Pressione sanguigna instabile acausa di movimenti durante la
misurazione.
Le misurazioni sistoliche ediastoliche rientrano nel valore di 10
mmHg l’una dall’altra.
Il valore di pressione non è
aumentato durante il gonfiamento.
Il bracciale non è stato applicato
correttamente.
ERRORE VISUAL. POLSO
Il battito non è stato rilevato in modo
corretto.

Il misuratore elettronico dellapressione sanguigna
Modello UA-611 / 651
Manuale di istruzioni Traduzione
1. Ai nostri cari Clienti

2. Norme precauzionali
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti adutilizzo medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità(0123: numero di riferimento dell'ente certificatore).
Il dispositivo è indicato per l'uso solo sugli adulti e non su neonati o bambini.
Il dispositivo è idoneo per utilizzo in ambienti di assistenza sanitaria
domestici.
Il presente dispositivo è progettato per la misurazione a fini diagnosticidella pressione sanguigna e dei battiti cardiaci.

1 - 2 cm
Allacciare correttamente il
bracciale e rieseguire la
misurazione.

10. Indicatore a barre della pressione

Simboli
SYS
DIA
PUL

Funzione / Significato
Modalità standby e accensione.
Pressione sistolica del sangue in mmHg
Pressione diastolica del sangue in mmHg
Battiti cardiaci al minuto
Guida all'installazione delle batterie
Corrente continua
Tipo BF: dispositivo, bracciale e tubi sono stati progettati al finedi garantire una protezione particolare contro eventuali scosse
elettriche.
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici
Rappresentante UE

Controindicazioni
Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzodel dispositivo.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo
elettromedicale. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono
consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare
problemi medici.
Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare
trattamenti in autonomia. Per la valutazione dei risultati ed eventuali
trattamenti, rivolgersi sempre al medico.
Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni disangue eseguite al braccio del paziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas
infiammabili, quali i gas anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate diossigeno, quali camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di
incendio o esplosione.

4. Identificazione delle parti
Modello UA-651 solo

Gamma di misura adeguata
IndiceFabbricante

Etichetta Direttiva RAEESN

Numero di matricola
Consultare il manuale/l'opuscolo di istruzioni
Polarità del jack a CC
Simbolo internazionale di protezione

IP

6. Utilizzo del misuratore
6.1. Come installare / Cambiare le batterie
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. In caso di sostituzione, rimuovere lebatterie usate dal vano batterie.
3. Inserire le batterie nuove nel vanobatterie come illustrato, prestando
attenzione che i poli (+) e (-) siano
posizionati correttamente.
4. Rimontare il coperchio del vano
Fase 2
batterie. Utilizzare esclusivamente
batterie R6P, LR6 o AA.

Fase 1
Fase 4Inserire le batterie come indicato nel vano batterie. In caso di inserimento errato,
il dispositivo non funziona.
Quandolampeggia sul display e il dispositivo comunica che è necessariocambiare le batterie, sostituire tutte le batterie. Non utilizzare insieme batterienuove e vecchie, onde evitare di ridurre la durata delle batterie o causare
malfunzionamenti del dispositivo. Sostituire le batterie almeno due secondi dopolo spegnimento del dispositivo.
Il simbolo
non viene visualizzato in caso di batterie completamenteesaurite.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe
risultare ridotta in caso di basse temperature. In genere, quattro batterie R6P
nuove durano circa tre mesi se utilizzate per due misurazioni al giorno.
Utilizzare solamente le batterie di tipo specificato. Le batterie fornite in dotazione
al dispositivo sono a solo scopo di prova delle prestazioni del misuratore e la loro
durata potrebbe essere breve.
Togliere le batterie nel caso in cui il dispositivo non debba essere utilizzato perlunghi periodi. Le batterie potrebbero infatti essere soggette a perdite, causando
quindi dei malfunzionamenti.

6.2. Come collegare il tubo dell'aria
Inserire fermamente la spina
attacco aria nella presa d'aria.

Tubo dell'aria
Spina attacco aria

6.3. Collegamentodell'alimentatore

Presa d'aria

Modello UA-651 solo
Inserire la spina dell'alimentatore nel
jack a CC. Collegare quindi
Spina dell'alimentatore
l'alimentatore a una presa elettrica.
Jack a CC
L'alimentatore modello TB-233C è
venduto separatamente.
Per scollegare l’alimentatore dalla presa
elettrica, afferrare e rimuovere il corpo
dell’alimentatore dalla presa.
Per scollegare la spina dell’alimentatore dal
Misuratore Elettronico Della Pressione Arteriosa, afferrare ed estrarre la spinadell’alimentatore dal misuratore.

