Il misuratore elettronico dellapressione sanguigna
Modello UA-611Plus/UA-651Plus
Manuale di istruzioni Traduzione

1 - 2 cm

Il valore di pressione non è aumentato
Il bracciale non è stato applicato
correttamente.

Simboli stampati sul corpo del dispositivo.
SimboliFunzione / Significato

Pressione diastolica del sangue in mmHg

PUL/minBattiti cardiaci al minuto
Guida all’installazione delle batterie

IndiceCorrente continua

Data di produzione
SN

Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o di riporre il tubo avvolto strettamente perlunghi periodi, poiché quanto sopra potrebbe ridurre la durata dei componenti.

IP

Polarità del jack a CC

6. Utilizzo del misuratore

6.1. Come installare / Cambiare le batterie

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. In caso di sostituzione, rimuovere lebatterie usate dal vano batterie.
3. Inserire le batterie nuove nel vano batterie
come illustrato, prestando attenzione che ipoli (+) e (-) siano posizionati
correttamente.
4. Rimontare il coperchio del vano batterie.
Utilizzare esclusivamente batterie R6P,
LR6 o AA.

Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima di utilizzare il dispositivo.

Inserire fermamente la spina
attacco aria nella presa d’aria.

L’utilizzo di accessori non indicati in questo manuale potrebbe compromettere la sicurezza.

Consentire al dispositivo di adattarsi all’ambiente circostante, prima dell’uso (circa un’ora).
Non gonfiare senza avvolgere il bracciale attorno al braccio.

Jack a CC

Modello UA-651 solo
Jack a CC

5.

L’uso della misura corretta di un bracciale è importante per una lettura precisa. Se il braccialenon è della misura appropriata, la lettura potrebbe produrre un valore incorretto dellapressione sanguigna.
La misura del braccio è stampata su ogni bracciale.

Misura del braccio:

corrisponde alla circonferenza del bicipite.

Simbolo posizione arteria brachiale

Pulsante _START_ (AVVIO)
Presa d’aria

Bracciale

Spina attacco aria

W

Vano batterie
Coperchio vano batterie

M

Nota: il modello UA-611Plus non dispone della presa a CC per l’alimentatore. La presaa CC si trova sul retro, solo per il modello UA-651Plus. L’adattatore è un accessorio
opzionale (venduto separatamente)
MEMORIADisplay
Pressione sistolica
Pressione diastolica
Battiti cardiaciM

Indicatore batterie
Indicatore a barre della pressione e
indicatore della classificazione dell’OMS

5. Simboli

Simboli utilizzati sul display
SimboliFunzione / Significato
Indicazione visualizzata durante la fase dimisurazione. Lampeggia durante il
rilevamento della frequenza cardiaca.
Il simbolo I.H.B./AFib compare quando viene
rilevato un battito cardiaco irregolare. Può
illuminarsi se viene rilevata una leggera
vibrazione (come brividi o tremori).
Misurazioni precedenti memorizzate.
BATTERIE CARICHE
Indicatore di carica della batteria durante la
misurazione.
BATTERIE SCARICHE
Quando l’indicatore lampeggia, la carica dellabatteria è scarsa.
Errore interno del dispositivo.

Azione raccomandata
La misurazione è in corso.
Rimanere fermi il più possibile.

Gamma di misura adeguata

stato d’animo di eccitazione o depressione dovuto a stress emotivo, la misurazione riflettequesto stress con una lettura più elevata (o più bassa) della pressione sanguigna
normale, mentre la frequenza cardiaca risulta di solito più alta del normale.
Restare fermi senza parlare durante la misurazione.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizio fisico o aver fatto ilbagno. In tali casi, riposare per venti-trenta minuti prima di procedere alla misurazione.

incisivo e rapido sulla pressione sanguigna.
Questo apparecchio basa le relative misurazioni sul battito del cuore. In caso di battito
cardiaco molto debole o irregolare, l’apparecchio può incontrare delle difficoltà adeterminare la pressione sanguigna.

Rimuovere le batterie e premere ilpulsante _START_ (AVVIO),
quindi reinstallare le batterie. Se
l’errore persiste, contattare il
rivenditore.

stessa ora.
Le prestazioni del monitor della pressione sanguigna automatico possono essere
influenzate da un eccesso di temperatura o umidità o dall’altitudine.

