Suomi (Käännös)

2440

Ambulatorisenverenpainemittarin tallennin

Ambulatorinen verenpainemittari

1WMPD4005230

2310

2018 A&D Company, Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, siirtää,transkriboida tai kääntää millekään kielelle missään muodossa
ilman A&D Company, Limitedin myöntämää lupaa.
Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja
laitteen tietoja voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat asiaankuuluvien
omistajiensa tavaramerkkejä ja kauppanimiä.

Yhdenmukaisuus
Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa
Tämä laite on lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen.
Laitteen yhdenmukaisuus on todistettu CE-merkinnällä sekä
asianomaisen viranomaisen viitenumerolla.
Tämä laite on RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukainen.

Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännöstön kanssa
Laite täyttää seuraavat vaatimukset:
EMD-päästöstandardi teollisille, tieteellisille ja lääkinnällisille laitteille
AS/ NZS 2064:1997, EMD- yleinen immuniteettistandardi AS/ NZS
4252. 1:1994. Yllä mainitun todistaa C-Tick-merkki.

iVaroitusmerkintä
Välttyäksesi vääränlaisen käsittelyn aiheuttamilta
onnettomuuksilta, tämä tuote ja sen käyttöopas sisältävät
seuraavat varoitusmerkit ja -merkinnät.
Nämä varoitusmerkit ja -merkinnät tarkoittavat seuraavaa:

Varoitusmerkintä
Välitön vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen, mikäli sitä ei vältetä.
Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen mikäli sitä ei
vältetä.
Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa lievään
tai kohtalaiseen loukkaantumiseen mikäli sitä ei vältetä.
Merkkiä voidaan käyttää myös varoittamaan
turvattomasta käytöstä.

Esimerkkejä symboleista
tarkoittaa ”Varoitus”. Noudatettavan varovaisuuden
Symboliluonne kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai
kuvalla. Esimerkki varoittaa sähköiskun vaarasta.
Symbolitarkoittaa ”Älä tee näin”. Kielletty toiminta kuvataan
symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai kuvalla.
Esimerkki ilmoittaa ”Älä pura”.
Symboliviittaa vaadittavaan toimenpiteeseen. Vaadittu
toimenpide kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai
kuvalla. Esimerkki viittaa yleiseen vaadittavaan toimenpiteeseen.

Muu
Huomautus Tarjoaa lisätietoa, joka auttaa käyttäjää laitteen käytössä.
Jokaisen toimenpiteen varotoimet kuvataan tässä käyttöoppaassa. Lue
käyttöopas ennen laitteen käyttöä.
ii

Varotoimet
Käyttääksesi TM-2440:tä (ambulatorisen verenpainemittarin
tallenninta) turvallisesti ja oikein, lue huolellisesti seuraavat
varotoimenpiteet ennen laitteen käyttöä. Seuraava sisältö onyhteenveto yleisistä potilaiden ja käyttäjien turvallisuuteen liittyvistä
seikoista sekä laitteen turvallisesta käsittelystä. Jokaisen
toimenpiteen varotoimet kuvataan tässä käyttöoppaassa. Lue
käyttöopas ennen laitteen käyttöä.
1. Tallentimen käyttöä ja säilytystä koskevat varotoimet
Pidä tallennin poissa tiloista, joissa on helposti syttyviä
anesteetteja tai kaasuja, korkeapaineisia happikammioita ja
happitelttoja. Tallentimen käyttäminen tällaisissa paikoissa
saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
Älä käytä tallenninta magneettiresonanssikuvannusjärjestelmien(MRI) kanssa.

Säilyttääksesi laitteen toimintakyvyn ennallaan, ota seuraavat
ympäristöolosuhteet huomioon tallentimen käytössä ja
säilyttämisessä. Tallentimen suorituskykyyn saattavat vaikuttaa
liiallinen lämpö, kosteus ja korkeus merenpinnasta.
Vältä paikkoja, joissa tallentimen päälle saattaa roiskua vettä.
Vältä paikkoja, joissa on korkea lämpötila, korkea kosteus,
suoraa auringonvaloa ja ilmassa pölyä, suolaa tai rikkiä.
Vältä paikkoja, joissa tallennin saattaa kallistua, täristä tai jossa
siihen saattaa kohdistua iskuja (mukaan lukien kuljetuksen
aikana).
Vältä paikkoja, joissa säilytetään kemikaaleja tai esiintyy kaasua.
iii

Käyttöolosuhteet:
Lämpötila:+10– +40 °C,
Kosteus:30–85 % suhteellinen kosteus (ei kondensaatiota).
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet:
Lämpötila:-20–+60 °C,
Kosteus:
10–95 % suhteellinen kosteus (ei kondensaatiota).

2. Varotoimet ennen tallentimen käyttöä
Varmista, että tallennin toimii turvallisesti ja oikein.
Kun tallenninta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa, sesaattaa johtaa virheelliseen diagnoosiin tai turvallisuuteen
liittyviin ongelmiin. Varmista, että laitteet voidaan liittää
turvallisesti.
Tarkista laitteen ja muiden lääkinnällisten laitteiden väliset häiriöt.
Varmista, että tallenninta voidaan käyttää oikein.
Käytä A&D:n määrittämiä lisälaitteita, lisätarvikkeita ja
hyödykkeitä.
Lue huolellisesti lisätarvikkeiden mukana toimitetut
käyttöoppaat. Huomioita ja varoituksia ei kuvailla tässä
käyttöoppaassa.
Jotta tallentimen käyttö on turvallista ja sitä käytetään oikein,tarkista se ennen käyttöä.
Jätä tallennin normaaliin toimintatilaan vähintään yhdeksitunniksi ennen käyttöä ja kytke se päälle.
Liitä vain tarkoituksenmukaisia lisälaitteita USB-liittimeen.
Älä liitä muita laitteita.
Yhdistä vain A&D:n valtuuttama mansetti ilmaliittimeen.

iv

Tallentimen valmistelu

Huomautus

Poista edelliset tallentimeen tallennetut tiedot, ennen kuin sitä
käytetään seuraavalla potilaalla.
Vaihda paristot, ennen kuin tallenninta käytetään seuraavalla
potilaalla.
Laite
Käytä tallenninta vain diagnosointiin ja vastatoimenpiteisiin.
Varmista, että ilmaletku ja mansetti ovat potilaan päällä oikein.
(Esimerkki: ilmaletkun kiertyminen ja jännite, mansetin asento ja
suunta)Ohjeet laitetta käyttävälle potilaalle
Kerro potilaalle, kuinka keskeyttää automaattinen verenpaineen
mittaaminen tallentimen sammuttamiseksi yksin ollessa, mikäli
ongelmia ilmenee.
Kerro potilaalle, että hänen tulee irrottaa tallennin pikaisesti, jos hän
tuntee kipua tai mikäli ongelmia ilmenee.
Käytä varovasti vauvojen ja imeväisten lähettyvillä, sillä
ilmaletkuun voi vahingossa kuristua.
3. Verenpaineen mittaamiseen käytettyihin paristoihin liittyvät varotoimet
Aseta paristot paristokotelon sisälle merkittyjen napojen ”+” ja ”–”
mukaisesti. (Napaisuuteen liittyvä varoitus)
Vaihda käytetyt paristot uusiin samanaikaisesti.
Poista paristot, jos tallenninta ei olla käyttämässä pitkään aikaan.
Paristo saattaa vuotaa ja aiheuttaa toimintahäiriön.
Käytä kahta alkaliparistoa (koko AA) tai määrättyjä akkuja (kokoAA, Ni-MH).
Paina ja pidä ”–”-navan jousi alas painettuna paristolla.
Liu’uta ja asenna pariston ”+”-napa paristokotelon ”+”-napaan.
Jos paristo asennetaan ”+”-navan puolelta, paristokotelo
saattaa vaurioitua.
vÄlä koske samanaikaisesti paristoon ja potilaaseen. Tämä
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä sekoita vanhaa ja uutta paristoa keskenään. Älä käytä
erityyppisiä ja -merkkisiä paristoja. Tämä voi johtaa vuotamiseen,
kuumenemiseen ja räjähdykseen. Tallentimessa saattaa esiintyä
toimintahäiriö.

4. Varotoimet käytön aikana
Älä käytä tallenninta auton tai muun ajoneuvon ajon aikana.
Esimerkki: Tallennin saattaa rajoittaa vartalon tai käsien liikettä
ajoneuvon ajamisen aikana jne.

Tätä lääkinnällistä laitetta saavat käyttää vain lääkärit eli lain
mukaan valtuutetut henkilöt. Selitä oikeanlainen käyttö potilaille ja
varmista, että he pystyvät keskeyttämään mittauksen ongelmien
ilmetessä.
Älä käytä matkapuhelinta tallentimen lähellä (alle 30 cm
etäisyydellä). Se voisi aiheuttaa tallentimen toimintahäiriön.

Lopeta tallentimen käyttö ja keskeytä automaattinenverenpaineen mittaaminen, jos potilas tuntee kipua
käsivarressaan tai jos mittaustulos on virheellinen.
Älä käytä tallenninta voimakkaassa magneetti- taisähkökentässä.
Älä käytä tallenninta potilaalla, joka käyttää
sydän-keuhkokonetta.
viOhjeet potilaalle

Huomautus

Jos lämpötila on alhainen, pariston kesto lyhenee ja mittauksia
pystytään suorittamaan vähemmän.

5. Varotoimet tallentimen käytön jälkeen
Mittaustietojen käsittely

Käsittele mittaustiedot välittömästi tarkoituksenmukaisella
lisälaitteella.

Tallennin
Kun lisätarvikkeet on puhdistettu, järjestele ja varastoi ne.
Puhdista tallennin siten, että sitä voidaan käyttää seuraavalla
mittauskerralla.
Keskeytä automaattinen verenpaineen mittaaminen. Muutoin
automaattisen mittauksen paineistus käynnistyy, ja mansetti tai
muut osat saattavat hajota laajentumisen takia.
Poista paristot tallentimesta, jos sitä ei olla käyttämässä pitkään
aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja hajottaa tallentimen.
Lasten ei saa antaa käyttää tallenninta yksinään. Älä jätä
tallenninta vauvaikäisten ulottuville. Tämä saattaa johtaa
loukkaantumiseen tai vahinkoihin.
Pidä kiinni liittimen koteloinnista, kun liität ja irrotat johdon. Älävedä johdosta.

vii

Huomautus

Varotoimet tallentimen käytön jälkeen (TM-2440)

Käsittele mittaustiedot välittömästi tarkoituksenmukaisella
lisälaitteella mittauksen päätyttyä.

Litiumvara-akku
Tallentimessa on sisäänrakennettu litiumvara-akku. Akku antaa virtaa
sisäänrakennetulle kellolle, kun verenpaineenmittaukseen käytettäviä
AA-paristoja vaihdetaan. Litiumakku latautuu AA-paristoilla.
Vara-akun käyttöiän pidentäminen
Ensimmäisellä käyttökerralla oston tai yli kuukauden säilytyksen
jälkeen, vaihda paristot ja lataa vara-akku. Riittää, kun vara-akkua
ladataan 48 tuntia tai kauemmin.
(Vara-akku ladataan aina AA-paristoilla.)
Korvaa kahdella uudella AA-paristolla, kun paristonäytössä näkyy.
Kun
näkyy paristonäytössä, verenpaineen mittausta ja
datansiirtoa ei voida suorittaa. Vaihda tilalle kaksi uutta AA-paristoa.
Poista paristot, jotta ne eivät vuoda tallentimeen, jos tallenninta ei olla
käyttämässä yli kuukauteen.

6. Vastatoimenpiteet, kun laitteessa on virhe
Keskeytä käyttö ja poista AA-paristot. Jos paristonavat ovat
oikosulussa, paristo saattaa olla kuuma.
Virhetilanteessa mansetti saattaa kuumeta mittauksen
aikana – käsittele sitä varoen.

viii

Kiinnitä ”Toimintahäiriö” ”Älä käytä”-merkintä tallentimeen. Ota
yhteyttä jälleenmyyjään.
Keskeytä tallentimen toiminta välittömästi, kun mittausaika ylittää
180 sekuntia ja ilmanpaine ylittää 299 mmHg:ä.

7. Huollon varotoimet
Varmista, että tallennin toimii oikein ja turvallisesti, kun sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan.
Suorita tarkistus ja huolto ennen käyttöä, jotta mittaaminen pysyy
tarkkana ja turvallisena. Käyttäjä (sairaala, klinikka jne.) on
vastuussa lääkinnällisen laitteen käsittelystä. Jos tarkistusta ja
huoltoa ei suoriteta oikein, se saattaa johtaa onnettomuuteen.

Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa tallentimen hoitoon.
Älä käytä haihtuvia aineita, kuten ohennetta tai puhdistettua
bensiiniä.
Älä käytä märkää liinaa.
Älä pura tai muokkaa tallenninta (lääkinnällinen sähkölaite).
Tämä saattaa vaurioittaa sitä.

8. Voimakkaan sähkömagneettisen aallon aiheuttaman
toimintahäiriön varo- ja vastatoimenpiteet
Tämä tallennin on EMD-standardin IEC60601-1-2: 2014
mukainen. Välttääksesi sähkömagneettiset häiriöt muiden
laitteiden kanssa, älä käytä matkapuhelinta tallentimen lähellä.
ix

Jos tallennin sijaitsee lähellä voimakkaita sähkömagneettisia
aaltoja, aaltomuotoihin saattaa päästä kohinaa, jolloin
toimintahäiriöt ovat mahdollisia.
Jos käytön aikana ilmenee odottamattomia toimintahäiriöitä,tarkista sähkömagneettinen ympäristö ja suorita tarvittavat
toimenpiteet.

Seuraavat esimerkit ovat yleisiä toimintahäiriöiden aiheuttajia janiiden vastatoimenpiteitä.
Matkapuhelinten käyttöRadioaallot saattavat aiheuttaa
odottamattomia toimintahäiriöitä.
Langattomat viestintälaitteet, kodin verkkolaitteet kuten
kannettavat radiopuhelimet, langattomat puhelimet ja
muut tällaiset viestintälaitteet voivat vaikuttaa tallentimen
toimintaan. Tästä syystä ne tulee pitää vähintään
30 cm:n etäisyydellä tallentimesta.
Jos käyttöympäristössä on staattista sähköä (purkauksia
laitteista tai ympäristöstä)Varmista ennen tallentimen käyttöä, että laitteen käyttäjä ja
potilas on purettu staattisesta sähköstä.
Kosteuta huone.

9. Ympäristönsuojelu
Poista litiumakku tallentimesta ennen tallentimen hävittämistä.

xTurvalliseen mittaukseen liittyvät varotoimet
Tämä osio kuvaa mittaamiseen ja anturiin liittyviä varotoimia.
Keskustele aina lääkärin kanssa tulosten arvioinnista ja hoidosta.
Itsediagnosointi ja itsehoito tulosten perusteella voi olla vaarallista.

Verenpaineen mittaaminen
Varmista, ettei letku ole vääntynyt liikaa ja että ilma virtaa siinä
kunnolla. Jos käytetään vääntynyttä letkua, ilmanpaine saattaa
jäädä mansettiin, mikä saattaa estää käsivarren verenkierron.
Älä mittaa verenpainetta potilaan käsivarresta, jos potilaalla on
jokin seuraavista. Se voisi johtaa loukkaantumiseen tai vamman
pahenemiseen.
1) Käsivarressa on vamma tai sairaus.
2) Käsivarteen tehdään suonensisäistä tiputusta tai verensiirtoa.
3) Raajassa on suntti keinotekoista dialyysia varten.
4) Potilas on ollut vuodehoidossa pitkän aikaa(veritulpan mahdollisuus).

Tarkista potilaan tila, jos mittaamisessa ilmenee ongelmia.
Potilaan kunto voi heiketä mittauksen rajoitusten ylittyessä,
tai vääntynyt letku on saattanut estää ilmavirtauksen.
Verenpaineen mittaaminen liian usein saattaa aiheuttaa
elimistölle vaurioita verenkierron häiriintymisen vuoksi.
Varmista, ettei laitteen käyttö johda pitkälliseen
verenkierron vajaatoimintaan, kun laitetta käytetään
toistuvasti.
Verenpaineen mittaustulokset eivät välttämättä ole tarkkoja,
jos potilaalla on jatkuva rytmihäiriö tai jos hän liikkuu liikaa.
xiAseta mansetti sydämen tasolle. (Eri tasolla suoritetut
mittausarvot ovat virheellisiä.)
Tallennin vastaa virhehavaintoihin ja sokkiin. Jos
mittaustulokset epäilyttävät, mittaa verenpaine
auskultaatiolla tai palpaatiolla.
Mittaustuloksissa saattaa ilmetä virheitä, jos mansetin
ympärysmitta ei vastaa potilaan käsivarren ympärysmittaa.
Älä täytä mansettia ennen kuin se on kääritty potilaan
käsivarren ympärille. Tämä saattaa vaurioittaa mansettia tai
aiheuttaa sen räjähtämisen.

Huomautus

Verenpaineen mittaaminen saattaa aiheuttaa ihonalaista verenvuotoa.
Tämä ihonalainen verenvuoto on väliaikaista ja katoaa ajan myötä.
Jos potilas käyttää sydän-keuhkokonetta, verenpainetta ei voida mitata
sykkeen puuttumisen vuoksi.
Verenpainetta ei voida mitata oikein paksujen vaatteiden päältä.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos vaatekappale on rullattu jakäsi puristuu.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos pintaverenkierto ei ole riittävä,
verenpaine on liian alhainen tai jos potilaalla on hypotermia(verenkierto ei ole riittävä).
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilaalla on jatkuva
rytmihäiriö.
Verenpainetta ei voida mitata oikein väärän kokoisella mansetilla.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos mansettia ei ole asetettu
sydämen tasolle.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilas liikkuu tai puhuu
mittauksen aikana.
Kliinisiä kokeita ei ole suoritettu vastasyntyneille vauvoille ja raskaana
oleville naisille.
Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, jos sinulle on tehty
rinnanpoistoleikkaus.
xiiMansetti
Hävitä veren saastuttamat mansetit, jotta tarttuvien tautien
leviäminen voidaan estää.
Vältä kokoon taitetun mansetin tai kierretyn ilmaletkun
pitkäaikaista säilyttämistä. Tämä saattaa lyhentää osien
käyttöikää.

Pulssin mittaaminenÄlä käytä näytettyä pulssia epäsäännöllisen sykkeen
diagnosoimiseen.

Huomautus
Tallennin mittaa pulssin verenpainetta mitattaessa.

xiii

Pakkausluettelo
Tallennin on tarkkuuslaite, joten käytä sitä varoen.
Kovat iskut saattavat johtaa vikoihin ja toimintahäiriöihin.

Huomautus
Tallennin toimitetaan erikoispakkauksessa, joka suojaa sitä
kuljetuksen aikana. Tarkista pakkausta avatessasi, että se sisältää
kaikki pakkausluetteloon merkityt asiat. Jos sinulla on kysyttävää,ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään
A&D-jälleenmyyjään. Suosittelemme erikoispakkauksen
säilyttämistä.
Katso luvusta ”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)” mahdolliset
vaihtoehdot.
Verenpaineen tallennin ................................................................ 1
Tarvikkeet
Aikuisten mansetti 20–31 cm (7,8"–12,2") vasempaan käsivarteen
TM-CF302A ................. 2
Aikuisten mansetin suojus ......................................................... 2
Kantopidike ..................................... AX–133025995 .......... 1
Vyö ................................................. AX–00U44189 ........... 1
Klipsi ...................................................................................... 1
Mittaustulostaulukko (10 arkkia) ...... AX–PP181–S ............. 1
USB-kaapeli .................................... AX–KOUSB4C ........... 1
ABPM Data Manager CD ....................................................... 1
Käyttöopas ............................................................................. 1

xiv

Verenpaineen tallennin
Kantopidike

Aikuisten mansetti vasempaan käsivarteen
KlipsiVyö

USB-kaapeli

Aikuisten mansetin suojus

Mittaustulostaulukko (10 arkkia)
ABPM Data Manager CD

xv

Tämä käyttöohje

Sisältö
Yhdenmukaisuus ............................................................................ i
Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa .................... i
Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännöstön kanssa ................ i
Varoitusmerkintä .............................................................................ii
Varotoimet ..................................................................................... iii
Turvalliseen mittaukseen liittyvät varotoimet .................................. xi
Verenpaineen mittaaminen ......................................................... xi
Mansetti .................................................................................... xiii
Pulssin mittaaminen.................................................................. xiii
Pakkausluettelo ........................................................................... xiv
1.

Johdanto ........................................................................... 4

2.

Ominaisuudet .................................................................... 4

3.

Lyhenteet ja symbolit......................................................... 6

4.

4.1.
4.2.

Tekniset tiedot................................................................. 11
Tallennin ...................................................................... 11
Mitat ............................................................................. 14

5.

Osien nimet ..................................................................... 15
5.1.
Tallennin ...................................................................... 15
5.2.
OLED-näyttö (orgaaninen LED).................................... 16
5.3.
Pääasialliset kytkinten toiminnot ................................... 17
5.3.1. A-BPM:n toiminnot.................................................... 17
5.3.2. Muut toiminnot .......................................................... 20

6.

Verenpaineen mittaamisen toiminnot............................... 22
6.1.
Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM) ..... 22
6.1.1. A-BPM-valmiustila .................................................... 23
6.1.2. Lepotoiminto ja intervalliaika ..................................... 24
6.1.3. Mittaamisen pysäyttäminen ...................................... 25
1

6.2.
Mittaustulokset ............................................................. 26
6.2.1. Mittaustulosten näyttäminen ..................................... 26
6.2.2. Mittaustulosten tallentaminen ................................... 26
6.2.3. Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta ................. 27
6.2.4. Tunnistenumerot ...................................................... 27
7.

Tallentimen valmistelu ..................................................... 28
7.1.
Paristojen asettaminen (paristojen vaihtaminen)........... 28
7.1.1. Paristojen vaihtaminen ............................................. 30
7.2.
Kantopidikkeen valmistelu ............................................ 31
7.3.
Tarkastus ennen käyttöä .............................................. 32
7.3.1. Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista ............ 32
7.3.2. Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista ............. 33

8.

Käyttö.............................................................................. 33
8.1.
Käytön vuokaavio ......................................................... 33
8.2.
Alkuperäiset asetukset ................................................. 35
8.2.1. Tehdasasetukset ...................................................... 35
8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto ........................ 36
8.2.3. Esipaineistusarvo ..................................................... 37
8.3.
A-BPM:n esiasetetut ohjelmat ...................................... 37
8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit .................................. 39
8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit ....................................... 41
8.4.
Mittaustietojen poistaminen .......................................... 43
8.5.
Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen ............................. 45
8.5.1. Tietoja potilaille......................................................... 45
8.5.2. Mansetin suojus ....................................................... 48
8.5.3. Mansetin, kantopidikkeen ja
tallentimen kiinnittäminen ......................................... 49
8.6.
Verenpaineen mittaamisen toiminnot ............................ 52
8.6.1. A-BPM:n toiminnot.................................................... 52
8.6.2. Manuaalinen mittaaminen......................................... 54
8.6.3. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen ......... 55
2

8.7.
Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen......... 56
8.7.1. USB-kaapelin liittäminen........................................... 56
9.

Huolto ............................................................................. 58
9.1.
Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta.... 58
9.2.
Tuotteen puhdistus ....................................................... 59
9.3.
Määräaikaistarkastus ................................................... 61
9.3.1. Tarkastus ennen paristojen asettamista.................... 61
9.3.2. Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus .................. 62
9.4.
Hävittäminen ................................................................ 63
9.5.
Vianmääritys ................................................................ 64
9.6.
Virhekoodit ................................................................... 65

10.

Lisätarvikkeet (tilattava erikseen) .................................... 68

11.
Liite ................................................................................. 70
11.1. Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate ................. 70
11.2. EMD-tiedot ................................................................... 72

3

1. Johdanto

Kiitos, että ostit tämän tuotteen!

TM-2440 ambulatorisella verenpainetallentimella pystytään
mittaamaan tarkasti potilaan verenpaine automaattisesti
esiasetettuina aikoina (esim. 24 tuntia toistuvasti). Tämä
käyttöopas sisältää asetukset, toiminnot, tilat ja ohjelmat
verenpaineen mittaamiseen sekä viestinnän asianmukaiseenlisälaitteeseen, huollon, tekniset tiedot ja varoitukset. Lue
käyttöohjeesta tuotteen oikeasta käytöstä, ja pidä käyttöohje aina
saatavilla.

2. Ominaisuudet

Yhteenveto

Tallennin on ambulatorinen verenpainemittari, jota voidaan
käyttää potilaan ei-invasiiviseen verenpaineen ja sykenopeuden
mittaamiseen lääkärin ohjauksessa. Laitteella mitataan ja
tallennetaan verenpaineen vaihtelut normaalin päivän aikana.
Tallennin on kannettava, siinä on tietojenkäsittelytoiminto ja se on
helppokäyttöinen.