L'uso della misura corretta di un bracciale è importante per una lettura precisa.
Se il bracciale non è della misura appropriata, la lettura potrebbe produrre unvalore incorretto della pressione sanguigna.
La misura del braccio è stampata su ogni bracciale.
Il simbolo
e l'indicazione della gamma di misura adeguata sul bracciale
indicano se si sta utilizzando il bracciale corretto. Fare riferimento a "6.5
Applicazione del bracciale".
Se il simbolo
è posizionato fuori dal range, si raccomanda l’acquisto di un
bracciale sostitutivo presso il rivenditore locale.
Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno
nuovo.
Misura del braccio Misura raccomandata del bracciale Numero di catalogo
Da 31 cm a 45 cm Bracciale grande per adulti
CUF-F-LA
Da 22 cm a 32 cm Bracciale per adulti
CUF-F-A
Misura del braccio: corrisponde alla circonferenza del bicipite.
Nota:
il modello UA-611 / UA-651 non è indicato per l'uso con il
bracciale piccolo.

Spinadell'alimentatore

Simboli stampati sul bracciale.

Presa d'aria
Spina attacco aria
Vano batterie
Coperchio vano batterie

Nota: il modello UA-611 non dispone del jack a CC perl'alimentatore.
Il jack a CC si trova sul retro del modello, solo per UA-651.
L'adattatore è un accessorio opzionale (venduto separatamente)
MEMORIA
Pressione sistolica
Pressione diastolica

SimboliFunzione / Significato
Simbolo di indicazione posizione arteria
brachiale

REF

Azione raccomandata
Posizionare il simbolo
sull’arteria del braccio o inallineamento con il ditoanulare nella parte internadel braccio.

IndiceNumero di catalogo
Gamma di misura adeguata per il bracciale
per adulti. È stampata sul bracciale per adulti.
Utilizzare il bracciale grande
Gamma superiore stampata sul bracciale per per adulti anziché iladulti.
bracciale per adulti.
Gamma di misura adeguata per il bracciale
grande per adulti. È stampata sul bracciale
grande per adulti.
Gamma inferiore stampata sul bracciale per
adulti.
Gamma inferiore stampata sul bracciale
grande per adulti.

Utilizzare il bracciale per
adulti anziché il bracciale
grande per adulti.

Numero di lotto
Bracciale grande per adulti

Gamma di misura adeguata

Battiti cardiaci

Indicazione del cuore

6.5. Applicazione del bracciale

Indicatore batterie

1. Avvolgere il bracciale intorno alla parte superiore del braccio, a circa
1 - 2 cm sopra la piega del gomito, come indicato nella figura.
Applicare il bracciale direttamente a contatto con la pelle, in quanto i vestiti
possono causare errori nella misura.
2. La compressione al braccio causata da un avvolgimento troppo stretto dellamanica della camicia può causare una misura errata.
3. Verificare che il simbolo
indichi un punto all'interno della gamma di misura
adeguata.
Nota: durante la misurazione è normale che il bracciale dia la sensazione di essere
molto stretto. (Il fenomeno non deve destare preoccupazione.)

5. Simboli
Simboli utilizzati sul display
SimboliFunzione / Significato
Azione raccomandata
Indicazione visualizzata durante laLamisurazione
è in corso.
fase di misurazione. Lampeggia
Rimanere fermi il più
durante il rilevamento dellapossibile.
frequenza cardiaca.
L'indicatore I.H.B. segnala ilrilevamento di un battito irregolare.
L'indicazione può comparire a causadel rilevamento di una lieve
vibrazione, quale un tremore.
Misurazioni precedenti memorizzate.
BATTERIE CARICHE
Indicatore di carica della batteria
durante la misurazione.
BATTERIE SCARICHE
Qualora l’indicatore lampeggi,
Quando l'indicatore lampeggia, lasostituire tutte le batterie.
carica della batteria è scarsa.
Pressione sanguigna instabile a
Eseguire un'altra

Rilascio dell'aria

Misurazione in corso
Gonfiaggio completo
Gonfiaggio in corso

Tubo dell'aria

Indice

11. Parlando di Pressione Arteriosa

e gamma di misura adeguata

Cosa si intende per Pressione Arteriosa?
La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro le paretidelle arterie.
La pressione sistolica (massima) si verifica nel momento in cui il cuore
si contrae e spinge il sangue nelle arterie. La pressione diastolica(minima) si verifica quando il cuore si dilata, ricevendo il sangue
all’interno del ventricolo sinistro, e si prepara a una nuova contrazione.
La pressione arteriosa è misurata in millimetri di mercurio (mmHg).