8. Richiamo dei dati in memoria

Il dispositivo archivia automaticamente in memoria fino a sessanta misurazioni della pressione
sanguigna e del polso. Ai dati memorizzati viene assegnato un numero dati nell’ordine dal più
nuovo al meno recente. I dati meno recenti sono indicati con ““. Il simbolo
in alto asinistra nel display indica che si stanno visualizzando dati precedentemente archiviati in memoria.

richiamare i dati memorizzati.

Rilasciare il pulsanteSimbolo

Rilasciare il pulsante quando si

Dati medi

Non aprire il dispositivo. Include componenti elettrici delicati e un sofisticato impianto
pneumatico che potrebbero danneggiarsi. Se non è possibile risolvere il problema anche
seguendo le istruzioni della Localizzazione guasti, rivolgersi al rivenditore autorizzato di zona oal reparto assistenza clienti. Il servizio clienti A&D fornisce informazioni tecniche, parti diricambio e unità ai rivenditori autorizzati.
Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata di servizio. Tuttavia si
raccomanda di fare controllare lo strumento ogni 2 anni, per garantire un funzionamento e una
precisione adeguati. Contattare il rivenditore autorizzato di zona o A&D per la manutenzione.

16. Dati tecnici
Tipo
Metodo di misurazione
Range di misurazione

Precisione della misurazione
Alimentazione
Numero di misurazioni

Classificazione

Test clinici

EMC
Memoria dati
Condizioni di esercizio
Condizioni di trasporto/conservazione
Dimensioni
Peso
Protezione contro
Parte applicata
Vita utile3.

Vengono visualizzati automaticamente il
numero dei dati e il numero dei dati
memorizzati a partire dall’ultima
misurazione.

L’alimentatore ha lo scopo di collegare il monitor dellapressione sanguigna a una fonte di alimentazione inambiente domiciliare. Rivolgersi al rivenditore A&D dizona per l’acquisto. L’alimentatore deve essere
ispezionato o sostituito periodicamente.

Nessun dato
Simboli riportati sull’alimentatore
Simboli

M/A

Avvolgere il bracciale intorno alla parte superiore del braccio, a circa 1 - 2 cm soprala piega del gomito, come indicato nella figura. Applicare il bracciale direttamente a
contatto con la pelle, in quanto i vestiti possono causare errori nella misura.
2. La compressione al braccio causata da un avvolgimento troppo stretto della manicadella camicia può causare una misura errata.
3. Verificare che il simbolo
indichi un punto all’interno della gamma di misura adeguata.
Nota: durante la misurazione è normale che il bracciale dia la sensazione di essere
molto stretto. (Il fenomeno non deve destare preoccupazione.)

Funzione / Significato
Per l’uso solo in ambienti interniClasse II dispositivo
Fusibile termico

Numero dati

Dati memorizzati

Il display si spegne automaticamente
dopo la visualizzazione di tutti i dati.
se si preme il pulsante _START_(AVVIO) durante il richiamo dei dati, il

Fusibile
Etichetta del dispositivo relativa alla direttiva CE
Etichetta del dispositivo relativa alla certificazione
EAC
Polarità dello spinotto dell’alimentatore
Accessori venduti separatamente

Si spegne automaticamente

2.
3.
4.

Premere e tenere
Durante lo spegnimento del dispositivo, premuto il pulsante_START_ (AVVIO)
premere e tenere premuto il pulsante
Rilasciare il_START_ (AVVIO) sino a visualizzare
pulsante
la scritta ““.
Selezionare “Selezionare “
“ per
“ per
cancellare i dati.
cancellare i dati.
I dati sono cancellati quando ilsimbololampeggia.
Il simbololampeggia.
Il dispositivo si spegne
I dati sono cancellati.
automaticamente.

