難しいことをやさしく、やさしいことを面白く、面白いことを深く探究する

楽しい自作電子回路雑誌

CONTENTS
2. そんなかっこうしてどこいくの?
2. FCZ コイルの実質周波数における Q
7. 電波天文コーナー・太陽電波受信実験(後半)11. 糸でんわ 新記録 260.3m 達成!
13. VXO コイル異聞(2)さらなる混乱とその後
15. 光通信・AM の定義
16. 雑記帖

013
DEC 2005

FCZ コイルの共振回路を作り、その同調周波数からインダクタンスを算出するのですが、その場合バリコンの目盛りを一本化するために測定の為の発振周波数を 0 . 2 5 2 、

実質周波数
における

Q

0.796、2.516、7.958、25.16MHzという数値に固定しています。
しかし、この発振周波数は自由に変えることが出来ますから、私がデリカの65１というQメータの場合、50MHz あたり迄は任意の周波数で Q を測る事は出来ますが、一般的には上記の周波数でインダクタンスとQを同時に測った数値がそのコイルのQであると表示

コイルの Q はどうして測るか?
コイルのQは一般的には「Qメータ」で測りますが、
それではいったい「Q メータ」とはどんな測定器なのでしょうか?
勿論、その名が示すようにコイルのQを測る事を第されるのが普通であり、FCZコイルの場合もそうなっております。
こうして表示されているQが実際に使われている周波数におけるQであると認識してしまうといろいろと不都合を生じる可能性があります。

一の使命としています。 しかしそれとは別なもう一

そこでFCZコイルのすべてについて可変可能な周波つの大きな使命があるです。 それは「コイルのイン数における Q の変化を測定してみる事にしました。

ダクタンスをはかる」という役目です。 Q メータの構造については後程述べる事にしますが、基本的には実際に使用する周波数での Q の測定

被測定コイルとQメータに内臓されているバリコンで先に述べたように 50MHz 以下の周波数においては事だけを「Yes sir」と聞いている現状です。

そんなかっこうしてどこいくの?

世界の国々から後ろ指をさされ始めています。

衆議院の選挙が終ると政府は、鬼の首をとった「愛国心」まで強要しています。 国民が将来に希ように郵政民営化を通しました。 所得税の減税

望を持てない国に彼等がいう「自分の国は自分で措置を取り止め、貯金の老人マル優制度を廃止し、守る」という愛国心が育つのでしょうか。

こんな状態に持って来ている政府は、私達に老人介護保険料は値上げされ、消この雑誌は科学の面白さを多く費税の導入を声だかに叫び、老人の人達に知ってもらうためのものの健康保険関係の値上げを計画すです。 しかしこのままでは科学る等、日本という国は何処へ行こも自由に研究する事が出来なくな

うというのでしょうか。

るかも知れません。 勿論これはそれに加えて事もあろうに憲法

私の持つ危惧です。しかし、このよまで変えてしまおうという鼻息です。 憲法の特に 9条のお陰で私達はこの60 年間

うな事にならないという保証はありません。

戦争をしないで過ごして来ました。 それを改定

1930年代の歴史を読んでみてください。 現代

して戦争のできる枠組みを作ろうというのです。

とアナロジーする事ができる点が一杯あると思い

あなたは憲法 9 条がある事によって何らかの不都ます。

合がありましたか?
私達の住む日本はアジアの一部です。 しかし、私達の日本はアジアに背を向けてアメリカのいう

表題の名前のつく絵を描きました。 御覧になりたい方は、< v i v a 9 / i n d e x . h t m l > から<viva9colection2.html> にお進み下さい。

デリカの 651 で Q の測定が出来ますが、50MHz 以上

自作 Q メータの構造の周波数での測定は出来ませんから別に専用のQメータを自作して測定しました。

第 2 図に自作 Q メータの回路図を示します。
第 1 図と違う所は、発振器を SG でまかない、メーQ メータの構造

タを使う代わりにスペクトラムアナライザを使用してQメータを自作するために、デリカの651を参考にして見ましょう。 第 1図にデリカ651のQメータの基本的な回路図を示します。

