Instruction Manual
Manuel d’instructions
Manual de instrucciones
Manuale di Istruzioni
使用手冊

1WMPD4002949D

Original
Traduction
Traducción
Traduzione
翻譯Indice
Introduzione ................................................................................................ 2
Norme precauzionali ................................................................................... 2
Note per il corretto utilizzo........................................................................... 2
Identificazione delle parti............................................................................. 6
Simboli ........................................................................................................ 7
Elenco delle modalità ................................................................................ 10
Preparazione del misuratore ..................................................................... 11
Installazione/sostituzione delle batterie ............................................... 11
Collegamento del bracciale allo strumento .......................................... 11
Collegamento dell’alimentatore a rete elettrica .................................... 12
Ricarica delle batterie........................................................................... 12
Funzionamento ......................................................................................... 13
Modalità standby .................................................................................. 13
Modalità standby della misurazione ..................................................... 13
Misurazione con impostazione della pressione desiderata.................. 14
Impostazione dell'auscultazione .......................................................... 15
Modifica della velocità di espulsione nell'auscultazione ...................... 15
Regolazione dell'orologio incorporato .................................................. 16
Impostazione di visualizzazione dell'orologio....................................... 17
Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico ...................... 17
Modifica dell'unità della temperatura ambiente .................................. 18
Modalità di verifica della pressione ...................................................... 18
Richiamo delle misure memorizzate ......................................................... 19
Richiamo delle misure memorizzate .................................................... 19
Per eliminare tutti i dati memorizzati .................................................... 20
Misurazione della pressione...................................................................... 21
Come scegliere il bracciale corretto ..................................................... 21
Applicazione del bracciale.................................................................... 21
Misurazione standard ........................................................................... 22
Misurazione dell'auscultazione ............................................................ 23
Dopo la misura ..................................................................................... 24
Note per una misurazione corretta ....................................................... 24
Scollegare l’alimentatore a rete elettrica .............................................. 24
Rimozione della batteria....................................................................... 25
Cos’è un battito cardiaco irregolare .......................................................... 26
Localizzazione guasti ................................................................................ 26
Manutenzione............................................................................................ 27
Dati tecnici .............................................................................................. 30

Italiano1Introduzione
Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato il Misuratore
Elettronico della Pressione Arteriosa A&D, uno dei dispositivi attualmentepiù avanzati disponibile nel mercato. Questo dispositivo è progettato per
offrire facilità d’uso e accuratezza.
Raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima diutilizzare il misuratore per la prima volta.

Norme precauzionali
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti
ad utilizzo medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità. (0123: Numero di riferimento dell'ente certificatore)
Destinatari: il dispositivo è destinato a essere utilizzato da personale medico.
Il dispositivo è progettato per l'uso su adulti e bambini di almeno 3 anni.
Ambiente di utilizzo: il dispositivo è destinato all'uso in strutture mediche.
Il dispositivo è progettato per misurare la pressione sanguigna e lafrequenza cardiaca di soggetti umani a fini diagnostici.
Principio di funzionamento: questo dispositivo è uno sfigmomanometro
oscillometrico. Quando il bracciale viene portato a una pressione superiore
alla pressione arteriosa sistolica e poi gradualmente depressurizzato, la sua
pressione si sincronizza con il battito cardiaco. La pulsazione inizialmente èdi lieve intensità, quindi aumenta al diminuire della pressione fino araggiungere il valore massimo, per poi diminuire di nuovo, delineando infine
un "percorso a montagna". Lo sfigmomanometro oscillometrico analizza ilsegnale di questa pulsazione per mezzo di un microcomputer e determina ivalori di pressione arteriosa sistolica e diastolica.

Note per il corretto utilizzo
Luogo di installazione e conservazione del dispositivo
Non utilizzare il dispositivo in luoghi ove siano presenti gas infiammabili,
quali i gas anestetici. Esiste il rischio di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con alte concentrazioni diossigeno, quali camere iperbariche o tende a ossigeno.
Evitare valori estremi di temperatura ambiente, umidità, luce solare
diretta, urti e polvere.
Utilizzare e conservare il dispositivo in un luogo stabile senza inclinazioni
e non esposto a vibrazioni e urti meccanici (incluso durante il trasporto).
Italiano2

Utilizzare e conservare il dispositivo in un luogo in cui non siano presenti
sostanze chimiche, farmaci o gas.
Il dispositivo e il bracciale non sono impermeabili.
La misurazione può risultare inaccurata se il dispositivo è utilizzato inprossimità di televisori, forni a microonde, telefoni cellulari, dispositivi a
raggi X o altri dispositivi caratterizzati da un forte campo magnetico.
In caso di forti urti al dispositivo possono verificarsi errori meccanici olesioni causate dalla proiezione di frammenti.
Evitare di avvolgere strettamente il bracciale o di riporre il tubo
strettamente ripiegato per lunghi periodi, perché tale trattamento può
abbreviare la vita utile dei componenti.
Verifiche prima dell'uso
Verificare che il dispositivo sia in condizioni di sicurezza per garantire un
funzionamento accurato.
Mettere in funzione il dispositivo utilizzando l'alimentatore a rete elettrica
specificato fornito in dotazione.
Utilizzare con questo dispositivo esclusivamente gli accessori e i materiali
di consumo specificati.
Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.
Non applicare il bracciale qualora il paziente sia già collegato a un altro
dispositivo elettrico.
Non applicare il bracciale mentre il paziente è sottoposto a fleboclisi o a
trasfusione di sangue. Si potrebbero causare lesioni o danni.
Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di medici e personale clinico,solo in ambiente medico. Il dispositivo non è destinato all'uso personale daparte dei pazienti, quindi occorre prestare attenzione per garantire risultati
accurati ed evitare incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambulanza o in eliambulanza.
Potrebbero essere fornite misurazioni errate.
Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui collegare e scollegare
l’alimentatore a rete elettrica potrebbe risultare difficoltoso.
Non sono stati condotti test clinici su neonati e donne incinte. Non utilizzare
il dispositivo su neonati e donne incinte.
Non utilizzare su pazienti con problemi circolatori.
Non usare su pazienti che usano apparecchiature per la circolazione
extracorporea.
Verificare che il paziente non provi dolore quando si applica il bracciale. In
caso di pazienti sottoposte a mastectomia, evitare il braccio adiacente.
Precauzioni durante l'uso del dispositivo
In caso di visualizzazione di errori sul dispositivo o qualora insorgano
dubbi sui valori delle misurazioni, verificare i segni vitali del paziente
utilizzando il metodo della palpazione o dell'auscultazione. Controllare che
il tubo prolunga non sia piegato o bloccato.
In caso di visualizzazione di errori sul dispositivo o se il paziente manifesta
problemi, provvedere immediatamente a interromperne l'uso e adottare leopportune misure per ripristinare le condizioni di sicurezza.
Non applicare il bracciale in presenza di ferite al braccio. Tale operazione
potrebbe causare non solo la riapertura della ferita, ma anche un'infezione.
Italiano3