7. Misurazioni
7.1. Misurazione standard

A livello del cuore

1. Avvolgere il bracciale sul braccio(preferibilmente il sinistro) all'altezza delcuore. Restare seduti senza parlare
Premere il pulsante START
durante la misurazione.
(AVVIO)

12. Indicatore della classificazione dell'OMS

Tutti i segmenti del display

Ciascun segmento dell'indicatore a barre corrisponde a una
classificazione OMS della pressione sanguigna.
: l'indicatore visualizza unsegmento, in funzione dei
dati correnti, corrispondente
alla classificazione OMS.

Visualizzazione dello zero

Inizio del gonfiamento

3. Una volta completata la fase digonfiamento, lo sgonfiamento si avvia
automaticamente e il simbolo(indicazione del cuore) inizia alampeggiare, indicando che la
misurazione è in corso. Una volta
rilevato il polso, il simbolo lampeggia aogni battito cardiaco.
Nota: nel caso in cui non si ottenga una
pressione corretta, il dispositivo inizia
automaticamente a rigonfiarsi.

Misurazione in corso
Pressione sistolica
Pressione diastolica
Classificazione OMS
Battiti cardiaci

4. Una volta completata la misurazione,
vengono visualizzate le letture relative
alla pressione sistolica e diastolica e ibattiti cardiaci. Il bracciale espelle l'aria
residua e si sgonfia completamente.

Espulsione automaticadell'aria residua

Spegnere il dispositivo con ilpulsante START (AVVIO)
5. Premere nuovamente il pulsante
START (AVVIO) per disattivare
l'alimentazione.
Nota: il modello UA-611 / UA-651 è dotato di funzione automatica di spegnimento.
Lasciare trascorrere almeno 3 minuti prima di eseguire una seconda
misurazione sulla stessa persona.

7.2. Misurazione della pressione sistolica desiderata
In caso di gonfiaggi ripetuti, utilizzare i
metodi seguenti. Attenersi alla presente
procedura qualora si preveda che lapressione sistolica superi 230 mmHg.

A livello del cuore
Premere il pulsante
START (AVVIO)

1. Avvolgere il bracciale sul braccio(preferibilmente il sinistro) all'altezza delcuore.

2. Premere il pulsante START (AVVIO). Premere e tenere premuto il
pulsante
3. Mentre lo zero lampeggia, premere e
START (AVVIO)
tenere premuto il pulsante START(AVVIO) sino alla visualizzazione di unvalore superiore di 30 - 40 mmHg
Gonfiamento in corso
rispetto alla pressione sistolica prevista.
4. Al raggiungimento del valore desiderato,rilasciare il pulsante START (AVVIO) per
iniziare la misurazione. Proseguire quindi
con la misurazione della pressione
sanguigna come descritto alla sezione"7.1 Misurazione standard".

Rilasciare il pulsante
START (AVVIO)
Pressione desiderata
Fare riferimento alla sezione"7.1 Misurazione standard"

Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non
incrociare le gambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmodella mano rivolto verso l’alto e con il bracciale alla stessa altezza del cuore.
Collocare la parte centrale del bracciale all'altezza del cuore.
Rilassarsi per circa cinque - dieci minuti prima di effettuare una misurazione. In
caso di stato d'animo di eccitazione o depressione dovuto a stress emotivo, lamisurazione riflette questo stress con una lettura più elevata (o più bassa) dellapressione sanguigna normale, mentre la frequenza cardiaca risulta di solito più
alta del normale.
Restare fermi senza parlare durante la misurazione.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizio fisico o aver
fatto il bagno. In tali casi, riposare per venti-trenta minuti prima di procedere alla
misurazione.
La pressione sanguigna di un soggetto varia costantemente in funzione di ciò
che sta facendo e di ciò che ha mangiato. Le bevande possono inoltre avere un
effetto molto incisivo e rapido sulla pressione sanguigna.
Questo apparecchio basa le relative misurazioni sul battito del cuore. In caso dibattito cardiaco molto debole o irregolare, l'apparecchio può incontrare delledifficoltà a determinare la pressione sanguigna.
Se l'apparecchio rileva una circostanza anomala, interrompe la misurazione e
visualizza un simbolo di errore. Fare riferimento alla sezione "5 Simboli" per larelativa descrizione.
Questo dispositivo è destinato all'uso solo da parte di adulti. Rivolgersi al medico
prima di utilizzare l'apparecchio sui bambini. Non consentire ai bambini diutilizzare il dispositivo senza la supervisione di un adulto.
Provare a misurare la pressione sanguigna quotidianamente,approssimativamente alla stessa ora.
Le prestazioni del monitor della pressione sanguigna automatico possono essere
influenzate da un eccesso di temperatura o umidità o dall'altitudine.

