Español (Traducción)

Grabador para monitor
ambulatorio de presión arterial

Monitor ambulatorio
de presión arterial

1WMPD4003689B

2201

2017 A&D Company, Limited. Todos los derechos reservados.
No se permite la reproducción, trasmisión, transcripción otraducción de ninguna parte de esta publicación de ninguna
manera ni por ningún medio sin el permiso por escrito de
A&D Company, Limited.
El contenido de este manual y las especificaciones delinstrumento tratadas en él están sujetas a cambios sin
previo aviso.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son
marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.
Y cualquier uso por parte de A&D de tales marcas está
sometido a un acuerdo de licencias.
Las demás marcas registradas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos dueños.

Cumplimiento
Cumplimiento con la Directiva Europea
El dispositivo cumple con la Directiva 93/42/CEE para Productos Sanitarios.
Esto se indica mediante el distintivo CE de conformidad junto con elnúmero de referencia de una autoridad designada.
El dispositivo cumple con la Directiva RUSP 2011/65/UE.
HEl dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE para Equipos
Radioeléctricos.
Por el presente, A&D Company, Limited declara que el dispositivo cumple
con la Directiva 2014/53/UE para Equipos Radioeléctricos.
El texto completo de la declaración de la UE está disponible en la direcciónde Internet siguiente: https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Cumplimiento con las normas FCC
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:(1) El dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales,y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
(FCC = Comisión Federal de Comunicaciones en EE. UU.)

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parteresponsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario
para hacer uso del equipo. Este transmisor no se debe localizar ni utilizar
en conjunción con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo cumple
con los límites de exposición a radiación de la FCC para entornos nocontrolados y cumple con las directrices de exposición deradiofrecuencia (RF) de la FCC. Este equipo muestra niveles muy bajos
de energía RF, que cumplen sin necesidad de probarlo con la proporciónde absorción específica (SAR).

TM-2441i

Cumplimiento con la normativa IC
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia
de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) El dispositivo no puede provocar
interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquierinterferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un
funcionamiento no deseado del dispositivo.
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la ICpara entornos no controlados y cumple con RSS-102 de las directrices
de exposición de radiofrecuencia (RF) de la IC. Este equipo muestra
niveles muy bajos de energía RF, que cumplen sin necesidad deprobarlo con la proporción de absorción específica (SAR).

Cumplimiento con el marco australiano de EMD
El dispositivo cumple con los siguientes requisitos:
Norma EMC de emisión para equipos industriales, científicosy médicos AS/ NZS 2064:1997, norma EMD de inmunidad genérica
AS/NZS 4252. 1:1994. Lo anteriormente descrito se indica mediantela etiqueta C-Tick.

Transmisión Bluetooth®
Este dispositivo está equipado con la función inalámbrica Bluetoothy puede conectarse a dispositivos Bluetooth con tecnología
inalámbrica Bluetooth apta para dispositivos médicos.
Aplicaciones y dispositivos compatibles con Bluetooth 4.1.
Cada dispositivo necesita una aplicación para recibir datos.

iiDefiniciones de advertencia
Para evitar accidentes causados por un manejo inadecuado, este
producto y su manual contienen los signos y marcas de advertencia
siguientes.
El significado de estos signos y marcas de advertencia son los siguientes.

Definiciones de advertencia
PeligroUna situación de peligro inminente que, si no se evita,
causará la muerte o lesiones graves.
Una situación potencial de peligro que, si no se evita,

Advertencia podría causar la muerte o lesiones graves.

Una situación potencial de peligro que, si no se evita,

Precaución podría causar lesiones leves o moderadas. También

puede utilizarse para alertar sobre una práctica no segura.