Assicurarsi che il bracciale sia posizionato allo stesso livello del cuore. (Incaso contrario, i risultati relativi alla pressione arteriosa saranno erronei.)
Non iniziare a misurare la pressione arteriosa senza avvolgere il bracciale
intorno al braccio. Tale operazione potrebbe causare lo scoppio delbracciale o altri danni.
Se la misurazione viene eseguita di frequente o per periodi di tempo
prolungati, controllare regolarmente lo stato del paziente. In caso contrario,
potrebbero verificarsi danni a causa della malattia delle arterie periferiche.
Durante l'utilizzo del dispositivo fare in modo che il tubo dell'aria non sia
piegato od ostruito. L'utilizzo del bracciale con il tubo dell'aria attorcigliato opiegato potrebbe causare insufficienza venosa dovuta all'emostasi nel
braccio (causata dall'aria residua nel bracciale).
Non esercitare una trazione eccessiva sul cavo dell'alimentatore CA,
evitando ad esempio di sollevare il dispositivo dal cavo o di scollegare
l'alimentatore CA tirandone il cavo.
Non collegare o scollegare l'alimentatore a rete elettrica specificato con lemani bagnate. Possono risultarne scosse elettriche o ustioni.
Durante la misurazione, non collegare o scollegare l’alimentatore a reteelettrica o la batteria né eseguire operazioni di manutenzione sugli stessi.
Non toccare contemporaneamente il jack a CC e il paziente. Possono
risultarne scosse elettriche.
Per misurare la pressione arteriosa, il braccio deve essere schiacciato dalbracciale tanto da causare un certo torpore ed eventualmente un segno
rosso temporaneo sull'arto.
Attenersi alle istruzioni locali specificate dall'ospedale qualora il bracciale
sia usato su vari pazienti o su pazienti infetti. In caso contrario possono
verificarsi infezioni crociate.
Se il battito cardiaco del paziente è molto debole o irregolare, il dispositivo
può riscontrare difficoltà a determinare la pressione arteriosa.
In caso di corto circuito, la batteria potrebbe surriscaldarsi e provocare
ustioni.
Nota
Non modificare il dispositivo. Si potrebbero causare incidenti o danni al
dispositivo.
Durante la misurazione il paziente deve essere rilassato ed evitare di muoversi
e parlare. In caso contrario possono verificarsi errori di misurazione.
Per assicurare una misurazione accurata, si consiglia di misurare lapressione arteriosa dopo che il paziente sia rimasto in uno stato dirilassamento per almeno cinque minuti.

Cura del dispositivo dopo l'uso

Qualora il bracciale sia stato infettato da sangue o liquidi corporei, deveessere smaltito in sicurezza secondo le istruzioni o il protocollo locale per
evitare la possibile diffusione di malattie infettive.
Pulire il dispositivo e il bracciale con un panno morbido e asciutto, oppure
con un panno inumidito di acqua e detergente neutro. Non utilizzare maibenzene, diluenti o altre sostanze chimiche aggressive per pulire il
dispositivo. Per ulteriori dettagli consultare pagina 28.
Italiano

4Quando si esegue la manutenzione del dispositivo, spegnere l'alimentazionee scollegare il cavo dalla presa per evitare il rischio di scosse elettriche.
Non spruzzare, versare o rovesciare liquidi su corpo principale, accessori,connettori, pulsanti o fori di uscita.
Non sterilizzare il dispositivo in autoclave o con gas (ossido di etilene,
formaldeide, ozono ad alta concentrazione ecc.) per evitare di danneggiarlo.
Il responsabile dell'utenza (l'ospedale, la clinica, ecc.) è responsabiledell'utilizzo sicuro e della manutenzione di questo dispositivo medico
elettronico. Sarà necessario fare attenzione e seguire le procedure
giornaliere di manutenzione ed ispezione per un utilizzo sicuro.
Conservare il bracciale, il tubo dell'aria ed il bulbo in gomma facendo inmodo che non si pieghino e che non si ostruiscano. Altrimenti si potrebbero
causare incidenti o danni al dispositivo stesso.
Pacco batterie specificato
Utilizzare esclusivamente il pacco batterie specificato per il dispositivo.
L'apparecchio, i componenti e le batterie usati non devono essere trattati
come normali rifiuti domestici e vanno smaltiti secondo le normative vigenti.
Assicurarsi di scollegare dal dispositivo l'alimentatore a rete elettrica
specificato quando si sostituisce il pacco batterie specificato. In caso
contrario esiste il rischio scosse di elettriche.
Se si intende lasciare inutilizzato il dispositivo per almeno un mese,
rimuovere il pacco batterie specificato dal dispositivo e riporlo. Ricaricare
le batterie ogni sei mesi. Se non ricaricate, le batterie possono deteriorarsi.
Assicurarsi di utilizzare il dispositivo dopo avere ricaricato le batterie. L'uso
con le batterie quasi esaurite può comportare un funzionamento errato.
In caso di contatto con gli occhi del liquido fuoriuscito dalle batterie specificate,evitare di strofinare gli occhi e sciacquare con acqua per rimuovere
completamente il liquido, quindi rivolgersi immediatamente a un medico.
Il pacco batterie specificato deve essere utilizzato esclusivamente con questo
dispositivo. Non scaldare e non aprire il pacco batterie. Tali operazioni
possono causare generazione di calore, incendio, cortocircuito o esplosione.
Non esercitare pressione sul pacco batterie specificato e non esporlo a urti
meccanici. Possono verificarsi deformazioni o esplosione.
Sostituire il pacco batterie specificato quando il tempo di misurazione deldispositivo risulta molto ridotto anche dopo la ricarica completa.

Italiano5

Identificazione delle parti
Display a cristalli
liquidiSupporto del bracciale
Presa d’aria

Jack a CC

Spina innesto aria

Pulsante
Pulsante
Tubo prolunga

Pulsante
MODALITÀ

Bracciale

Pulsante AVVIO/ARRESTO

Vano batterie
Coperchio dellebatterie

Particolari del Display MEMORIA

Alimentatore
Batterie specificate

Cavo CA

Impostazioni di pressione

Indicatore I.H.B.
(indicatore di battito cardiaco irregolare)
Pressione sistolica
Simbolo del cuore(Indicazione misura in corso)
Simbolo Pressurizzazione aggiuntiva

Pressione diastolica

Simbolo Auscultazione
CF

Indicatore di ricarica
Indicatore batterie- Visualizzazione dell'anno- Numero in memoria
Simbolo AM / PMmark
Italiano

Visualizzazionedella temperatura
Frequenza cardiaca

Visualizzazione del mese/data
Orologio6

Simboli
Simboli impressi sulla confezione del dispositivo e sull'alimentatore a rete elettrica
Simboli

SYS
DIA
PUL/min.