Misura del bracciale

Misura del braccio

CUF-D-LA-ISO

Numero di catalogo

Bracciale grande per adulti

Da 31 cm a 45 cm

CUF-I-ISO

Bracciale universale

Da 22 cm a 42 cm

CUF-D-MA-ISO

Bracciale medio-grande

Da 23 cm a 37 cm

CUF-D-A-ISO

Bracciale per adulti

Da 22 cm a 32 cm

CUF-D-SA-ISO

Bracciale piccolo per adulti

Da 16 cm a 24 cm

Bracciale

8.2. Cancellazione dei dati
1.

UA-611Plus , UA-651Plus
Misurazione oscillometrica
Pressione:
0 - 299 mmHg
Pressione sistolica:
60 - 279 mmHg
Pressione diastolica:
40 - 200 mmHg
Polso:
40 - 180 battiti / minuto
Pressione:±3 mmHg
Polso:±5 %4 batterie da 1,5 V (R6P, LR6 o AA) oalimentatore (TB-233C - non incluso)
Circa 700
LR6 (batterie alcaline)
Circa 200
R6P (batterie al manganese)
A una pressione di 180 mmHg, temperatura
ambiente di 23 °C.
Apparecchiatura elettromedicale alimentata
internamente (con batterie) / Classe II (con alimentatore)
Modo di funzionamento continuo
In conformità ad ISO81060-2：2013
Nello studio di convalida clinica, K5 è stato utilizzato su
85 soggetti per la determinazione della pressione
arteriosa diastolica.
IEC 60601-1-2: 2014
Ultime 60 misurazioni
Da +10 a +40 °C / da 15 a 85 % RH / da 800 a 1060 hPa
Da -20 a +60 °C / da 10 a 95 % RH / da 700 to 1060 hPa
Circa
96 [L] x 68 [A] x 130 [P] mm
Circa
240 g, batterie escluse
Dispositivo: IP20
Bracciale
Tipo BF
Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Alimentatore: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)

Alimentatore opzionale / TB233C

dispositivo si spegne.

M

In clinica o presso lo studio del medico, uno
stato di apprensione può determinare una
Il valore è diverso da quello lettura elevata. La misurazione a domicilio
misurato in clinica o presso riduce gli effetti delle influenze esterne sulle
letture della pressione sanguigna,
lo studio medico.
completando le letture eseguite presso lo
studio.
Rimuovere le batterie. Riposizionarlecorrettamente e rieseguire la misurazione.

visualizza la media dei dati.

Nota:

6.5. Applicazione del bracciale
Qualora l’indicatore lampeggi,
sostituire tutte le batterie.

Questo dispositivo deve essere gestito da persone adulte. Rivolgersi al medico prima diutilizzare l’apparecchio sui bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare il dispositivo
senza la supervisione di un adulto.
Provare a misurare la pressione sanguigna quotidianamente, approssimativamente alla

W

Bracciale piccolo per adulti

1.

Pressione desiderata
Fare riferimento alla sezione“7.1 Misurazione standard”

Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmo dellamano rivolto verso l’alto e con il bracciale alla stessa altezza del cuore.
Collocare la parte centrale del bracciale all’altezza del cuore.
Rilassarsi per circa cinque - dieci minuti prima di effettuare una misurazione. In caso di

4.

M
Bracciale universale

Bracciale per adulti

Rilasciare il pulsante_START_ (AVVIO)

Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non incrociare legambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.

2.

Il bracciale non è stato
Applicare correttamente il bracciale.
applicato in modo corretto.
Durante la fase di
Durante la fase di misurazione, rimanere fermi
misurazione, il soggetto ha
Il dispositivo non
senza parlare.
mosso il braccio o il corpo.
esegue lamisurazione.
Sedersi comodamente e rimanere fermi.
Le letture mostrano La posizione del bracciale Posare il braccio su un tavolo con il palmo
valoririvolto verso l’alto e il bracciale posizionato
non è corretta.
eccessivamente
all’altezza del cuore.
alti o bassi.
In caso di battito cardiaco molto debole oirregolare, l’apparecchio può incontrare delledifficoltà a determinare la pressione
sanguigna.

15. Manutenzione

Gonfiamento in corso

Premere e tenere
premuto il pulsante_START_ (AVVIO)

La carica delle batterie è
insufficiente. Il simbololampeggia. In caso
Sostituire tutte le batterie con batterie nuove.
di batterie completamenteesaurite, il simbolo nonviene visualizzato.

