Further Improve Reliability
YUASA SYSTEM ENDURANCE TEST SYSTEM

Bending

TorsionFolding

Rolling

TensionFLEXIBLE DEVICEENDURANCE TEST
Research &Development

ユアサシステム機器株式会社

LaboratoryAutomation

Factory
Automation

ENVIRONMENTAL TEST

https://www.yuasa-system.jp
製品情報は、専用Webサイトでより詳しくご覧いただけます。

本社〒701-0144 岡山市北区久米6番地

吉備津工場〒701-1341 岡山市北区吉備津2292-1

TEL 086-287-9030 FAX 086-287-2298

東京営業所〒105-0004 東京都港区新橋5丁目7番10号 新橋SNビル

TEL 03-3578-8515 FAX 03-3578-8516

大阪営業所〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1番3号 NLC新大阪アースビル 8F

TEL 06-6394-8175 FAX 06-6397-2632！ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログ掲載商品の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

2017.10 Ver. 1.1

Further Improve Reliability
FLEXIBLE DEVICEENDURANCE TEST SYSTEM
Final products

DevicesTensionFriction

Materials
Tension
FreeFriction

Tension
FreeFriction
Free

01

02

New Standard

ENDURANCETEST

03

ENVIRONMENTAL
TEST04

New Standard

ENDURANCETEST
05

ENVIRONMENTAL
TEST06

ENDURANCETESTSYSTEM
無負荷U字伸縮試験
フレキシブルデバイス耐久試験

張力と摩擦のない曲げ試験。
サンプルの片側をもう一方に向かって直進させることにより曲げ負荷を与えます。
サンプルには曲げ負荷のみがかかり、張力や摩擦の負荷は発生しません。

基本動作治具動作

YUASA SYSTEM won the FLEXI Award in
the Product Innovation category forTension-Free U-shape Folding Test Jig.
The FLEXI Award is presented by FlexTech,a SEMI Strategic Association Partner.

Tension
FreeFriction
Free

無負荷U字伸縮試験を実現する
耐久試験システム

DLD-FS

卓上型耐久試験機

面状体無負荷U字伸縮試験
システム構成卓上型耐久試験機
DLD111L

サンプルを水平に伸ばしてチルトクランプに取り付け伸縮を繰り返します。縮む時にチルトクランプは下方向に動きますので、サンプルは自然に曲がった状態になります。チルトクランプを垂直に固定したままの試験動作も可能です。

一般的な曲げ試験における課題
右下図のような試験機で試験を行うと、試験開始と同時にサンプルに大きな張力が発生してしまいます。この現象は左下図のように試験機の動作軌跡の上にサンプルの長さの半径の円を描いてみると原因がよくわかります。図の赤色で示した領域では、クランプが移動した軌跡に対してサンプルの長さが足りません。ロッドを併用すると、この現象は更に顕著になります。これが原因となり、実際の試験においては予想外の破壊や試験結果のばらつきが起こります。
面状体無負荷U字伸縮試験治具
DX-FS

サンプルに張力が発生

組合
完成図

サンプルに張力と摩擦を加えない無負荷屈曲試験が可能。

フィルム、FPCなどの面状体サンプルに対して、張力と摩擦を加えない無負荷屈曲試験ができます。

自然な屈曲試験を実現。

サンプル自体の持つ弾性によって自然な曲げRを成形できます。また押えプレートによって強制的に極小曲げRを成形することもできます。

（特許出願中）回転中心※可動部分を覆う安全カバーを取り付けることもできます。

0708

ENDURANCETEST
無負荷U字伸縮試験
フレキシブルデバイス耐久試験

張力と摩擦のない曲げ試験。
サンプルの片側をもう一方に向かって直進させることにより曲げ負荷を与えます。
サンプルには曲げ負荷のみがかかり、張力や摩擦の負荷は発生しません。

基本動作

治具動作

ENVIRONMENTAL TEST無負荷U字伸縮試験を実現する
環境耐久試験システム

CL09-typeD01-FSC90

恒温恒湿環境耐久試験機

面状体無負荷U字伸縮環境試験
YUASA SYSTEM won the FLEXI Award in
the Product Innovation category forTension-Free U-shape Folding Test Jig.
The FLEXI Award is presented by FlexTech,a SEMI Strategic Association Partner.