8. Richiamo dei dati in memoria
Il dispositivo archivia automaticamente in memoria fino a trenta misurazioni dellapressione sanguigna e del polso. Ai dati memorizzati viene assegnato un numero
dati nell'ordine dal più nuovo al meno recente. I dati meno recenti sono indicati con"". Il simbolo
in alto a sinistra nel display indica che si stanno visualizzando
dati precedentemente archiviati in memoria.
Nessun dato
Premere e tenere
premuto il pulsante
8.1. Richiamo dei dati
START (AVVIO)
1. Quando non è visualizzato alcun
Rilasciare ilelemento, premere e tenere
pulsante
premuto il pulsante START
Simbolo(AVVIO) per richiamare i dati
Dati medi
memorizzati.

3. Vengono visualizzati
automaticamente il numero dei dati e
il numero dei dati memorizzati apartire dall'ultima misurazione.

Numero dati

Dati memorizzati

4. Il display si spegne automaticamente
dopo la visualizzazione di tutti i dati.
Nota: se si preme il pulsante STARTSi spegne automaticamente(AVVIO) durante il richiamo dei dati,
il dispositivo si spegne.
Premere e tenere premuto il pulsante
START (AVVIO)

8.2. Cancellazione dei dati
1. Durante lo spegnimento deldispositivo, premere e tenere
premuto il pulsante START(AVVIO) sino a visualizzare la
scritta "".
2. Selezionare "cancellare i dati.

" per

3. I dati sono cancellati quando ilsimbololampeggia.
4. Il dispositivo si spegne
automaticamente.

Rilasciare ilpulsante
Selezionare" per"cancellare i dati.

5 secondi

Il simbololampeggia.
I dati sono cancellati.
Si spegne automaticamente

Problema
Causa probabile
Azione raccomandata
Le batterie sono
Sostituire tutte le batterie con
Sul display,esaurite.
batterie nuove.
non viene
visualizzato
Reinstallare le batterie in modo che
I poli delle batterienulla,i poli positivo e negativo
sono posizionati innemmenocorrispondano a quelli indicati sul
all'accensione. modo errato.
vano batterie.
La carica delle batterie
è insufficiente. Il
simbolo
Il bracciale non lampeggia.
Sostituire tutte le batterie con
In caso di batteriesi gonfia.
batterie nuove.
completamenteesaurite, il simbolo nonviene visualizzato.
Il bracciale non è stato
applicato in modo
Applicare correttamente il bracciale.
corretto.
Il dispositivo
non esegue la Durante la fase di
Durante la fase di misurazione,
misurazione. misurazione, ilsoggetto ha mosso il rimanere fermi senza parlare.
Le letture
braccio o il corpo.
mostrano
Sedersi comodamente e rimanere
valorifermi. Posare il braccio su un tavolo
eccessivamen La posizione delbraccialenonè
con il palmo rivolto verso l'alto e ilte alti o bassi.
bracciale posizionato all'altezza delcorretta.
cuore.
In caso di battito cardiaco molto
debole o irregolare, l'apparecchio
può incontrare delle difficoltà adeterminare la pressione
sanguigna.
In clinica o presso lo studio delmedico, uno stato di apprensione
Il valore è diverso da può determinare una lettura
quello misurato inelevata. La misurazione a domicilio
clinica o presso loriduce gli effetti delle influenze
esterne sulle letture della pressione
studio medico.
Altrosanguigna, completando le letture
eseguite presso lo studio.
Rimuovere le batterie.
Riposizionarle correttamente e
rieseguire la misurazione.
Nota: nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema,contattare il rivenditore. Non tentare di aprire o riparare questo
prodotto autonomamente, perché si rischia di invalidare la garanzia.