Verenpaineen mittauksen kohderyhmä

Tämä tallennin on tarkoitettu aikuisille (yli 12-vuotiaille).

4

Käyttötarkoitus

Tallennin mahdollistaa automaattisen verenpaineen mittaamisen
ja manuaalisen verenpaineen mittaamisen. Verenpaineen lukemia
voidaan hyödyntää lääkärikäynneillä ja käyttää itsenäiseen
terveyden hallintaan.

Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM)
A-BPM-toiminnolla voidaan määrittää kuusi paria halutun
mukaista käynnistysaikaa ja intervallia jokaista 24 tuntia kohti,
jolloin laite mittaa verenpaineen ja tallentaa tiedot
automaattisesti.
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen
Verenpaine voidaan mitata manuaalisesti milloin tahansa,
mukaan lukien A-BPM-toiminnon ollessa käynnissä.

Kannettavuus

Tallentimen paino on noin 120 g (ilman paristoja).
Se on kämmeneen sopiva ja sisältää mikropumpun.
Laitteessa voidaan käyttää kahta AA-alkaliparistoa. (Koko LR6
tai AA)Kahta akkua (AA-koko, Ni-MH-akku) voidaan myös
käyttää.

Käytettävyys

Tallentimen asetukset ja verenpaineen mittausohjelma on helppo
määrittää tietokoneeseen asennettua ABPM Data Manageria
käyttämällä (erillinen oheislaite).

Ekstensiivinen analyyttinen suorituskyky

Automaattiselle verenpaineen mittaukselle voidaan asettaa
mittausten intervalliaika.
Verenpaine voidaan mitata koska tahansa välittömästi manuaalisesti.
Analyysi voidaan suorittaa tehokkaasti tietokoneeseen asennetulla
ABPM Data Managerilla (erillinen oheislaite).
5

Lyhyempi mittausaika

Tyhjennysaikaa ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.
Paineistusta ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.

Helppokäyttöisyys

Erillinen oheislaite vastaanottaa tiedot käyttämällä USB-kaapelia.
Vastaanotetut tiedot voidaan analysoida ja tulostaa helposti.

3. Lyhenteet ja symbolit
Symbolit

Tarkoitus

SYS

Systolic blood pressure (systolinen verenpaine)

DIA

Diastolic blood pressure (diastolinen verenpaine)

PUL

Pulse rate (pulssi)

PP
kPa
mmHg
/min

Pulse pressure (pulssipaine)

PP = SYS - DIA

Verenpaineen yksikkö
Pulssin yksikkö/minuutti

Jatkuvasti näkyvä : A-BPM on käynnissä.
Muisti täynnä, poista tietoja mittauksen
aloittamiseksi.
näytetään,
Pariston merkkivalo Kun taso 1
vaihda paristot, jotta voit käyttää tallenninta.
A-BPM-lepotilamerkki
Merkki näkyy määrittämisen aikana.
Exx

Virhekoodit. xx = 00–99

OLED

Organic light emitting diode (Orgaaninen LED)
Varoitusmerkki
Suojaustaso sähköiskuja vastaan: Laitetyyppi BF.
CE-merkinnän valmistaja. Valmistuspäivä.
6

Symbolit

Tarkoitus

SMALL

Pienen mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta

15–22 cm

ADULT

Aikuisten mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta

20–31 cm 7,8"–12,2"

LARGE

Ison mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta

28–38 cm 11,0"–15,0"

EXTLARGE

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

5,9"–8,7"

Erittäin ison mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta 36–50 cm 14,2"–19,7"
Pakkaukseen painettu symboli.
Aikuisten mansetti sisältyy pakkaukseen.
Katso lisätietoja käyttöoppaasta tai esitteestä.
Symboli, jonka merkitys on ”Pidä kuivana” ja ”Pidäpoissa sateesta”.

SN

Sarjanumero
Symboli, joka on painettu paristokoteloon.
Pariston asennussuunta (napaisuus).

x2
1.5V LR6 Pakkaukseen painettu symboli.
1.2V HR6 Paristot eivät sisälly pakkaukseen.
not included
EMD

Electromagnetic disturbances (sähkömagneettiset
häiriöt)Symboli, jonka merkitys on ”Käsittele varoen”.
Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin
symboli.

7Symbolit

Tarkoitus

BPM

Blood pressure measurement(verenpaineen mittaaminen)

A-BPM

Automatic blood pressure measurement(automaattinen verenpaineen mittaaminen)

Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symbolit. #1
START, Operation
Not made with natural Potilasta koskeva varoitus. Painettu
rubber latex.
mansettiin.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.

• Firmly secure cuff air hose to mainbody.

Varoitukset paristolokeron kannessa.
Käytä alkaliparistoja tai määrättyjä akkuja
ja varmista oikea napaisuus (+,-).
Älä sekoita uusia, käytettyjä taierimerkkisiä paristoja.
Kiinnitä mansetin ilmaletku tiukasti
päälaitteeseen.

#1 : Katso ”6.1. Automaattinen verenpaineen mittaaminen(A-BPM)” ja ”8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat” 24 tunnin
verenpainetallentimelle.

8I.H.B.

Tallennin havaitsee epäsäännöllisen sykkeen, joka poikkeaa±25 % keskimääräisestä sykkeestä I.H.B:nä. (epäsäännöllinensyke).
I.H.B.:n ilmenemisen pääasiallisia tekijöitä ovat fysiologiset
tekijät yhdessä sydämen, sairauksien ja muiden tekijöiden
kanssa.
Esimerkkejä ovat kehon liike, ruumiinlämmön nousu,
ikääntyminen, fysiologiset ominaisuudet ja tunnetilojen vaihtelu.
I.H.B. saattaa esiintyä, kun ilmenee erittäin pientä värinää, kuten
vapinaa tai tärinää.
Suorita analyysi erillisellä oheislaitteella tietääksesi, onko
I.H.B. havaittu vai ei.
Katso tarkemmat tiedot ABPM Data Managerin ohjekirjasta.

Pulssi on vähintään 25 % keskimääräistä nopeampi.
Pulssi on vähintään 25 % keskimääräistä
hitaampi.

9

Valmiustila

A-BPM -valmiustila on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata
intervalliajanaikana.
Verenpaineen mittaaminen

Käynnistysaika Käynnistysaika
T

T

T

T

Osio

T

T

T
Osio

Erillinen oheislaiteAika
T : Intervalliaika

Erillinen oheislaite tarkoittaa tietokonetta, johon ABPM DataManager on asennettu. ABPM Data Manager on tallennettu
lisävaruste-CD:lle. Liitä tallennin vain oheislaitteisiin, jotka ovat
sähköisiä lääkintälaitteita koskevan standardin (IEC60601-1)
vaatimusten mukaisia. Älä liitä tallenninta muuhun laitteeseen(esimerkki: IEC60950) alueella, jossa käytetään lääkintälaitetta.
Käytä USB-kaapelia, joka on lyhyempi kuin 1,5 m.

10

4. Tekniset tiedot
4.1. Tallennin
KohteetMittausmenetelmä

Kuvaukset
Oskillometrinen mittausmenetelmä

Paineentunnistusmenetelmä Puolijohteinen paineanturi
Paineen näytön
arvoalue

0–299 mmHg

Mittaustarkkuus

Paine:
Pulssi:±3 mmHg±5 %Näytönpienin jako

Paine:
Pulssi :1 mmHg1 lyönti/minuutti

Mittauksen arvoalue

Systolinen paine:
Diastolinen paine:
Pulssi:60–280 mmHg
30–160 mmHg
30–200 lyöntiä/minuutti

Paineen purkautuminen

Jatkuva purkautuminen ohjatulla
turvamekanismin vuotoventtiilillä

Tyhjennys

Sähkömagneettinen venttiili

Paineistusmenetelmä

Mikropumppu

Automaattinen paineistus 85–299 mmHg
Intervalliaika (A-BPM)

Intervallit jokaisessa osiossa, joka jakaa 24
tunnin enintään kuuteen osaan.
Intervalli: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
120 minuuttia

Kello

24 tunnin kelloNäyttö

OLED, 96 x 39 pikseliä, valkoiset merkit

Mittauslaskuri

200 kertaa tai enemmän. Vaihtelee
mittausolosuhteiden perusteella.

Muisti

Mittaustiedot: Maks. 600 tietoa.
11

Kohteet

Kuvaukset

Virtalähde

Samantyyppisillä paristoilla:2 x 1,5 V:n paristo (LR6- tai AA-koko)
Alkaliparisto tai nikkelivetyparisto (Ni-MH),
1 900 mAh tai enemmän
Sisäänrakennetun kellon vara-akku:
litiumnappiakku ML2016H

Nimellisjännite

DC 2,4 V ja DC 3,0 V

Rajapinta

USB: USB 1.1 -yhteensopiva.
Kaapelin pituus: 1,5 m tai lyhyempi.
Micro-USB B -liitin voidaan liittää erilliseenoheislaitteeseen (standardi ajuriohjelmisto).

Käyttöolosuhteet
Kuljetus- ja
säilytysolosuhteet

Lämpötila:
Kosteus:+10–+40 °C
30 – 85 % suhteellinen kosteus(ei kondensaatiota)

Lämpötila:
Kosteus:-20 – +60 °C
10 – 95 % suhteellinen kosteus(ei kondensaatiota)

Ympäröivän ilman paine
sekä käyttö- että
700– 1 060 hPa
säilytysolosuhteissa
Suojaustaso sähköiskuja
Sisäisesti virran saava ME-laite
vastaan
Suojaustaso sähköiskuja Tyyppi BF: Tallennin, mansetti ja letkut onvastaanvarustettu erityisellä suojalla sähköiskuja
vastaan.
CE-merkintä

EY-direktiivin mukainen merkintä
lääkinnällisessä laitteessa.

C-Tick-merkintä

Rekisterihallituksen ACA:lle rekisteröimä
sertifikaatiomerkintä.

Mitat

Noin 95 (p) × 66 (l) × 24,5 (k) mm
12

Kohteet

Kuvaukset

Paino

Noin 120 g (ilman paristoja)

Käyttöikä

Tallennin: 5 vuotta. Itsetunnistautuminen
sisäisillä tiedoilla. Oikeanlainen käyttö ja huolto
parhaissa olosuhteissa. Kestävyys vaihtelee
käyttöolosuhteiden mukaan.

Kotelointiluokka

Laite: IP22

Oletustila

Jatkuva mittaaminen

Nollausaika
defibrilloinnin jälkeen

Välittömästi

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Huomautus:# Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
# Tämän laitteen kliiniset kokeet perustuvat ISO
81060-2:2013 -standardiin.
# Tallennin ei ole potilaan seurantaan soveltuva lääkinnällinen
laite. Emme suosittele käyttöä paikassa, jossa potilasta tulee
tarkkailla reaaliaikaisesti, kuten teho-osastolla.
ACA: Australian Communications Authority (Australian viestintävirasto)

13

4.2. Mitat

66

24,5

95

Yksikkö: mm

14

5. Osien nimet
5.1. Tallennin

Aikuisten mansetti vasempaan käsivarteen

Valtimon sijaintimerkki

Ilmaletku
Ilmapistoke
Ilmaliitin
EVENT -kytkin

OLED
START /STOP -kytkin

Paristokotelo ja
2 LR6 (AA-koko) paristoa
mittaamista varten

Paristokotelon kansi

Micro USB -portti (pohjassa),
datayhteysliitäntä

155.2. OLED-näyttö (orgaaninen LED)
Huomautus
Lue tallentimessa näytetyt tiedot huolellisesti ja tulkitse niitä oikein,jotta voit tehdä tarkan diagnoosin.
A-BPM:n tila ilmoitetaan OLED-näytössä.
Kellonaika.
Asetuksien ja käytön tila.
A-BPM:n mittausarvo.
SYS
DIA
PUL

Systolinen verenpaine.
Diastolinen verenpaine.
Pulssi.

mmHg Verenpainearvon yksikkö.
/min
Pulssin yksikkö.
Katso ”3. Lyhenteet ja symbolit” tarkastaaksesi
OLED-näytössä käytettyjen symbolien merkityksen.
Symbolit

Tarkoitus
Merkki näytetään määrittämisen aikana.
Jatkuvasti näkyvä: A-BPM on käynnissä.
Muisti täynnä
A-BPM-lepotilamerkki
Paristojen varaustason ilmaisin

16

5.3. Pääasialliset kytkinten toiminnot
5.3.1. A-BPM:n toiminnot
A-BPM:n aloittaminen ja keskeyttäminen.

1. vaihe Tallenna esiasetettu ohjelma (käynnistysajat ja intervallit) A-BPM:ää
varten.
2. vaihe Pidä EVENT -kytkintä painettuna vaihtaaksesi seuraavien tilojen
välillä.
”ON” ....... A-BPM käynnistyy ja-merkki ilmestyy näyttöön.
Verenpaineen mittaukset suoritetaan esiasetetun
A-BPM-ohjelman mukaisesti.
”OFF”...... A-BPM keskeytetään ja-merkki sammuu.
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan
kuitenkin suorittaa painamalla START -kytkintä.

