電力回生型 双方向直流電源
新発売 RZ-XA シリーズ

6kW、12kW、18kW

80V / ±200A、±400A、±600A

シンプル＆フレキシブル

6kW

12kW

18kW

※:外観についてお断りなく変更することがあります。

https：//www.takasago-ss.co.jp

項 目
形名
希望小売価格（円・税抜）

仕 様
RZ-XA-12k-L
2,700,000

RZ-XA-6k-L
1,800,000

RZ-XA-18k-L
3,400,000

定格出力電圧定格出力電流定格出力電力
設定範囲
設定確度
設定分解能
設定範囲
設定確度
設定分解能
設定範囲
電圧スルーレート設定範囲
電流スルーレート設定範囲

80V
±200A
±400A
±600A
6ｋW
12ｋW
18ｋW
0.000V～+84.000V
0.000V～+84.000V
0.000V～+84.000V
定電圧特性（CV）
設定値の±(0.1%+80ｍV）〈※1〉
設定値の±(0.1%+80ｍV）〈※1〉
設定値の±(0.1%+80ｍV）〈※1〉
2mV
2mV
2mV
-210.00A～+210.00A-420.00A～+420.00A-630.00A～+630.00A
定電流特性（CC）
設定値の±(0.2%+200ｍA）〈※2〉
設定値の±(0.2%+400ｍA）〈※2〉
設定値の±(0.2%+600ｍA）〈※2〉
10mA
20mA
30mA
定電力特性（CP）-6.300kW～+6.300kW-12.600kW～+12.600kW-18.900kW～+18.900kW
0.16V/ms～80.00V/ms
0.16V/ms～80.00V/ms
0.16V/ms～80.00V/ms
スルーレート
0.2A/ms～200.0A/ms
0.4A/ms～400.0A/ms
0.6A/ms～600.0A/ms
動作電源
AC180V～AC242V 単相 50Hz/60Hz
AC180V～AC242V 3相 50Hz/60Hz
動作環境
周囲温度0～50℃(動作） / 0～60℃(保存）、湿度20～85%RH(動作） / 20～85%RH(保存） 凍結、結露、腐食性ガスなきこと
外形寸法（突起物含まず）
445.0mm(W) x 140.2mm(H) x 828.2mm(D)3台〈※3〉
最大直列台数直並列接続の最大接続数は20台まで
10台〈※3〉最大並列台数直並列接続の最大接続数は20台まで / 並列接続のみ6kW、12kW、18kWの混在が可能
マスター
ブースター
240V〈※3〉
最大定格出力電圧
直並列運転
３台直列接続時〈※3〉±2000A〈※3〉±4000A〈※3〉±6000A〈※3〉
最大定格出力電流
同一機種10台並列接続時
同一機種10台並列接続時
同一機種10台並列接続時±120kW〈※3〉±240kW〈※3〉±360kW〈※3〉
最大定格出力電力
同一機種20台直並列接続時
同一機種20台直並列接続時
同一機種20台直並列接続時内部抵抗可変〇非常停止入力〇汎用接点入力〇ステータス出力〇
リモートセンシング〇
保守アナウンス〇
各種機能
インフォメーション〇
WEBサーバー〇ユーザー校正〇単体時〇
パターン運転USBポート利用時
前面 USB2.0 type-A コネクタにUSBメモリ(パターン運転データ格納)を接続することにより利用可能
ファームウェアバージョンアップ
前面 USB2.0 type-A コネクタにUSBメモリ(要アップデートデータ格納)を接続することにより利用可能
インタフェース
標準装備
LAN(背面)、USB2.0 type-B（背面）、USB2.0 type-A（前面）〈※4〉
質量35kg45kg
55kg
入力端子/ FG端子
M5ネジ
M5ネジ
M5ネジ
出力端子
M16ボルトナット
M16ボルトナット
M16ボルトナット
オプション
LinkAnyArts-SC2(LA-4137)、EMG-BOX、直並列ケーブル、直並列モジュール、入出力ケーブル
出力仕様※１：出力電圧設定値＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、 ＋5Ｖ以下の力行・回生時の電圧設定確度は保証外 ※２：出力電圧＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、 ＋5Ｖ以下の力行・回生時の電流設定確度は保証外 ※3：直列、並列接続をして、直並列運転を行う場合、オプションの直並列ケーブル、直並列モジュールが必要です。※4：通信には利用できません。

■小型
本体の高さを弊社電源RZ-X(10kW)と比べ約60％削減(12kW時)、これによりラック実装時の省スペース化を提供
RZ-X■ズーム機能■フレキシブル接続 直列接続3台/並列接続10台をサポート

最大電力の範囲で出力電圧と出力電流を可変が可能
80V+5V以下の力行・回生時の電圧・電流設定確度は保証外

出力電圧Ⅼタイプ（80V）
6kW/12kW/18kW

5V0

直並列接続により最大電力360kWまで出力が可能(RZ-XA-18kｰL 20台 構成時)
最大出力電流
また、並列接続のみ同一電圧帯機種（RZ-XA-6k-L
最大直列/並列/12k-L/18k-Lシリーズ）での混在接続可能
出力電圧 6kW
12kW 18kW

最大直並列接続構成例-200A-400A
-600A

ご注意

-75A
-150A
-225A

0A
0A0A

75A
150A
225A

3台/6台

240V

±1200A ±2400A ±3600A

2台/10台160V±2000A ±4000A ±6000A

1台/10台80V±2000A ±4000A ±6000A

注）最大出力電力の範囲での電圧/電流の設定が可能
並列接続のみの場合は10台まで

出力範囲

30V

RZ-XA

200A (6kW)
400A (12kW)
600A (18kW)

出力電流【製品の保証期間】原則として納入日から２年間とし、その期間内に製造側に責がある故障が発生した場合は無償で保守致します。（取扱説明書に記載する使用条件を超えて使用した場合・使用上の不注意による場合・弊社の了解なしで回路変更・調整が原因で故障した場合・火災、自然災害、その他外部要因等の場合は対象外となります。）またこの保証は日本国内に限り有効です。【記載内容について】 このカタログの記載内容（性能、仕様、外観）はお断りなく変更することがあります。カタログに掲載されている製品の色は、印刷の都合上、実際とは異なることがあります。また、諸般の事情により生産中止になる場合もございますので、注文の際は当社または当社販売店までご確認のほどお願い申し上げます。【輸出に関して】本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、当該手続きにあたっては、輸出国、使用目的等を当社から確認させて頂きますので予めご了承ください。【海外持ち出し品の修理対応について】 国内販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には国内での修理対応となります。保証期間内であっても当社迄の輸送費用は御負担頂いた上、修理は無償扱いと致します。【このカタログについて】 このカタログの記載内容につきましては、出来る限り正確な情報を記載するように努めておりますが、万一誤植、誤記などの不備な点など、お気付きの点がございましたら、弊社営業部までご一報下さい。

販売店

ホームページ https：//www.takasago-ss.co.jpLinkAnyArtsは株式会社高砂製作所の登録商標です。
記載内容は、2023年11月 現在のものです。記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

2023.11ver1.1