ピ コ 秒 過 渡 吸 収 分 光 シス テム

picoTASpicoTAS なら短寿命中間体を簡単に測定できます特長

光が関わる多くの現象では、瞬時に生成・消滅する中間体（過渡種）が生成物や反応効率を決める上で重要な役割を果たしています。これらの中間体は一つの反応系でも複数存在し、観測される時間スケールも波長領域も異なります。

picoTASは時間・波長の両方で広い範囲にわたって中間体の光吸収信号を観測でき、

 ギャップ時間帯(1ns～20ns)を完全にカバーさまざまな高速反応の研究や高性能デバイスの開発に貢献します。

 100 ピコ秒からミリ秒の過渡吸収測定
 可視～近赤外の広い測定波長領域
 発光信号を除去し、純粋な過渡吸収を測定
 ポンプ光とプローブ光は非同期
 コンパクト設計、光学ベンチ不要（-ns モデル）
 お手持ちのパルスレーザーにも対応可能
過渡吸収分光法とは・・・
過渡吸収分光法 (Transient Absorption Spectroscopy) 吸収（吸光度）の変化を高速測定

は、吸収分光測定を超高速に時間分解して行う方法です。パルス光で 短寿命中間体（過渡種）を検出・識別

対象試料の高速光反応を誘起し、引き続いて起こる過程を吸光度や 発光性、非発光性中間体のいずれも検出可能

同じ時間分解分光法である蛍光寿命測定法で得られる情報は、多く吸収スペクトルの時間変化として観測します。

 複雑な反応過程を追跡・解析可能広範なアプリケーションの場合、反応初期の蛍光性中間体（励起一重項）のものに限られます。過渡吸収分光法であれば非発光性の中間体・中間状態（短寿命ラジカル、電子移動状態、など）の情報も得ることができ、初期過程に続く複雑な反応過程も全て追跡することができます。

対象領域

従来品と picoTAS の違いは・・・

psns

ポンプ・プローブ法

μs2とナノ秒フラッシュフォトリシス法は、いずれも 1ナノ秒から 20ナ

mss

ナノ秒フラッシュ・フォトリシス法

ギャップ時間帯現象

 励起一重項
 三重項
 電子移動 電荷分離 ラジカル生成・消滅
 エキシマー生成・消滅
 エネルギー移動 など

従来の過渡吸収測定法であるフェムト秒ポンプ・プローブ法

picoTASfs

 色素標識 DNA
 フォトクロミック
 光スイッチング 量子ドット 人工光合成
 光触媒
 有機系太陽電池 など

ノ秒の時間帯の測定が困難でした。また蛍光やりん光を有する発光性試料では、多くの場合純粋な過渡吸収信号が得られませんでした。

picoTAS は従来測定が難しかった 1 ナノ秒から 20 ナノ秒の「ギャップ時間帯」を含む広い時間帯の測定を可能にしました。さらに発光の影響を差し引くことができるという長所も兼ね備えており、発光性、非発光性を問わず、これまで観測できなかった中間体を正確に検出・測定することができます。

対象物質

 フラーレン ポルフィリン
 光反応性有機分子
 各種金属錯体
 酸化チタン 有機EL素子
 ナノカーボン など

学問
分野

 光化学
 光物理学 光生物学 ナノサイエンス 材料化学 エネルギー化学
 環境化学 など
3picoTAS システム構成
picoTAS 光学ユニット (分光器、光学系、試料室、検出器)

NIR

1600 nmモデルと対応範囲（時間・波長）• 410-1600 nm

色収差を最小限に抑えた光学設計

800 nmPC• ダブルビーム式

光源のふらつきを補正します
VIS• 2mm溶液セル、薄膜ホルダー
2mmセル・薄膜試料で高い励起効率• 自動シャッター（ポンプ、プローブ）• プローブ光強度オートバランス機構