A-BPM:n intervalliajan pidentäminen

1. vaihe Aseta lepotila ”ON”-asentoon ennen mittaamista.
2. vaihe Käynnistä A-BPM pitämällä EVENT -kytkin painettuna.
Merkkitulee näyttöön.
3. vaihe Kun EVENT -kytkintä painetaan A-BPM:n aikana, intervalliaika
tuplaantuu.
Kun EVENT -kytkintä painetaan uudelleen, intervalliaika
palautuu perusarvoonsa.

17

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen
aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus
pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava verenpaineen
mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

A-BPM:n ohjelman asettaminen

1. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina
START/STOP - tai EVENT -kytkintä palataksesi näytön
odotustilaan.
2. vaihe Jos merkki
tulee näyttöön, pidä EVENT -kytkin painettuna
A-BPM:n keskeyttämiseksi.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna,
paina EVENT -kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes
OLED-näyttöön tulee ilmoitus Sleep .
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
Katso ”8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit”
EVENT -kytkin ...................Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin........Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.

Verenpaineen välitön mittaaminen A–BPM:n aikana(A-BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina
START/STOP - tai EVENT -kytkintä palataksesi
A-BPM-valmiustilan näyttöön. A-BPM-valmiustila on tila, jossa
verenpainetta ei mitata intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.
18

Kellonajan säätäminen
A-BPM:n tarkkailutoiminnon asettaminen

1. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina
START/STOP - tai EVENT -kytkintä palataksesi näytön
odotustilaan.
2. vaihe Jos merkki
tulee näyttöön, pidä EVENT -kytkin painettuna
A-BPM:n keskeyttämiseksi.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna,
paina EVENT -kytkintä, kunnes OLED-näyttöön tulee Display(tekstin Sleep jälkeen).
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
Katso ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
EVENT -kytkin ...................Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin........Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.

195.3.2. Muut toiminnot
Valmiustilasta palaaminen ja monitorin näyttäminen

Jos OLED-näytön merkkiä ei näy, paina
START/STOP -tai EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan
näyttöön.

Mittaustietojen poistaminen

1. vaihe Jos näytön merkkiä ei näy, paina
START/STOP -tai EVENT -kytkintä palataksesi
valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Jos-merkki näytetään, pidä
A-BPM:n peruuttamiseksi.

EVENT -kytkin painettuna

3. vaihe Kun START/STOP -kytkin on painettuna,
paina EVENT -kytkintä, kunnes DataClear(tekstien Sleep ja Display jälkeen) tulee
OLED-näyttöön.
4. vaihe Valitse toiminto.
Jos poistat tietoja, pidä START/STOP -kytkin painettuna.
Teksti Erasing vilkkuu tekstin DataClear alla
OLED-näytössä ja tietojen poistaminen käynnistyy.
4. vaihe Poisto
Siirry poistamisen jälkeen vaiheeseen 5.
DataClear
OLED Erasing
Jos säilytät (et poista) tiedot, paina
EVENT -kytkintä ja siirry vaiheeseen 5.
5. vaihe Tallennin palaa valmiustilaan.

20

Yhteyden muodostaminen erilliseen oheislaitteeseen USB-kaapelilla.

1. vaihe Liitä Micro USB-kaapeli tallentimen ja erillisen oheislaitteen
välille.
2. vaihe Tällöin kuuluu äänimerkki ja OLED-näyttöön tulee seuraava symboli.
Tiedonsiirto siirtyy valmiustilaan.

Valmiustila
3. vaihe Suorita analyysi erillisellä oheislaitteella. Datayhteys siirtyy
aktiiviseen online-tilaan vain USB-yhteyden aikana.

21

6. Verenpaineen mittaamisen toiminnot
Tallettimessa on automaattinen verenpaineen mittaustoiminto(A-BPM), ja se voi tallentaa mittaustiloja ja mittaustuloksia.

6.1. Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM)
Kun A-BPM-toimintoa ei käytetä, peruuta toiminto pitämällä
EVENT -kytkintä painettuna niin, että merkki
sammuu.
Muutoin mittaaminen käynnistyy seuraavan käynnistysajan aikana,ja mansetti saattaa räjähtää.
A-BPM-toiminto mittaa verenpaineen esiasetettuinaintervalliaikoina käyttämällä sisäänrakennettua kelloa ja tallentaa
mittaustulokset muistiin.
A-BPM voidaan käynnistää ja pysäyttää pitämällä EVENT -kytkintä
painettuna.
Tämä merkki
näkyy OLED-näytössä, kun A-BPM keskeytetään.
Verenpaine mitataan automaattisesti A-BPM:n käynnistysaikana.
Esipaineistusarvo on tehdasasetuksena 180 mmHg.
Jos painetta ei ole tarpeeksi, uudelleenpaineistus suoritetaan
automaattisesti enintään kahdesti.
Kun poistat tietoja muistista tai keskeytät A-BPM:n,paineistusarvo nollataan esipaineistusarvoon.
Kun mittauksessa ilmenee virhe ja odotusaika seuraavaan
käynnistysaikaan on yli 8 minuuttia, verenpaine mitataan kerran
120 sekunnin kuluttua. Mittaustulos tallennetaan muistiin.
22

Jos haluat keskeyttää A-BPM:n, pidä EVENT -kytkin painettuna.

6.1.1. A-BPM-valmiustila
A-BPM:n valmiustilassa OLED-näytössä nähdään nykyinen-merkki seuraavasti.
kellonaika sekä
Valmiustilassa tiedot poistetaan automaattisesti.
Tiedot tulevat näkyviin mitä tahansa kytkintä painettaessa.
A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei mitata
intervalliajan aikana.

Nykyinen aika

23

6.1.2. Lepotoiminto ja intervalliaika
Aseta lepotila ”ON”-asentoon esiasetetussa ohjelmassa.
Kun EVENT -kytkintä painetaan A-BPM:n aikana, intervalliaika
tuplaantuu.
Kun EVENT -kytkintä painetaan uudelleen A-BPM:n aikana,intervalliaika palautuu takaisin alkuperäisen pituiseksi.
Katso luvusta ”8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat”, kuinka
lepotila asetetaan.
T : Intervalliaika

Verenpaineen mittaaminen
T

T

2T

2T

EVENT -kytkin
A-BPM:n käynnistäminen
Lepotilan parametrien tallennus

24

2T

T

T

Aika

EVENT -kytkin6.1.3. Mittaamisen pysäyttäminen
Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen
aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus
pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava verenpaineen
mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

Huomautus
Kun mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi E07
OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

25

tulee

6.2. Mittaustulokset
6.2.1. Mittaustulosten näyttäminen
Tarkkailutoiminto voi valita ”Display ON”- tai ”DisplayOFF”-komennolla A-BPM:n mittaustulokset.
”Display ON” -komento sisältää tiedot ”Painearvo mittauksen
aikana”, ”mittaustulos” ja ”Mittaustuloksen virhekoodi”.
Kun ”Display OFF”-komento on valittuna, kellonaika näkyy
näytössä.
Tehdasasetuksena on ”Display ON”.
Katso luvusta ”8.2.2 Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”.

6.2.2. Mittaustulosten tallentaminen
Mittaustulostietojen käsittely
Älä käytä voimakkaassa sähkömagneettisessa kentässä.
Mittaustulosten tallennuskapasiteetti on 600 tietosarjaa.
Kun muisti on täynnä,-merkki näkyy näytössä ja tallennin ei
suorita mittauksia ennen kuin tiedot poistetaan muistista.

Huomautus
Poista tiedot muistista ennen kuin annat tallentimen toiselle
potilaalle. Suosittelemme tallentimen muistitietojen käyttöä
jokaiselle henkilölle erikseen. Jos tallentimen muistissa on usean
henkilön tietoja, tietoja voi olla vaikea käsitellä oikein.

26

6.2.3. Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta
Muistiin tallennetut tiedot voidaan siirtää oheislaitteelle
USB-tiedonsiirrolla.
Katso luvusta ”8.7. Tallentimen liittäminen erilliseenoheislaitteeseen”.

Huomautus
Kun paristotilan ilmaisin näyttää, tiedonsiirtoa ei voida
suorittaa. Vaihda paristot, jotta voit suorittaa tiedonsiirron.

6.2.4. Tunnistenumerot
Tunnistenumero on oletuksena ”0”.
Määritä tunnistenumerot erillisellä oheislaitteella.

Huomautus
Tunnistenumeroita ei voida määrittää tallentimella, vaan siihen
vaaditaan erillinen oheislaite.

27

7. Tallentimen valmistelu

7.1. Paristojen asettaminen (paristojen vaihtaminen)
Aseta kaksi uutta paristoa oikeanapaisesti paristokotelon ”+”ja ”–”-napojen mukaisesti ennen tallentimen liittämistä.
Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti.
Poista paristot tallentimesta, jos sitä ei olla käyttämässä pitkään
aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa toimintahäiriön.
Käytä kahta LR6-tyyppistä alkaliparistoa tai määrättyä
Ni-MH-AA-akkua.
Kun asennat paristoa paristokoteloon, paina ensin jousitettua
napaa ”–” pariston navalla. Aseta sitten ”+”-napa.
Jos paristo asennetaan ”+”-navan puolelta, pariston pinnoite
saattaa vaurioitua navan jousesta.
Älä sekoita erilaisia paristoja tai käytettyjä paristoja uusien
kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa niiden vuotamisen,lämpenemisen tai vaurioita.

Huomautus
Kun pariston varaustaso 1
näkyy näytössä, vaihda vanhojen
paristojen tilalle kaksi uutta paristoa ennen tallentimen liittämistä.
Tallennin ei pysty suorittamaan verenpaineen mittausta tai
tiedonsiirtoa, kun pariston varaustaso 1
näkyy näytössä.
Kun paristot ja kiinteä akku ovat tyhjät, näyttö ei toimi ollenkaan.
Aseta paristot merkkien () suuntaisesti.

28

Toimenpide

Aseta paristot

1. vaihe Avaa paristokotelon kansi.
2. vaihe Poista käytetyt paristot.
3. vaihe Katso merkkien suunta() paristokotelon
sisältä. Aseta kaksi uutta
paristoa oikeinpäin ”+”ja ”–”-napojen mukaan.

1. vaihe Avaa

Paina jousitettua napaa
pariston ”–”-navalla.
4. vaihe Aseta paristo
painamalla ”+”-napaa.
5. vaihe Aseta toinen paristo
samalla tavalla.

2. vaihe Poista paristot
6. vaihe Sulje
6. vaihe Sulje paristokotelon kansi.
3. vaihe Paina jousitettua napaa
4. vaihe Aseta sisään

Pidä paristot ja paristokotelon kansi vauvaikäisten ja lasten
ulottumattomissa niiden nieluun joutumisen ja muiden
onnettomuuksien välttämiseksi.
Käytä tavallisia AA-paristoja. Älä käytä turvonnutta akkua tai
sellaista, joka on kääritty teippiin. Kannen avaaminen saattaa
olla vaikeaa.
29

7.1.1. Paristojen vaihtaminen
Mittaustulokset ja asetusten parametrit tallennetaan, kun paristot
poistetaan. Kun kiinteä akku tyhjenee, päivämäärä nollautuu
arvoon 01/01/2017 00:00.
Tarkista ja säädä nykyistä aikaa paristojen vaihdon yhteydessä.
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
ja aseta kellonaika.

30

7.2. Kantopidikkeen valmistelu
Huomautus
Käytä vyötä, kun kantopidike on liitettynä.
Suosittelemme vyön käyttöä tallentimen kiinnittämiseksi
potilaaseen.
Käytä kantopidikettä tallentimen käytön aikana.
Kantopidike kiinnitetään asettamalla kantopidike vyöhön tai
vaatetukseen kuuluvaan vyöhön.

Kantopidike
Vyö31

7.3. Tarkastus ennen käyttöä
Tarkasta tallentimen kunto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi sen toimivuus ja turvallisuus.
Tarkista seuraavat asiat ennen paristojen asettamista ja
paristojen asettamisen jälkeen.
Jos ongelmia ilmenee, lopeta tallentimen käyttö ja lisää siihen
viesti ”Toimintahäiriö” tai ”Älä käytä”. Ota yhteyttä paikalliseen
myyjään korjausta varten.