簡便化した所です。
SG は安定した信号を簡単に供給する事ができるので使いました。 出力レベルはアバウトで結構です

まず発振器の出力を 1/100 の強さに絞り込みます。

が、出力レベルは安定している必要があります。

これをコイルの片方に入力します。 コイルのもう片共振回路が直列共振の為に発振器の出力インピーダ

方の端をバリコンにつなぎ、直列共振回路を形成しま

ンスを極力低くしておく必要があるのでデリカの Q

す。 コイルとバリコンのつなぎ目の電圧を測り、発メータの回路を参考に SG の出力をステップダウンし振器の出力電圧と比較してQの価をメーターに表示さております。

せます。

回路を簡単なものにしたために、メーターを使ってこれは、コイルとバリコンとのつなぎ目の電圧がコいないのでQの値を直読する事が出来ませんが、コイ

イルに入力される電圧がQ倍になるので、発振器の電ルのQはメータで直読するばかりでなく計算で求める

圧が 1/100 される前の電圧と同じ値になったとき、事も出来るのです。 その方法は、

Q=100 になる事になる事を利用して較正しているのです。

(1) まずコイルのインダクタンス、
コンデンサの容量の内どちらかを変量して測定したい周波数に共振点

ここで問題になるのは、コイルとコンデンサ(バリコを合わせます。

ン)のつなぎ目の電圧の測り方です。 この場所のイン(2) その状態からSGの周波数を下の方に下げて行

ピーダンスは非常に高いので電圧計の内部インピーダ

き、つなぎ目の電圧が−3dB(0.707)になる周波数を記ンスが低いと測定誤差が非常に大きなものになり易い録し、これを fL とします。

のです。 特に周波数が高くなるに従いこの問題は深(3) 今度は逆に共振点より上の方に周波数をずらして行き、同じように−3dB になる周波数を記録し、こ刻になって来ます。

れを fH とします。
(4) 次の計算式で Q を算出します。
Q ＝(fL+fH)/(2*(fH-fL))
ここで問題となる事はスペクトラムアナライザの入力インピーダンスが 50 Ωという事です。 先にも述べましたように、コイルとコンデンサのつなぎ目の電< 第 1 図 > デリカの Q メータの構成概要図

圧を測る電圧計は入力回路の容量成分が非常に低く、
入力インピーダンスは出来るだけ高い事が要求されます(これが低いと何を測定しているか分からなくなります)。
そこでこのQメータアダプタでは出力回路を直接ス
ペクトラムアナライザにつながず、コイルとコンデンサのつなぎ目の近くにリード線を固定して(浮遊容量と< 第 2 図 > 自作した Q メータアダプタ

して)サンプリングするという方法を採りました。

CirQ 013-3

07S タイプコイル

[Q]
[Q]

[f・MHz][f・MHz][Q][Q][f・MHz][f・MHz][Q][Q][f・MHz][f・MHz][Q][f・MHz][Q][Q][f・MHz][f・MHz]CirQ 013-4

[Q]

[Q]

[f・MHz][f・MHz]

10S タイプコイル

[Q]
[Q]

[f・MHz][f・MHz][Q][Q][f・MHz][Q][f・MHz][Q][f・MHz][f・MHz]CirQ 013-5

[Q]

[Q]

[f・MHz][f・MHz][Q][Q][f・MHz][f・MHz][Q][Q][f・MHz][f・MHz]

測定の仕方

データの使い方

データの採り方は、コアの位置を固定してからコイ

このグラフの使い方は、希望する周波数にコイルのルに固定コンデンサを取り付け(Qメータを使った時は種類とコンデンサ(グラフの中の数字pF)を組み合わせバリコンの数値を固定する)、周波数を変化させて共振た後にコアを回して合わせたときのQの値を読む事が点を求め、その時の Q を測定しました。

出来ます。 また、
各カーブの頂点を結んだ線を引き、その後コンデンサの値を変えて同じ様な測定をします。

希望する周波数と合致する場所のコンデンサの値を推次にコアの位置を少しずらして上記と同じように測計する事が出来ます。
注意していただきたい事があります。 それは実際定します。
こうして得られた数値をグラフ化する際に、実際にの回路に存在するトランジスタやFET、また配線など

使い易いように、コンデンサを固定してコイルのコアによる浮遊容量の問題です。 このデータの中には浮を変化させた時の周波数の変化としての形に組み換え遊容量に関する考慮はなされていませんので実際の回ました。

路に置いては同調周波数が低いほうにシフトしますのであらかじめご承知置きください。

CirQ 013-6

その（6）最終回
太陽電波受信実験
（後半）
JL1KRA 中島潤一
天体の情報を引き出す
今回は受信したデータから天体の情報を引き出すテ

図１：BS、CSパラボラで構成する小型電波望遠鏡のブロック図

クニック紹介です。
天体の温度を測定するのはその性質を知る基本的な作業です。 宇宙の中の温度は冷え切った宇宙の果ての 3K ビックバンの背景放射から、40,000 度以上で輝く若い恒星もあります。 電波で見れば壮大な銀河電波、星の生まれる暗黒星雲からは色々な分子スペクト
ル電波、高齢になった星の周囲からは星を取り囲む
メーザー電波、さらには銀河電波、クェーサーのような宇宙の果てでブラックホールを含む究極の天体もあります。