Nota: nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il rivenditore.
Non tentare di aprire o riparare questo prodotto autonomamente, perché si rischia diinvalidare la garanzia.

Premere e tenere
premuto il pulsante_START_ (AVVIO)

7.3. Note per una misurazione corretta

1. Quando non è visualizzato alcun
elemento, premere e tenere premuto il
pulsante _START_ (AVVIO) per

Reinstallare le batterie in modo che i poli
positivo e negativo corrispondano a quelli
indicati sul vano batterie.

Altro

Se l’apparecchio rileva una circostanza anomala, interrompe la misurazione e visualizza
un simbolo di errore. Fare riferimento alla sezione “5 Simboli” per la relativa descrizione.

Numero di lotto

Bracciale medio-grandePremere il pulsante_START_ (AVVIO)

Al raggiungimento del valore desiderato,rilasciare il pulsante _START_ (AVVIO) per
iniziare la misurazione. Proseguire quindi
con la misurazione della pressione
sanguigna come descritto alla sezione “7.1Misurazione standard”.

8.1. Richiamo dei dati

I poli delle batterie sono
posizionati in modo errato.

A livello del cuore

La pressione sanguigna di un soggetto varia costantemente in funzione di ciò che sta
facendo e di ciò che ha mangiato. Le bevande possono inoltre avere un effetto molto

Gamma di misura adeguata per il
bracciale grande per adulti. È stampata
sul bracciale grande per adulti.
Gamma di misura adeguata per il
bracciale universale. È stampata sul
bracciale universale.
Gamma di misura adeguata per il
bracciale medio-grande. È stampata sul
bracciale medio-grande.
Gamma di misura adeguata per il
bracciale per adulti. È stampata sul
bracciale per adulti.
Gamma di misura adeguata per il
bracciale piccolo. È stampata sul bracciale
piccolo.
Bracciale sotto-dimensionato, stampato
Utilizzare il bracciale grande per adulti
sul bracciale per adulti/bracciale medioanziché il bracciale per adulti/bracciale
grande/bracciale universale.
medio-grande/bracciale universale.
Bracciale sovra-dimensionato, stampato Utilizzare il bracciale piccolo anziché il
sul bracciale per adulti/bracciale mediobracciale per adulti/bracciale mediogrande/bracciale universale.
grande/bracciale universale.
Utilizzare il bracciale per adulti/bracciale
Over range printed on the small cuff.
medio-grande anziché il bracciale
piccolo.
Bracciale sovra-dimensionato, stampato Utilizzare il bracciale medio-grande
sul bracciale grande per adulti.
anziché il bracciale grande per adulti.

Bracciale grande per adulti

il modello UA-611Plus / UA-651Plus è dotato di funzione automatica di spegnimento.
Lasciare trascorrere almeno 3 minuti prima di eseguire una seconda misurazione

Mentre lo zero lampeggia, premere e tenere
premuto il pulsante _START_ (AVVIO) sino alla
visualizzazione di un valore superiore di 30 - 40
mmHg rispetto alla pressione sistolica prevista.

Numero di catalogo

Azione raccomandata
Sostituire tutte le batterie con batterie nuove.

Ai dati successivi

M/A

Simbolo I.H.B./AFib
Indicazione del cuore

Spegnere il dispositivo con ilpulsante _START_ (AVVIO)

Premere il pulsante _START_ (AVVIO).

IndiceREF

Display

Battiti cardiaci
Espulsione automatica
dell’aria residua

3.

Azione raccomandata
Posizionare il simbolo
sull’arteria delbraccio o in allineamento con il ditoanulare nella parte interna del braccio.

Causa probabile
Le batterie sono esaurite.

Il bracciale non si
gonfia.

Pressione diastolica

2.

Numero di catalogo
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO
CUF-D-SA-ISO

ProblemaSul display, nonviene visualizzato
nulla, nemmeno
all’accensione.

Classificazione OMS

Avvolgereilbraccialesul
braccio(preferibilmente il sinistro) all’altezza del cuore.

Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno nuovo.

Spinadell’alimentatore

Pressione sistolica

1.