SN

Funzione/Significato
La misurazione della pressione arteriosa
inizia quando si preme il pulsante
AVVIO/ARRESTO in modalità standby.
La misurazione si interrompe quando si
preme il pulsante AVVIO/ARRESTO durante
la misurazione della pressione.
Il dispositivo passa in modalità standby sesi preme il pulsante AVVIO/ARRESTO peralmeno tre secondi.
Pressione arteriosa sistolica in mmHg
Pressione arteriosa diastolica in mmHg
Battiti cardiaci al minuto
Corrente continua
Numero di matricola
Data di produzione
Tipo BF: dispositivo, bracciale e tubi sono
stati progettati al fine di garantire una
protezione particolare contro eventuali
scosse elettriche
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici

EC

REP

Etichetta Direttiva RAEE (direttiva
Europea di smaltimento dei dispositivi
elettrici ed elettronici)
Produttore
Rappresentante UE
Consultare il manuale/l'opuscolo di istruzioni
Dispositivo di Classe II
Polarità del jack a CC
Simboli di conformità dei componenti secondo
UL in Canada e negli Stati Uniti
Non smontare il dispositivo.
Solo per l'uso in ambienti chiusi e all'asciutto
Consultare il manuale di istruzioni
Componente conforme secondo PSE
Avvertenza di superficie calda

Italiano

7

Azione raccomandata

Simboli visualizzati sul display
SimboliFunzione/Significato
Indicazione visualizzata durante la fasedi misurazione. Lampeggia durante il
rilevamento della frequenza cardiaca.

Azione raccomandata
La misurazione è in corso.
Rimanere quanto più
possibile fermi e rilassati

Indicatore di battito cardiaco irregolare
Indicazione visualizzata se viene rilevato
un battito cardiaco irregolare. Potrebbe
illuminarsi se viene rilevata una
leggerissima vibrazione come un brivido
o un tremore.

Misurazioni precedenti MEMORIZZATE
Si illumina in sequenza dal bassoquando si aumenta la pressurizzazione
durantepremendo il pulsantel'espulsione a velocità costante inmodalità di auscultazione.
Si illumina quando la modalità diauscultazione è attiva (ON).
BATTERIE CARICHE
Indicatore di stato di carica dellebatterie durante la misurazione
BATTERIE SCARICHE
Indicatore di batterie in esaurimento
Si illumina quando è collegato
l'alimentatore a rete elettrica.
Lampeggia durante la ricarica dellebatterie.
Valori della pressione non corretti acausa di movimenti durante la
misurazione
Differenza tra pressione sistolica ediastolica inferiore a 10 mmHg
Pressione di gonfiaggio non sufficiente
Il bracciale non è applicato in modo corretto
ERRORE DI VISUALIZZAZIONE DEL
BATTITO CARDIACO

Il battito cardiaco non è stato rilevato inmodo corretto
Italiano

8

Ricaricare il dispositivo
utilizzando l'alimentatore arete elettrica.

Ripetere la misurazione.
Rimanere quanto possibile
fermi e rilassati

Applicare e stringere
adeguatamente il
bracciale e ripetere la
misurazione

Simboli

Funzione/Significato

Azione raccomandata

Errore interno del misuratore dipressione arteriosa

AM
PM

Indica le ore antemeridiane quando lafunzione orologio è impostata su 12 ore.
Indica le ore pomeridiane quando lafunzione orologio è impostata su 12 ore.
Impostazioni di pressione
Indica il valore della pressione
precedentemente impostato dall’utente.

Temperatura
Indica se la temperatura è espressa inambiente
gradi Celsius o Fahrenheit.
(°C, °F)

Italiano

9

Rimuovere le batterie epremere il pulsante
START (AVVIO), quindi
reinstallare le batterie. Se
l’errore persiste, contattare
il rivenditore.

Elenco delle modalità
N. modalità

Nome modalità
Impostazione delvalore dellapressurizzazione
Impostazionedell'auscultazione
Modifica dellavelocità diespulsione
nell'auscultazione
Impostazionedell'orologio
Impostazione divisualizzazionedell'orologio
Impostazionedell'intervallo dispegnimento
automatico
Modifica dell'unitàdella temperatura
ambiente

FunzioneÈ possibile modificare il valore dellapressurizzazione per la misurazione dellapressione.
Consente di impostare se la misurazionedell'auscultazione deve o non deveessere eseguita.
La velocità di espulsione durante la
misurazione dell'auscultazione può
essere impostata su "Hi" (Alta) o "Lo"(Bassa).
Consente di impostare la data e l'ora
correnti.
La visualizzazione dell'orologio può
essere impostata su 12 o 24 ore.
È possibile impostare un intervallo dispegnimento del dispositivo per inutilizzo
di 5 o 10 minuti.
Consente di passare da °C a °F e
viceversa per la visualizzazione dellatemperatura ambiente.

Italiano10Preparazione del misuratore
Installazione/sostituzione delle batterie
1. Verificare
diavere
scollegato Passo 2
l'alimentatore a rete elettrica dalla presa.
2. Rimuovere le viti che fissano il coperchio Passo 3delle batterie sul retro del corpo principale.
3. Rimuovere il coperchio delle
Coperchio batterie
batterie.
4. Collegare il connettore dellebatterie mentre si preme il gancio asinistra del connettore nel vano
Passo 4
batterie.
5. Chiudere il coperchio delle batterie.
6. Fissare il coperchio utilizzando le viti.
Batterie
ATTENZIONE
Quando il simbolo(BATTERIE SCARICHE) lampeggia sul display,ricaricare le batterie.
Reinstallare le batterie dopo almeno due secondi dallo spegnimento deldispositivo.
Se si visualizza il simbolo(BATTERIE SCARICHE) anche dopo lasostituzione delle batterie, eseguire una misurazione della pressione arteriosa. A
questo punto il dispositivo può riconoscere le nuove batterie.
Il simbolo(BATTERIE SCARICHE) non viene visualizzato quando lebatterie sono completamente esaurite.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e puòrisultare inferiore alle basse temperature.
Utilizzare solo le batterie specificate.
Rimuovere le batterie se si intende lasciare inutilizzato il dispositivo per unperiodo prolungato.
Le batterie potrebbero perdere causando guasti.
Sostituire le batterie quando il tempo di utilizzo del dispositivo risulta molto
ridotto anche dopo la ricarica.
Si consiglia di sostituire le batterie ogni due anni.
Assicurarsi di reimpostare l'ora dopo la sostituzione delle batterie.
Spina innesto aria

Collegamento del bracciale
allo strumento
Inserire fermamente la spina
innesto aria nella presa d’aria.

Presa d’aria
Italiano11Collegamento dell’alimentatore a rete elettrica
Inserire la spina dell’alimentatore nel jacka CC.
Inserire successivamente l’alimentatore
nella presa elettrica.
Utilizzare l’alimentatore a reteelettrica
specificato.(Consultare
pagina 30.)