7.3.1. Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista
Nro

Kohde

KuvausEi pudotuksen aiheuttamia vaurioita tai
muodonmuutoksia.

1

Ulkopinta

2

ParistoTarkista, etteivät paristot ole tyhjät. Vaihda kaksi
uutta paristoa, ennen kuin laitetta käytetään
potilaalla.

3

Mansetti

Tarkista, ettei mansetti ole rispaantunut. Jos
mansetti on rispaantunut, se saattaa räjähtää
sisäisen paineen takia.

4

Mansetinliitäntä5

Ei vaurioituneita tai huonosti kiinnitettyjä kytkimiä
jne.

Tarkista, ettei ilmaletkussa ole kierteitä ja ettei se ole
taittunut.
Tarkista, että ilmapistoke ja -liitin on liitetty tukevasti.

Tarkista, ettei lisätarvikkeissa ole vaurioita.
Lisätarvikkeet(Kantopidike, vyö jne.)327.3.2. Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista
Nro

Osio

KuvausTarkista, ettei paristosta tule liekkejä, savua tai
voimakasta hajua.

1

Paristo2

Näyttö

Tarkista, ettei näyttö näytä epätavalliselta.

3

Käyttö

Tarkista, että tallennin toimii oikein.

4

Mittaaminen

Tarkista, että mittaaminen voidaan suorittaa oikein.
Mansetti, mittaaminen, näyttö ja tulokset toimivat
oikein.

Tarkista, ettei laitteesta kuulu epätavallista ääntä.

8. Käyttö

8.1. Käytön vuokaavio
Huomautus
Alkuperäisiä asetuksia (sisäänrakennettu kello, tarkkailutoiminto ja
paineistusarvo) ja esiasetettua ohjelmaa A-BPM ei tarvitse tehdä
joka kerta. Tee asetukset, kun tallenninta käytetään ensimmäistä
kertaa, kun asetukset ovat kadonneet tai kun asetuksia tulisi
muuttaa.
Nämä asetukset voidaan tehdä myös käyttäen erillistä
oheislaitetta. Katso tarkemmat tiedot ABPM Data Managerinohjekirjasta.

33

Paristojen asettaminen
Sisäänrakennetun kellon, mittauksen tarkkailutoiminnon ja
paineistusarvon alkuperäiset arvot.

A-BPM(24 tunnin
mittaamiseen)

Tallenna A-BPM:n esiasetettu ohjelma.
Liitä tallennin ja mansetti.
Käynnistä A-BPM pitämällä
EVENT -kytkin painettuna.
A-BPM

Keskeytä A-BPM painamalla EVENT -kytkintä
uudelleen ja pitämällä se painettuna.

Yhdistä tallennin erilliseen oheislaitteeseen.
Dataa käsitellään.
Puhdista ja pidä tuote puhtaana.

Koko käyttömenetelmä34

8.2. Alkuperäiset asetukset
8.2.1. Tehdasasetukset
Tehdasasetukset (alkuperäiset asetukset) kuvataan alla:

Yleiset asetusten kohteet
Kohde

Tehdasasetus

Tarkkailutoiminto

ON (päällä)Vuosi, kuukausi, päivä, tunti,
minuutti

Toimituspäivä

A-BPM:n kohteet

Kohde

Tehdasasetus

Lepotila

OFFIntervalliaika, kun lepotila on ON-tilassa

30 minuuttia

Osion 1 käynnistysaika

0 tuntia

Osion 1 intervalliaika

30 minuuttia

Osion 2 käynnistysaika

0 tuntia #1

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika

OFF

Automaattisen mittaamisen toiminta-aika

OFFTehdasasetusten sisältö

Kun EVENT -kytkin pidetään painettuna, A-BPM käynnistyy.
Verenpaine mitataan 30 minuutin välein, kunnes A-BPM lopetetaan
pitämällä EVENT -kytkin painettuna.

#1 : Osion 2 intervalliajan ja osion 6 intervalliajan väliset asetukset
jätetään huomiotta, koska osioiden 1 ja 2 käynnistysajan arvo
on sama.
35

8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen kytkimiä käyttämällä
Käyttämälläerillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai EVENT -kytkintä palataksesi odotustilan näyttöön.
2. vaihe Jos merkki
tulee näyttöön, pidä EVENT -kytkin
painettuna A-BPM:n keskeyttämiseksi.
Merkkisammuu.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna, paina
EVENT -kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes OLED-näyttöön
tulee ilmoitus Display (ilmoituksen Sleep ) jälkeen.
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
EVENT -kytkin ...................Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin.........Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.
Sen jälkeen käytä näitä kytkimiä toisissa kohteissa.
5. vaihe Kun asetukset on määritetty, paina START/STOP -kytkintä
palataksesi valmiustilaan.

36

KohdeOLED
Display
Tarkkailutoiminto
xx
Clock
Vuosi
Year xx
Clock
Kuukausi
Mon. xx
Clock
Päivä
Day
xx
Clock
Tunti
Hour xx
Clock
Minuutti
Min.
xx

Arvoaluexx = OFF, ON
xx =17 –99.

Viimeiset kaksi vuosiluvun numeroa.

xx =1 –12 kuukausi

xx =1 –31 päivä

xx =0 –23 tunti

xx =0 –59 minuutti

Kehystetyt arvot : tehdas- ja alkuperäiset arvot, kun paristot ovat
täysin tyhjät.

8.2.3. Esipaineistusarvo
Esipaineistusarvo on tehdasasetuksena 180 mmHg.

8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen kytkimiä käyttämällä
Käyttämälläerillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.
A-BPM:ää voidaan käyttää vain silloin, kun automaattinen
mittaaminen pystytään suorittamaan.

37

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai EVENT -kytkintä palataksesi odotustilan näyttöön.
2. vaihe Jos merkki
tulee näyttöön, pidä EVENT -kytkin painettuna
A-BPM:n keskeyttämiseksi.
Merkkisammuu.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna, paina
EVENT -kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes OLED-näyttöön
tulee ilmoitus Sleep .
4. vaihe Määritä lepotila seuraavilla kytkimillä.
Jos lepotila on ”ON”-tilassa, jatka vaiheesta 5.
EVENT -kytkin....................Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin.........Valinta, seuraava kohta.
5. vaihe Määritä käynnistysaika ja intervalli enintään kuudelle osiolle
seuraavilla kytkimillä.
EVENT -kytkin....................Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin.........Valinta, seuraava kohta.
6. vaihe Määritä automaattisen mittaamisenkäynnistysaika ja
toiminta-aika seuraavilla kytkimillä.
EVENT -kytkin....................Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin.........Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.
7. vaihe Kun asetukset on tehty, tallennin palaa valmiustilaan.

Älä poista paristoja asetusten muuttamisen aikana.
Jos paristot poistetaan, tee asetukset uudelleen.

38

8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit
A-BPM:n esiasetettu ohjelma on seuraavanlainen:
Kohde

OLED
Parametri
Sleep
Lepotila#1, #2xx xx = ON, OFF
xx
=
OFF,
5,
10,
15,
20,
30,
60,
120
Intervalliai Cyclekaxx
minuuttia
Käynnisty Hour 1xx=
0 – 23 tuntia
saikaxx
Osio 1
Intervalliai Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
kaxxminuuttia
Käynnisty Hour 2
saika
xx xx = 0 – 23 tuntia
Osio 2
Intervalliai Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
kaxxminuuttia
Käynnisty Hour 3xx=
0 – 23 tuntia
saikaxx
Osio 3
Intervalliai Cycle 3 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
kaxxminuuttia
Käynnisty Hour 4xx=
0 – 23 tuntia
saikaxx
Osio 4
Intervalliai Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
kaxxminuuttia
Käynnisty Hour 5xx=
0 – 23 tuntia
saikaxx
Osio 5Intervalliai Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
kaxxminuuttia
Käynnisty Hour 6
saika
xx xx = 0 – 23 tuntia
Osio 6
Intervalliai Cycle 6 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
kaxxminuuttia
Käynnisty START#3, #4saika
xx xx = OFF , 0 - 23 tuntia
Toiminta-a Operation#3, #4ika
xx xx = OFF , 1 - 27 tuntia
Automaattinen mittaaminen

Kehystetyt arvot : tehdasasetukset.
39

#1 : Kun lepotila on asetettu valintaan ”ON”, automaattisen
mittauksen käynnistysaikaa ja toiminta-aikaa sekä lepotilanintervalliaikaa voidaan käyttää. Näiden osioiden (1-6)
intervalliaikaa ei voida käyttää.
#2 : Kun lepotila on asetettu valintaan ”OFF”, lepotilanintervalliaikaa ei näytetä.
#3 : Esimerkki automaattisesta mittauksesta.
Käynnistysaika : Tallentaa kellonajan. (0-23 tuntia)
Toiminta-aika : Asetettu valintaan ”OFF”
Vastaus :A-BPM käynnistää verenpaineen mittauksen
asetetussa käynnistysajassa ja jatkaa,
kunnes A-BPM keskeytetään.
Jos EVENT -kytkintä painetaan ja se
pidetään pohjassa, kunnes-merkki tulee
näkyviin, A-BPM käynnistyy asetetussa
käynnistysajassa.
#4 : Esimerkki automaattisesta mittauksesta.
Käynnistysaika : Asetettu ”OFF”-tilaan
Toiminta-aika : Tallentaa ajan jatkoa varten. (1-27 tuntia)
Vastaus :A-BPM käynnistää verenpaineen mittaamisen
ja lopettaa sen toiminta-ajan jälkeen.
Jos-merkki katoaa, kun EVENT -kytkintä
pidetään painettuna toiminta-ajan aikana,A-BPM keskeytyy.
Jos-merkki tulee näyttöön, kun
EVENT -kytkintä pidetään painettuna uudelleen,
A-BPM toteutetaan toiminta-aikana.

40

Kohteen sisältö

Lepotila :Automaattisen mittaamisen Intervalliaika voidaan määrittää.
Osioiden 1–6 Intervalliaikaa ei voida käyttää. Katso luvusta ”6.1.2
Lepotoiminto ja intervalliaika”.
Osio :
24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon. Jokainen osio voi
määrittää Käynnistysajan ja Intervallin. A-BPM:ää voidaan käyttää
vain silloin, kun automaattinen mittaaminen pystytään suorittamaan.
Automaattinen mittaaminen :Koko A-BPM:ää voidaan hallita. Määritä Käynnistysaika ja
Toiminta-aika. Katso ”8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit”.

8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit
Esimerkki Käynnistysajat ja intervallit. Yksinkertaistettu syöte.
Kaksoisosiot
Osion 1 käynnistysaika =Osion 1 intervalliaika =Osion 2 käynnistysaika =Osion 2 intervalliaika =Osion 3 käynnistysaika =24:00
22:00 00:00

Osio 2
7:00
15
18:00
6:00
7:00
22:00
Osio 160
12:00
7:00 ..................... Sama kuin osiossa 1

Osiota 3 ja seuraavia kohteita ei näytetä, koska osion 3 käynnistysaika
on sama kuin osiossa 1.
Kun osioiden 2, 3, 4, 5 tai 6 käynnistysaika on sama kuin osiossa 1,
näitä käynnistysaikoja ja intervalleja ei näytetä.

41

Esimerkki 1 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika = OFF,
Automaattisen mittaamisen toiminta-aika = OFF.
Kun A-BPM on käynnissä, verenpaine mitataan kunkin osion
käynnistysajan ja intervallin perusteella, kunnes A-BPM
keskeytetään.
Verenpaineen mittaaminen

Ei mitattu

Osio 1

Osio 2

A-BPM käynnistyy.

Aika

A-BPM on keskeytetty.

Esimerkki 2 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika = 7:00,
Automaattisen mittaamisen toiminta-aika = OFF.
Kun A-BPM käynnistetään, verenpaineen mittaaminen aloitetaan kello7.00. A-BPM jatketaan kunkin osion käynnistysajan ja intervallin
perusteella.
7:00

Verenpaineen mittaaminen

Osio 2

Osio 1
A-BPM käynnistyy.

Ei mitattu

A-BPM on keskeytetty.

42

Aika

Esimerkki 3 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika = OFF,
Automaattisen mittaamisen toiminta-aika = 26 tuntia.
Kun A-BPM on käynnissä, verenpaine mitataan kunkin osion
käynnistysajan ja intervallin perusteella 26 tunnin ajan.
Ei mitattu

Verenpaineen mittaaminen

Osio 1

Osio 2

A-BPM käynnistyy.