恒星からの熱雑音の電波は比較的弱いの図２：自作した検波増幅回路と製作方法例

で、8.6 光年のところにあるシリウスのように冬の夜なユニットと検波回路を組み立てることが出来たで空の明るい−１等星でも電波では受けることが出来ましょうか。 参考文献(1)

せん。 しかし太陽は 1.5 億キロ（0.00016 光年）と

図２に筆者が作成した検波増幅回路を示します。

近傍にある恒星ですので小さな電波望遠鏡で温度を測電波望遠鏡は光の望遠鏡に比べるととても分解能が低定することが出来ます。 さて、1.5 億キロとはいえく、そのままでは空の一方向を測る温度計のようなも離れた太陽の温度は何度でしょうか？

のだと思ってください。

この宇宙電波望遠鏡は随電波で測るときは寒暖計で気温を測るように直接は時、システム全体を較正することによって正確な計測

測れないのでどのような工夫で測定できるのかご紹介を行います。 アマチュア無線やBCL受信機の場合にいたします。 この観測は高校生向けの科学英才合宿

は正確なSG（基準信号発生器）を用いて較正しておけでも使われています、参考文献(6)。

ば受信した電界強度がS メータで測れます。 電波望
遠鏡にはS メータはなく検波・増幅した電圧がデータ

電波望遠鏡システムです。 この生データを較正しますが、白色雑音を測

前回紹介した電波望遠鏡のシステムは図１のようなる場合、推奨されるのが 300K（常温 27℃）にある黒ものでした。 色々なユニットを自分で揃えて作る体（吸収体またはダミーロード）、
77K（マイナス約200コースと、電波望遠鏡ユニット RFD1500 を使うコー℃）の液体窒素にひたした黒体それぞれからの電波放スを紹介しました、参考文献(7)。 自作派の方は必要

射と、天体からの電波との比較です。 300 Ｋ、77K

CirQ 013-7

図３：前回観測した太陽のデータ、日没前に手持ちでスキャンしたものの２点が押さえられれば、次に電波望遠鏡で受けた温ンテナ自体の雑音も加えますが省略します。 前回の度がその比から求められる算段です。 140dB（10の観測ですが図３ではＴ hot 黒体が 2.3V（= Ｅ hot）
、Ｔ14乗倍）を超えるような利得の電波望遠鏡では、周囲

cold が 1.1V（= Ｅ cold）で受信されていますので、横の温度状況など些細な影響で刻々と総合利得が変わる

軸を電圧、縦軸を雑音温度としたグラフを作ってみてため温度比較が不可欠です。その頻度は数時間に１回ください（図４）、太陽Ｔ ant が 1.6V（= Ｅ ant）で受から、早いものでは１秒間に数十回も比較するシステ

信されていますので受信時の雑音温度はおおよそムが組まれています。

125K のあたりです。 電卓で比を使って

図３が前回の観測データです。

Ｔant＝Ｔhot＊（（Ｅant−Ｅcold）/（Ｅhot−Eold））

観測ではとりあえず観測開始前には比較をしておき＋Ｔ cold でも計算できます。

ました。 黒体ですがマイクロ波の吸収体は一見ただ太陽の温度を求めるにはここでもうひとつパラボラのスポンジでも高価ですので、チャコール（BBQ用のアンテナのビーム面積（立体角）を考慮します(図５)。

炭）を箱にぎっしり詰めたもの、または最も簡単には

太陽からの電力はパラボラのビーム面積一杯に受けた地面を（黒体放射）300K として進めます。 地面をＴ hot、Ｔ cold と比較しますが、太陽の占めるビーム

300K とするときは反射で不安定な測定とならないよに占める大きさはビーム全体に比べれば小さくなりまう注意してください。 77K の液体窒素に関しては、すので換算が要ります。 まず、パラボラのビーム幅研究施設などで魔法瓶に分けてもらえる可能性もありですが波長に比例、パラボラ直径に反比例してますが低温やけどが危険です。 今回は静止衛星の無λ /D ＊（360/2 π）[°]

い方向へパラボラを向け、宇宙背景雑音温度（Ｔcold）となります。 TA-352 という35cm の BSパラボラをを３Kとして計算します。 正確には大気の雑音やア使った場合の受信周波数は11.7-12.7GHzですから中心

CirQ 013-8

図６：ペンレコーダと固定スキャンによるビーム幅の測定設置、ビームパターンの１ / ２の高さのところの時間
幅を求めます。 地球の自転は 88400 秒で 360 度回るとすると、半値幅を通過する時間から角度が求まります。 但し太陽の視直径も 0.5°ありますので引くことを忘れないようにしてください。
図６はペンレコーダで通過を測った例です。 半値
幅を通過するのに 18 分（1080秒）かかりましたので
図４：電波望遠鏡の較正方法 300K、77K の黒体放射1080/38400*360 − 0.5=4.0°となります。
次にビームサイズを面積で考えますとビームと太陽を比較に用いる。 参考文献(7)の面積比は比(4.0°/0.5°)＾2＝64倍です。 よって
周波数 12.2GH ｚ（波長 2.45cm）とすると、
λ /D =2.45cm/35cm × 360/2 π＝ 4.0°です。 ビーム幅は太陽や衛星をスキャンして測るこ

