主仕様
項目

測定

対

象

硝酸態窒素，亜硝酸態窒素，アンモニア態窒素分

析

範

囲

0～50μmol/L（0～0.70mg/L）

度

硝酸・亜硝酸態窒素 ±0.3μmol/L，アンモニア態窒素±0.5μmol/L

隔（最短）１時間 （例）4時間間隔で約4週間連続観測可能

正

一日に一回，分析対象ごとにゼロ＋２水準の検量線を自動作成

精分

析

間

校

仕様

採水部

最大揚程12m，銅メッシュによる生物付着防止

ろ過部

１次，２次ろ過部にて最小0.45μmまでろ過（逆洗運転あり）

試

薬類

専用パックにて取付。
反応液＝補充周期１週間（分析インターバル１時間時）
標準液，洗浄液，蒸留水＝補充周期 最長１か月

廃液

専用廃液パックにより全量回収，定期的にパックを交換。
交換周期：１週間（分析インターバル1時間時）

電源

バッテリー（DC24V）＋太陽電池 ※電源供給の対応可能

海洋通信

No.5ＪＦＥアドバンテック株式会社
海洋・河川事業部海上設置型 栄養塩連続自動分析装置

AONA-10神戸市 海プロジェクトで実証事業
神戸市が実施している『海の課題解決に向けた実証事業（海プロジェクト）』において、ノリ漁業者から「栄養塩などの情報をリアルタイムで正確に把握したい」という課題に対して、栄養塩連続自動分析装置（AONA-10）の実証事業を実施いたしました。

製品特長✔現場海域に設置し，海水中の栄養塩（無機態窒素濃度）を連続自動分析します。
✔表層海水をポンプで採水し，独自のろ過部で海水中の濁りを0.45μmまでろ過します。
✔ JIS K0102:2013「工場排水試験方法」に規定されている分析法に従い，硝酸態窒素，亜硝酸態窒素，アンモニア態窒素を分析します。
✔分析結果は即座にメールにて電子メールにて送信されます。
✔リアルタイムに栄養塩の変動を把握することができます。

神戸市立栽培漁業センター
神戸市立栽培漁業センター様（神戸市垂水区）
では、前面海域（沖20m、水深6m程度）の海底から取水しています。取水された海水はポンプにより高架棟へ汲み上げられ、原水ポンプ棟から施設内へと送られ、様々な魚介類の種苗生産や中間育成に利用されています。
本実証事業では、神戸市立栽培漁業センター様が使用されている海水のうち、ろ過されていない海水を栄養塩の測定に用いました。測定した海水は、数時間かけ混合された後、AONA-10まで届くため時間的な変化は平準化されます。そのため、実海域に比べ測定値の変化は小さく、かつ数時間遅れて観測されると考えられます。

亜硝酸態窒素 [uM]

期間中（2022年11月9日～2023年3月24日）の全データ一覧
4.0

4時間毎

6時間毎

4時間毎

3.0

2時間毎

観測中止期間2.01.0アンモニア態窒素 [uM]

硝酸態窒素 [uM]

0.0
16.0

12.0
8.0
4.0
0.0
6.0
4.0
2.0
0.0
11/9

11/16

11/23

11/30

12/7

12/14

12/21

12/28

1/4

1/111/18
観測日時

1/25

2/12/82/152/223/13/83/153/22

図１ 期間中の亜硝酸態窒素濃度（上）、硝酸態窒素濃度（中）、アンモニア態窒素濃度（下）の時系列変化
神戸市立栽培漁業センター様の貯水槽清掃などにより観測を中止していた期間（2023年1月4日～2月1日、2月23日～26日、3月1日から10日：図中□）を除き、2022年11月9日から2023年3月24日の4カ月半にわたって栄養塩（亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、アンモニア態窒素）の連続観測を実施しました。採水頻度は基本的には4時間毎とし、12月28日～1月4日は6時間毎、3月10日から24日は2時間毎とし、様々な観測頻度で観測できることを確認しました。
亜硝酸態窒素濃度、硝酸態窒素濃度、アンモニア窒素濃度はそれぞれ0.3～1.5μmol/L、0.6～12μmol/L、検出限界以下（<0.01）～4.9μmol/Lの範囲で変動していました（図１）。24時間の濃度変化はそれぞれ、0.3～1.1μmol/L（2月27日16時～28日12時）、8.2～12μmol/L（11月30日0時～20時）、0.4～4.7μmol/L（3月22日10時～23日8時）の変化が確認され、24時間のなかでも大きく変動していることが確認されました。これは取水での変化のため実際の海域では、これ以上の変化をしていたと考えられますので、連続観測が重要であると言えます。

硝酸態窒素濃度と潮位＊2との関係
5032.5403032.02031.5
降水量

012

硝酸態窒素 [uM]

硝酸態窒素濃度[uM]