Aika

26 tunnin jälkeen

8.4. Mittaustietojen poistaminen
Käyttötarkoitus ja toiminnon selitys

Mittaustiedot poistetaan, mutta asetukset säilyvät.
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen kytkimiä käyttämällä
Käyttämälläerillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.

Jos mittaustiedot poistetaan, niitä ei voida enää käyttää.
Varmuuskopioi tiedot ennen poistamista.
Poista viimeisen potilaan mittaustiedot, ennen kuin
seuraava potilas käyttää tallenninta.
Tietojen poistamiseen saattaa mennä useampi minuutti.
Älä käytä laitetta, jotta tiedot poistuvat oikein.
43

Kytkinten käyttötapa

1. vaihe Jos näytön merkkivalo katoaa, paina START/STOP -tai
EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Jos-merkki tulee näyttöön, pidä EVENT painettuna
A-BPM:n keskeyttämiseksi.
-merkki sammuu.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkin on painettuna,
pidä EVENT -kytkin painettuna, kunnes DataClear (tekstien
Sleep ja Display jälkeen) tulee OLED-näyttöön.
4. vaihe Valitse toiminto.
Jos poistat tietoja, pidä START/STOP -kytkin painettuna.
Teksti Erasing vilkkuu tekstin DataClear alla
OLED-näytössä ja tietojen poistaminen käynnistyy. Siirry
poistamisen jälkeen vaiheeseen 5.
Jos pidät tiedot (et poista niitä), paina EVENT -kytkintä ja siirry
vaiheeseen 5.
5. vaihe Tallennin palaa valmiustilaan.

44

8.5. Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen
8.5.1. Tietoja potilailleSelvitä seuraavat asiat potilaalle, jotta hän pystyy käyttämään
tallenninta turvallisesti.

Varotoimet verenpaineen mittaamisen aikana

Rentouta käsivarsi ja pysy paikalla, kun mansetti alkaa
täyttymään ilmalla.
Pysy samassa asennossa koko mittaamisen ajan.
Vältä värinää ja melua mittaamisen aikana.
Verenpaine mitataan noin minuutti paineistuksen jälkeen. Pysy
paikalla, kunnes mittaaminen on suoritettu. Mittaamisprosessi
mansetin täytöstä ilman vapauttamiseen kestää noin 170 sekuntia.
Tallennin saattaa täyttää mansetin uudelleen ja mitata
verenpaineen vielä kerran paineistuksen jälkeen. Tämä saattaa
johtua kehon liikkeestä jne.

Tallennin saattaa käynnistää verenpaineen mittaamisen noin
120 sekunnin kuluttua, kun mittaustiedot ovat virheelliset ja
seuraava mittaaminen alkaa 8 minuutin kuluttua. Tämä saattaa
johtua kehon liikkeestä jne.
Tallennin saattaa häiritä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden
käyttöä. Vältä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden käyttöä
käyttäessäsi tallenninta.

45

Mittaamisen lopettaminen tai keskeyttäminen

Paina START/STOP -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen
mittaamisen. Virhekoodi tallennetaan muistiin. Verenpaine
mitataan uudelleen noin 120 sekunnin kuluttua.
Mitä A-BPM:ään tulee, vain senhetkinen verenpaineen
mittaaminen pysäytetään, ja mittaus suoritetaan seuraavalla
käynnistysajalla.
A-BPM keskeytetään pitämällä EVENT -kytkin painettuna niin,
että merkki
sammuu.
Poista mansetti, jos käynnissä olevaa verenpaineen mittausta ei
voida pysäyttää START/STOP -kytkimellä.

Paina START/STOP -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen mittaamisen. Virhekoodi tallennetaan
muistiin.
A-BPM:n aikana vain senhetkinen verenpaineen
mittaaminen pysäytetään, ja mittaus suoritetaan
seuraavalla käynnistysajalla.
Jos käsivarressa tuntuu kipua tai tapahtuu jotakinodottamatonta, pysäytä mittaaminen, poista mansetti ja ota
yhteyttä lääkäriin.
Keskeytä A-BPM pitämällä EVENT -kytkin painettuna niin,
että merkki
sammuu.
Paina EVENT -kytkintä uudelleen ja pidä se painettuna
automaattisen A-BPM-mittauksen palauttamiseksi. Merkki
syttyy OLED-näyttöön. Tietoja tallennetaan jatkuvasti, paitsi
keskeytetyn ajanjakson aikana.

46

Manuaalinen mittaaminen A-BPM:n aikana

Esimääritettyyn ohjelmaan sisältymättömän tilapäisen mittauksen
menettely.

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina
START/STOP - tai EVENT -kytkintä palataksesi
A-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä mitataksesi verenpaineen
välittömästi A-BPM:n aikana.
3. vaihe Mittaustulokset tallennetaan muistiin.
Kun START/STOP -kytkintä painetaan mittauksen aikana,
mittaaminen keskeytyy.

Tallentimen käyttöä koskevat varotoimet

Tallennin on tarkkuusinstrumentti. Älä pudota tai kolhi tallenninta.
Tallennin ja mansetti eivät ole vedenpitäviä (vedenkestäviä). Estä
tuotetta joutumasta kosketuksiin sateen, hien ja veden kanssa.
Älä aseta mitään tuotteen päälle.
Jos mansetti siirtyy liiallisen liikkumisen takia, kiinnitä se takaisin
paikalleen.
Aseta ilmaletku siten, ettei siihen muodostu kierteitä ja ettei sekierry kaulan ympärille nukkumisen aikana.

Paristojen vaihtaminen

Kun-merkki näkyy näytössä, tallennin ei pysty
mittaamaan verenpainetta tai kommunikoimaan erillisen
oheislaitteen kanssa. Vaihda tallentimeen välittömästi kaksi uutta
paristoa.
47

8.5.2. Mansetin suojus
Huomautus
Pidä mansetti ja mansetin suojus puhtaina.
Vaihda mansetin suojus jokaiselle henkilölle.
Käytä asianmukaisia mansetin suojuksia.
Mansetin suojusta voidaan käyttää oikeassa ja vasemmassa
kädessä.

48

8.5.3. Mansetin, kantopidikkeen ja tallentimen kiinnittäminenÄlä kiinnitä mansettia, jos potilaalla on ihotulehdus,
pintahaavoja jne.
Poista mansetti ja lopeta sen käyttö, jos potilaalla ilmenee
ihotulehdus tai muita oireita.
Estä ilmaletkua kiertymästä kaulan ja kehon ympärille.
Käytä varoen vauvaikäisten lähettyvillä kuristumisvaaran
vuoksi.
Liitä ilmaletkun liitin tiukasti, kunnes se ei enää kierry. Jos
liitin ei ole kunnossa, se voi johtaa ilman vuotamiseen ja
mittausvirheisiin.

Huomautus
Kiinnitä mansetti oikeaan asentoon ja kiedo se käsivarren
ympärille, jotta verenpaine mittautuu oikein.
Vältä mansettiin ja ilmaletkuun kohdistuvaa värinää mittaamisen
aikana. Tallennin mittaa pienimmänkin ilmanpaineen
poikkeaman mansetin sisällä.
Lisämansetti on vasempaan käsivarteen tarkoitettu aikuistenmansetti. Jos mansetin koko ei ole oikea, osta toinen mansetti.
Käsivarren ympärysmitta
Pieni mansetti
15–22 cm
5,9"–8,7"
Aikuisten mansetti
20–31 cm
7,8"–12,2"
Iso mansetti
28–38 cm
11,0"–15,0"
Erittäin iso mansetti 36–50 cm
14,2"–19,7"
Pidä mansetti puhtaana.
Suosittelemme, että potilas käyttää kantopidikettä ja vyötä.
Mansettia ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.
49

Mansetin, tallentimen ja pidikkeen päälle asettaminen

1. vaihe Vedä mansetin pääty lenkin läpi niin, että mansetista tuleerannekkeen muotoinen.
2. vaihe Etsi vasemman käsivarren olkavarsivaltimo palpaatiolla.
3. vaihe Kiinnitä mansetti suoraan ihoon siten, että valkoinen merkki onsuoraan olkavarsivaltimon päällä ja mansetin reuna on noin
1– 2 cm:ä kyynärtaipeen yläpuolella.
4. vaihe Kiedo mansetti siten, että lenkki on rajojen sisällä, sileä eikä
valu, mutta sisään mahtuu kaksi sormea.
5. vaihe Kiinnitä ilmaletku teipillä siten, että se ylittää olkapään.
6. vaihe Pujota vyö kantopidikkeen läpi.
7. vaihe Säädä vyötä siten, että kantopidike on vasemmalla puolella.
8. vaihe Liitä ilmapistoke tallentimen ilmaliittimeen.
9. vaihe Aseta tallennin kantopidikkeeseen.
1. vaihe Lenkki

Mansetti

2. vaihe Olkavarsivaltimo
3. vaihe Valkoinen valtimon
sijaintimerkki
Noin 1 – 2
cm:ä yli

3. vaihe Valkoinen valtimon sijaintimerkki
4. vaihe Tilaa kahdelle
sormelle50

5. vaihe Ilmaletku
Ilmaletku

5. vaihe Teippi
5. vaihe Klipsi
5. vaihe Mansetti

7. vaihe Vyö
7. vaihe Kantopidike
8. vaihe Ilmapistoke
8. vaihe Ilmaliitin

9. vaihe Aseta sisään
Kantopidike

6. vaihe Vyö51

8.6. Verenpaineen mittaamisen toiminnot
8.6.1. A-BPM:n toiminnot
Kun A-BPM käynnistetään, verenpaine mitataan esiasetettujen
parametrien mukaisesti.

Huomautus
Aseta sisäänrakennettu kello ja esipaineistusarvo ennen
mittaamista, sillä A-BPM käyttää niitä. Katso luvusta ”8.2.2.
Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto” ja luvusta ”8.3. A-BPM:nesiasetetut ohjelmat”.
Kun tallennin on irrotettu, keskeytä A-BPM pitämällä
EVENT -kytkintä painettuna.
Jos tallennin irrotetaan A-BPM-toiminnon aikana, mansetin
täyttö käynnistetään käynnistysaikana, ja mansetti saattaa
hajota.
Palauta A-BPM painamalla EVENT -kytkintä uudelleen ja pitämällä
se painettuna.
-merkki näkyy näytössä A-BPM:n ollessa aktiivisena.
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa
A-BPM:n valmiustilassa.
Manuaalisen verenpaineen mittauksen tulos voidaan tallentaa
muistiin.
Kun A-BPM pysäytetään, virhekoodi E07 tulee OLED-näyttöön
ja se tallennetaan muistiin.

A–BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Pidä EVENT -kytkin painettuna.
2. vaihe Merkki

syttyy OLED-näyttöön. A-BPM käynnistyy.
52

A-BPM:n keskeyttäminen

1. vaihe Pidä EVENT -kytkin painettuna.
2. vaihe-merkki häviää näytöstä. A-BPM on keskeytetty.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen
aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus
pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava verenpaineen
mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana (Manuaalinen
verenpaineen mittaaminen A-BPM:ssä)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina
START/STOP - tai EVENT -kytkintä palataksesi
A-BPM-valmiustilan näyttöön. A-BPM-valmiustila on tila, jossa
verenpainetta ei mitata intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.

Intervalliajan pidentäminen tai takaisinpalauttaminen

Kun lepotila on ”ON”-tilassa ja EVENT -kytkintä painetaan
A-BPM:n odotustilassa, intervalliaika tuplaantuu.

53

8.6.2. Manuaalinen mittaaminen
Käytä manuaalista verenpaineen mittaamista alustavana
testimittauksena ja välittömään verenpaineen mittaamiseen.

Huomautus
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan käynnistää
välittömästi valmiustilassa.
Mittaustulos tallennetaan muistiin.

Verenpaineen välitön mittaaminen A–BPM:n aikana(A-BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina
START/STOP - tai EVENT -kytkintä palataksesi A-BPM:nvalmiustilan näyttöön. A-BPM-valmiustila on tila, jossa
verenpainetta ei mitata intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.

54

8.6.3. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen
A-BPM-toiminto voidaan keskeyttää tarvittaessa. Käynnissä oleva
A-BPM tai manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan
pysäyttää välittömästi.

Huomautus
Kun verenpaineen mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi
E07 tulee OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

A-BPM:n keskeyttäminen

1. vaihe Pidä EVENT -kytkin painettuna.
2. vaihe-merkki häviää näytöstä. A-BPM on keskeytetty.

Käynnissä olevan verenpaineen mittauksen pysäyttäminen

Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen
aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus
pysäytetään.
A-BPM:n aikana tätä toimintoa ei kuitenkaan keskeytetä.
Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten
mukaisesti.