今回、黒体として放射している太陽の温度は、受信したアンテナ温度を換算し125K ×64 ＝8000K になりました。

ともできますが、架台が無いと精度のよい角度読み取

図７や参考文献（2,3）で見ると太陽の温度は約りが出来ません。 そのときはパラボラを地面に置い10000K ですから少々低めです。 今回端折った正確て太陽の南中時に通過時間から測定することも出来まな天空の温度（Ｔcold）、太陽のサイズがマイクロ波放す。 地球の自転を使っての気長な測定となります

射では光球より若干大きくなること、このデータではが、丁度太陽がビームの中心を通るようにパラボラを

日没前の低仰角での観測など条件を考慮してゆく作業がありますが、おおよその温度が測れましたので今回はここまでといたします。
もし測定結果が大きく外れるときは測定の方法や計算を再確認してください、しかし稀には本当に太陽バーストが発生している可能性もあります。 イン
ターネットで太陽の光学観測の情報もチェックしてみてください。 太陽フレア活動はではマイクロ波での変動は短時間に起こりますので継続して観測してみてください。 インターネットでフレアが発生したら追っかけ受信をしてみるのも面白いでしょう。

図５：受信データの換算のためのビームサイズの検討

CirQ 013-9

天体電波の性質とはにある天体です。 これら超静かな太陽の電波は主には黒体放射（熱的電波）で新星爆発が銀河系内でおきれす。 リーバー（CirQ007 号）が 9.45m のパラボラでば小型電波望遠鏡でも観測対受信できなかったものを我々の時代では 35cm のパラ

象になります。

ボラで受信することができます。 一方、荒れたとき

一方、白鳥座 A は電波強度の太陽から“非熱的電波”という種類の電波放射もあが約100Jy@11GHzで遥か60ります。 通常 10000K 程度で輝いている太陽もバース

億光年のところにある電波銀トが起きれば“12GHzでは”数万度Kになります（図７）。

河です、中心にあるブラック
ホールが作るジェットが銀河周辺の磁場に作用して強力な電波を放射しています。太陽が数億個分集まったような巨図８：非熱的電波天体の例
大なブラックホールが銀河電（Cas-A,Tau-A,Cyg-A）
波の中心にありますが、ブ
参考文献(4)
ラックホールは周りの星をす
り潰し吸い込むときにジェットを外向きに出しており、宇宙の果てにありながら信じられないような光景を見せています。 興味のある人は参考文献(5)のブ

図７：太陽電波の放射スペクトル、太陽が荒れたとき
はマイクロ波で数万度 K になる。参考文献(2)ルーバックスをお勧めします。 数メートル以上の通信パラボラを作ったときもこれらの天体のお世話に本当に太陽全体が１万度K以上になったら地球環境が激変を受けます。黒点磁場周辺の電子が強い影響を受けマイクロ波で電波放射の強度が上がります。
1 2 G H z で観測したとき熱的電波の横綱が太陽（10000K）と月（200K程度）としますと非熱的電波天体の３大横綱はカシオペア A、おうし座 A（タウルスA）と白鳥座 A（シグナス A）になります（図８）。
カシオペア A は電波強度約 500Jy（ジャンスキー
@11GHｚ）で銀河系内1.1万光年のところにある超新星残骸です。 大きさは0.1°程度ですから小口径の電波望遠鏡のビームには点源としてすっぽりと入ってしまいます。 A と名がついているのはカシオペア座で最初に発見した電波天体だからです。 図８のような
詳細な画像を得るにはさらに望遠鏡を組み合わせた電波干渉計という方法で分解能を上げて観測します。
おうし座 A は同じく超新星で電波強度約500Jy@11GH ｚです。1054 年に爆発したことが中国や日本の古文書で確認されています。 光で見るとメ
シエカタログM1のカニ星雲が対応し6000光年の距離

図９：各種電波天体のスペクトル。
超新星残骸、クェーサー（原始銀河）など種類により周波数と電波強度の関係は様々である。参考文献(2)

CirQ 013-10

なってパラボラの性能を測りますから、間接的には多くの人の役に立っている電波天体です。 さて、色々

今回は遅れがちな原稿をお許しくださったFCZ大久保さんに感謝します。

な周波数で観測すると図９のように、これら天体は周波数と電波強度の関係が色々あることが分かります。
残念ながら35cmのパラボラはどうしても集光力において力不足で、４ケタ以上弱いこれら電波を狙うな（参考文献）(1)Amateur Radio Astronomy, Swenson，Pachart1980 (VHF までの電波干渉計)