Spina dell’alimentatore

Jack a CC

Nota: Il dispositivo è alimentato dalle batterie quando il corpo principale
non è collegato alla rete elettrica tramite l'alimentatore.

Ricarica delle batterie- Collegando l'alimentatore a rete elettrica al dispositivo si avvia la ricarica.
- La ricarica viene completata dopo circa quattro ore dal collegamentodell'alimentatore.
- Durante la ricarica, il simbolo corrispondente () lampeggia.

- Il simbolo resta illuminato quando la ricarica è completa.
Nota: Affinché, in seguito alla ricarica, la visualizzazione della temperaturadel dispositivo raggiunga la temperatura ambiente, è necessario deltempo.

Italiano

12

Funzionamento
Modalità standby- All'accensione, il dispositivo entra in modalità standby e sul display dellapressione diastolica viene visualizzata la temperatura ambiente attuale.
- Il dispositivo passa in modalità standby quando si tiene premuto il pulsante
AVVIO/ARRESTO o se rimane inutilizzato per un tempo prestabilito in tutti
gli stati a esclusione delle modalità pressione arteriosa e auscultazione.
- Premere il pulsanteo per leggere i valori in memoria.
- Premere il pulsante MODALITÀ per passare alla modalità di impostazionedel valore di pressurizzazione.
- Premere il pulsante MODALITÀ per passare alla modalità di impostazionedell'orologio.
- Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO per iniziare la misurazione.

Modalità standby della misurazione- Il dispositivo passa in modalità standby della misurazione quando lamodalità di auscultazione viene disattivata (OFF) in modalità diimpostazione dell'auscultazione o quando si preme il pulsante MODALITÀ
in modalità di modifica della velocità di espulsione, oppure quando la
misurazione viene interrotta.
- Inoltre, il dispositivo passa in modalità standby della misurazione al terminedella misurazione stessa. In questo caso, i risultati della misurazione
restano visualizzati sul display.
- Premere il pulsanteo per leggere i valori in memoria.
- Premere il pulsante MODALITÀ per passare alla modalità di impostazionedel valore di pressurizzazione.
- Il dispositivo passa automaticamente in modalità standby dopo un intervallo
prestabilito.
- Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO per iniziare la misurazione.
Viene visualizzata latemperatura attuale.
Il display differisce
in baseall'impostazione.

Modalità standby Modalità standby della misurazione

Italiano13

Il modello UM-211 è stato progettato per rilevare in modo completamente
automatico la pressione e la frequenza cardiaca.
Se il gonfiaggio si ripete, applicare i metodi indicati di seguito.

Misurazione con impostazione della pressione desiderata
Durante la fase di misurazione della pressione arteriosa potrebbe azionarsi ilrigonfiaggio. Per evitare il rigonfiaggio, è possibile impostare un valore fisso dipressione.
1.

Premere il pulsante MODALITÀ per passare
alla modalità di impostazione del valore dipressurizzazione. L’impostazione attuale
lampeggia.

2.

oper selezionare
Premere il pulsanteun valore di pressione di 30 mmHg circa osuperiore a quello della pressione sistolica
prevista tra i valori che seguono.

o

AUTO : Pressurizzazione automatica (valore predefinito)
220 : Valore di pressione di 220 mmHg (fisso)
250 : Valore di pressione di 250 mmHg (fisso)280 : Valore di pressione di 280 mmHg (fisso)3.

Premere il pulsante MODALITÀ perpassare alla modalità di impostazionedell'auscultazione.
Premereilpulsante
AVVIO/ARRESTO per iniziare la
misurazione. Il dispositivo passa
automaticamente in modalità standby
in caso di inutilizzo per un intervallo
prestabilito.
La misurazione successiva verrà
eseguita con il nuovo valore dipressione.

Italiano

14

START
STOP

La misurazione
viene avviata.

Modalità diimpostazionedell'auscultazione

Impostazione dell'auscultazione
1.

2.

3.

Premere il pulsante MODALITÀ inmodalità di impostazione dellapressurizzazione per passare alla
modalità di impostazionedell'auscultazione. Sul display dellapressione sistolica si visualizza "F02",
mentre sul display della pressione
diastolica si visualizza lo stato attuale.
o per passare
Premere il pulsanteda ON a OFF e viceversa. Se lamodalità auscultazione è impostata su
ON, il simbolo dell'auscultazione si
illumina sul dispositivo.
Modalità di modifica Modalità
Premere il pulsante MODALITÀ quando della velocità distandby dellala modalità di auscultazione è impostata espulsione
misurazione
nell'auscultazione
su ON per passare alla modalità dimodifica della velocità di espulsione
START
nell'auscultazione.
STOP
Premere il pulsante MODALITÀ quando
la modalità di auscultazione è impostata La misurazione
su OFF per passare alla modalitàviene avviata.
standby della misurazione.
Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO per iniziare la misurazione. Si noti inoltre
che il dispositivo passa in modalità standby dopo un intervallo prestabilito.

Modifica della velocità di espulsione nell'auscultazione
Nota: Se la misurazione viene eseguita normalmente, selezionare “Lo”. Al
contrario, se il battito cardiaco del paziente è pari o superiore a 100, è
possibile eseguire la misurazione impostandola su “Hi”.
1. Premere il pulsante MODALITÀ inmodalità di impostazionedell'auscultazione quando la modalità diauscultazione è impostata su ON per
passare alla modalità di modifica dellavelocità di espulsione nell'auscultazione.
Sul display della pressione sistolica si
visualizza "F03", mentre sul display dellapressione diastolica si visualizza lo stato
attuale.
2. Premere il pulsanteo per passareda Hi (Alta) a Lo (Bassa) e viceversa.
START
3. Premere il pulsante MODALITÀ per
STOP
passare alla modalità standby dellamisurazione.
La misurazione
ModalitàPremere il pulsante AVVIO/ARRESTO
viene avviata.
standby della
per iniziare la misurazione. Si noti inoltre
misurazione
che il dispositivo passa in modalità standby
dopo un intervallo prestabilito.
Italiano15

Regolazione dell'orologio incorporato
Regolare l'orologio prima dell'uso.
1. Tenere premuto il pulsante MODALITÀ inmodalità standby per passare alla modalità diimpostazione dell'orologio. Sul display dellapressione sistolica si visualizza "F10", mentre a
destra lampeggiano le due cifre relative
all'anno.
2. Agendo sul pulsanteo , selezionare l'anno.
Premere il pulsante MODALITÀ per impostarel'anno attuale e conseguentemente perselezionare il mese ed il giorno. La data puòessere impostata tra gli anni 2010 e 2059
3. Agendo sul pulsanteo , selezionare il mese.
Premere il pulsante MODALITÀ per impostare ilmese attuale e conseguentemente perselezionare il giorno.
4. Agendo sul pulsanteo , selezionare il giorno.
Premere il pulsante MODALITÀ per impostare il
giorno attuale e conseguentemente perselezionare l'ora ed i minuti.

