Microcatéter FFR de intercambio rápido
La libertad de usar la aguja guía más adecuada
para que la evaluación de FFR sea rápida y precisa.

Ventajas del producto
Mejores prestaciones
Se mejora la flexibilidad1 del perfil de entrada reducido en la lesión2 y se
incorpora un contorno optimizado que permiten la navegación del catéter en elcaso de enfermedades complejas.
Máximo control
Ahora el médico puede usar la aguja guía de 0,014 pulgadas que prefieray conservar la posición de la aguja durante toda la intervención, incluso
en la retirada y las evaluaciones tras la ICP.
Compatibilidad y precisión3
La tecnología de sensores de fibra óptica se presta menos a quese produzcan movimientos en comparación con los cables de presión
tradicionales.3

UN DISEÑO
MÁS MODERNO
que mejora la maniobrabilidad

15 % 28 %2Reducción del perfil
de entrada en la lesión1

Más flexibilidad

El Navvus II de ACIST funciona
con todos los minisistemas FFRde intercambio rápido RXi o RXi.

Grupo Bracco

Microcatéter FFR de intercambio rápido

Producto y especificaciones técnicas
Longitud del microcatéter
Longitud del eje distal de intercambio rápido
Límites de temperatura ambiente operativa
Límites de presión atmosférica operativa
Compatibilidad
Precisión de la presión
Respuesta en frecuencia

Ref. 016675
Total: 335 cm (131,9 in); operativa: 150 cm (59,1 in)
26 cm (10,2 in)
18-30 °C (64-86 °F)
77-106 kPa (11-15 psi)
Catéteres guía de 5-8 Fr±3 % de lectura o ±3 mmHg de lectura sobre el intervalo de presión
Respuesta a 10 Hz dentro de 3 dBA de la respuesta a 1 Hz

Navvus II

Perfil de entrada más liso

Ref. 016675

NavvusPerfil en la lesión:
0,51 x 0,64 mm

5,7 mm (0,226 in)(0,020 x 0,025 in) (<2F)

Franja destacada en platino
a 2,5 mm (0,098 in) de la punta

Ref. 014667

8,5 mm (0,335 in)Longitud operativa: 150 cm (59 in)Longitud total: 335 cm (132 in)

ACIST Medical Systems, Inc.

ACIST Europe

7905 Fuller Road

Argonstraat 3Eden Prairie, MN 55344

6422 PH Heerlen

EE. UU.

The Netherlands

Tel: +1 888.670.7701

Tel.: +31 45 750 700

customer.support@acist.com

acistinfo@bracco.com

acist.com

1. TR-07888: En comparación con el microcatéter FFR Navvus® en pruebas de laboratorio. Datos archivados en ACIST. Puede no ser indicativo de rendimiento clínico.
2. TR-08707: En comparación con el microcatéter FFR Navvus® en pruebas de laboratorio. Datos archivados en ACIST. Puede no ser indicativo de rendimiento clínico.
3. William F. Fearon, Jeffrey W. Chambers, Arnold H. Seto, Ian J. Sarembock, Ganesh Raveendran, Charlotte Sakarovitch, Lingyao Yang, Manisha Desai,
Allen Jeremias y Matthew J. Price y para los investigadores del estudio ACIST-FFR. Publicado originalmente el 15 de diciembre de 2017https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005905Circulation: Cardiovascular Interventions. 2017;10:e005905
ACIST, ACIST RXi y Navvus son marcas comerciales de ACIST Medical Systems, Inc. ACIST Medical Systems, Inc. se reserva el derecho de modificarlos datos y las características descritas en este documento o dejar de fabricar los productos especificados en cualquier momento, sin aviso previo
u obligación alguna. Póngase en contacto con su representante autorizado de ACIST para recibir la información más actualizada.
© 2020 ACIST Medical Systems, Inc. Reservados todos los derechos. P/N:30-100053_EU_ES 04/20 Rev 2