31.0
1610

塩分150

84011/25 11/27 11/29 12/1

12/3

12/5

12/7

12/9 12/11 12/13 12/15 12/17 12/19 12/21 12/23 12/25
観測日時

図2 硝酸態窒素濃度と塩分、降水量との関係（ 2022年11月25日～12月25日）

1210

y = -4.4277x + 152.09R² = 0.8802

863131.532
塩分32.5100500-506.05.04.03.0
2.01.00.0
3/10

3/113/123/133/14

3/15

3/16

3/17 3/18
観測日時

3/193/20

3/213/22

3/23

3/243/25

図4 硝酸態窒素濃度と潮位との関係（2023年3月10日～24日）

14

硝酸態窒素 [uM]

降水時＊1に塩分の低下に伴い、硝酸態窒素濃度の上昇が確認されました（図２）。
降水による塩分低下期間中（11月29日4時～12月1日4時）の塩分と硝酸態窒素濃度は逆相関が確認され（図３）、河川水が流入し塩分が低下することにより、硝酸態窒素濃度が上昇することが確認されました。

潮位予測（cm）

33.0

日降水量[ｍｍ]塩分

硝酸態窒素濃度と塩分との関係

33

図3 硝酸態窒素濃度と塩分との関係*1：降水量は気象庁（ https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=&block_no=&year=&month=&day=&view=）の神戸観測所データを引用いたしました。

3月10日～24日（2時間毎の観測）の硝酸態窒素濃度は、潮位予測データ＊2と比べ、8～10時間遅れて変化していることが確認されました。神戸市立栽培漁業センター様
では貯水槽の入替に5時間程度かかるため、実海域から着水槽・貯水槽を経由してAONA-10に届くまでに10時間程度かかると考えられ、観測データのズレと一致します。
神戸市立栽培漁業センター様の取水口付近は、漁業者の経験則などから満ち潮時に東側（大阪湾内）の栄養塩の高い海水が底層から入ってくると言われており、潮の満ち引きによる栄養塩の変化を観測することができました。
*2：潮位予測データは気象庁（ https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/tide/genbo/index.php ）の神戸観測所データを引用いたしました。

主仕様
項目

測定対

象

硝酸態窒素，亜硝酸態窒素，アンモニア態窒素分

析

範

囲

0～50μmol/L（0～0.70mg/L）

度

硝酸・亜硝酸態窒素 ±0.3μmol/L，アンモニア態窒素±0.5μmol/L

隔（最短）１時間 （例）4時間間隔で約4週間連続観測可能

正

一日に一回，分析対象ごとにゼロ＋２水準の検量線を自動作成

精分

析

間

校

仕様

採水部

最大揚程12m，銅メッシュによる生物付着防止

ろ過部

１次，２次ろ過部にて最小0.45μmまでろ過（逆洗運転あり）

試

薬類

専用パックにて取付。
反応液＝補充周期１週間（分析インターバル１時間時）
標準液，洗浄液，蒸留水＝補充周期 最長１か月

廃液

専用廃液パックにより全量回収，定期的にパックを交換。
交換周期：１週間（分析インターバル1時間時）

電源

バッテリー（DC24V）＋太陽電池 ※電源供給の対応可能

海洋通信

No.5ＪＦＥアドバンテック株式会社
海洋・河川事業部

海上設置型 栄養塩連続自動分析装置

AONA-10神戸市 海プロジェクトで実証事業
神戸市が実施している『海の課題解決に向けた実証事業（海プロジェクト）』において、ノリ漁業者から「栄養塩などの情報をリアルタイムで正確に把握したい」という課題に対して、栄養塩連続自動分析装置（AONA-10）の実証事業を実施いたしました。

製品特長✔現場海域に設置し，海水中の栄養塩（無機態窒素濃度）を連続自動分析します。
✔表層海水をポンプで採水し，独自のろ過部で海水中の濁りを0.45μmまでろ過します。
✔ JIS K0102:2013「工場排水試験方法」に規定されている分析法に従い，硝酸態窒素，亜硝酸態窒素，アンモニア態窒素を分析します。
✔分析結果は即座にメールにて電子メールにて送信されます。
✔リアルタイムに栄養塩の変動を把握することができます。

神戸市立栽培漁業センター
神戸市立栽培漁業センター様（神戸市垂水区）
では、前面海域（沖20m、水深6m程度）の海底から取水しています。取水された海水はポンプにより高架棟へ汲み上げられ、原水ポンプ棟から施設内へと送られ、様々な魚介類の種苗生産や中間育成に利用されています。
本実証事業では、神戸市立栽培漁業センター様が使用されている海水のうち、ろ過されていない海水を栄養塩の測定に用いました。測定した海水は、数時間かけ混合された後、AONA-10まで届くため時間的な変化は平準化されます。そのため、実海域に比べ測定値の変化は小さく、かつ数時間遅れて観測されると考えられます。