さまざ まな
筋力評価がカ ン タン

測 定 デ ー タを 簡 便 に P C へ

プッシュセンサー 単 独で、オプションセンサーとの組み合わせで、デ ジタル 転 送 できる 無 線（ W i - F i ）モ デルと無 線 機 能 なしの シンプル モ デル の 2 種 。

本体寸法

モービィ Zシリーズは、表示部とプッシュセンサー部を分離できます。

mob ie ZⅡ（ 無 線モデル M T- 2 0 2 ）プッシュセンサーを各オプションセンサーに交換すれば、多様な評価が可能になります。

約240ｇ（表示部＋プッシュセンサー）※充電池含む

測定範囲

50kgf以下

最小単位

0.1kgfN（ニュートン）・kgf（キログラムフォース）・lbf（ポンドフォース）

表示単位（任意切替）※1

アナログ出力機能
連続使用時間

希望小売価格（税別）

表示画面に計測結果が表示されます。

構成〇×〇

〇

60分

60分／ 40分

135,000円

320,000円（専用ケーブルが別途必要）（充電時間1.5時間）（ピークホールド方式）

Hand Held Dynamometer±2％ RO以内

精度

デジタルデータ転送（シンプルモデル M T- 2 0 1 ）mobie ZⅡ（無線モデル）

90（L）×48（W）×32（H）㎜（無線転送、USB転送は任意に切替）

mob ie Z

M T-202

mobie Z（シンプルモデル）

本体質量

さまざまな筋力評 価が可 能 。

MT-20 1

品名・型式仕様（Wi-Fi接続時）

オプ ション

プルセンサー（ シン プ ル モ デ ル ）モ ー ビィ ZⅡ（ 無 線 モ デ ル ）表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池（単４形）
1 本※2、充電用USB ケーブル、USB-ACアダプター

表示部とプッシュセンサー部を分離し、様々なセンサーに交換可能。
※旧型モービィ（MT-100）には対応しておりません。

MT-250

希 望 小 売 価 格 ／ 6 0 ,0 0 0円（ 税 別 ）ピンチセンサー

ど こ で も 多 様 な 筋 力 評 価

MT-240軽 量 ＆ コ ン パ クト

希 望 小 売 価 格 ／ 6 5 ,0 0 0円（ 税 別 ）本体寸法／ 114（L）×48（W）×21（H）㎜、ベルト寸法／ 1000（L）×24（W）㎜（バックル部除く）

本体寸法／ 115（L）×45（W）×17（H）㎜、本体質量／約160g

本体質量／約147g（ベルト部除く）、測定範囲／ 150kgf以下、最小単位／ 0.1kgf

ピンチ幅／約10㎜、測定範囲／ 30kgf以下、最小単位／ 0.1kgf、精度／ ±2％ RO以内

精度／ ±2％ RO以内、〔構成〕プルセンサー、ベルト2本、パッド1個

モービィ Zシリーズに標 準 装 備の外 部出力ポートからアナログデータを出力するための専用ケーブル。

握力センサー

股関節：伸展肩：外転MT-230

アナログ外部出力ケーブル

MT-221

希 望 小 売 価 格 ／ 1 4 0 ,0 0 0円（ 税 別 ）希 望 小 売 価 格 ／ 1 5 ,0 0 0円（ 税 別 ）本体寸法／ 175（L）×140（W）×35（H）㎜、本体質量／約490g

寸法／ケーブル約1000㎜、コネクタ／ USB（micro-B) to BNC(オス）、アナログ出力／ 0〜３V

測定範囲／ 90kgf以下、最小単位／ 0.1kgf、精度／ ±2％ RO以内

※パソコンへのデータ入力にはA/D変換器等が必要です。

モービィ Zシリーズをコンパクトに収納するケース。

オ プ シ ョン セ ン サ ー と 組 み 合 わ せ て

収納ケース

MST-10

希 望 小 売 価 格 ／ 5 ,5 0 0円（ 税 別 ）本体寸法／ 350（L）×260（W）×90（H）㎜、収納可能寸法／ 340（L）×180（W）×70（H）㎜
質量／約900g、耐荷重／ 5kg、材質／高密度ポリエチレン、ポリウレタン