Normale elevata
Normale14. Localizzazione guasti

Misurazione in corso

Premere nuovamente il pulsante _START_.
(AVVIO) per disattivare l’alimentazione.

Ipertensione lieve

Ottimalesulla stessa persona.

Se il simbolo
è posizionato fuori dal range, si raccomanda l’acquisto di un bracciale
sostitutivo presso il rivenditore locale.
Misura raccomandata del bracciale
Bracciale grande per adulti
Bracciale universale
Bracciale medio-grande
Bracciale per adulti
Bracciale piccolo per adulti

Ipertensione grave
Ipertensione moderata: l’indicatore visualizza un segmento, in
funzione dei dati correnti,
corrispondente alla classificazione
OMS.

7.2. Misurazione della pressione sistolica
desiderata

Il simbolo
e l’indicazione della gamma di misura adeguata sul bracciale indicano se si sta
utilizzando il bracciale corretto. Fare riferimento a “6.5 Applicazione del bracciale”.

Misura del braccio
Da 31 cm a 45 cm
Da 22 cm a 42 cm
Da 23 cm a 37 cm
Da 22 cm a 32 cm
Da 16 cm a 24 cm

Ciascun segmento dell’indicatore a barre corrisponde a una classificazione OMS dellapressione sanguigna.
Indicatore della classificazione dell’OMS

Pressurizzazione

Una volta completata la misurazione,

Nota:

4.

Funzione / Significato

Una volta completata la fase di gonfiamento, lo
sgonfiamento si avvia automaticamente e il

vengono visualizzate le letture relative allapressione sistolica e diastolica e i battiti
cardiaci. Il bracciale espelle l’aria residua esi sgonfia completamente.

6.4. Come scegliere il bracciale corretto

Simboli

Tubo dell’aria

4.

13. Indicatore della classificazione dell’OMS

Inizio del gonfiamento

In caso di gonfiaggi ripetuti, utilizzare
i metodi seguenti. Attenersi alla presente
procedura qualora si preveda che lapressione sistolica superi 230 mmHg.

Spina dell’alimentatore

Simboli stampati sul bracciale.

Premere il pulsante_START (AVVIO)
Vengono visualizzati tutti i segmenti del display.
Viene visualizzato brevemente lo zero, Tutti i segmenti del display
lampeggiante. Quando la misurazione inizia, il
display cambia come illustrato nella figura adestra. Il bracciale inizia a gonfiarsi. È normale
che il bracciale dia la sensazione di essere molto Visualizzazione dello zerostretto. Durante il gonfiamento viene visualizzato
l’indicatore a barre della pressione, come nella

automaticamente a rigonfiarsi.

Tubo dell’aria

Inserire la spina dell’alimentatore nel jacka CC. Collegare quindi l’alimentatore a
una presa elettrica. L’alimentatore modello
TB-233C è venduto separatamente.
Per scollegare l’alimentatore dalla presa
elettrica, afferrare e rimuovere il corpo
dell’alimentatore dalla presa.
Per scollegare la spina dell’alimentatore dal
Misuratore Elettronico Della Pressione
Arteriosa, afferrare ed estrarre la spinadell’alimentatore dal misuratore.

In caso di cortocircuito della batteria, la suddette potrebbe riscaldarsi e causare
potenzialmente delle ustioni.

RModello UA-651Plus solo

Tubo dell’aria

6.3. Collegamento dell’alimentatore

Scollegare l’adattatore C.a. quando non lo si usa durante la misurazione.

Simbolo di indicazione posizione arteria brachiale

Fase 2

La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie.
La pressione sistolica (massima) si verifica nel momento in cui il cuore si contrae e spinge ilsangue nelle arterie. La pressione diastolica (minima) si verifica quando il cuore si dilata,
ricevendo il sangue all’interno del ventricolo sinistro, e si prepara a una nuova contrazione. La
pressione arteriosa è misurata in millimetri di mercurio (mmHg).

senza parlare durante la misurazione.
Premere il pulsante _START_. (AVVIO).

simbolo(indicazione del cuore) inizia
a lampeggiare, indicando che la misurazione èin corso. Una volta rilevato il polso, il simbololampeggia a ogni battito cardiaco.
Nota: nel caso in cui non si ottenga una
pressione corretta, il dispositivo inizia

Presa d’aria

Non toccare contemporaneamente le batterie, la presa jack C.c. e il paziente. Si
potrebbero causare scosse elettriche.