400 nm• 斜入射配置ポンプ光学系

専用
オシロスコープps

ns-ps (ピコ秒)
モデル

µs

s

ms-ns (サブナノ秒)
モデル

フォトニッククリスタルファイバー

プローブ光源

ポンプ光源

高繰り返しスーパーコンティニュアム白色光源
50-100 ps, 20 MHz, 410-1600 nm-ns モデル パルス幅 350 ps, 1 kHz
または-ps モデル パルス幅 25 ps, 1 kHz

picoTAS のプローブ光（パルス列）と ポンプ光（パルス）は非同期です
測定原理 RIPT (リプト)法 (Randomly Interleaved Pulse Train Method)
ポンプ 1 回目

RIPT （リプト） 法ではポンプ光照射ごとにポンプ光（< 1 ns, ～1kHz）とプローブ光（スーパーコンティニュアム白色光源, 50～100ps,20MHz）の信号波形を高速フォトダイオードとオシロスコープで記録します。これらの信号からポンプ光と全てのプローブ光の遅延時間を計算します。またサンプルを透過したプローブ光パルスの1つ1つの光強度をアンプ付検出器（フォトダイオード etc.)で同じオシロスコープに記録し、その強度を遅延時間に基づいてPC上で並べ替えます。ポンプ光照射を繰り返すと、ポンプ光とプローブ光は非同期なので毎回遅延時間が異なります。したがってポンプ光照射を多数回繰り返すことにより、やがて時間的に連続的なデータが蓄積されます。これを吸光度演算しPC上でプロットすることによって、高い時間分解能と広い測定時間幅が同時に達成された過渡吸収信号となります。

4

ポンプ 2 回目

Optics Letters, 41, 1498 (2016)

ポンプ k 回目

ポンプI

プローブt d [1]

検出信号t d [2]t d [k]再構成ウィンドウ
吸光度変化の計算

td5ギャップ時間帯 (1ns～20ns) を完全にカバーしました
1ナノ秒から 20ナノ 秒の時間領域は、従来の方法では過渡吸収の測定が難しい「ギャップ時間帯」

でしたが、picoTASはこれまでほとんど計測できなかったこの時間領域の測定を可能にしました。

Benzophenon in Acetonitrile
Probe at 550 nm

可視～近赤外の広い波長領域を継ぎ目無く測定できます
picoTAS なら可視(> 410 nm) から近赤外 (< 1600 nm) までの広い波長範囲を連続的に測定することができます。特に近赤外領域は近年観測の必要性が高まっています。

ギャップ時間帯には、「励起一重項状態」 多くの光化学反応の最初の励起状態「励起三重項状態」 第二の励起状態で、反応生成物を決めるなど応用面において重要な鍵を握る中間状態「ラジカル種」
反応性の高い中間状態のほか、波長ごとの時間分解データ取得

分子内、分子間のさまざまな状態や反応過程が存在します
ギャップ時間帯
フラッシュフォトリシスポンプ・プローブ

picoTAS
ナノ秒フラッシュフォトリシス
ギャップ時間帯

観測で
きる
現象
例

picoTAS

プローブ光源に用いているスーパーコンティニュアム
光源は可視から近赤外の広い波長範囲にわたって光を射出しています。その強度には波長依存性がありますが、picoTAS は検出器に入る光強度を自動的に調整します。

励起一重項
項間交差
励起三重項
ラジカル種、エネルギー移動、電子移動、etc/

fs

ps

ns

µs

mss

ポンプ・プローブ

スペクトルを抽出する
時間を選択

過渡吸収スペクトルを表示・保存

100 ピコ秒～ミリ秒の広い時間幅の測定を可能にしました
picoTAS は 100 ピコ秒からミリ秒までの６桁以上にわたる広い時間領域の測定が可能であるため、各種中間体の生成から消滅までの全体を観測できます。