プルセンサー MT- 250

モ ー ビィ Z※1 専用ソフトウエア標準付属（OS：Win10のPCをご用意ください）※1 デジタル出力用USBケーブルは充電用ケーブルと兼用 ※2 ニッケル水素電池以外は使用しないでください。

プ ッシ ュセ ン サ ー 1 台 で膝：伸展ハ ンド ヘ ルド ダイナ モ メ ー タ ー

握力センサー M T- 2 3 0

ピンチセンサー M T- 2 4 0牽引法で計測できるので、再現性の高い評価

海 外 標 準 の ジ ェ イマ ー 型 ハ ンドル の セン

0.1kgf単 位でのピンチ力を表 示 可 能です。

が可能です。ベルトで固定するため、プッシュサーです。5ポジションテストやポジション2油圧ピンチ計では困難だった1kgf以下の評

式では計測しにくい評価が簡単に行えます。の標準テストが簡便に行えます。

価もできます。
A179 2022.02

M T- 2 0 1
M T- 2 0 2

被 験 者のモチベーションアップに、チームアプローチの共 通 指 標に。

デ ー タ 表 示・

筋 力 評 価 が 手 軽 に 実 施 できるモ ービィ Z シリーズ

+ ソフトウエア「GET DATA」を 使えば・・・・・

記録がカ ン タン

カ ン タン

多 様な筋出力データの表 示・記 録が可能に。

モービィ Zシリーズは、高精度なプッシュセンサータイプのハンドヘルドダイナモメーターです。

モービィ Z II（ 無線モデル）に、ソフトウェア「GET DATA（ゲットデータ）」を使えば、選 べる
2 モ デル

小型で持ち運びやすく、手軽に精度の高い筋力評価を行えます。
測定内容を最大筋力のみに絞った「シンプルモデル」、※「G ET DATA」はWEBサイトよりダウンロードが必 要です。

筋力データをリアルタイムでPCに表示できるほか、カンタンな操作で、多様な測定データが得られ ます。

約3,300人※ 以上の日本人標準データとの比較が可能。

ソフトウエア「GET DATA」と組み合わせて筋力を多角的に評価・分析できる「無線モデル」からお選びいただけます。
Feature 01「MMT3・4・5」という表現では被験者に伝わりにくい筋力をkgf単位※で表示します。
※N（ニュートン）、lbf（ポンドフォース）での表示も可能。

3 つ の カンタンを 実 現「モービィプロジェクト」のWEBサイトで性別•年代別の筋

Feature 02

筋 力をフォースカ ーブ で 表 示

力データの閲覧が可能です。標準データと簡単に比較できる「モービィ筋力評価シート」のダウンロードも行えます。

測 定 デ ータをピークフォースだけでなく、最大筋力発揮時間も計測できます。

C S Vファイルで 保 存 可 能フィードバックトレーニングや筋力の定性的評価（筋発揮調整力など）が行えます。

市販の表計算ソフトなどを併用することで、※2022年1月現在のデータです。筋力データは情報を随時更新しています。

瞬発力、筋疲労（持久力）などの詳細な解析

さ ま ざ ま な 筋 力 評 価 が カ ン タンが可能になります。
※表計算ソフトは付属しません。

（シンプルモデル）

デ ー タ 表 示・記 録 が カ ン タン

デ ータ比 較 が※※サンプリング周波数:100Hz
データ保存時間:1ファイル最大300秒（5分間）

最 大 筋力Z E R Oオフセットボタン

デ ー タ 比 較 が カ ン タン
※モービィ ZIIのみ［モービィプロジェクトとは］
計 測方法

表計算ソフト画面

1

電源スイッチをONへスライドします。

2

ZEROオフセットボタンを押し、表示を0にリセットします。の構築、日本人の筋力データの集積、ワークショップ、セミナーの企画開催等を実施。2022年1月現在、男女合わせて約3,300人以上、特に60歳以上は1,400人を超えるデータ（長押しをすると単位がkgf→N→lbfの順で計測単位が切り替わります）