55

8.7. Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen
8.7.1. USB-kaapelin liittäminen
Lue tietoja yhteysasetuksista ABPM Data Managerinohjekirjasta.

USB-kaapelin kytkeminen
Kytke hyväksytty USB-kaapeli micro-USB-liitäntään.
Asenna kaapeli oikean suuntaisesti. Virheellinen liitäntä voi
johtaa vikaan ja toimintahäiriöön. Varmista, että
liitäntäkaapeli on kytketty oikein.
Verenpainetta ei voi mitata USB-tiedonsiirron aikana.
Älä liitä potilasta, kun tallennin on kytketty kaapeliin. Kaapeli
voi kietoutua vartalon tai kaulan ympärille.
Erillisen oheislaitteen valmistelu
Irrota tallennin ja mansetti potilaasta ennen tallentimen(TM-2440) liittämistä erilliseen oheislaitteeseen.

Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen USB-kaapelilla
1. vaihe Avaa tallentimen micro-USB-liitäntä.
Liitä USB-kaapeli.

Mikro-USB-liitin
USB-kaapeli

56

Yhteyden muodostaminen erillisen oheislaitteen kanssa

1. vaihe Liitä Micro-USB-kaapeli tallentimen ja erillisen oheislaitteen
välille.
2. vaihe Tällöin kuuluu äänimerkki ja OLED-näyttöön tulee seuraava
symboli.
Datayhteys siirtyy valmiustilaan.

Valmiustila
3. vaihe Suorita analyysi erillisellä oheislaitteella.
Datayhteys siirtyy aktiiviseen online-tilaan vain USB-yhteyden
aikana.

Aktiivinen
online-tila

Yhteyden katkaiseminen erilliseen oheislaitteeseen
1. vaihe Irrota kaapeli valmiustilassa.

57

9. Huolto

9.1. Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta
Lääkinnällisiä laitteita, kuten tämä tallennin, tulee huoltaa siten,
että ne toimivat oikein tarvittaessa ja että niiden käyttö pysyy
turvallisena potilaalle ja käyttäjälle. Pääsääntö on se, että
potilaan tulee suorittaa laitteelle päivittäisiä tarkastuksia,
esimerkiksi ”käyttöä edeltävä tarkastus”.
Päivittäinen huolto, kuten käyttöä edeltävä tarkastus, on
tarpeellista tallentimen toimivuuden, turvallisuuden ja
tehokkuuden ylläpitämiseksi.
Suosittelemme tallentimen tarkastusta säännöllisesti kerran
vuodessa.

Huomautus
Terveydenhuoltolaitoksen täytyy suorittaa huoltotoimet ja
varmistaa, että lääkinnällisen laitteen käyttö on turvallista.

58

9.2. Tuotteen puhdistus
Puhdista tallennin ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
Puhdista tallennin ennen sen asettamista seuraavaan
potilaaseen.
Älä puhdista tallenninta suihkuttamalla sen päälle vettä tai
upottamalla sen veteen. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kun tallennin pyyhitään vedellä ja antiseptisellä liuoksella,
puhdista tallennin niin, ettei sen sisään pääse nesteitä.
Desinfioi tallennin säännöllisesti infektioiden estämiseksi. Älä
käytä sterilointilaitetta.
Älä käytä tallentimen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia(esim. ohennin) tai povidoni-jodiliuosta. Se voi aiheuttaa värin
muutoksia, vaurioita ja toimintahäiriöitä.
Älä käytä tallentimen kuivaamiseen hiustenkuivaajaa tms. Se
voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita.
Tarkistus puhdistuksen jälkeen
Varmista, että mansetin kupla on asetettu oikein mansetinkankaan sisään. Jos tätä ei ole asetettu oikein, mansetin
kuplan täyttyminen mansetin täytön aikana voi johtaa mansetin
vaurioitumiseen tai räjähtämiseen.

Tallentimen puhdistus

Pyyhi lika ja pöly tallentimen ulkopuolelta pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu vedellä tai lämpimällä vedellä ja joka on puristettu hyvinkuivaksi. Jos tallentimen ulkopintaan on tarttunut verta tai lääkettä,
pyyhi se ensin antiseptiseen liuokseen kostutetulla liinalla, joka on
puristettu hyvin kuivaksi. Pyyhi pinnat tämän jälkeen veteen tai
lämpimään veteen kostutetulla, hyvin kuivaksi puristetulla liinalla.
Suosittelemme antiseptisen liuoksen käyttöön sopivia kemikaaleja(aineen nimi), jotka löytyvät taulukosta (Esimerkki käyttöön
sopivasta antiseptisestä liuoksesta (Aineen nimi)).
59

Mansetin puhdistus

Kun puhdistat ja desinfioit mansetin suojuksen ja mansetin kankaan,
poista mansetin kupla mansetin kankaan sisältä. Puhdista lika japöly veteen tai lämpimään veteen kostutetulla liinalla, joka on
puristettu hyvin kuivaksi. Katso mansetin desinfiointia varten
taulukossa ilmoitetut antiseptiset liuokset (Esimerkki käyttöön
sopivasta antiseptisestä liuoksesta (Aineen nimi)).
Esimerkki käyttöön sopivasta antiseptisestä liuoksesta(Aineen nimi)
Komponentin nimi

Tuotteen nimi

Bentsalkoniumkloridi

Bentsalkoniumkloridi 10 % liuos

Isopropanoli

70 % 1-propanoli

Etanoli

Etanoli desinfiointiin 76,9–81,4 vol%Lue tuotteen ohjeet ennen sen käyttöä.

Huomautus
Mansetti ja ilmaletku kuluvat käytössä.
Nämä on vaihdettava uusiin, jos mittausvirheitä alkaa tapahtua usein tai
jos verenpainetta ei voida mitata.
Katso tämän oppaan ”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)” -osio.

60

9.3. Määräaikaistarkastus
Suorita päivittäinen määräaikaistarkastus, jotta tallenninta voidaan
käyttää oikein.
Katso tarkastustoimet alta:

9.3.1. Tarkastus ennen paristojen asettamista
KohteetUlkopinta

Käyttö
Näyttö

Mittaus-mansetti

KuvausEi vaurioita tai pudotusten aiheuttamia
muodonmuutoksia.
Ei likaa, pölyä tai naarmuja missään osassa.
Paneeli ei ole haljennut tai kolise.
Kytkimet ja painikkeet eivät ole vaurioituneet tai
kolise.
Näyttöpaneeli ei ole likainen tai naarmuinen.
Vaihda mansetti uuteen, kun siinä ilmenee vikaa.
Mansetti on kertakäyttöinen.
Jos mansetin ja mansetin kuplan välisessä
liitoksessa on halkeamia tai tahmeaa ainetta.
Jos ilmaletku menettää joustavuutensa ja
kovettuu.
Kun ilmaletkun pinta alkaa kiiltämään tai tuntuu
öljyiseltä.
Kun ilmakuplassa on halkeamia.
Suosittelemme mansettien vaihtamista uusiin
kolmen vuoden välein käytön tiheydestä
riippumatta.
Ilmaletkua ei saa taittaa. Jos mansettiin jää ilmaa, sesaattaa aiheuttaa ääreisverenkiertohäiriöitä
estämällä verenkierron käsivarressa.
61

Kohteet

Kuvaus
Varmista, että mansetin kupla on asetettu oikeinmansetin kankaan sisään.
Mittaus-mansetti
Mansetti ei ole rispaantunut. Mansetti ei ole
solmussa.
Kiinnitystarvikkeet Kantopidike, vyö ja mansetti eivät ole vaurioituneet.
Liitäntä
Ilmapistoke on liitetty oikein ilmaliittimeen.

9.3.2. Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus
Kohde
Ulkopinta
Käyttö
Mittaus-mansetti
Verenpainearvon
tarkistus

KuvausEi liekkejä, savua tai voimakasta hajua.
Ei omituista ääntä.
Kytkimet ja painikkeet toimivat ongelmitta.
Mittausarvot ovat lähellä normaaleja arvoja.
Mittauksen aikana ei kuulu omituisia ääniä tai
tapahdu mitään normaalista poikkeavaa.
Jos verenpainearvot ovat virheellisiä, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään.

629.4. Hävittäminen
Noudata paikallisia lakeja tuotteen hävittämisessä jakierrättämisessä ympäristöä suojelevalla tavalla.

Mansetin hävittäminen

Potilaalla käytettävä mansetti on lääketeollista jätettä.
Hävitä se asianmukaisesti lääketeollisena jätteenä.

Kiinteän akun hävittäminen
Tallentimessa on sisällä vara-akku. Kun tallennin hävitetään,
paristo tulee hävittää asianmukaisella tavalla paikallisten
ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti.

Muut

Nimi

Osa

Pakkaus

Pehmuste

KoteloTallentimen sisällä

Materiaali
Pahvi
Ilmatyyny, erikoiskotelo

Pussi

Vinyyli

KoteloABS + polykarbonaattihartsi

Sisäosat

Yleiset osat

Runko

Rauta

Kiinteävara-akku

Litiumnappiakku :ParistoAlkaliparisto :1,5 V, LR6- tai AA-koko
Akku:
AA-kokoNi-MH-akut, 1 900 mAh tai enemmän
63

ML2016H

9.5. Vianmääritys
Katso seuraava tarkistuslista ja virhekoodilista ennen kuin otat
yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
Jos nämä toimet eivät korjaa ongelmaa tai ongelma ilmenee
uudelleen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
OngelmaSyy
Ratkaisu
Näyttö ei toimi
Paristoista on
Asenna uudet paristot.
kytkimiä painettaessa. loppunut virta.
OLED voi kadota
OLED ei toimi
Poista paristot jasähköstaattisten
A-BPM:n aikana.
asenna ne takaisin.
vaikutusten vuoksi.
Kellon toistuva
Vara-akku ei
Lataa sitä 48 tuntia
nollautuminen.
lataudu.
#1 käyttäen uusia paristoja.
Tarkista mansetti ja
Mansettia ei ole
ilmaletku taitosten ja
Ei paineistusta
liitetty kunnolla.
kiertymisen varalta ja
tarkista niiden liitäntä.
Yhteyskaapeli on
Tarkista, että kaapeli on
Ei USB-yhteyttä #2
irrotettu.
liitetty oikein.
Paristolokeroa ei
Käytetyt paristot eivät Ota yhteyttä paikalliseensaada aukiole oikean kokoiset. jälleenmyyjään.
#1 : Käyttäjät (valtuuttamattomat huoltohenkilöt) eivät saa vaihtaa
vara-akkua (litiumakku), joka sijaitsee tallentimen sisällä
olevassa virtapiirissä. Vara-akku ladataan paristoilla (LR6- tai
AA-koko) mittaamista varten.
#2 : Erillinen oheislaite on välttämätön.

Älä pura tai muokkaa tallenninta. Se saattaa vaurioitua.
649.6. Virhekoodit
Mittaamisen virhekoodit
Koodi

Tarkoitus

Ei painetta -virhe

Syy ja ratkaisu
Vapauta mansettiin jäänyt ilma.

Alhainen paristovaraus Vaihda tilalle uudet paristot.

Paineistusvirhe

Täyttyminen ei saavuta
kohdepainetta.
Tarkista mansetin liitäntä.
Jos mansetin liitännässä ei ole vikaa,
tallentimessa voi olla toimintahäiriö,
joka tulee tarkistaa.

Paine ylittää arvon
299 mmHg

Keho on saattanut liikkua paineistuksen
aikana. Rentoudu ja pysy paikalla
mittauksen aikana. Jos tämä ei auta,
tarkista tallennin.

Pakota pysäytys
START/STOP-kytkimellä.

Paina START/STOP -kytkintä vain
tarvittaessa.

Verenpaineen
mittaaminen ei onnistu.

Keho liikkuu liikaa.

Sykettä ei pystytä havaitsemaankehon liikkeen tai vaatteiden
aiheuttamien äänien takia.
Rentoudu ja yritä olla liikkumatta.
Tarkista mansetin asento.
Jos tämä toimintavirhe jatkuu, vaikka
olet rentona, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tallentimen
tarkistamista ja korjausta varten.
Rentoudu ja pysy paikalla mittauksen
aikana.
65

KoodiTarkoitus

Syy ja ratkaisu

Raja-arvojen
ulkopuolella,
30 PUL 200

Jos nämä virheet toistuvat useasti,
kokeile toisenlaista verenpaineen
mittaustapaa.
#1
PP = SYS – DIA
SYS : Systolinen verenpaine
DIA : Diastolinen verenpaine
PP : Pulssipaine

Raja-arvojen
ulkopuolella,
30 DIA 160
Raja-arvojen
ulkopuolella,
60 SYS 280
Raja-arvojen
ulkopuolella,
10 PP 150

#1

Mittausaika on yli 180 Jos täyttyminen tai tyhjentyminentapahtuu hitaasti, laite tulee tarkistaa.
sekuntia.
Ilmanpoisto kestää yli Jos ilmanpoisto tapahtuu hitaasti, laite
90 sekuntia.
tulee tarkistaa.
Sykettä ei havaita.