Gamma di misura adeguata
Indice3.
Fase 36.2. Come collegare il tubo dell’aria

Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite inavvertitamente
dai bambini.

4. Identificazione delle parti

Fase 1

Inserire le batterie come indicato nel vano batterie. In caso di inserimento errato, il dispositivo
non funziona.
Quandolampeggia sul display e il dispositivo comunica che è necessario cambiare lebatterie, sostituire tutte le batterie. Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie, onde
evitare di ridurre la durata delle batterie o causare malfunzionamenti del dispositivo.
Sostituire le batterie almeno due secondi dopo lo spegnimento del dispositivo.
Il simbolo
non viene visualizzato in caso di batterie completamente esaurite.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe risultare ridotta incaso di basse temperature. In genere, quattro batterie R6P nuove durano circa tre mesi seutilizzate per due misurazioni al giorno.
Utilizzare solamente le batterie di tipo specificato. Le batterie fornite in dotazione al dispositivo
sono a solo scopo di prova delle prestazioni del misuratore e la loro durata potrebbe essere
breve.
Togliere le batterie nel caso in cui il dispositivo non debba essere utilizzato per lunghi periodi.
Le batterie potrebbero infatti essere soggette a perdite, causando quindi dei
malfunzionamenti.

Non sono stati condotti test clinici sui neonati e le donne in gravidanza. Non usare su
neonati o donne in gravidanza.

Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo elettromedicale.
Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono consultare un medico
prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare problemi medici.
Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare trattamenti inautonomia. Per la valutazione dei risultati ed eventuali trattamenti, rivolgersi sempre al
medico.
Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue eseguite albraccio del paziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, quali i gas
anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate di ossigeno, quali
camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendio o esplosione.

Fase 4

Cosa si intende per Pressione Arteriosa?

Avvolgere il bracciale sul braccio (preferibilmente
A livello del cuore
il sinistro) all’altezza del cuore. Restare seduti

figura a destra.
Nota: per interrompere il gonfiamento in qualsiasi
momento, premere nuovamente il pulsante_START_ (AVVIO).

ATTENZIONE

Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono provocare danni alpaziente a causa delle interferenze con il flusso sanguigno. In caso di uso ripetuto deldispositivo, assicurarsi che il funzionamento del misuratore non comporti una prolungata
compromissione della circolazione sanguigna.

Controindicazioni

Simbolo internazionale di protezione
Tenere asciutto

Durante la misurazione non attorcigliare il tubo prolunga, in quanto potrebbero verificarsidelle lesioni dovute alla pressione continua nel bracciale.

I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti domestiche, itelefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, i walkie-talkie possono
interferire con il funzionamento di questo Monitor della Pressione Sanguigna. È quindi
opportuno tenerlo a una distanza minima di 30 cm da tali dispositivi.

Numero di matricola
Consultare il manuale/l’opuscolo di istruzioni

Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o infanti con il tubo.

Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo fuori dallaloro portata. In caso contrario, si potrebbero causare incidente o danni.

2.

Etichetta Direttiva RAEE

Pulire il dispositivo e il bracciale utilizzando un panno morbido e asciutto o inumidito con
acqua e detergente neutro. Evitare l’utilizzo di alcool, benzene, solventi o altre sostanzechimiche aggressive per pulire il dispositivo o il bracciale.

Gonfiaggio in corso

12. Parlando di Pressione Arteriosa

7. Misurazioni
1.

Fabbricante

Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione. Si
raccomanda di evitare condizioni estreme di temperatura, umidità, luce solare diretta, urtio polvere.

Misurazione in corso
Gonfiaggio completoe gamma di misura adeguata

7.1. Misurazione standard

Rappresentante UE

3. Precauzioni

Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo fuori dallaloro portata.