ら数ｍくらいのパラボラが欲しいところです。 しか(2)Radio Astronomy Handbook, Kraus,Cygnus-Quaser-

しこれを解決するため電波干渉計（VLBI）という方法

Books（電波望遠鏡・干渉計の基本と天体の諸性質）

で大型望遠鏡のデータをインターネット経由で送り、(3)Brightness Temperature of the Quiet Sun at Centi-

小型望遠鏡のデータを組み合わせる研究開発が NICT

meter and MillimeterWavelength,Shimabukuro et al., As-（情報通信研究機構）で進められています。個人のBS・

trophysical Journal, vol.152., pp.777.,June 1968

CS パラボラがネットワーク経由で大きな電波望遠鏡(4)米国立天文台電波天体画像 Image courtesy of
NRAO/AUI www.nrao.eduの一部になる日が来るかもしれません。
残念ながら紙面が尽きてしまいましたので今回で電(5)クェーサーの謎（谷口義明・ブルーバックス、講談社）

波天文コーナーを終わります。 すこしでも電波によ(6)文部科学省サイエンスキャンプ、
鹿島宇宙通信研る天文を身近に感じていただければ幸いです。 日本の電波天文は科学技術に支えられ世界最高水準に並ぶ究センターテキスト（情報通信研究機構 NICT）(7)RFD-1500 取扱説明書（エレクトロデザイン 047123-9511）

誇れる分野です。

やさしい通信技術入門講座 (10)メートル巻き足しての実験です。 この巻き足しで交信が成功すれば確実に記録更新になるはずです。
TR カップは過去の実験で了解度の良かったヨーグ
ルトのカップを使いました。
実験場所は前回(3月)と同じ所場です。 それにしても200m を越す距離ともなると、間にカーボンファイ

新記録 260.3m 達成!

バーの釣り竿で糸をつり上げても糸の一部が道脇の草に引っ掛かる距離となり、両者の間の連絡も大きな声を張り上げてもなかなか通じないものでした。 仕方

紅葉の山の中なく初めの打ち合わせは携帯電話の御厄介になりまし2005 年 10 月 11 日、場所は長野県奥志賀高原、天た。

候曇り。 昼間は風が吹いていて糸でんわ日和ではな

両者の間を直接、糸とカップでつなぐと、両者のいので近くの山を歩き回って紅葉を楽しみましたが、引っぱり合のバランスが上手くとりにくい事があらか

夕方になって凪となったので XYLの JH1MHNと糸でじめ分かっていましたので糸の両端を図に示すように

んわの実験をやる事にしました。

木の枝に固定して、その固定点から 2m 程度離した所

糸は、前回と同じ水糸を使いました。 前回の記録に TR カップの糸(1m 位)を縛り付けました。 この措が186mだったのでそのとき使った糸巻きに数１０ｍ置で交信する上での糸の扱いはかなり楽になりました。

CirQ 013-11

の声のエコーが 2 回位聞こえ、相手の声はその 1回目

何も聞こえないのエコーの強度とほぼ同じくらいの強さでした。 風

さて、実験開始です。 意気込み十分で実験を始めたのですが意気込みに反して相手の声が全然聞こえてはなかったので風切り音はなかったですが、草か木の枝に引っ掛かる音が混信していました。

来ません。 いや聞こえるのは糸が草をこする音だけこの段階では実際の糸の長さは分かっていませんでです。 何か自分の声が闇の中に吸い込まれて行くよ

したが、大体 240m は越していたと思っていました。

うな気になりました。 今迄の実験では全部第一声か

しかし、糸でんわの記録はこの位が限界かなと考えら何らかの声は聞こえていましたからこれには焦りま

ると、ちょっと寂しい気がしたものです。
秋の夕暮れはつるべ落としともいいます。 実験をした。
調べてみると糸が長いので途中で垂れ下がって道の草に 2,3 箇所引っ掛かっていました。 それを直し乍

終えて装置を片付ける頃には周りはもう真っ暗になっていました。

ら糸の張り具合をいろいろと工夫したところ、その甲記録は 260.3m

斐があってまず最初に自分の声がエコーで聞こえるよ
うになりました。 そして遠くの「ガサガサ」と言う雑音も聞こえました。 その次の瞬間、相手の声が自分のエコーの間にちらっと聞こえて来ました。 よう帰って来て糸の長さを正確に測ってみたところ、
260. ３ m という記録であった事が分かりました。
記録が確定してみるとまたファイトが湧いて来るものです。 確かに今のままでの実験では限界が近付い