7.3. Note per una misurazione corretta

2. Rilasciare il pulsante quando si
visualizza la media dei dati.

Indicatore della classificazione dell'OMS
Ipertensione grave
Ipertensione moderata
Ipertensione lieve
Normale elevata
NormaleOttimale

13. Localizzazione guasti
Pressurizzazione

Ai dati successivi

Bracciale per adulti

Simbolo I.H.B.
(indicatore di battito cardiaco irregolare)

Indicatore a barre della pressione e
indicatore della classificazione dell'OMS

Pressurizzazione

Assicurare il fissaggio in tessuto

6.4. Come scegliere il bracciale corretto

Pulsante START (AVVIO)

Display

Fase 3

ATTENZIONE

Display

Bracciale

L'indicatore monitora il progresso della pressione durante la misurazione.
Simbolo di indicazione posizione arteria
brachiale

2. Premere il pulsante START (AVVIO).
Vengono visualizzati tutti i segmentidel display. Viene visualizzato
brevemente lo zero, lampeggiante.
Quando la misurazione inizia, il
display cambia come illustrato nella
figura a destra. Il bracciale inizia agonfiarsi. È normale che il bracciale
dia la sensazione di essere molto
stretto. Durante il gonfiamento viene
visualizzato l'indicatore a barre dellapressione, come nella figura a destra.
Nota: per interrompere il gonfiamento inqualsiasi momento, premere
nuovamente il pulsante START(AVVIO).

Data di produzione

Jack a CC

Simbolo di indicazione posizione
arteria brachiale Tubo dell'aria

Il monitor UA-611 / UA-651 fornisce le misurazioni della pressione
sanguigna e dei battiti cardiaci anche se si verifica un battito irregolare.
Un battito cardiaco irregolare viene definito come un battito che si
discosta del 25% dalla media di tutti i battiti cardiaci durante la
misurazione della pressione sanguigna. È importante rilassarsi,
rimanere fermi e non parlare durante le misurazioni.
Nota: si consiglia di rivolgersi al medico qualora il simbolo
venga
visualizzato frequentemente.

Bracciale

Simboli stampati sul corpo del dispositivo.

3. Precauzioni
Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti diprecisione. Si raccomanda di evitare condizioni estreme di temperatura,umidità, luce solare diretta, urti o polvere.
Pulire il dispositivo e il bracciale utilizzando un panno morbido e asciutto oinumidito con acqua e detergente neutro. Evitare l’utilizzo di alcool,benzene, solventi o altre sostanze chimiche aggressive per pulire il
dispositivo o il bracciale.
Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o di riporre il tubo avvolto
strettamente per lunghi periodi, poiché quanto sopra potrebbe ridurre la
durata dei componenti.
Il dispositivo e il bracciale non sono impermeabili. Evitare il contatto con
pioggia, sudore e acqua.
Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi
televisivi, forni a microonde, cellulari, raggi X o di altri dispositivi con forti
campi elettrici, le misurazioni potrebbero non risultare precise.
Al riutilizzo del dispositivo, verificare che sia pulito.
Le apparecchiature, le parti e le batterie usate non devono essere trattatequali normali rifiuti domestici. Devono quindi essere smaltite in conformità
alle normative in vigore.
Se si utilizza l'alimentatore, assicurarsi che sia possibile scollegarlo dallapresa elettrica in caso di necessità.
Non modificare il dispositivo. Questa operazione può causare incidenti odanni al dispositivo stesso.
Per misurare la pressione sanguigna è necessario avvolgere strettamente
il bracciale intorno al braccio in modo da interrompere temporaneamente ilflusso sanguigno nell'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento olasciare temporaneamente un segno rosso sul braccio, in particolare se la
misurazione viene ripetuta più volte di seguito. Il dolore, l'intorpidimento o isegni rossi che possono eventualmente verificarsi scompaiono dopo
breve tempo.
Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o
infanti con il tubo.
Durante la misurazione non attorcigliare il tubo prolunga, in quanto
potrebbero verificarsi delle lesioni dovute alla pressione continua nel
bracciale.
Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono
provocare danni al paziente a causa delle interferenze con il flusso
sanguigno. In caso di uso ripetuto del dispositivo, assicurarsi che ilfunzionamento del misuratore non comporti una prolungata
compromissione della circolazione sanguigna.
Non sono stati condotti test clinici su donne incinte. Non utilizzare il
dispositivo su donne incinte.
Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima diutilizzare il dispositivo.
Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il
dispositivo fuori dalla loro portata.
Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il
dispositivo fuori dalla loro portata.
Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite
inavvertitamente dai bambini.
I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti
domestiche, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, iwalkie-talkie possono interferire con il funzionamento di questo Monitordella Pressione Sanguigna. È quindi opportuno tenerlo a una distanza
minima di 3,3 metri da tali dispositivi.
Non toccare contemporaneamente le batterie, il jack a CC e il paziente.
Possono risultarne scosse elettriche.

