操作方法はやわかり
シリンジ交換前アラームのタイミング

89

シリンジに薬液を移しとる手順

90

チューブを充填する手順

93

カニューレの留置手順

9488

シリンジ交換前アラームのタイミング
シリンジ交換を行う時間が近づくとアラームがなります。アラームがなったら あわてず準備を開始してシリンジを交換しましょう。
ここではシリンジを交換するタイミングのアラームと操作について説明します。
＜1日1バイアルの方の場合＞● 投与開始から23時間 経過時：
〈例〉前日のシリンジ交換が15：00の場合は14：00。

交換のタイミングまで１時間ありますので、あわてず 準備を開始しましょう。
※交換が完了したら、次の24時間のカウントが始まります。14:30に交換したら、翌日のアラー
ムは13:30に鳴ります。
①［OK］を押してアラームを止めます。

②メイン画面に戻ります。

● 投与開始から24時間経過時：〈例〉前日のシリンジ交換が15：00の場合は15：00。

投与可能時間は00:00（時間：分）の表示になりますが、投与は継続しています。
あわてず 準備をしてから交換しましょう。

①［OK］を押してアラームを止めます。

②メイン画面に戻ります。

［シリンジ交換］のアラームがなったら、すみやかにシリンジを交換します。
交換の際には下記の手順を参照してください。
● 交換手順①シリンジ及び輸液セットを交換する場合● 交換手順②シリンジのみ交換する場合※［シリンジ交換］のアラームについて・［OK］を押さないと20秒おきに繰り返し鳴ります。
・［OK］
を押してアラームを止めた場合でも、シリンジを交換しないと15分おきにアラームが繰り返し鳴ります。
・15分おきに［OK］を押してアラームを止め続けた場合、シリンジ内の薬液がなくなるか、電池残量がなくなるまで投与されるので注意しましょう。

交換タイミングについて● 毎日30分早め（投与開始から23時間30分時）にシリンジを交換した場合
1日目

1112

2日目

12101112

3日目

12101112

7日目

12101112

12109393939384848484

76

5

前日のシリンジ交換
15：00
23時間経過時アラーム 14：00
シリンジ交換時間
14：30

765

前日のシリンジ交換
14：30
23時間経過時アラーム 13：30
シリンジ交換時間
14：00

76

5

前日のシリンジ交換
14：00
23時間経過時アラーム 13：00
シリンジ交換時間
13：30

7※毎日交換時間を前倒しすると交換タイミングがずれるので注意しましょう。
89

65

前日のシリンジ交換
12：00
23時間経過時アラーム 11：00
シリンジ交換時間
11：30

シリンジに薬液を移しとる手順● はじめる前の確認ポイント□ 薬液バイアルを冷蔵庫から取り出した場合は、室温に30分間置きましたか？
□ 十分に手洗いをしましたか？
□ バイアルアダプタ、シリンジのパッケージの袋が破れていたり、製品に破損や異常はないですか？
□ 物品の手で触れてはいけない部分を理解していますか？
ルアー

スパイク（内部にある突起）

シリンジの先端
チューブバイアルアダプタ

1210シリンジ
薬液バイアル

ml98127cc65910483726154321ゴム栓

チューブ先端の針● シリンジに薬液を移しとる手順
1. 薬液バイアルのキャップを取り外して、中央のゴム栓をアルコール綿で拭きます。

①バイアルを固定しキャップを取り外します。

②中央部分のゴム栓をアルコール綿で消毒して自然乾燥させます。

2. バイアルアダプタを薬液バイアルに取り付けます。

①透明なプラスチック容器を持ち、底のシールを剝がします。
＊バイアルアダプタは容器から取り出さないでください。

②プラスチック容器を持ったまま、薬液バイアルのゴム栓の中央にスパイク先端を合わせます。
まっすぐ押してスパイクがゴム栓を貫通して、薬液バイアルにはまるまでしっかりと押し込みます。

90③まっすぐ上げて外します。
これでバイアルアダプタの取り付けは完了です。

3. シリンジをバイアルアダプタに接続します。

きつく締めすぎないでください。

②シリンジの押し子を押して空気を完全に抜きます。

①シリンジの包装を開封して取り出します。

③バイアルアダプタをしっかり保持して、シリンジを差し込み、回しながら取り付けます。

4. シリンジに薬液を移し取ります。

12112121223334455566677788891034991010mlmlcc

121212412334455667788599610107mlcc

81212910cc
12①薬液バイアルをシリンジに取り付けたまま、シリンジをまっすぐ上に向けて持ちます。

②薬液の全量をシリンジに移し取り、シリンジの目盛りの12mLになるまで、ゆっくりと押し子を引き下げます。
(シリンジの先端部に空気が入っている状態にします)③薬液内の気泡を確認します。
大きな気泡がある場合は、5の手順に進みます。気泡が小さい場合は、6の手順に進みます。