Sykettä ei havaita kehon liikkeen jne.
takia. Mittaa verenpaine, kun olet
rentoutunut etkä liiku.

Intervalliajan
asetukset ovat
virheelliset.

Jos intervalliaika on asetettu 120
minuutiksi, viimeisen käynnistysajan ja
seuraavan käynnistysajan väli ei voi ollatasan kaksi tuntia.

Turvapiirissä eipainetta -virhe

Näkyy mittaamisen käynnistysaikana.
Vapauta kaikki mansettiin jäänyt ilma.

66

KoodiTarkoitus

Syy ja ratkaisu

Turvapiiri havaitsee
ylipaineen.

Paineistuksen aikana on saatettu
havaita kehon liikettä. Rentoudu ja
ole liikkumatta mittauksen aikana.
Jos tämä virhe ilmenee vaikka olet
rentona etkä liiku, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tarkistusta varten.

Tallentimen laitteiston virhekoodit
Koodi

Tarkoitus

Muistivirhe

Syy ja ratkaisu

Se voidaan kirjata, jos tallentimeen
kohdistuu voimakas isku, kun seesimerkiksi putoaa.
Jos tämä koodi näytetään toistuvasti,
syy voi olla sisäänrakennetun muistin
toimintahäiriö. Tarkastuta laite
jälleenmyyjällä.

Huomautus
Virhekoodeja voidaan muuttaa niistä ilmoittamatta.

6710. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)

Mansetit

Nimi

KuvausTilauskoodi

Pieni mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
15–22 cm
5,9"–8,7"
käsivarteen

TM-CF202A

Aikuisten mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
20–31 cm
7,8"–12,2"
käsivarteen

TM-CF302A

Iso mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
28–38 cm
11,0"–15,0"
käsivarteen

TM-CF402A

Erittäin iso mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
36–50 cm
14,2"–19,7"
käsivarteen

TM-CF502A

Aikuisten mansetti
oikeaankäsivarteen

Käsivarren ympärysmitta
20–31 cm
7,8"–12,2"

TM-CF802A

Kertakäyttöinen
mansetti

10 arkkia

TM-CF306A

Pienen mansetinsuojusvasempaan käsivarteen
10 arkkia

AX-133024667-S

Aikuisten mansetinsuojusvasempaan käsivarteen
10 arkkia

AX-133024500-S

Ison mansetinsuojusvasempaan käsivarteen
10 arkkia

AX-133024663-S

Erittäin ison mansetin vasempaan käsivarteen
suojus10 arkkia

AX-133024503-S

oikeaan käsivarteen
10 arkkia

AX-133024353-S

Aikuisten mansetinsuojus68

Nimi

KuvausTilauskoodi

Pienen mansetin
liina

vasempaan käsivarteen
2 arkkia

AX-133025101-S

Aikuisten mansetin
liina

vasempaan käsivarteen
2 arkkia

AX-133024487-S

Ison mansetin liina

vasempaan käsivarteen
2 arkkia

AX-133025102-S

Erittäin isonmansetin liina

vasempaan käsivarteen
2 arkkia

AX-133025103-S

Aikuisten mansetin
liina

oikeaan käsivarteen
2 arkkia

AX-133025104-S

Ilmaletkun sovitin-

Tietojen analysointi
Nimi

KuvausUSB-kaapeli

Muut

-

Nimi

Mittaustulostaulukko

TM-CT200-110

Kuvaus10 arkkia

Tilauskoodi
AX-KOUSB4C

Tilauskoodi
AX-PP181-S

Kantopidike-

AX-133025995

Vyö-

AX-00U44189

5 kappaletta

AX-110B-20-S

Klipsit69

11. Liite

11.1. Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate
Mittausmenetelmä: Kiedo mansetti käsivarren yläosan ympärille.
Täytä mansetti paineeseen, joka ylittää systolisen verenpaineen.
Poista sitten ilma vaiheittain mansetista. Kun paine mansetissa
havaitaan ilmanpoistovaiheessa, pulssiaalto näkyy sykkeeseen
synkronoituna. Pulssiaalto kasvaa äkkiä lähellä systolista
verenpainetta. Se kasvaa entisestään ilmanpoiston aikana, kunnes
se saavuttaa korkeimman amplitudin, jonka jälkeen se laskee
vaiheittain. Muutokset pulssiaallossa kuvataan seuraavalla sivulla.
Oskillometrisessä verenpaineen mittaamisessa systolinen
verenpaine määritellään kohtana, jossa amplitudi kasvaa äkkiä, kun
pulssi havaitaan mansetin paineessa. Keskimääräinen verenpaine
määritellään kohtana, jossa amplitudi kasvaa korkeimmalle tasolle.
Diastolinen verenpaine määritellään kohtana, jossa amplitudi laskee
vaiheittain ja muuttuu pieneksi. Paineanturi itse asiassa havaitsee
pienet muutokset mansetin paineessa, tallentaa pulssiaallon muistiin
sekä arvioi systolisen ja diastolisen verenpaineen oskillometrisen
mittausalgoritmin perusteella. Algoritmin yksityiskohdat saattavat
erota toisistaan eri verenpainemittareiden välillä. Aikuisten ja
pikkulasten verenpainearvot mitataan oskillometrisellä menetelmällä
ja tuloksia verrataan arvoihin, jotka on mitattu auskultatorisella
menetelmällä. Diastolista verenpainetta pidetään auskultatorisen
mittaustavan vaiheen 4 päätöspisteenä. Mansetin paineen
pulssiaalto riippuu mansetin materiaalin ominaisuuksista. Täten
mittauksen tarkkuutta voidaan ylläpitää käyttämällä tietynlaista
mansettia ja mittausalgoritmia. Ilmaletkun pituus on enintään 3,5 m
pulssiaallon etenemisestä johtuvien vaimentavien ominaisuuksien
vuoksi.

70

mmHg
200
150
100
50
0

Mansetin paine (vasen käsivarsi)

Mansetin paine (vasen käsivarsi)
200
150
100
50
0
Systolinen verenpaine
Keskimääräinen verenpaine
Diastolinen verenpaine

Suora menetelmä (vasen käsivarsi)

Aika
Suora menetelmä (vasen käsivarsi)

Aika

Mikrofonimenetelmä
Oskillometrinen
mittausmenetelmä

Verenpaineen mittaamiseen liittyvät virhetekijät

Pulssikaavio voi olla objektiivinen indikaattori
mittaustarkkuuden luotettavuudesta. Jos
epäsäännöllisen sykkeen tai fyysisen liikkeen
vuoksi syntyy kohinaa, kaavion amplitudi muuttuu.
Jos pulssikaavion viivat eivät ole tasaisia, mittaa
uudelleen tai käytä toista menetelmää.

Mansetin asettaminen sydämen tasolle

Pulssikaavio

Kiedo mansetti käsivarteen sydämen tasolle. Jos mansetti ei ole asetettu
oikein, tapahtuu mittausvirhe. Esimerkiksi jos mansetti on 10 cm sydäntä
alempana, verenpaineen mittaustulos on 7 mmHg:ä korkeampi.
71

Oikeankokoinen mansetti

Käytä sopivankokoista mansettia. Jos mansetti on liian pieni tai suuri,tapahtuu mittausvirhe. Liian pienellä mansetilla saadut tuloksetarvioidaan yleensä korkeaksi verenpaineeksi, riippumatta
todellisesta verenpaineesta ja valtimoiden kunnosta. Liian suurellamansetilla saadut tulokset arvioidaan yleensä matalaksi
verenpaineeksi, erityisesti niillä, jotka kärsivät vakavasta
arterioskleroosista tai joilla on poikkeavat valtimoläpät.
Vääränkokoinen mansetti saattaa myös aiheuttaa poikkeavuuksiasuoran menetelmän ja oskillometrisen mittausmenetelmän välillä.
Mansetissa on tarra, jossa on käsivarren ympärysmitan raja-arvot.
Valitse jokaiselle potilaalle oikeankokoinen mansetti. Verenpaineen
mittauksen tarkkuuden takaa paineanturin painetarkkuus,
ilmanpoisto-ominaisuudet ja mittausalgoritmi, kunhan käytetään
oikeanlaista mansettia ja ilmaletkua. Tarkista paineanturin tarkkuus
ja ilmanpoisto-ominaisuudet säännöllisesti.

11.2. EMD-tiedot
Lääketieteellisiin sähkölaitteisiin liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

EMD-säännösten määrittämä suorituskyky

Tallentimen käytössä on noudatettava erityisiä varotoimia
sähkömagneettisten häiriöiden osalta. Käytä tallenninta tässä
oppaassa kuvattujen sähkömagneettisia häiriöitä koskevien
varoitusten mukaisesti. Kannettavat ja siirrettävät radiolaitteet (esim.
matkapuhelimet) voivat vaikuttaa lääkinnällisten sähkölaitteiden
toimintaan.

72

Lisätarvikkeiden yhdenmukaisuus EMD-standardien kanssa

Tämän tallentimen lisätarvikkeet ovat standardin
IEC60601-1-2:2014 mukaisia. Muiden kuin hyväksyttyjen
lisätarvikkeiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen häiriösäteilyyn
ja alhaisempaan häiriönsietoon.

Käytä A&D-yhtiön suunnittelemia lisävarusteita.
Sähkömagneettiset emissiot voivat haitata ei-hyväksyttyjen
lisävarusteiden toimintaa ja niiden häiriönsieto voi olla
heikompi.

EMISSIORAJAT
Ilmiö

Vaatimustenmukaisuus

Säteilevät RF-emissiot CISPR11

73

Ryhmä 1、Luokka B

IMMUNITEETTITESTITASOT : Kotelon liitäntä
Ilmiö

Immuniteettitestitasot±8 kV kontakti
Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma
Säteilevät radiotaajuiset
10 V/msähkömagneettiset kentät
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80 % AM taajuudella 1 kHz

Katso taulukko ( Testitiedot
Läheisyyskentät langattomista
KOTELON LIITÄNNÄN
RF-viestintälaitteistaHÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia
IEC 61000-4-3
RF-viestintälaitteita vastaan )Verkkojännitteen taajuus
30 A/mmagneettikentät IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITEETTITESTITASOT : POTILASLIITÄNNÄN portti
Ilmiö

Immuniteettitestitasot

Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2±8 kV kontakti±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

IMMUNITEETTITESTITASOT : Signaalin tulo-/lähtöportti
Ilmiö

Immuniteettitestitasot

Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2±8 kV kontakti±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

Nopeat sähköiset transientit /purskeet
IEC 61000-4-4
RF-kenttien aiheuttamat
johtuvat häiriöt
IEC 61000-4-8±1 kV
100 kHz toistotaajuus

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V ISM-taajuudella ja
amatööriradiotaajuuksillavälillä 0,15 MHz ja 80 MHz
80 % AM taajuudella 1 kHz74

Sykkeenmodulointi 1,8
18 Hz
FM±5 kHzGMRS 460450
430-4702
poikkeama
FRS 460
1 kHz sini
710
Sykkeen745
704-787
LTE-kaista 13,17 modulointi 0,2217 Hz780
810
GSM 800/900
TETRA 800
Sykkeen870
iDEN 820
modulointi 2
800-960
CDMA 850
18 Hz
930
LTE-kaista 5
1 720
GSM 1800
CDMA 1900
1 845
SykkeenGSM 1900
modulointi 2
1 700-1 990
DECT
217 Hz
1 970
LTE-kaista 1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
Sykkeen
WLAN 802.11 b/g/n
modulointi 22 450 2 400-2 570
RFID 2450
217 HzLTE-kaista 7
5 240
Sykkeen
5 500 5 100-5 800 WLAN 802.11 a/n modulointi 0,2217 Hz5 785
385

380-390TETRA 40075

Immuniteettitestitaso(V/m)

Enimmäisvirta(W)
Etäisyys(m)

Modulaatio

Palvelu

Kaista(MHz)

Testitaajuus(MHz)

Testitiedot KOTELON LIITÄNNÄN HÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia
RF-viestintälaitteita vastaan

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

MEMO

76

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123