Tenerepremuto

o
Anno

o
Mese

o

Giorno5. Agendo sul pulsanteo , selezionare l'ora.
Premere il pulsante MODALITÀ per impostarel'ora attuale e conseguentemente perselezionare i minuti.
6. Agendo sul pulsanteo , selezionare i minuti.
Premere il pulsante MODALITÀ in fase diregolazione dei minuti per passare alla
visualizzazione dell'orologio. Premere il pulsante
AVVIO/ARRESTO durante l'impostazione dell'ora
per passare alla modalità standby.

Ora
o
o

MinutiNota:

Il dispositivo passa in modalità standby incaso di inutilizzo per un intervallo
prestabilito.
Tenendo premuto il pulsanteo si ottiene
una successione consecutiva dei valori.

START
STOP

Modalitàstandby

Italiano

16

Modalità diimpostazionedellavisualizzazion
e dell'orologio

Impostazione di visualizzazione dell'orologio

1. Premere il pulsante MODALITÀ
durante l'impostazione dei minuti
dell'orologio per passare alla modalitàdi impostazione della visualizzazionedell'orologio.
Sul display della pressione sistolica si
visualizza "F11", mentre sul display
della pressione diastolica si visualizza"12H" o "24H".
2. Premere il pulsanteoperpassare da 12H a 24H e viceversa.
Premere il pulsante MODALITÀ perpassare alla modalità di impostazionedell'intervallodispegnimento
automatico. Premere il pulsante
AVVIO/ARRESTO per passare alla
modalità standby.

START
STOP

Modalità diimpostazionedell'intervallo dispegnimento
automatico

Modalitàstandby

Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico
È possibile impostare un intervallo di spegnimento per inutilizzo deldispositivo. Le opzioni selezionabili sono cinque e dieci minuti.
1. Premere il pulsante MODALITÀ inmodalità di impostazione dell'orologio
perpassarealla
modalitàdiimpostazionedell'intervallodispegnimento automatico.
Sul display della pressione sistolica si
visualizza "F12", mentre sul display
della pressione diastolica si visualizza"5" o "10".
2. Premere il pulsanteo per passare
da 5 a 10 minuti e viceversa.
START
3. Premere il pulsante MODALITÀ per
STOP
passare alla modalità di modifica
dell'unità della temperatura ambiente.
Modalità
Modalità diPremere il pulsante AVVIO/ARRESTO
standbymodifica
per passare alla modalità standby.
dell'unità dellatemperatura
ambiente

Italiano17

Modifica dell'unità della temperatura ambiente
È possibile passare da °C a °F e viceversa per la visualizzazione dellatemperatura ambiente.
1. Premere il pulsante MODALITÀ inmodalità di impostazione dell'intervallo
di spegnimento automatico per passare
alla modalità di modifica dell'unità dellatemperatura ambiente.
Sul display della pressione sistolica si
visualizza "F14".
C
2. Premere il pulsanteoperF
modificare l'unità della temperatura
da °C a °F e viceversa all'estremità
destra del display.
3. Premere il pulsante MODALITÀ per
Modalità di verifica
passare alla modalità di impostazione
ON/OFF del cicalino. Premere ildella pressione
pulsante
AVVIO/ARRESTO
percompletare l'impostazione. Il dispositivo
passa in modalità standby.

Modalità di verifica della pressione
1. Premere il pulsante MODALITÀ in modalitàdi modifica dell'unità della temperatura
ambiente per passare alla modalità diverifica della pressione.
Sul display della pressione sistolica ediastolica sono visualizzati i valori pressori
attuali.
2. Quando il valore visualizzato è superiore a
320 mmHg, il display passa da fisso alampeggiante. Il display torna alla
visualizzazione fissa quando il valorevisualizzato è inferiore a 320 mmHg.
3. Premere il pulsante MODALITÀ perpassare alla modalità di impostazionedell'orologio.
Premereilpulsante
AVVIO/ARRESTO per completare laverifica. Il dispositivo passa in modalità
standby.

Italiano

18

Modalità diimpostazionedell'orologio

Richiamo delle misure memorizzate
Nota:

Il dispositivo memorizza automaticamente gli ultimi 99 valori di pressione.

Richiamo delle misure memorizzate

Premereo

1. Premere il pulsanteo
per visualizzare i
dati memorizzati più recenti.
In assenza di dati, il display visualizza ilnumero del dato in memoria, l'ora e le diciture
SYS (Sistolica), DIA (Diastolica) e PUL (Polso).
Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO per
eseguire la misurazione.

Sistolica
Diastolica
Frequenza
cardiaca
Dati più recenti

2. Quindi, ad ogni pressione del pulsante(o il pulsanteper visualizzare i dati inordine inverso), vengono visualizzati i dati
in memoria come segue.

Sistolica

Dati più recenti (No.n, nell’esempio, No.35)
Vengono visualizzati i dati dellamisurazione.

Diastolica

Dato precedente
Ultimi dati (No.1)
Vengono visualizzati
misurazione.

i

dati

Frequenza
cardiacadella

3. Una volta visualizzato l'ultimo dato,
premere il pulsantepervisualizzare i dati più recenti.

Sistolica

4. Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO
per eseguire la misurazione. Il dispositivo
passa automaticamente in modalità
standby in caso di inutilizzo per unintervallo prestabilito.

Diastolica
Frequenza
cardiaca
Ultimi dati (Dati più vecchi)

Quando si esegue la misurazionedell'auscultazione, al termine vengono
visualizzati il simbolo dell'auscultazione e irisultati della misurazione, ma non lafrequenza del polso, come mostrato nella
figura a destra.

Italiano19Per eliminare tutti i dati memorizzati
Tenere premuto il pulsante MODALITÀ peralmeno tre secondi per illuminare solo i simboli
e delle batterie.
Tenere nuovamente premuto il pulsante
MODALITÀ per almeno tre secondi per eliminare
tutti i dati salvati.
Se nel dispositivo non sono presenti dati
memorizzati e si preme il pulsanteoildisplay si presenta come nella figura a destra.

Italiano

20

Misurazione della pressione
Come scegliere il bracciale corretto
L’uso della dimensione corretta di un bracciale è importante per una lettura precisa.
Se il bracciale non presenta la dimensione corretta, la lettura potrebbe produrre unvalore incorretto della pressione sanguigna.
La dimensione del braccio è stampata su ogni bracciale.
Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno nuovo.
Dimensione delbraccio

Dimensione
raccomandata delbracciale

SimboliN. cat.

41cm to 50cm
Bracciale LL
LL
CUF-KS-LL
31cm to 45cm
Bracciale LA
LARGE ADULTCUF-KS-LA
22cm to 32cm
Bracciale A
ADULT
CUF-KS-A
16cm to 24cm
Bracciale SA
SMALL ADULTCUF-KS-SA
12cm to 17cm
Bracciale SSSS
CUF-KS-SS
Determinazione circonferenza del braccio: si misura a metà tra spalla e gomito.

