大容量ズーム直流電源
新発売 DZ-X シリーズ

6kW、12kW、18kW
80V / 200A、400A、600A

6kW

シンプル＆フレキシブル

12kW

18kW

※:外観についてお断りなく変更することがあります。

https：//www.takasago-ss.co.jp

項 目形名希望小売価格（円・税抜）
定格出力電圧定格出力電流定格出力電力設定範囲
定電圧特性（CV） 設定確度
設定分解能
設定範囲
定電流特性（CC） 設定確度
設定分解能
定電力特性（CP） 設定範囲
電圧スルーレート設定範囲
スルーレート
電流スルーレート設定範囲
動作電源
動作環境
外形寸法（突起物含まず）
出力仕様

最大直列台数
マスター
ブースター
直並列運転
〈※3〉

最大並列台数最大定格出力電圧
最大定格出力電流
最大定格出力電力

各種機能

仕 様
DZ-X-12k-L
1,705,000

DZ-X-6k-L
1,137,000

内部抵抗可変非常停止入力汎用接点入力ステータス出力
リモートセンシング
保守アナウンス
インフォメーション
WEBサーバーユーザー校正単体時
USBポート利用時ファームウェアバージョンアップ
標準装備
パターン運転インタフェース
質量
入力端子/ FG端子
出力端子
オプション

DZ-X-18k-L
2,160,000

80V
200A
400A
600A
6ｋW
12ｋW
18ｋW
0.000V～84.000V
0.000V～84.000V
0.000V～84.000V
設定値の±(0.1%+80ｍV）〈※1〉
設定値の±(0.1%+80ｍV）〈※1〉
設定値の±(0.1%+80ｍV）〈※1〉
2mV
2mV
2mV
0.00A～210.00A
0.00A～420.00A
0.00A～630.00A
設定値の±(0.2%+200ｍA）〈※2〉
設定値の±(0.2%+400ｍA）〈※2〉
設定値の±(0.2%+600ｍA）〈※2〉
10mA
20mA
30mA
0.000kW～6.300kW
0.000kW～12.600kW
0.000kW～18.900kW
0.16V/ms～80.00V/ms
0.16V/ms～80.00V/ms
0.16V/ms～80.00V/ms
0.2A/ms～200.0A/ms
0.4A/ms～400.0A/ms
0.6A/ms～600.0A/ms
AC180V～AC242V 単相 50Hz/60Hz
AC180V～AC242V 3相 50Hz/60Hz
周囲温度0～50℃(動作） / 0～60℃(保存）、湿度20～85%RH(動作） / 20～85%RH(保存） 凍結、結露、腐食性ガスなきこと
445.0mm(W) x 140.2mm(H) x 828.2mm(D)3台〈※3〉
直並列接続の最大接続数は20台まで10台〈※3〉直並列接続の最大接続数は20台まで / 並列接続のみ6kW、12kW、18kWの混在が可能
240V〈※3〉３台直列接続時
2000A〈※3〉4000A〈※3〉6000A〈※3〉
同一機種10台並列接続時
同一機種10台並列接続時
同一機種10台並列接続時
120kW〈※3〉240kW〈※3〉360kW〈※3〉
同一機種20台直並列接続時
同一機種20台直並列接続時
同一機種20台直並列接続時〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
前面 USB2.0 type-A コネクタにUSBメモリ(パターン運転データ格納)を接続することにより利用可能
前面 USB2.0 type-A コネクタにUSBメモリ(要アップデートデータ格納)を接続することにより利用可能
LAN(背面)、USB2.0 type-B（背面）、USB2.0 type-A（前面）〈※4〉
35kg
45kg
55kg
M5ネジ
M5ネジ
M5ネジ
M16ボルトナット
M16ボルトナット
M16ボルトナット
LinkAnyArts-SC2(LA-4137)、EMG-BOX、直並列ケーブル、直並列モジュール、入出力ケーブル※１：出力電圧設定値＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、 ＋5Ｖ以下の電圧設定確度は保証外 ※２：出力電圧＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、+5Ｖ以下の電流設定確度は保証外 ※3：直列、並列接続をして、直並列運転を行う場合、オプションの直並列ケーブル、直並列モジュールが必要です。 ※4：通信には利用できません。

■小型
本体の高さを弊社直流電源HX-S-Gと比べ約40％削減(12kW時)、これによりラック実装時の省スペース化を提供■ズーム機能最大電力の範囲で出力電圧と出力電流を可変が可能
80V
Ⅼタイプ（80V）
6kW/12kW/18kW

出力電圧DZ-X

直並列接続により最大電力360kWまで出力が可能(DZ-X-18kｰL 20台 構成時)
最大出力電流
また、並列接続のみ同一電圧帯機種（DZ-X-6k-L
最大直列/並列
出力電圧 6kW 12kW 18kW/12k-L/18k-Lシリーズ）での混在接続可能

最大直並列接続構成例+5V以下の電圧・電流設定確度は保証外

30V

HX-S-G■フレキシブル接続 直列接続3台/並列接続10台をサポート

3台/6台

240V

1200A 2400A 3600A

2台/10台160V

2000A 4000A 6000A

1台/10台80V

2000A 4000A 6000A注）最大出力電力の範囲での電圧/電流の設定が可能
並列接続のみの場合は10台まで

出力範囲

5V0

ご注意

75A
150A
225A
出力電流200A(6kW)
400A(12kW)
600A(18kW)【製品の保証期間】原則として納入日から2年間とし、その期間内に製造側に責がある故障が発生した場合は無償で保守致します。（取扱説明書に記載する使用条件を超えて使用した場合・使用上の不注意による場合・弊社の了解なしで回路変更・調整が原因で故障した
場合・火災、自然災害、その他外部要因等の場合は対象外となります。）またこの保証は日本国内に限り有効です。【記載内容について】 このカタログの記載内容（性能、仕様、外観）はお断りなく変更することがあります。カタログに掲載されている製品の色は、印刷の都合上、実際とは異なることがあります。また、諸般の事情により生産中止になる場合もございますので、注文の際は当社または当社販売店までご確認のほどお願い申し上げます。【輸出に関して】本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、当該手続きにあたっては、輸出国、使用目的等を当社から確認させて頂きますので予めご了承ください。【海外持ち出し品の修理対応について】 国内販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には国内での修理対応となります。保証期間内であっても当社迄の輸送費用は御負担頂いた上、修理は無償扱いと致します。【このカタログについて】 このカタログの記載内容につきましては、出来る限り正確な情報を記載するように努めておりますが、万一誤植、誤記などの不備な点など、お気付きの点がございましたら、弊社営業部までご一報下さい。

販売店

ホームページ https：//www.takasago-ss.co.jp

LinkAnyArtsは株式会社高砂製作所の登録商標です。
記載内容は、2023年11月 現在のものです。記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

2023.11ver1.1