C60 in toluene

Ir(ppy)3 in THF

拡張性
赤外領域やX 線領域のピコ秒プローブ光源と組み合わることにより、さらに広い波長領域（エネルギー領域）の測定も可能になります。
67picoTAS

発光信号を除去し、純粋な過渡吸収信号を測定します

測定例

picoTAS なら発光性の試料でも純粋な過渡吸収信号を得ることができます。従来の手法では蛍光やりん光に覆い隠されていた励起一重項状態や励起三重項状態の過渡吸収信号も明確に検出することができます。

時間分解能（10-90% 立ち上がり時間）の比較

従来のナノ秒フラッシュ
フォトリシスのデータ

picoTAS によるデータ

picoTAS の時間分解能は、従来の典型的なナノ秒フラッシュフォトリシスシステムの 100 倍 の 100 ps に達し、
TCSPC 法による蛍光寿命測定の時間分解能に匹敵するため、非発光性試料を含む多くの反応系に適用できます。
、

picoTAS-ps モデル<100 pspicoTAS-ns モデル<400 ps

典型的なナノ秒フラッシュ
フォトフリシスデータ～ 10 ns蛍光蛍光が混入した過渡吸収信号

蛍光が除去された真の過渡吸収信号

パラジウムポルフィリンの高速項間交差 (<10 ps ) を観測

データご提供 大阪大学末延知義先生

光触媒分子の高感度過渡吸収測定

at 900 nm

光触媒材料として優れた性質を示す酸化チタンの光反応メカニズ
ムを正しく解明するには、ポンプ光強度を小さくし、微弱な過渡吸収信号を検出しなければならないことが知られています。 この測定では、picoTAS によってナノ秒の時間領域で 1 ミリ OD 以下

蛍光
蛍光が混入した過渡吸収スペクトル蛍光が除去された真の過渡吸収スペクトル

picoTAS における発光信号の除去方法
picoTAS の測定方式である
RIPT法では、プローブ光が照射されていない瞬間をサンプリングすることで、蛍光・りん光などの発光の信号を計測することができます。
こうして得た発光信号をプローブ光の透過光信号から差し引くことで、発光の影響を除去した純粋な過渡吸収信号を得ることができます。の変化（吸収率変化 0.025% に相当）を捉えています。

フラーレン（項間交差時定数 τ =1 ns）
有機薄膜太陽電池における電子受容体として最も有望なフラーレンは、項間交差 (ISC) の時定数が 1 ns で、ポンプ・プローブ法でもナノ秒フラッシュフォトリシス法でも過渡吸収測定の難しい試料でした。picoTAS を使うと、可視から近赤外領域にわたって励起一重項の減衰／項間交差／三重項生成のスペクトルが綺麗に観測され、またマイクロ秒オーダーの三重項の減衰が完遂するまで測定できています。

ISC

Pump 355 nm, 25 ps
500 nm～1250 nm
Minimum Bin 50 ps

8

試料ご提供 日本大学加藤隆二先生

Tn←T1

Sn←S1

S1 decay9

仕様
picoTAS-nsモデル

RIPT法 (Randomly Interleaved Pulse Train method)
400 ps 以下
100 ps 以下
10 ps, 20 ps, 50 ps, 100 ps, 200 ps, 500 ps, 1 ns, 2ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns
100 ns ～ 2 ms
410 ～ 1600 nm
波長スキャン、光強度調整、シャッター制御
溶液（光路長 2 mm）、薄膜パッシブ Q-SW マイクロチップレーザ
ピコ秒モードロックレーザー
532 nm and/or 355 nm
532 nm and/or 355 nm and/or 266 nm
350 ps 以下
25 ps 以下
10 μJ 以上
80 μJ 以上
1000 Hz
100 – 1000 Hz （可変）高繰り返しピコ秒スーパーコンティニュアム光源
50-100 ps 以下（波長に依存）
20 MHz ± 5%