Applicazione del bracciale

Con il palmo sinistro del paziente rivolto
verso l'alto, arrotolare il bracciale circa 1 o 2
cm sopra il gomito.
Lo spazio in cui il simbolo INDEX può essere
sovrapposto al simbolo RANGE indica lo
spazio appropriato di posizionamento delbracciale.
2. Posizionare il bracciale in modo che ilsimbolo ●sia sovrapposto all'arteria
brachiale.

1.

Arrotolare la manica evitando
di stringere troppo il braccio
Simbolo di indicazione
posizione arteria brachiale

Bracciale

3. Avvolgere il bracciale senza stringere, in modoche sia possibile inserire un dito o due traquesto e il braccio.
1-2 cmTubo prolunga

Indicazioni sul bracciale
Simboli

Descrizione

REF

Codice per l'ordinazione del bracciale.

INDEX
ARTERY●

Simbolo Indice
Se rientra entro la linea specificata come RANGE, indica che il
bracciale è avvolto in maniera corretta.
Simbolo dell'arteria
Posizionare il simbolo sull'arteria brachiale o femorale.
Simbolo di conformità.

LOT

Indica il lotto di produzione.
Il numero di lotto è impresso accanto a questo simbolo.
Simbolo RANGE
Indica lo spazio in cui regolare il bracciale per un corretto
posizionamento.
Italiano21

senza latex
Refer to instruction manual/booklet
Posizione di avvolgimento del bracciale
Indica che occorre consultare le istruzioni per l'uso.
THIS SIDETO PATIENT

Indica il lato paziente.

Misurazione standard
1.

Posizionare il bracciale. Durante la misurazione rimanere
quanto più possibile fermi e rilassati.

2.

Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO.
Per un attimo verranno visualizzati tutti i segmenti sul
display e in un secondo tempo, come mostrato nella
figura a lato, verrà visualizzato lo 0 (zero)lampeggiante per alcuni istanti.
Quando la misurazione ha inizio, il display cambia
come indicato nella figura a destra. Il bracciale inizia
a gonfiarsi. È normale che risulti molto stretto.
Nota:

3.

Una volta completata la fase di pressurizzazione lo
sgonfiamento sarà automatico ed il simbolo(simbolo del cuore) inizierà a lampeggiare,
indicando che la misurazione è in corso. Una volta
rilevate le pulsazioni, il simbolo del cuore
lampeggerà in sincronia con il battito cardiaco.
Nota:

4.

5.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, si
desideri sospendere la misurazione, premere
nuovamente il pulsante AVVIO/ARRESTO.

Nel caso in cui non si ottenga una pressione
di gonfiaggio adeguata, il misuratore inizieràautomaticamente a rigonfiare il bracciale.
Per evitare il rigonfiaggio, consultare“Misurazione con impostazione dellapressione desiderata” alla pagina successiva.

Una volta completata la misurazione, saranno
visualizzati i valori relativi alla pressione sistolica,
diastolica e alla frequenza cardiaca, insieme a unsegmento lampeggiante in corrispondenza della scaladei valori dell’O.M.S. Il bracciale espellerà l’aria
residua e si sgonfierà completamente.
Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO per
eseguire nuovamente la misurazione.
Il dispositivo passa automaticamente in modalità
standby in caso di inutilizzo per un intervallo
prestabilito.

Italiano

22

Al livello delcuore
Premere

START
STOP

Tutte le parti deldisplay vengono
visualizzate

Visualizzazione
zero
Inizio della fase digonfiamento

Pressurizzazione
Misurazione
in corso

Pressione sistolica
Pressione diastolica
Frequenza cardiaca

Espulsione automatica
dell’aria residua nel braccialeMisurazione dell'auscultazione
La misurazione dell'auscultazione è possibile quando la modalità diimpostazione dell'auscultazione è attiva (ON). Per eseguire la misurazionedell'auscultazioneèanche
possibile
premereilpulsante
AVVIO/ARRESTO mentre si preme il pulsante MODALITÀ.
Quando il dispositivo passa in modalità standby, la misurazionedell'auscultazione viene automaticamente disattivata (OFF).
START
1. Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO per
STOPiniziare la pressurizzazione. Il dispositivo
inizia l'espulsione a velocità costante una
volta che si verifichino le condizioni per
Visualizzazione
terminare la pressurizzazione.
del valore 0
2. Il dispositivo espelle l'aria a velocità
Inizia il
costante. Premere il pulsante MODALITÀ
gonfiaggio
per verificare il valore della pressione
sistolica. Premere nuovamente il pulsante
MODALITÀ per verificare il valore dellapressione diastolica. Il dispositivo espelle
rapidamente l'aria.
Pressurizzazione
durante
3. Premere il pulsantel'espulsione dell'aria a velocità costante
per eseguire la pressurizzazione
aggiuntiva mentre si preme il pulsante .
Il simbolo della pressurizzazione
aggiuntiva si illumina in sequenza dalbasso durante la pressurizzazione
Misurazione
aggiuntiva. Quando la pressurizzazione
aggiuntiva viene eseguita a un valore pariin corsoo superiore alla pressione sistolica,quest'ultimo valore viene cancellato.
Nota: Se si porta la pressione deldispositivo a un valore pari osuperiore a 300 mmHg, viene
eseguita automaticamente
Il valore è fisso.
l'espulsione forzata dell'aria.
Diminuisce con
Simbolo della pressurizzazione aggiuntiva l'espulsione.

4. Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO
dopo la misurazione per eseguirenuovamente la misurazionedell'auscultazione.
Nota: Attendere almeno tre minuti prima dieseguire un'altra misurazione sulla
stessa persona.

Italiano

23

Viene
confermato
anche il valoredella pressione
diastolica e lamisurazione
termina.

Dopo la misura
Dopo la misura, tenendo premuto il pulsante AVVIO/ARRESTO per
3 secondi, il dispositivo passa alla modalità standby. Il dispositivo passa
automaticamente in modalità standby in caso di inutilizzo per un intervallo
prestabilito.
Rimuovere il bracciale e registrare i dati.

Note per una misurazione corretta
Il paziente deve sedere in una posizione comoda. Assicurarsi che ilpaziente non accavalli le gambe, che i suoi piedi tocchino il pavimento (sepossibile) e che la schiena ed il braccio oggetto di misurazione appoggino
su un supporto. Chiedere al paziente di mettere il braccio su un tavolo
con il palmo rivolto verso l'alto e posizionare il bracciale al livello delcuore.
Consentire al paziente di rilassarsi per cinque - dieci minuti prima dieseguire la misurazione. Se il paziente si trova in uno stato di eccitazione
o depressione momentanea, la misurazione rispecchia tale sollecitazione
con una lettura della pressione arteriosa più alta o più bassa della norma,
mentre la frequenza del polso solitamente si presenta più veloce delnormale.
La pressione arteriosa varia continuamente, in base alle attività che si
svolgono e agli alimenti assunti. Le bevande possono avere un effetto
molto marcato e rapido sulla pressione arteriosa.
Le misurazioni del dispositivo si basano sul battito cardiaco. Se il battito
cardiaco del paziente è molto debole o irregolare, il dispositivo può
riscontrare difficoltà a determinare la pressione arteriosa.
Se l'apparecchio rileva una circostanza anormale, arresterà lamisurazione e visualizzerà un simbolo di errore. (Vedere pagina 7 per ladescrizione dei simboli).
La misurazione della pressione arteriosa può essere influenzata dalla
posizione del bracciale, dalla postura del paziente (in piedi, seduto o in
posizione supina), da sforzi fisici o dalle condizioni fisiologiche.
Le prestazioni del misuratore automatico di pressione arteriosa possono
essere influenzate da temperature estreme, umidità, impatti o altitudine.