3が集まっています。また、測定の再現性や妥当性のために、（無線モデル）

正しい姿勢でモービィ Z・ZII全体を手で包むように持ち、プッシュセンサーを支えます。運動方向に対して垂直にモービィ Z・ZIIをあて、被験者と力が釣り合うよ

最 大 筋力

うに保ちます。

4

2012年にスタートし、各 筋力測 定 方 法（ポジショニング）フォースカーブ表示 ＊（ピークホールド）
表示画面に計測結果が表示されます。

膝、体幹やそれ以外の計測方法（ポジショニング）について

簡 単 3 ス テップの紹介などの情報を発信しています。

「 G E T D ATA 」を 使ったデ ータ表 示・記 録 方 法

CS Vファイル保 存 ＊＊はソフトウェア「GET DATA」を使用した場合

電 源スイッチ1

デ ータを無 線 方 式（W i -Fi ）または有 線 方 式（USBケーブル ）でPCへデジタル転送

2

ソフトウエアを起 動する「荷重軸 単位」を選択し、「保存時間」を設定（最大300秒）した後「計測開始」をクリック。

サンプリング： 1 0 0 Hz

3

測定データを保存する
波形が表示されたら「保存開始」をクリックし、設定した時間が経過したら保存する。
※途中で「計測終了」して保存可能

Wi-Fi or USB 任意選択

バッテリー 切れでも素早く対応できる安心設計
USBケーブルで100Vコンセントから充電します。

測定データのアナログ出力標準 装 備
モービィ Zシリーズにオプションのアナログ出力ケーブル

Wi-Fiの場合、PCからWi-Fiでモービィ ZIIを選択し接続

バッテリー が 切 れても充 電しながら使 用するこ（MT-221）を使用すれば、他の計 測 機 器と同 期 計 測 が 可ともできます。また、市販の単4形充電池（ニッケ能です。

ル水素電池）を使用しているため、予備のバッテ※パソコンへのデータ入力には別 途 A/D変 換 器 等が必 要です。

ソフトウェア「GE T DATA」の動作環境（推奨仕様）

リーを交換すればすぐに使用できます。

OS： Windows10
メモリ：8GB以上

CPU：Intel®Corei5以上
HDD：500GB以上※市販のニッケル水素電池以外使用しないで下さい。

※USBケーブル（Type-A to micro-B）
を標準付属

詳しくはこちらモービィプロジェクト検索［プロジェクト事務局］北海道千歳リハビリテーション大学

被 験 者のモチベーションアップに、チームアプローチの共 通 指 標に。

デ ー タ 表 示・

筋 力 評 価 が 手 軽 に 実 施 できるモ ービィ Z シリーズ

+ ソフトウエア「GET DATA」を 使えば・・・・・

記録がカ ン タン

カ ン タン

多 様な筋出力データの表 示・記 録が可能に。

モービィ Zシリーズは、高精度なプッシュセンサータイプのハンドヘルドダイナモメーターです。

モービィ Z II（ 無線モデル）に、ソフトウェア「GET DATA（ゲットデータ）」を使えば、選 べる
2 モ デル

小型で持ち運びやすく、手軽に精度の高い筋力評価を行えます。
測定内容を最大筋力のみに絞った「シンプルモデル」、※「G ET DATA」はWEBサイトよりダウンロードが必 要です。

筋力データをリアルタイムでPCに表示できるほか、カンタンな操作で、多様な測定データが得られ ます。

約3,300人※ 以上の日本人標準データとの比較が可能。

ソフトウエア「GET DATA」と組み合わせて筋力を多角的に評価・分析できる「無線モデル」からお選びいただけます。
Feature 01「MMT3・4・5」という表現では被験者に伝わりにくい筋力をkgf単位※で表示します。
※N（ニュートン）、lbf（ポンドフォース）での表示も可能。