やく相手の声が聞こえたのです。
その細々とした声を頼りに糸の張り具合を調整したていますが、TRカップの構造、伝送糸の材質等の改良

結果、どうやら意志の疎通ができるようになりましによってさらなる記録交信ができるのではないかと考た。

えるようになって来ました。 途中の糸のつり上げもこちらから「本日は晴天なり」、「こちらのいったこと

2 箇所は必要になるでしょう。 いろいろとアイディばが分かったら、そちらから繰り返して下さい」とアが湧いて来ています。

いった所、「本日は晴天なり」とことばが帰って来ました。 RS でいうと「32」位だったでしょうか。 こ

糸でんわの実験はこれからが本番の距離では相手の声が直接聞こえるという事はありま

今までの実験ではそれほど大きな努力もなしに記録せんでした。 時刻は 16 時 30 分でした。

を伸ばして来ることが出来ました。 しかし、今回の実験で始めて限界を感じるようになってきたのです。

それにしても弱い信号「限界をいかに伸ばしていくか」という事を考える

それにしても弱い信号でした。 信号の中には自分と、糸でんわの実験は実はここからがスタートではな
いかという気になっても来ました。
そうです。 ようやくスタート台にたどり着いたのです。 当面次の目標は300mという所でしょうか。
まだまだこのシリーズは続きそうです。

< 第 1 図 > 伝送糸の固定の仕方

CirQ 013-12

事が出来たが 50.4MHz あたりで止める事にした)。このときのインダクタンスは約 8 μ H でした。
前回の実験で苦労した割に簡単に出来てしまい
ちょっと拍子抜けしてしまった程です。

同じものなのに違う
このコイルを量産体制に持ち込むため、コイル屋さんに私の試作品と同じものを 3 つ作ってもらいまし(2) さらなる混乱とその後た。 試作品が上がってきて気楽に試験を始めたのですが、どうも調子がおかしいのです。 変化幅がとれず、発振も何か不安定です。

インダクタンスを無視する

インダクタンスを測ってみましたが私が作ったのと本誌 010 号で「VXO コイル異聞」という記事を書きましたが、本文はその続きです。

全く同じです。 コイルを巻く材料は同じ、巻き線に使ったウレタン線の太さも同じ、巻き数も同じ、イン010 号では「VX2(VXO-2)と同じインダクタンスのコイルを作ったのに同じ性能のものにならなかったのはなぜか」という所まででした。

ダクタンスも同じ、しかし VXO コイルとしては全然違った特性なのです。
コイル屋さんの作ってくれたコアは VX3 で使ってその時の発想は「VX2とインダクタンスが同じもの

いたものとおなじで、長さ 6mm のものでしたが、こを作る」ということが中心だったわけですが、今回はのコアの入手が将来大変になりそうだと言う事で一緒考える方向を「実際の回路でVX2と同じ働きをするコに 7mm のコアを使ったものを 1 個一緒に持って来てイルを作る」という事に変えて見る事にしたのです。

くれていました。 この方はインダクタンスが少し大

つまり、インダクタンスに関する考慮を抜きにしてきめでしたがコアの長さが 1mm 違うだけですが私の考えたのです。

試作したものとほぼ同じ働きをしてくれました。

前回の VX3 は、「インダクタンスが大きすぎて発振が止ってしまった」と考えて少し巻き数をほどいてみマイナス 8 回、マイナス 10 回ようと考えました。 「どの位ほどくか?」「まあ 5 回ネジコアの長さが長くなるとコイルのインダクタン

位かなぁ」という感じでVX3をばらして巻き線を5回スが大きくなるのを考慮して、VX3から8回ほどいた

分ほどきました。

ものと、10 回ほどいたものに、7mm のコアを入れた試験は第 1図のように #337の 50MHzAM オールイ
ンワン送信機に試作コイルを取り付けて行ないました。

コイルを作りました。 結果はどちらも良く働いてくれました。

送信機の出力を直接カウンターに入れるには出力が少そこでコイル屋さんが初めに巻いてくれた3本のコ

し大きいので、#200 の QRP MATEを使って -30dB に

イルのうち1本の巻き線を3回ほどいて、コアを7mm落としてから周波数を測りました。

のものに変えてみて、7mmのコアを入れてみたのです

その結果、VXO用に作った、50.6VXO という水晶が、これはどうも芳しくありません。

で 50.8MHz 台から 50.4MHz あたり迄変化させる事に線の巻き幅成功しました(実際には 49.9MHz あたり迄変化させる

いよいよ混乱して来ましたが、何処かが違うはずです。 シールドケースをはずして良いコイルと悪いコ
イルを良く観察してみました。 写真1を御覧下さい。
この写真から私が試作した、VX3 から 10 回ほどいたコイルの巻き線幅は1.75mm でしたが、コイル屋さ< 第 1 図 > VXO コイルの測定系統図

