製品情報

PDEM シリーズ センサ評価モジュール特徴 ：・フィガロ技研製の各種ガスセンサに対応・検知対象ガスによるプレ・キャリブレーション
・ガス濃度・温度・湿度の連続モニタリング
・デジタル (I2C/PMODTM) およびアナログ出力対応・ガスセンサの温湿度補正機能内蔵
・ルネサス Quick-Connect IoT 互換

概要 ：写真は PDEM5141

PDEM 評価モジュールはフィガロ技研が販売する半導体式 ・ 電気化学式 ・ 接触燃焼式 ・ 光学式ガスセンサの評価に最適です。 出荷前に個別キャリブレーションを実施しているため、 デジタル （I2C） またはアナログ出力によるガス濃度モニタリング （空気質センサは IAQ Index） が可能です。 また、 ルネサスエレクトロニクス製温湿度センサ （HS4001） を内蔵しているため、 ガスセンサの温湿度補正の他、 環境温湿度の同時モニタリングにも対応します。
※お客様でのセンサ交換には対応しておりません。
Quick-connect IoT とは ：ルネサス エレクトロニクス社が提供するモジュール式開発プラットフォーム。
組合わせて使用可能なハードウェアとソフトウェアの提供により、 マイコン＋センサ＋無線通信のカスタム IoT システムを早期に実現可能です。
※ Quick-connect IoT システムの詳細については、 以下リンクをご確認ください。
https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/quick-connect-iot-platform

ブロックダイアグラム ：
3.3V
3.3V
DC/DC

JP1

MOS駆動回路

JP2

3.3V

JP3

EC駆動回路マイコン（R7F１００GGF3CFB）

CAT駆動回路

3.3V

CN1

CN2

NDIR式センサ
温湿度センサCN5

・ JP1/JP2/JP3 はシリアル通信用プルアップジャンパーです。 本ボード単体でご使用頂く際は短絡させしてください・ JP4 はキャリブレーション操作用ですので、 短絡させないでください

コネクタ （CN1/CN2） のピン配置コネクタ （CN5） のピン配置
機能

ピンNo.

BUSY#for PMOD

1VDD

3.3V

8ENABLEfor PMOD

2TOOL-for PMOD/I2C

9POWER ON

for PMOD

3REST-I2C SDA

for PMOD/I2C

10GPIO4for PMOD

4GAS CONC.

Analog output

5GND

Ground11GND

Ground5GND

Ground

6VDD

3.3V

12VDD

3.3V

ピンNo.

名称機能

ピンNo.

1

IRQ#for PMOD

72RES#for PMOD

3I2C SCL

4

名称名称機能製品情報

構造及び寸法 ：

規格 ：
上面図

名称

PDEMシリーズ評価用モジュール

入力電圧

DC3.3V

使用温度条件0~40˚CTGS26XX
CN2

TGS5141
FECS

温度(-40˚C から 125˚C)※1

JP

湿度(0% から 100%RH)※1

出力方式（アナログ）

0~3.3V

CN5T/H sensor
CDM7162

側面図5mm

I2C※2 またはPmod Type6A※31.6mm

出力方式（デジタル）

CN1TGS6810

35mm

ガス濃度(ppm または IAQ index)

出力仕様

単位：mm70mm※１ ルネサスエレクトロニクス 社 HS4001 仕様に基づく※ 2 PDEM シリーズ通信仕様書をご確認ください※ 3 Digilent 社 Pmod インターフェイス規定の Pmod Type6A(Extended I2C) に準拠​
pmod-interface-specification-1_3_0.pdf (digilent.com) ​型番 / 仕様 ：EM-Pモジュール品番

搭載センサ

対象ガス原理濃度表示範囲アナログ出力範囲

ルネサスBoard ID

PDEM42-20

FECS42-20

NO2

電気化学式

0~30ppm

0~3.3VQCIoT-Figaro-FECS42-20

0~30ppm

0~3.3VQCIoT-Figaro-FECS43-20

電気化学式

0~150ppm

0~3.3VQCIoT-Figaro-FECS44-100

0~1500ppm0~3.3V

QCIoT-Figaro-FECS44-1000

0~150ppm

0~3.3VQCIoT-Figaro-FECS50-100

0~150ppm

0~3.3VQCIoT-Figaro-TGS5141

Index0~500

0~3.3VQCIoT-Figaro-TGS2600

Index0~500

0~3.3VQCIoT-Figaro-TGS2602

Index0~500

0~3.3VQCIoT-Figaro-TGS2603

0~10000ppm

0~3.3VQCIoT-Figaro-TGS6812

0~5000ppm

0~3.3V-PDEM43-20

FECS43-20

SO2

PDEM44-100

FECS44-100

NH3

PDEM44-1000

FECS44-1000

NH3

PDEM50-100

FECS50-100

H2S

PDEM5141

TGS5141

COPDEM2600

TGS2600

IAQ

PDEM2602

TGS2602IAQ

PDEM2603

TGS2603IAQ

PDEM6810

TGS6810

CH4・H2PDEM7162

CDM7162

CO2

電気化学式
電気化学式
電気化学式
電気化学式
半導体式
半導体式
半導体式

接触燃焼式

光学式（NDIR）

注意事項 ：・ ボード上の DIP スイッチには触れないください
・ 本ボードは評価用です。 各種安全性および耐久性評価は行っておりませんので、 量産商品への搭載はできません

フィガロ技研株式会社〒 562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11
Tel: 072-728-2044
お問い合わせはホームページから

URL www.figaro.co.jp

本製品をご購入の際にはＱＲコードよりご承諾事項をご確認ください。
https://www.figaro.co.jp/pdf/Limited_Warranty_jp.pdf

本資料の内容や製品仕様は、 性能向上のため予告なしに変更することがあります。
REV.08/24

製品情報

PDEM42-20

PDEM43-20

PDEM5141

PDEM2600

PDEM44-100

PDEM2602

PDEM44-1000PDEM2603

PDEM50-100

PDEM6810

製品情報

PDEM7162

フィガロ技研株式会社〒 562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11
Tel: 072-728-2044
お問い合わせはホームページから

URL www.figaro.co.jp

本製品をご購入の際にはＱＲコードよりご承諾事項をご確認ください。
https://www.figaro.co.jp/pdf/Limited_Warranty_jp.pdf

本資料の内容や製品仕様は、 性能向上のため予告なしに変更することがあります。