9. Cosa è un battito cardiaco irregolare
Non arrotolare la manica troppo stretta

Rimuovere le batterie epremere il pulsante START(AVVIO), quindi reinstallare lebatterie. Se l'errore persiste,contattare il rivenditore.

Errore interno del dispositivo.

Il misuratore elettronico della pressione sanguigna A&D è uno degli
strumenti più avanzati disponibili attualmente sul mercato, concepito
per la facilità d'uso e l'alta precisione. Il nostro prodotto Vi aiuterà acontrollare la Vostra pressione sanguigna ogni giorno.
Vi raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzare
il dispositivo per la prima volta.

Eseguire un'altra
misurazione. Restare fermi
durante la misurazione.

14. Manutenzione
Non aprire il dispositivo. Include componenti elettrici delicati e unsofisticato impianto pneumatico che potrebbero danneggiarsi. Se
non è possibile risolvere il problema anche seguendo le istruzionidella Localizzazione guasti, rivolgersi al rivenditore autorizzato dizona o al reparto assistenza clienti. Il servizio clienti A&D fornisce
informazioni tecniche, parti di ricambio e unità ai rivenditori
autorizzati.
Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata diservizio. Tuttavia si raccomanda di fare controllare lo strumentoogni 2 anni, per garantire un funzionamento e una precisione
adeguati. Contattare il rivenditore autorizzato di zona o A&D per lamanutenzione.

15. Dati tecnici
Tipo
Metodo di misurazione
Range di misurazione

UA-611 , UA-651
Misurazione oscillometrica
Pressione:
0 - 299 mmHg
Pressione sistolica: 60 - 279 mmHg
Pressione diastolica: 40 - 200 mmHg
Polso:
40 - 180 battiti / minuto
Precisione della misurazione
Pressione:±3 mmHg
Polso:±5 %Alimentazione
4 batterie da 1,5 V (R6P, LR6 o AA) oalimentatore (TB-233C - non incluso)
Numero di misurazioni
Circa 700
LR6 (batterie alcaline)
Circa 200
R6P (batterie al manganese)
A una pressione di 180 mmHg, temperatura
ambiente di 23 °C.
Classificazione
Apparecchiatura elettromedicale alimentata
internamente (con batterie) / Classe II (conalimentatore)
Modo di funzionamento continuo
Test clinici
In conformità ad ANSI/AAMI SP-10 1992
EMC
IEC 60601-1-2: 2007
Memoria dati
Ultime 30 misurazioni
Condizioni di esercizio
Da +10 °C a +40 °C / da 15% RH a 85% RH /Da 800 hPa a 1060 hPa
Condizioni di trasporto/conservazione
Da -20 °C a +60 °C / da 10% RH a 95% RH
700hPa to 1060hPa
Dimensioni
Circa 96 [L] x 68 [A] x 130 [P] mm
Peso
Circa 240 g, batterie escluse
Protezione contro
Dispositivo: IP21
Parte applicata
Bracciale
Tipo BF
Vita utile
Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Alimentatore: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Alimentatore opzionale / TB233C
L'alimentatore ha lo scopo di collegare il monitor della pressione
sanguigna a una fonte di alimentazione in ambiente domiciliare.
Rivolgersi al rivenditore A&D di zona per l'acquisto. L'alimentatore deveessere ispezionato o sostituito periodicamente.
Simboli riportati sull’alimentatore
SimboliFunzione / Significato
Per l'uso solo in ambienti interniClasse II dispositivo
Fusibile termico
Fusibile
Etichetta del dispositivo relativa alla direttiva CE
Etichetta del dispositivo relativa alla certificazione EAC
Polarità dello spinotto dell'alimentatore
Accessori venduti separatamente
Misura del braccio
Bracciale Numero di catalogo Misura del bracciale
CUF-F-LA
Bracciale grande per adulti Da 31 cm a 45 cm
CUF-F-A
Bracciale per adulti
Da 22 cm a 32 cm
Misura del braccio: corrisponde alla circonferenza del bicipite.
Alimentatore

Numero di catalogo
TB-233C

Spina (tipo uscita)
Tipo C

Nota: le specifiche sono soggette a variazione, senza previa notifica.