んが試作したコイルの巻き線幅は2.25mmありました。

CirQ 013-13

コイルのQについてももう一度念を入れて測り直し

から50.3MHz付近で発振が止るコイルよりもっと広いてみました。 その結果、私が作ったコイルのQは27、範囲で変化を可能とするコイルに設計を持って行く必

コイル屋さんの作ったコイルは 32 程でした。

要があります。

この数値に違いがあるのかないのか判断の難しいとキーポイントはコイルの巻方ころですが、このコイルの捲き幅と Q の値の違いの 2
点が良いコイルと悪いコイルの違いでした。

VXOの回路で同じ周波数を得るためのインダクタン
スがこうも違うという事は、設計にあたってインダク

もう一度試作する

タンスをキーポイントとして重視してはいけない事を再確認する必要があります。
どうやらキーポイントは微妙な巻方のようです。
そこでコイルの巻方について数多くの試行錯誤を繰り返しました。
その結果、ある巻方によってほぼ従来のVX2と同じ定数となる巻方を発見しました。 このコイルを使ってfLを50.4MHzにしたときのインダクタンスは11μ
H と VX2 と同じ値になりました。

VX3

私が作った試作品

コイル屋さんが作った試作品

全長たった 7mm のボビンに巻いたコイルが巻き方の分布によってこれほど迄に違うものであるという事

写真 1 試作した VXO のいろいろは驚きでした。
このままで量産に入ると実際に出来上がったものが全然使い物にならない、という事も考えなければなりません。 製作仕様書を確定する為にももう一度コイ
ル屋さん側での試験をする必要があります。
「VX3から巻き線を10回ほどき、巻き線幅を1.75mmとしたもの」を試作してもらいました。

新しい VX3(VXO-3)の規格
随分手こずりましたがようやく VX3 を完成させる事が出来ました。 外形写真を写真 2 に示します。
端子となるピンの数は3本と従来と大きく変わりました。 ピン配列(3 本足です)を第 1 図に示します。
巻き方については「企業秘密」にさせて頂きたいと思います。 当社はじめての「企業秘密」という事にさらにおかしくなる
試作品が出来て来ました。 早速いつもの回路でテストしてみました。 発振周波数の一番高いところを
fH、低いところを fL として、fH=50.7925MHz 、
fL=50.3143MHz、変化幅 =478.2kHz とうところ迄は順なります。
(もっとも販売されるVX3を分解すれば直ぐに分かりますが・・・)
ずいぶん悩まされた問題でしたが「終わりよければすべてよし」めでたし、めでたしとなりました。

調に発振してくれましたが、それ以上変化幅を大きくとろうとすると発振が止ってしまいました。
fL を 50.4MHz にした時のインダクタンスを測ってみたところ 5.7 μ H でした。
VX2 では fL を 50.4MHz にするのはインダクタンス
は約 11 μ H であり、一つ前の実験では 8 μ H、それが今度は 5.7 μ H というのですから益々分からなくなってしまいました。

7

なるべく周波数を広くとれるコイルを作る事によっ

写真 2 完成した VX ３て(実際に動作させる周波数幅は400kHz程度に押さえるのだが)調整時の作業がやり易くなる事はたしかです

CirQ 013-14437

第 1 図 VX3 のピン配列 1

のは「大気圧というキャリアに乗っている AM 信号」
だったのですね。

杉本です。
私も「ゼロ」で理解できるのですが、より理解しや
すいのは、おっしゃるとおり「キャリアに乗っているAM の解釈・杉本さんとの会話

AM 信号」です。 糸電話の場合も（このときはゼロもありうると思います）、糸の張力をキャリヤとしているように思えます。

杉本です。
『CirQ 012-3 にAMの解釈として「このことは音のと、このようなやりとりでした。

圧力がゼロを中心にしてプラス・マイナスにふれるこ

AM変調の012号の説明では「私達は大気圧をふだとを意味しています」とありますが、「ゼロ」は「基準ん意識していない」という前提で書いていましたが、圧力」とした方が正しく理解されるのではないでしょ

大気圧を意識した場合を考えてみると(真空の状態をうか。

前提にして考えると)電波の場合と同じように大気圧

空中を伝わる音声の場合は、「たとえば1013hPa」としてもよいと思います。
』

が常に存在する事になり、この大気が「キャリア」であると解釈することが出来ます。

FCZ です。
御指摘の件ですが、大気圧(基準圧力)を常に意識し表紙の言葉ている人にとっては、音は大気圧に対してプラス・マ
イナスに変化するのですが、中学生にも分かるようにと考えると相対的に考えた方が分かりやすいと考え大横浜で行なわれたジャズプロムナードの印象を絵にしました。 久しぶりのジャズでした。