3 つ の カンタンを 実 現「モービィプロジェクト」のWEBサイトで性別•年代別の筋

Feature 02

筋 力をフォースカ ーブ で 表 示

力データの閲覧が可能です。標準データと簡単に比較できる「モービィ筋力評価シート」のダウンロードも行えます。

測 定 デ ータをピークフォースだけでなく、最大筋力発揮時間も計測できます。

C S Vファイルで 保 存 可 能

フィードバックトレーニングや筋力の定性的評価（筋発揮調整力など）が行えます。

市販の表計算ソフトなどを併用することで、※2022年1月現在のデータです。筋力データは情報を随時更新しています。

瞬発力、筋疲労（持久力）などの詳細な解析

さ ま ざ ま な 筋 力 評 価 が カ ン タンが可能になります。
※表計算ソフトは付属しません。

（シンプルモデル）

デ ー タ 表 示・記 録 が カ ン タン

デ ータ比 較 が※※サンプリング周波数:100Hz
データ保存時間:1ファイル最大300秒（5分間）

最 大 筋力Z E R Oオフセットボタン

デ ー タ 比 較 が カ ン タン
※モービィ ZIIのみ［モービィプロジェクトとは］
計 測方法

表計算ソフト画面

1

電源スイッチをONへスライドします。

2

ZEROオフセットボタンを押し、表示を0にリセットします。の構築、日本人の筋力データの集積、ワークショップ、セミナーの企画開催等を実施。2022年1月現在、男女合わせて約3,300人以上、特に60歳以上は1,400人を超えるデータ（長押しをすると単位がkgf→N→lbfの順で計測単位が切り替わります）3が集まっています。また、測定の再現性や妥当性のために、（無線モデル）

正しい姿勢でモービィ Z・ZII全体を手で包むように持ち、プッシュセンサーを支えます。運動方向に対して垂直にモービィ Z・ZIIをあて、被験者と力が釣り合うよ

最 大 筋力うに保ちます。

42012年にスタートし、各 筋力測 定 方 法（ポジショニング）フォースカーブ表示 ＊（ピークホールド）
表示画面に計測結果が表示されます。

膝、体幹やそれ以外の計測方法（ポジショニング）について

簡 単 3 ス テップの紹介などの情報を発信しています。

「 G E T D ATA 」を 使ったデ ータ表 示・記 録 方 法

CS Vファイル保 存 ＊＊はソフトウェア「GET DATA」を使用した場合

電 源スイッチ1

デ ータを無 線 方 式（W i -Fi ）または有 線 方 式（USBケーブル ）でPCへデジタル転送

2

ソフトウエアを起 動する「荷重軸 単位」を選択し、「保存時間」を設定（最大300秒）した後「計測開始」をクリック。

サンプリング： 1 0 0 Hz

3

測定データを保存する
波形が表示されたら「保存開始」をクリックし、設定した時間が経過したら保存する。
※途中で「計測終了」して保存可能

Wi-Fi or USB 任意選択

バッテリー 切れでも素早く対応できる安心設計
USBケーブルで100Vコンセントから充電します。

測定データのアナログ出力標準 装 備モービィ Zシリーズにオプションのアナログ出力ケーブル

Wi-Fiの場合、PCからWi-Fiでモービィ ZIIを選択し接続

バッテリー が 切 れても充 電しながら使 用するこ（MT-221）を使用すれば、他の計 測 機 器と同 期 計 測 が 可ともできます。また、市販の単4形充電池（ニッケ能です。

ル水素電池）を使用しているため、予備のバッテ※パソコンへのデータ入力には別 途 A/D変 換 器 等が必 要です。

ソフトウェア「GE T DATA」の動作環境（推奨仕様）

リーを交換すればすぐに使用できます。

OS： Windows10
メモリ：8GB以上

CPU：Intel®Corei5以上
HDD：500GB以上※市販のニッケル水素電池以外使用しないで下さい。

※USBケーブル（Type-A to micro-B）
を標準付属

詳しくはこちらモービィプロジェクト

検索［プロジェクト事務局］北海道千歳リハビリテーション大学

さまざ まな
筋力評価がカ ン タン

測 定 デ ー タを 簡 便 に P C へ

プッシュセンサー 単 独で、オプションセンサーとの組み合わせで、デ ジタル 転 送 できる 無 線（ W i - F i ）モ デルと無 線 機 能 なしの シンプル モ デル の 2 種 。