測定方式

時間分解能(10%-90% 立ち上り時間)
遅延時間分解能測定フルスケール
測定波長
自動制御
対応試料

ポンプ光

プローブ光
制御用ＰＣ
測定ソフトウェア

picoTAS-ps

光源
波長
パルス幅
パルスエネルギー
繰り返し周波数
光源
パルス幅
繰り返し周波数
OS

680

上面図

-ns モデル用
ポンプ光源設置スペース

プロープ光源・PC・オシロスコープの設置スペースが別途必要です。
-ps モデルではポンプ光源の設置スペースが別途必要です。

480

背面図

前面図

225

Windows 7/10

-ns モデル用
ポンプ光源設置スペース

重量45kgハードウェア自動制御、過渡吸収信号再構成・表示、カーブフィッティング (非線形最小自乗法)、
データ重ね書き、データのテキスト保存

機能

設置環境

光学ベンチ不要

picoTAS

光学ベンチ上に設置

オプション-ps モデル用波長可変ポンプ光源

各モデルと時間範囲・波長範囲
従来法において測定が困難な’ギャップ’ 時間帯

ナノ秒フラッシュ
フォトリシス法1600 nm

ポンプ・プローブ法

種別

オプティカル・パラメトリック･ジェネレータ (OPG)

励起用レーザー

ピコ秒モードロックレーザー、1kHz, 1W

射出波長410-709 nm, 710-2300 nm

パルスエネルギー

50µJ@450nm

CoolSpeK 低温セルホルダ(2mm セル仕様）

800 nm

NIR
VIS

温度範囲

-80℃～室温（高温オプションで 100℃まで）

構造・機能

液体窒素バルブの自動制御、スターラー付

コントローラ

温度制御、結露防止用ヒーター制御

液体窒素ﾃﾞｭﾜｰ

2L (-80℃での持ち時間 2 H）

グローバル解析ソフトウェア
400 nm

多成分スペクトル解析など多様な解析機能
ソフトウェア名

ps-ps(ピコ秒)
モデルnsµs

ms-ns(サブナノ秒)
モデルs

特注仕様も承ります
お客様お手持ちのポンプ光源、プローブ光源、特殊形状サンプル、測定目的に合わせ、システムを構築いたします。

励起波長を変えて実験できます-80℃～室温で過渡吸収測定ができます

fs10

光学ユニット 外形寸法 （単位 mm）

解析機能
動作環境

ポンプ光源に期待される仕様

繰り返し周期 1 kHz, パルス幅 <500 ps,
出力エネルギー 20 μJ/pulse※この仕様を満たさないものについてもご相談下さい。
① 繰り返し周波数20 MHz のスーパーコンティニュアム
光源

プローブ光源に期待される仕様② パルスピッカー内蔵のスーパーコンティニュアム光源（ 20MHz に設定できるもの）③ 高出力(100nJ/pulse) のピコ秒レーザーダイオード※ポンプ光源、プローブ光源の仕様により、システム性能が制限されることがあります。

■ ピコ秒ダイオードレーザーによる特定プローブ波長のみの計測系
プローブ光源ピコ秒ダイオードレーザー（単一波長）

波長 (nm)450, 532, 1000, 1100, 1200, 1300

パルス幅光源に依存．
200ps@532nm, 50ps@1000nm など

米国OLIS社製 Global Works
特異値分解(SVD)、グローバルフィッティング
寿命計算、反応メカニズムモデルの選定
Windows XP/7

■ 低繰り返しスーパーコンティニュアム光源とRIPT法を活用した、長寿命発光を除去する過渡吸収システムなど．まずはご相談下さい。

11

本製品は、科学技術振興機構の先端計測分析技術・機器開発プログラムにおける、日本大学・大阪大学・名城大学との産学連携品です。

本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更することがあります。あらかじめご了承下さい。
（製品の仕様、性能はカタログ発行当時のものです）
本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁じられております。
本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

株式会社 ユニソク
E-mail: info@unisoku.co.jp

Web site: https://www.unisoku.co.jp/〒573-0131 大阪府枚方市春日野 2-4-3 TEL 072-858-6456 FAX 072-859-5655

Catalog No.
UBPT 2023-06A