気圧を無視してしまいました。
しかし、杉本さんに指摘されてみると、音というも

★新発売★

好評発売中
CW 1W 送信機キット

QP-7
QP-21

あると便利なものさしシリーズ

簡易型 L/C メーターLCM-7

¥8,300 〒 750 円¥8,300 〒 750 円

測定器にも使用できる

LA1600 を使用した受信機に50MHz
マイクロパワートランシーバー

No.510S ミエータPAV-6

キット¥8,300 〒 750 円¥750 〒 150 円
詳細はホームページ

http://max.hi-ho.ne.jp/calibration/

アマチュア無線応援団

キャリブレーション

533-0013 大阪市東淀川区豊里６−２１−１１
TEL/FAX ０６−６３２６−５５６４

CirQ 013-15

が動かないと大変な事になります。 マックの電源を落として再投入したり、モニターをリセットしてもみましたが働く気配は全くありません。 一度に2台のコンピュータが使い物にならなくなってしまった事になります。
これから後、CirQの編集が出来なくなったらどうしようかと考え込んでしまいました。 新しいソフトを買うとか、新しいコンピュータに合わせたスキャナーも買う必要が出て来そうです。 もうパニックです。
お昼過ぎになってホームページだけは見えるようになりました。 しかしメールは相変わらず見る事は出コンピュータの厄日来ません。 どうやらプロバイダサイドの故障は直り

ある朝、コンピュータのスイッチを入れてメールソ

つつあるようです。 それなのに LC-630 は相変わらず御機嫌ななめです。

フトを立ち上げました。 ところがいくら待ってもかくなる上は・・・と、LC-630の配線類を全部はず

メールが現れません。 ホームページに切り替えるとして再構築してみる事にしました。コネクタ類をはずFCZ のぺージは出て来ました。

して一旦ばらばらにしてからもう一度組立ててみました。

プロバイダとの関係は正常だと考えました。 もう一度メールを見ようと試みましたがやっぱり駄目でし

電源投入後しばらくして見覚えのある画面が現れまた。 もう一度ホームページに戻ったのですが、ホーした。 実に懐かしい画面でした。 この頃になってムページの場合は直接ネットと交信しなくてもメモ

メールの方も完全に回復しました。 こちらはやっぱリーの中に保存されている画像が出て来る事を思い出

りプロバイダサイドの故障でした。

して更新のボタンを押してみました。 するとしばら

終ってみれば大した事のないトラブルでしたが、一く時間を掛けてさがしまわった後、プロバイダにつな

日中コンピュータに振り回された大変な一日でした。

がらない旨のメッセージが表示されました。

残念、阪神タイガース

実は前の晩、寝る前にコンピュータの電源と共に、
いつもは切る事のないモデム等の電源を切って寝てし阪神タイガースが優勝した日に私はオーストラリア

まっていました。 もしかするとこれが原因でプロバにいました。 そのころ、オーストラリアでは全オー

イダと連絡がとれないのかと考えました。 モデムを

ストラリアのフットボール選手権の優勝戦の熱気が盛リセットしてみましたが反応はありません。

り上がっていました。 結果は「ウエスタン・タイガー

仕方なしにプロバイダに電話を入れてみました。

ス」が優勝したのです。 この朗報を持って日本に

ところがこれがなかなかつながりません。何回か試み

帰って来ると、阪神タイガースの優勝のシーンを CDてみましたがやっぱり駄目でした。 と、いう事はプに納めて送ってくれた方があり、相模クラブの猛虎団

ロバイダ側の故障かなと考えるようになり、それならの優勝祝賀会でその CD を見ながら「六甲下ろし」とそれでメールを見るのは諦めてCirQの編集でも始めよいう名前の 30 連発の花火を打ち上げました。

うともう一台の古いマック(LC-630)の電源を入れたのしかし、日本シリーズではロッテに完敗し、ボビーです。 コンピュータは電源が入った事を知らす音がに敬意を表すことになってしまい、来年こそは・・・

してハードディスクも回り始めたのですが何時になっと闘志を新たにすることを誓あいました。
尚、蛇足ですが、当猛虎団の団長JH1FPH 宍道さんてもモニターが働いてくれず黒いままです。

は岡田監督の小学校の先輩にあたります。

編集プログラムは LC-630 に入っているので、これ

CirQ 013 号

定価 100 円 (シェアウエア ただし
高校生以下無料)
編集責任者 大久保 忠 JH1FCZ

2005 年 12 月 1 日発行

発行 有限会社 FCZ 研究所

228-0004 神奈川県座間市東原 4-23-15

TEL.046-255-4232

郵便振替 00270-9-9061