Scollegare l’alimentatore a rete elettrica

Spina dell’alimentatore

Scollegare l’alimentatore a rete elettrica dalla presa.
Scollegare la spina dell’alimentatore dal jack a CC.
Jack a CC
Italiano

24

Rimozione della batteria
1. Verificare
diavere
scollegato Passo 2
l'alimentatore a rete elettrica dalla presa.
2. Rimuovere le viti che fissano il coperchio Passo 3delle batterie sul retro del corpo principale.
3. Rimuovere il coperchio delle
Coperchio batterie
batterie.
4. Scollegare il connettore delle batteriepremendo il gancio situato sul latosinistro.
5. Chiudere il coperchio delle batterie.
6. Fissare il coperchio utilizzando le viti.
Passo 4
Batterie

Nota: Qualora sia l’alimentatore a rete elettrica che la batteria vengano
scollegati dal dispositivo, l’orologio viene inizializzato.

Italiano25

Cos’è un battito cardiaco irregolare
Il Misuratore Elettronico UM-211 è in grado di rilevare i valori dellapressione arteriosa e delle pulsazioni anche se si verificano dei battiti
cardiaci irregolari.
Un battito cardiaco irregolare viene definito come un battito del polso chevaria di più o meno il 25% rispetto alla media di tutti i battiti cardiaci
rilevati durante la misurazione della pressione arteriosa.

Localizzazione guasti
ProblemaSul display, nonviene visualizzato
nessun messaggio,
anche dopo
l’accensione

Il bracciale non si
gonfia.

Causa probabile
Batterie completamenteesaurite.

Misura correttiva
Ricaricare le batterie.

Le batterie hanno raggiunto il
termine della vita utile.
Il voltaggio delle batterie è
troppo basso. il simbolo(BATTERIE SCARICHE)
lampeggia. In caso di batteriecompletamente scariche, ilsimbolo non sarà visualizzato.
Il bracciale non è avvolto inmodo adeguato
Il paziente ha mosso il
braccio o il corpo durante la
misurazione.

Il dispositivo nonesegue lamisurazione.
La posizione del bracciale
I valori ottenuti sono
eccessivamente alti non è correttao bassi.

Le batterie si
esauriscono
rapidamente anche
dopo la ricarica.

Le batterie sono
definitivamente esaurite.

Sostituire le batterie.

Ricaricare le batterie.

Avvolgere il bracciale in modo
adeguato
Assicurarsi che il paziente resti
fermo e in silenzio durante la
misurazione.
Sedere comodamente e rimanere
fermi e rilassati.
Posizionare il braccio del paziente su
un tavolo con il palmo rivolto verso l’alto
e in modo che il bracciale sia messo
alla stessa altezza del cuore.
Nel caso in cui il battito cardiaco sia
molto
deboleoirregolare,il
dispositivo potrebbe trovare difficoltà
nel determinare la pressione
arteriosa.
Sostituire le batterie.

Rimuovere le batterie. Posizionarlecorrettamente e eseguirenuovamente la misurazione

Vari

Nota: Nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il rivenditore. Non tentare
di aprire o riparare questo prodotto autonomamente, perché si rischia di invalidare la garanzia.

Italiano26

Manutenzione
Manutenzione
Non tentare di aprire il dispositivo per evitare di danneggiare i delicati
componenti elettrici e la complessa unità pneumatica al suo interno. Se non è
possibile risolvere il problema attraverso questa guida alla localizzazione
guasti, richiedere assistenza al rivenditore autorizzato o a un centro
assistenza A&D.
Il dispositivo è progettato e costruito per una lunga vita utile. Tuttavia, si
consiglia di farlo ispezionare ogni 2 anni al fine di garantirne il funzionamento
corretto e l'accuratezza. Rivolgersi al rivenditore autorizzato o a un centro
A&D per la manutenzione.

Verifica della pressione
・Esempio di collegamento

(1)
(2)

(1) Manometro calibrato(2) UM-211(3) Serbatoio: 500 ml(4) Pompetta
(4)
(3)

500ml

1. Tenere premuto il pulsante MODALITÀ in modalità standby. Il dispositivo
passa alla modalità di regolazione dell'orologio incorporato e sul display sivisualizza "F10".
2. Premere più volte il pulsante MODALITÀ per passare alla modalità diverifica della pressione.
* Consultare pagina 17 del presente manuale per l'impostazione.
3.Aumentare la pressione servendosi della pompetta quando il display
dell'unità UM-211 visualizza
manometro e sull'unità UM-211.

00Italiano, quindi verificare la pressione sul

27

Pulizia
Scollegare l'alimentatore a rete elettrica dal dispositivo durante la pulizia.
Se il corpo principale o il bracciale sono sporchi, pulirli in ogni parteutilizzando una garza o un panno inumiditi di acqua tiepida e detergente
neutro, evitando di bagnarli eccessivamente.
Non utilizzare il panno inumidito per pulire il jack a CC e la presa d'aria.
Questi componenti devono rimanere asciutti.
Per evitare rischi di infezione, disinfettare regolarmente il corpo principale
e il bracciale. A tal fine, utilizzare una garza o un panno inumiditi con una
soluzione antisettica, quindi asciugarli con un panno morbido e asciutto.
Utilizzare i seguenti disinfettanti per pulire il corpo principale e il bracciale.
Etanolo (70%)
Isopropanolo (70%)
Soluzione di gluconato di clorexidina (0,5%)
Soluzione di cloruro di benzalconio (0,05%)
Ipoclorito di sodio (0,05%)
Pulire il dispositivo circa una volta al mese, in base alle procedure oistruzioni specificate dall'ospedale o clinica.
ATTENZIONE
Il misuratore della pressione arteriosa non è impermeabile. Non versare
acqua su di esso ed evitare l'esposizione all'umidità.
Non utilizzare solventi organici come diluenti o benzene.
Il misuratore della pressione arteriosa non può essere sterilizzato in
autoclave, con gas ossido di etilene, formaldeide ecc.