Ejemplos de símbolos
El símbolo
indica “Precaución”. La naturaleza de la
precaución requerida se describe dentro o cerca del símbolo
mediante un texto o imagen. El ejemplo indica precaución frentea una descarga eléctrica.
El símbolo
indica “No lo haga”. La acción prohibida se
describe dentro o cerca del símbolo mediante un texto o imagen.
El ejemplo indica “No lo desmonte”.
El símbolo
indica una acción obligatoria. La acción obligatoria
se describe dentro o cerca del símbolo mediante un texto
o imagen. El ejemplo indica una acción obligatoria general.

Otros
Nota Proporciona información útil para el manejo del dispositivo.
Las precauciones para cada operación se describen en las páginas
de este manual. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar eldispositivo.
iii

Precauciones de utilización
Para utilizar el TM-2441 (el grabador para el monitor de presión arterial
ambulatorio) de manera segura y correcta, lea detenidamente lasprecauciones siguientes antes de utilizar el monitor. El contenido siguiente
resume aspectos generales relativos a la seguridad de los pacientes yoperadores, además de con el manejo seguro del monitor. Las
precauciones para cada operación se describen en las páginas de este
manual. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
1. Precauciones al llevar y almacenar el grabador.

PeligroMantenga el grabador alejado de zonas donde hayaanestésicos inflamables o gases inflamables, cámaras deoxígeno de alta presión y tiendas de oxígeno. La utilización delgrabador en estas zonas podría causar una explosión.
No use el grabador en combinación con sistemas de imágenes
de resonancia magnética (MRI).

Precaución
Para preservar las funciones del dispositivo, tenga en cuenta lassiguientes condiciones ambientales al usar y almacenar el grabador.
El rendimiento del grabador puede verse afectado por un exceso detemperatura, humedad y altitud.
Evite los lugares en los que se pueda salpicar el grabador con agua.
Evite los lugares con alta temperatura, alta humedad, luz solar directa,
polvo, sal y azufre en el aire.
Evite los lugares en los que el grabador pueda estar inclinado, recibir
vibraciones o impactos (incluso durante el transporte).
Evite los lugares donde se almacenen productos químicos o haya gas.
iv

Precaución
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: De +10 °C a +40 °C
Humedad:
De 30 %RH a 85 %RH (sin condensación).
Condiciones de transporte y almacenamiento:
Temperatura: De -20 °C a +60 °C,
Humedad:De 10 %RH a 95 %RH (sin condensación).
2. Precauciones antes de usar el grabador.

Precaución
Confirme que el grabador funciona de forma segura y correcta.
Cuando se usa el grabador con otros dispositivos, es posible que
ocasione un diagnóstico incorrecto o problemas de seguridad.
Confirme que los dispositivos se pueden conectar de forma
segura.
Compruebe si hay interferencias mutuas con otros dispositivos
médicos. Confirme que el grabador puede usarse correctamente.
Use accesorios, opciones y consumibles especificados por A&D.
Lea detenidamente los manuales de instrucciones
proporcionados con los elementos opcionales. Las precauciones
y las advertencias no aparecen descritas en este manual.
Para una utilización correcta y segura del grabador, realicesiempre una inspección antes de la utilización.
Deje el grabador en condiciones de funcionamiento normal
durante una hora antes de usarlo y enciéndalo.
Conecte únicamente periféricos dedicados en el conector USB.
No conecte otros dispositivos.
No conecte el zócalo de aire ningún brazalete que no haya sido
autorizado por A&D.
v

Preparación del grabador
Elimine los últimos datos almacenados en el grabador antes de quelo use el siguiente paciente.
Cambie las pilas antes de que el siguiente paciente use el grabador.
Dispositivo
Use el grabador solo para fines diagnósticos y de contramedidas.
Confirme que la manguera de aire y el brazalete están colocados
correctamente. (Ejemplo: compruebe si hay pliegues o tensión en la
manguera de aire, compruebe la posición y dirección del brazalete)
Instrucciones para el paciente que lleva el dispositivo
Informe al paciente de cómo colocar el interruptor AUTO en “OFF”
para detener el grabador si se produjese algún problema estando solo.
Informe al paciente de cómo retirar el grabador rápidamente si se
produjese algún problema o sintiese dolor.
Tenga cuidado al usarlo cerca de bebés o niños pequeños, ya que existe
el riesgo de que se asfixien accidentalmente con la manguera de aire.
3. Precauciones para las pilas usadas en la medición de la presión arterial.