Tension
FreeFriction
Free

試験治具
面状体無負荷Ｕ字伸縮試験治具
DM-FSC90

システム構成サンプルを水平に伸ばしてチルトクランプに取り付け伸縮を繰り返します。縮む時にチルトクランプは下方向に動きますので、サンプルは自然に曲がった状態になります。チルトクランプを垂直に固定したままの試験動作も可能です。

一般的な曲げ試験における課題

組合
完成図

卓上型耐久試験機

右下図のような試験機で試験を行うと、試験開始と同時にサンプルに大きな張力が発生してしまいます。この現象は左下図のように

DLD111L-M

試験機の動作軌跡の上にサンプルの長さの半径の円を描いてみると原因がよくわかります。図の赤色で示した領域では、クランプが移動した軌跡に対してサンプルの長さが足りません。ロッドを併用すると、この現象は更に顕著になります。これが原因となり、実際の本体取付治具試験においては予想外の破壊や試験結果のばらつきが起こります。

CL09-typeD01-CU

面状体無負荷U字伸縮
試験治具

恒温恒湿器
typeD01

DM-FSC90

サンプルに張力が発生

恒温恒湿環境において、サンプルに張力と摩擦を加えない無負荷屈曲試験が可能。

恒温恒湿環境において、フィルム、FPCなどの面状体サンプルに対して、張力と摩擦を加えない無負荷屈曲試験ができます。

自然な屈曲試験を実現。

サンプル自体の持つ弾性によって自然な曲げRを成形できます。また押えプレートによって強制的に極小曲げRを成形することもできます。

回転中心07（特許出願中）

0910

ENDURANCETESTSYSTEM
無張力屈曲試験
フレキシブルデバイス耐久試験張力のない曲げ試験（曲げR一定）。
曲げRを一定に保つために芯金を用いる曲げ試験です。芯金と同じ中心の円軌道でクランプを動かします。この時、もう一方の端はスライドします。サンプルに対して張力は発生しません。

基本動作

治具動作

TensionFree

無張力屈曲試験を実現する
耐久試験システム

TCD-BTFBFriction

自立型耐久試験機

面状体無張力屈曲試験

サンプルの屈曲動作に連動してサンプルの下部クランプが上下スライドします。

Tension

システム構成自立型耐久試験機
TCD111L-S

Friction

面状体無張力屈曲試験治具

一般的な曲げ試験における課題

組合
完成図

DX-BTFB

芯金に沿って曲げると、サンプルの端はインボリュート曲線を描き、サンプルを把持することができず、試験を成立させることは困難です。

インボリュート曲線を描く

フレキシブルデバイスなど面状体サンプルの無張力屈曲試験が可能。
サンプルのクランプ位置を変えることにより、カードサイズからA4サイズまでの面状体サンプルの無張力屈曲試験が可能になります。屈曲角度は最大±180°まで任意設定でき、片側屈曲だけでなく左右屈曲も可能です。

重錘を使用した屈曲試験への対応も可能。
無張力試験治具を、振れ止め治具に取り替えることで重錘を使用した屈曲試験への対応も可能になります。

面状体屈曲試験治具

DX-BFFB※重錘は付属されておりません。

1112

ENDURANCE
TEST
無張力屈曲試験
フレキシブルデバイス耐久試験

張力のない曲げ試験（曲げR一定）。
曲げRを一定に保つために芯金を用いる曲げ試験です。芯金と同じ中心の円軌道でクランプを動かします。この時、もう一方の端はスライドします。サンプルに対して張力は発生しません。

基本動作

治具動作

Tension
FreeENVIRONMENTAL TEST

無張力屈曲試験を実現する
環境耐久試験システム

CR09-typeD01-BTFBC90

恒温恒湿環境耐久試験機
面状体無張力屈曲環境試験

試験治具
面状体無張力屈曲試験治具

Friction

サンプルの屈曲動作に連動してサンプルの下部クランプが上下スライドします。

DX-BTFBC90

システム構成TensionFriction

卓上型耐久試験機
TCD111L-M

本体取付治具組合
完成図

CR09-typeD01-CU

一般的な曲げ試験における課題

面状体無張力屈曲試験治具
DX-BTFBC90

芯金に沿って曲げると、サンプルの端はインボリュート曲線を描き、サンプルを把持することができず、試験を成立させることは困難です。

インボリュート
曲線を描く

恒温恒湿器

恒温恒湿環境において、フレキシブルデバイスなど面状体サンプルの無張力屈曲試験が可能。

typeD01

恒温恒湿環境において、サンプルのクランプ位置を変えることにより、カードサイズからA4サイズまでの面状体サンプルの無張力屈曲試験が可能になります。屈曲角度は最大±180°まで任意設定でき、片側屈曲だけでなく左右屈曲も可能です。

