Schnellaustausch-FFR-Mikrokatheter
Damit Sie frei entscheiden können, welchen
Führungsdraht Sie für eine schnelle und genaue
FFR-Bewertung verwenden.

Produktvorteile
Verbesserte Leistung
Verbesserte Flexibilität1, reduziertes Läsionseintrittsprofil2 und optimierte
Konturierung, um die Navigation bei komplexen Erkrankungen zu ermöglichen.
Kontrolle maximieren
Ermöglicht dem Arzt die Verwendung eines Führungsdrahts seiner
Wahl (Größe 0,036 cm (0,014 Zoll)) sowie die Aufrechterhaltung derDrahtposition während des gesamten Verfahrens, einschließlich Rückzug
und PCI-Bewertungen nach dem Eingriff.
Gleichmäßig und exakt3
Durch die faseroptische Sensortechnologie kann sich die Anfälligkeit
für Drift im Vergleich zu herkömmlichen Druckdrähten reduzieren.3

OPTIMIERTESQUERSCHNITTPROFIL
für verbesserte Passierfähigkeit

UmUm

15 % 28 %2

reduziertes
Läsionseintrittsprofil

Bracco Group1

verbesserte
Flexibilität

ACIST Navvus II funktioniert auf
jedem verfügbaren RXi oder RXi
Mini-Schnellaustausch-FFR-System

Schnellaustausch-FFR-Mikrokatheter

Produktangaben und technische Spezifikationen
SKU-Nr. 016675
Insgesamt: 335 cm (131,9 Zoll), Arbeitslänge: 150 cm (59,1 Zoll)
26 cm (10,2 Zoll)
18–30 ºC (64–86 ºF)
11–15 psi, 77–106 kPa
5–8 Fr Führungskatheter±3 % des Messwerts oder ±3 mmHg des Messwerts innerhalb des DruckbereichsFrequenzgang bei 10 Hz innerhalb von 3 dBA des Frequenzgangs bei 1 HzLänge des Mikrokatheters
Distale Schnellaustausch Schaftlänge
Betriebs-Umgebungstemperaturbereich
Atmosphärischer Betriebsdruck-BereichKompatibilität
Druckgenauigkeit
Frequenzgang

Navvus II

Weicheres Eintrittsprofil

SKU-Nr. 016675

NavvusLäsionsprofil (innen):
0,51 mm x 0,64 mm

5,7 mm (0,226 Zoll)(0,020 Zoll x 0,025 Zoll) (<2F)

Platin-Markierungsband
im Abstand von 2,5 mm(0,098 Zoll) zur Spitze

SKU-Nr. 014667

8,5 mm (0,335 Zoll)
Arbeitslänge: 150 cm (59 Zoll)
Gesamtlänge: 335 cm (132 Zoll)

ACIST Medical Systems, Inc.

ACIST Europe

7905 Fuller Road

Argonstraat 3

Eden Prairie, MN 55344

6422 PH Heerlen

USAThe NetherlandsTel: +1 888.670.7701

Tel.: +31 45 750 700

customer.support@acist.com

acistinfo@bracco.com

acist.com

1. TR-07888: Im Prüfstandtest-Vergleich mit dem Navvus® FFR-Mikrokatheter. Daten bei ACIST archiviert. Kein maßgeblicher Indikator für klinische Leistungsfähigkeit.
2. TR-08707: Im Prüfstandtest-Vergleich mit dem Navvus® FFR-Mikrokatheter. Daten bei ACIST archiviert. Kein maßgeblicher Indikator für klinische Leistungsfähigkeit.
3. William F. Fearon, Jeffrey W. Chambers, Arnold H. Seto, Ian J. Sarembock, Ganesh Raveendran, Charlotte Sakarovitch, Lingyao Yang, Manisha Desai,Allen Jeremias, and Matthew J. Price and for the ACIST-FFR Study Investigators. Ursprünglich veröffentlicht am 15. Dezember 2017https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005905Circulation: Cardiovascular Interventions. 2017;10:e005905
ACIST, ACIST RXi und Navvus sind Handelsmarken von ACIST Medical Systems, Inc. ACIST Medical Systems, Inc. behält sich das Recht vor, die hierinbeschriebenen Daten und Funktionen jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen.
Bitte kontaktieren Sie einen autorisierten ACIST-Vertreter, um aktuelle Informationen zu erhalten.
© 2020 ACIST Medical Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Artikelnr.: P/N:30-100053_EU_DE 04/20 Rev 2