5. シリンジの薬液内に大きな気泡が残っていたら取り除きます。
＊バイアルアダプタをつけたまま行います。

シリンジをゆっくりと静かに回転させて、前後に傾けて気泡を集めます。

シリンジの先端を静かにゆっくりと回転させて気泡を集めます。
＊シリンジを振ったり、たたいたりしないでください。

91

6. シリンジ先端の空気を押し出します。
薬液バイアルを取り付けたまま、シリンジを真上に向けて、シリンジから空気をゆっくりとバイアルに押し出し、押し子がシリンジの目盛りの⑩（10mL）になるようにします。

121233445＊シリンジからすべての空気を薬液バイアルに押し出し、シリンジ先端部に薬液が見えるまで押します。
＊空気を薬液バイアルに押し戻すときに抵抗を感じます。

5667788991010mlcc12121234561234512＊シリンジが少し傾き、まっすぐ上を向いていない場合、シリンジの角に小さな気泡がみられることがありますがこれは許容範囲内です。

17. シリンジからバイアルアダプタを外します。

12ml

109812cc

10981321425678910cc

1212ccml

101099887766554433221112345678910ml

12①バイアルをテーブルの上に置き、バイアルアダプタをしっかり保持して、シリンジを回して外します。

②シリンジを清潔で平らなテーブルの上に置きます。
＊シリンジ先端は触らないでください。

92重要
シリンジの押し子は目盛りの⑩（10mL）にあることを確認してください。

チューブを充填する手順
新しい輸液セットのチューブを使用するときには、チューブを薬液で充填する必要があります。
ここでは、新しいチューブを接続した薬液充填済みのシリンジを、ポンプにセットした後からの手順を説明します。
＊シリンジのみ交換する場合（輸液セットを交換しないで継続使用する場合）はチューブを充填する必要はありません。

チューブの準備をします。

①チューブ先端の保護カバーを外します。

②清潔なペーパータオルの上に置きます。

③チューブ先端のサイトコネクタが安定するように軽く押さえます。

ポンプを操作してチューブを充填します。

①［はい］を押します。

②カニューレに接続していないことを確認してから、［確認］を押します。

③ポンプは傾けないでまっすぐ上に向けます。

画面が回転して表示メッセージが読めます④充填を1回押して10秒ほど待ちます。

⑤針先から薬液が 出てくるのを確認します。

⑥薬液が出ていたら［はい］を押します。
します＊薬液が出ていないときは［いいえ］を押すと④に戻ります。

注意
カニューレに接続する際に薬液が付着したままだと後でカニューレからの取り外しが困難になることがあります。

60秒⑦ポンプをテーブルの上に平らに置きます。

⑧針先から液滴が止まるまで少なくとも60秒間待ちます。

⑨ペーパータオルからサイらサイイトコネクタをトコネク
ネクタをタを持ち上げずに、指で軽くたたき、針先から残った薬液を落とします。

93カニューレの留置手順● はじめる前の確認ポイント□十分に手洗いをしましたか？
□輸液セットのパッケージの袋が破れていたり、製品に破損や異常はないですか？
□カニューレの留置位置は適切ですか？
［カニューレ留置位置の変更］を参照して適切な位置を確認してください。

インサーションデバイス

チューブ

カニューレパッド
滅菌パックの中にこれらがすべて入っています。

● カニューレの留置手順①留置位置をアルコール綿で拭き、乾燥させます。

②インサーションデバイスを取り出します。

③剥離紙をゆっくりと剥がして粘着パッチを露出させます。

12

1④セーフガードの両端を寄せながらを外します。

⑤お腹を突き出して皮膚を軽く伸ばして、皮膚表面が平らでピンと張っている状態にします。

インサーションデバイスの側面に表示されている矢印▷▷▷の方向がチューブとの接続の向きの目安になります。

カチン⑦カチンと音がするまで赤いボタンを押します。5秒間強く押し込みます。

⑥インサーションデバイスを皮膚にしっかり押し付けて密着させます。

⑧粘着パッチをしっかりと押し付けて皮膚に固定します。

94