重錘を使用した屈曲試験への対応も可能。

無張力試験治具を、振れ止め治具に取り替えることで重錘を使用した屈曲試験への対応も可能になります。

面状体屈曲試験治具

DX-BFFBC90※重錘は付属されておりません。

111314

ENDURANCE TESTENVIRONMENTAL TEST
プログラム運転使用例（面状体無負荷U字伸縮環境試験）

恒温恒湿環境下で様々な耐久試験を実現できる環境・動作連動型の 耐 久 試 験システ ムです 。

STEP

1

恒温恒湿器内を85℃/90％Rhに調整します。

STEP

2

恒温恒湿器内を85℃/90％Rhに保った状態で、2時間待ちます。

STEP

3

恒温恒湿器内を60往復/分で100,000回試験を行います。

STEP

4

恒温恒湿器内を常温（24℃/30％Rh）に調整して、運転を終了します。

1516

本体仕様
恒温恒湿環境耐久試験機

CL09-typeD01／CR09-typeD01（直線往復仕様）（回転往復仕様）

恒温恒湿器に耐久試験機本体、試験治具を組み合わせることで、恒温恒湿の環境下で様々な耐久試験を実現できます。

外観

装置概要
設置条件
供給電源

AC200V / 3相 / 60A圧縮空気

使用しません冷却システム

空冷式

騒音レベル

最大80dB

加湿用水

純水

最大排出熱量10,977 kcal/h

設置環境

温度：21.1～29.4℃

湿度：15.0～85.0%Rh （結露なきこと）

恒温恒湿器
試験治具の設置環境を様々な条件に制御します。
試験治具が動作している場合や、内部が高温になっている場合、扉を開くことができません。

上面図

駆動ユニット（直線往復仕様）

200

質量約800kg（試験治具、サンプルを除く）

直線往復動作を恒温恒湿器内に入力します。

駆動ユニット（回転往復仕様）

2450

1395

回転往復動作を恒温恒湿器内に入力します。

機器交換を伴うメンテナンスを行う場合は、装置周辺に500mm以上のスペースが必要です。

仕様

635
165

1220
1855

520

15℃
100

冷媒

R404A、R23

環境制御範囲

温度：－40～＋150℃
湿度：30.0～95.0%Rh

2540

95％Rh

80
湿度［％Rh］

不純物を含む水を供給すると、加湿ヒーターに不純物が析出し、故障や火災の原因になります。

855

恒温恒湿器

604030％Rh
20

側面図

正面図

010203040506070809010085

温度［℃］

1980

駆動ユニット（直線往復仕様）
往復回数カウント

８桁（プリセット機能付き）

往復速度

10～60往復/分

往復距離0～±120mm

駆動軸出力Max. 400N

14000/st. [N]*Ex. st. = ±60mm= 120mm

駆動ユニット（回転往復仕様）
往復回数カウント

８桁（プリセット機能付き）

往復速度

10～60往復/分

往復角度

0～±180°駆動軸出力Max. 10N・m※図は、CL09-typeD01です。

1718

1620/st. [N・m]*Ex. st.=±60deg. = 120deg.

Further Improve Reliability
YUASA SYSTEM ENDURANCE TEST SYSTEM

Bending

TorsionFolding

RollingTension

FLEXIBLE DEVICEENDURANCE TEST
Research &Development

ユアサシステム機器株式会社

Laboratory
Automation

Factory
Automation

ENVIRONMENTAL TEST

https://www.yuasa-system.jp
製品情報は、専用Webサイトでより詳しくご覧いただけます。

本社〒701-0144 岡山市北区久米6番地

吉備津工場〒701-1341 岡山市北区吉備津2292-1

TEL 086-287-9030 FAX 086-287-2298

東京営業所〒105-0004 東京都港区新橋5丁目7番10号 新橋SNビル

TEL 03-3578-8515 FAX 03-3578-8516

大阪営業所〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1番3号 NLC新大阪アースビル 8F

TEL 06-6394-8175 FAX 06-6397-2632！ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログ掲載商品の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

2017.10 Ver. 1.1