本体寸法

モービィ Zシリーズは、表示部とプッシュセンサー部を分離できます。

mob ie ZⅡ（ 無 線モデル M T- 2 0 2 ）プッシュセンサーを各オプションセンサーに交換すれば、多様な評価が可能になります。

約240ｇ（表示部＋プッシュセンサー）※充電池含む

測定範囲

50kgf以下

最小単位

0.1kgfN（ニュートン）・kgf（キログラムフォース）・lbf（ポンドフォース）

表示単位（任意切替）※1

アナログ出力機能
連続使用時間

希望小売価格（税別）

表示画面に計測結果が表示されます。

構成

〇×〇

〇

60分

60分／ 40分

135,000円

320,000円（専用ケーブルが別途必要）（充電時間1.5時間）（ピークホールド方式）

Hand Held Dynamometer±2％ RO以内

精度

デジタルデータ転送（シンプルモデル M T- 2 0 1 ）mobie ZⅡ（無線モデル）

90（L）×48（W）×32（H）㎜（無線転送、USB転送は任意に切替）

mob ie Z

M T-202

mobie Z（シンプルモデル）

本体質量

さまざまな筋力評 価が可 能 。

MT-20 1

品名・型式仕様（Wi-Fi接続時）

オプ ション

プルセンサー（ シン プ ル モ デ ル ）モ ー ビィ ZⅡ（ 無 線 モ デ ル ）表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池（単４形）
1 本※2、充電用USB ケーブル、USB-ACアダプター

表示部とプッシュセンサー部を分離し、様々なセンサーに交換可能。
※旧型モービィ（MT-100）には対応しておりません。

MT-250

希 望 小 売 価 格 ／ 6 0 ,0 0 0円（ 税 別 ）ピンチセンサー

ど こ で も 多 様 な 筋 力 評 価

MT-240軽 量 ＆ コ ン パ クト

希 望 小 売 価 格 ／ 6 5 ,0 0 0円（ 税 別 ）本体寸法／ 114（L）×48（W）×21（H）㎜、ベルト寸法／ 1000（L）×24（W）㎜（バックル部除く）

本体寸法／ 115（L）×45（W）×17（H）㎜、本体質量／約160g

本体質量／約147g（ベルト部除く）、測定範囲／ 150kgf以下、最小単位／ 0.1kgf

ピンチ幅／約10㎜、測定範囲／ 30kgf以下、最小単位／ 0.1kgf、精度／ ±2％ RO以内

精度／ ±2％ RO以内、〔構成〕
プルセンサー、ベルト2本、パッド1個

モービィ Zシリーズに標 準 装 備の外 部出力ポートからアナログデータを出力するための専用ケーブル。

握力センサー

股関節：伸展肩：外転MT-230アナログ外部出力ケーブル

MT-221

希 望 小 売 価 格 ／ 1 4 0 ,0 0 0円（ 税 別 ）希 望 小 売 価 格 ／ 1 5 ,0 0 0円（ 税 別 ）本体寸法／ 175（L）×140（W）×35（H）㎜、本体質量／約490g

寸法／ケーブル約1000㎜、コネクタ／ USB（micro-B) to BNC(オス）、アナログ出力／ 0〜３V

測定範囲／ 90kgf以下、最小単位／ 0.1kgf、精度／ ±2％ RO以内

※パソコンへのデータ入力にはA/D変換器等が必要です。

モービィ Zシリーズをコンパクトに収納するケース。

オ プ シ ョン セ ン サ ー と 組 み 合 わ せ て

収納ケース

MST-10

希 望 小 売 価 格 ／ 5 ,5 0 0円（ 税 別 ）本体寸法／ 350（L）×260（W）×90（H）㎜、収納可能寸法／ 340（L）×180（W）×70（H）㎜
質量／約900g、耐荷重／ 5kg、材質／高密度ポリエチレン、ポリウレタン

プルセンサー MT- 250

モ ー ビィ Z※1 専用ソフトウエア標準付属（OS：Win10のPCをご用意ください）※1 デジタル出力用USBケーブルは充電用ケーブルと兼用 ※2 ニッケル水素電池以外は使用しないでください。

プ ッシ ュセ ン サ ー 1 台 で

膝：伸展ハ ンド ヘ ルド ダイナ モ メ ー タ ー

握力センサー M T- 2 3 0

ピンチセンサー M T- 2 4 0牽引法で計測できるので、再現性の高い評価

海 外 標 準 の ジ ェ イマ ー 型 ハ ンドル の セン

0.1kgf単 位でのピンチ力を表 示 可 能です。

が可能です。ベルトで固定するため、プッシュサーです。5ポジションテストやポジション2油圧ピンチ計では困難だった1kgf以下の評

式では計測しにくい評価が簡単に行えます。の標準テストが簡便に行えます。

価もできます。
A179 2022.02

M T- 2 0 1
M T- 2 0 2