Frequenza di ispezione
Il misuratore della pressione arteriosa è un dispositivo di precisione. Èquindi necessario ispezionarlo regolarmente. Quando è necessario
sottoporre il dispositivo a un'ispezione, rivolgersi al rivenditore presso ilquale è stato acquistato.
Il bracciale è un prodotto di normale consumo. Sostituirlo regolarmente.

Italiano28

Smaltimento
Il dispositivo e le batterie non devono essere trattati come normali rifiuti
domestici, ma vanno smaltiti in conformità alle normative in vigore.
OggettoConfezione

Unità principale eaccessori
Pacco batterie

Parti
ScatolaSacchetto
imbottito
Busta

Materiale

Polietilene

Involucro

ABS,SR

CartoneCartoneParti interne
Componenti elettrici in generale
Involucro esterno ABS
Batterie a celle
Batterie al nichel-idrogeno
Parti interne
Componenti elettrici in generale

Italiano29

Dati tecnici
Tipo

UM-211

Metodo di misurazione

Oscillometrico

Range di misurazione

Pressione:
Pressione sistolica:
Pressione diastolica:
Pulsazioni:

0-299 mmHg60-279 mmHg
40-200 mmHg
40-200 battiti/minuto

Precisione

Pressione:
Polso:±3 mmHg±5%

Temperatura unità°C o °F

Precisione temperatura
Alimentazione±2,5°C (da +5°C a +40°C)
Batteria incorporata da 3,6 V (UM-211-20) o
Alimentatore a rete elettrica TB-268

Numero di misurazioni

Circa 300 misurazioni utilizzando le batterie, con un valoredi pressione di 180 mmHg a una temperatura ambiente di
23°C

Classificazione

Dispositivo medico elettronico ad alimentazione interna(alimentazione con batterie) /Classe II (alimentazione con alimentatore a rete)
Modalità di funzionamento continuo

Test clinici

In conformità ad ISO81060-2 2013

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Memoria dati

99 misurazioni

Condizioni d’esercizio

da +5°C a +40°C/ da RH 10% a RH 85% (senza condensa)
da 800 hPa a 1060 hPa

Condizioni di trasporto/conservazione da -20°C a + 60°C /da RH 10% a RH 95% (senza condensa)
da 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni

Circa 120 (L) x 200 (A) x 140 (P) mm, bracciale escluso

Peso:

Circa 550 g., esclusa la batteria

Parte applicata

Bracciale Tipo BF

Vita utile

Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Alimentatore a rete elettrica: 5 anni

Italiano30

Batterie

Batterie nichel-metallo idruro

ricaricabili (UM-211-20)

3,6 V Tip. 2000 mAh

Alimentatore a rete elettrica(TB-268)

Min.1750 mAh
L'alimentatore a rete elettrica deve essere ispezionato
o sostituito periodicamente.
Ingresso: 100-240V
Uscita: 6V
2000mA
2A

Accessori venduti separatamente
Bracciale
Misura delbraccio
41 cm - 50 cm
31 cm - 45 cm
22 cm - 32 cm
16 cm - 24 cm
12 cm - 17 cm

Misura delbracciale
Bracciale LL
Bracciale LA
Bracciale A
Bracciale SA
Bracciale SSN. cat.
CUF-KS-LL
CUF-KS-LA
CUF-KS-A
CUF-KS-SA
CUF-KS-SS

Alimentatore a rete elettrica
N. cat.
TB-268Nota:

Le specifiche sono soggette a variazione, senza alcun preavviso.

Cavo CAN. cat.
KO1886
KO1887
KO1888Spina
Type A
Type CType BF

Batterie ricaricabili
N. cat.
UM-211-20

Italiano

31

Dati tecnici EMD Monitor per la pressione arteriosa alimentato a batteria odall’adattatore CA

L’apparecchiatura elettrica medica richiede precauzioni speciali relative a EMD, nonché
l’installazione e la messa in servizio in conformità con le informazioni EMD fornite diseguito.
Le apparecchiature di comunicazione RF portatile e mobile (ad esempio, telefoni cellulari),
possono influire negativamente sull’apparecchiatura elettrica medica.
L’uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati, possono provocare un aumento delle
emissioni o una ridotta immunità dell’unità.

Tabella 1 - Limiti di EMISSIONE Fenomeno
EMISSIONI RF condotte e irradiate
Distorsione armonica
Fluttuazioni di tensione e sfarfallio

Conformità
Groppo 1,Classe B
Classe A
Conformità

CISPR 11
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Tabella 2 - LIVELLI DEI TEST DI IMMUNITÀ : Porta interna Fenomeno
Scariche elettrostatiche
IEC 61000-4-2
Campi RF EM irradiati
IEC 61000-4-3Campi di prossimità da apparecchiature per comunicazioni
wireless RF
IEC 61000-4-3Campi magnetici a frequenza con potenza irradiata
IEC 61000-4-8

LIVELLI DEI TEST DI IMMUNITÀ
±8 kV a contatto±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria
10 V/m80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz
Consultare la tabella 4
30 A/m50 Hz o 60 Hz

Tabella 3 - LIVELLI DEI TEST DI IMMUNITÀ : Porta di alimentazione CA di ingresso Fenomeno

LIVELLI DEI TEST DI IMMUNITÀ

Transitori elettrici veloci/burst
Sovratensioni da linea a linea

IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5

Interferenze per conduzione indotte da campi RF

IEC 61000-4-6
Cali di tensione±2 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz±0,5 kV, ±1 kV
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V in ISM e bande radio amatoriali tra 0,15 MHz e 80MHz
80 % AM a 1 kHz
0 % UT; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°

0 % UT; 1 ciclo
E
70% UT; 25/30 cicli
IEC 61000-4-11 Fase singola: a 0°
Interruzione di tensione
IEC 61000-4-11 0% UT; 250/300 cicli
NOTA UT è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di test.

Italiano32

Tabella 4 - Specifiche di test per IMMUNITÀ PORTA INTERNA nelle apparecchiature per comunicazioni
wireless RF LIVELLO DELTEST DIIMMUNITÀ
(V/m)

Frequenza
di test
(MHz)

Banda
(MHz)

Servizio

Modulazione

385

380 - 390TETRA 400

Modulazione a impulsi
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

FM±5 kHz di deviazione
1 kHz sinusoidale

2

0,3

28

704 - 787

Banda LTE 13,17

Modulazione a impulsi
217 Hz

0,2

0,3

9

800 - 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Banda LTE 5

Modulazione a impulsi
18 Hz

2

0,3

28

1.700 - 1.990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Banda LTE 1,3,4,25
UMTS

Modulazione a impulsi
217 Hz20,3282.400 - 2.570

Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7

Modulazione a impulsi
217 Hz20,3

285.100 - 5.800

WLAN 802.11 a/n

Modulazione a impulsi
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810
870
930
1.720
1.845
1.970

2.450
5.240
5.500
5.785

Italiano

33

Potenza
Distanzamassima(m)(W)

APPUNTI

Italiano34

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 C,D 室 邮编 200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599