい干渉波 0％― 3D シフト干渉波 ―干渉波 1 〜 99％① 干渉の波が真逆の状態② ズレが揃い始める＝体感が出始める

干渉波 100％③ ズレが一致した状態＝最大の体感

位相のズレを制御する独自技術
この位相のズレを制御することを可能にした独自技術により、波のような形状（レギュラー）だけでなく、矩形状の波形（スクエア）、鋸状の波形（トライアングル）、正弦波の体感をより高めるように設計された波形（エクストラ）といった残存感を残す、慣れさせない 3D 干渉波機能を搭載しています。

複雑なうねり感 ②吸引装置 5 分

Ds オクトパスカップ 5 分※ 吸引レベル：3― テンポが変化するスウィープ ―コンスタント

テンポが一定スウィープ

テンポが変化＝複雑な体感にフィジオ 5D には周波数のテンポが一定のコンスタントというモードに加えて、スウィープというテンポが変化するモードも搭載しているため、3D シフト干渉

波による位相のズレによるうねりに加えて、スウィープによるテンポの変化が加わり、より複雑なうねる体感を実現しています。

通常のカップより吸引痕が残りにくい

腹部、腰背部などの広い面に吸引痕が気になるという方に喜ばれる、新発想の自己吸着カップ

腹部や腰背部などの広い面を治療する際に重宝します。吸引装置

です。の音も気になりません。

ご注意13

Ds オクトパスカップは電源を使った吸引を行わないため、肘、膝といった凹凸のある局所には原則吸着できません。

複雑なうねり感 ①
3D シフト干渉波のうねり

複雑なうねり感 ②+

スウィープによるテンポの変化＝

複雑なうねりが体内に入り長時間刺激感が残る

治療後の残 存感

PHYSIO 5D14