Rilascio dell’aria

Tubo dell’aria

Pressione sistolica del sangue in mmHg

DIA

Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici

Per misurare la pressione sanguigna è necessario avvolgere strettamente il bracciale
intorno al braccio in modo da interrompere temporaneamente il flusso sanguigno
nell’arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente un
segno rosso sul braccio, in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte diseguito. Il dolore, l’intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente verificarsi
scompaiono dopo breve tempo.

Pressurizzazione

Modalità standby e accensione.
SYS

Il presente dispositivo è progettato per la misurazione a fini diagnostici della pressione
sanguigna e dei battiti cardiaci.

Non modificare il dispositivo. Questa operazione può causare incidenti o danni al
dispositivo stesso.

L’indicatore monitora il progresso della pressione durante la misurazione.

Assicurare il fissaggio in tessuto

Tipo BF: dispositivo, bracciale e tubi sono stati progettati al fine di garantire
una protezione particolare contro eventuali scosse elettriche.

Se si utilizza l’alimentatore, assicurarsi che sia possibile scollegarlo dalla presa elettrica
in caso di necessità.

11. Indicatore a barre della pressione

Simbolo di indicazione posizione
arteria brachiale

Ambiente di utilizzo. Il dispositivo è idoneo per l’utilizzo da parte dell’utente in ambienti diassistenza sanitaria domestici.

Le apparecchiature, le parti e le batterie usate non devono essere trattate quali normali
rifiuti domestici. Devono quindi essere smaltite in conformità alle normative in vigore.

Il cuore si contrae a causa dei segnali elettrici al suo interno e invia il sangue attraverso il corpo.
Una fibrillazione atriale (AFib) si verifica quando il segnale elettrico nell’atrio diventa confuso e
produce disturbi nell’intervallo della pulsazione. L’AFib può causare un ristagno di sangue nel
cuore, che può facilmente creare coaguli, una causa di ictus e infarto.

ERRORE VISUAL. POLSO
Il battito non è stato rilevato in modo corretto.

Il presente dispositivo deve essere utilizzato da parte di persone adulte, non di neonati obambini.

Al riutilizzo del dispositivo, verificare che sia pulito.

10. Che cos’è l’AFib

Allacciare correttamente il bracciale
e rieseguire la misurazione.

durante il gonfiamento.

Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti ad utilizzo medico.
Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità(0123: numero diriferimento dell’ente certificatore).

Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi televisivi, forni amicroonde, telefoni cellulari, macchinari a raggi X o di altri dispositivi con forti campi
elettrici, le misurazioni potrebbero non risultare precise.

Quando il misuratore rileva un ritmo irregolare durante le misurazioni, sul display comparel’indicatore I.H.B./AFib con i valori della misurazione.
Nota: si consiglia di rivolgersi al medico qualora il simbolo
I.H.B./AFib venga visualizzato
frequentemente.

Bracciale

dall’altra.

2. Norme precauzionali

Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o infanti con il tubo eil cavo.

9. Che cos’è l’I.H.B./AFibNon arrotolare la manica troppo stretta

Le misurazioni sistoliche e diastoliche
rientrano nel valore di 10 mmHg l’una

1. Ai nostri cari Clienti

Il misuratore elettronico della pressione sanguigna A&D è uno degli strumenti più avanzati
disponibili attualmente sul mercato, concepito per la facilità d’uso e l’alta precisione. Il nostro
prodotto Vi aiuterà a controllare la Vostra pressione sanguigna ogni giorno.
Vi raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzare il dispositivo perla prima volta.

Eseguire un’altra misurazione.
Restare fermi durante la
misurazione.

Pressione sanguigna instabile a causa dimovimenti durante la misurazione.

Misura del braccio: corrisponde alla circonferenza del bicipite.
Alimentatore
Nota:
5 secondi

Si spegne automaticamente

Numero di catalogo

Spina (tipo uscita)

TB-233C

Tipo Cle specifiche sono soggette a variazione, senza previa notifica.
La classificazione IP indica i gradi di protezione degli involucri in conformità con lanorma CEI 60529. Questo dispositivo è protetto contro corpi solidi estranei di 12 mm didiametro o più grandi, come per esempio un dito. Questo dispositivo non è protetto
contro i getti d’acqua.