Precaución
Coloque las pilas según los signos de polaridad “+” y “-” que aparecenen el interior de la cubierta de pilas. (Tenga en cuenta las polaridades)
Sustituya a la vez todas las pilas usadas por otras nuevas.
Retire las pilas si no va a usar el grabador durante un periodo detiempo prolongado. Las pilas pueden gotear y ocasionar un mal
funcionamiento.
Utilice dos pilas alcalinas (tamaño AA) o pilas recargables específicas(tamaño AA, Ni-MH).
Mantenga presionado el resorte terminal “-” con la pila.
Deslice y coloque el terminal “+” de la pila a lo largo del terminal “+”del compartimento de pilas. Si se coloca la pila desde el terminal “+”,puede dañar la cubierta de pilas.
vi

Precaución
No toque las pilas y al paciente simultáneamente.
Podría ocasionar una descarga eléctrica.
No mezcle pilas nuevas con otras usadas. No utilice pilas dedistinto tipo y fabricante. De hacerlo, podría ocasionar fugas,
generación de calor o explosiones.
Es posible que el grabador no funcione correctamente.
4. Precauciones durante la utilización.

PeligroNo use el grabador mientras conduce automóviles u otros
vehículos.
Ejemplo: El grabador puede impedir el movimiento delcuerpo o los brazos al conducir el vehículo, etc.

Advertencia
Solo un profesional sanitario, autorizado legalmente, puede
manejar este dispositivo médico. Explique al paciente el uso
correcto y asegúrese de que puede detener la medición si se
produce algún problema.
No utilice un teléfono móvil cerca del grabador (menos de 30 cm).
Puede causar el funcionamiento incorrecto del equipo.

Precaución
Detenga el uso del grabador y coloque el botón AUTO en “OFF” siel paciente siente dolor en el brazo o si la medición no es correcta.
No utilice el grabador en campos magnéticos o eléctricos fuertes.
No utilice el grabador en aquellos pacientes que utilicen una
máquina de circulación cardiopulmonar.
vii

Nota
Instrucciones para el paciente
Si la temperatura es baja, la potencia de las pilas desciendey se reduce el conteo de medición.
5. Precauciones después de usar el grabador.

Precaución
Procesamiento de los datos de medición
Asegúrese de procesar los datos de medición de inmediato
usando un periférico dedicado.
El grabador
Tras limpiar los accesorios, organícelos y almacénelos.
Limpie el grabador antes de utilizarlo para la siguiente medición.
Coloque el interruptor AUTO en “OFF”. Si deja elinterruptor AUTO en “ON”, la presurización de la medición
automática comenzará en la hora de inicio de la siguiente
medición y el brazalete u otras piezas podrían romperse a
causa del inflado.
Retire las pilas si no va a usar el grabador durante un periodo
de tiempo prolongado. Pueden producirse fugas en las pilas
que dañen el grabador.
Evite que los niños utilicen el grabador estando solos.
No coloque el grabador en un lugar al alcance de los niños.
De hacerlo, podría ocasionar accidentes o daños.
Sostenga la carcasa del conector al conectar y desconectar
el cable. No tire del cable.

viii

Nota
Precauciones después de usar el grabador (TM-2441)
Asegúrese de procesar los datos de medición de inmediato usando
un periférico dedicado tras finalizar la medición.
Batería de litio recargable de reserva
El grabador incluye una batería de litio de reserva. Esta batería
suministra energía al reloj incorporado al sustituir las pilas AA que
se usan para la medición de presión sanguínea. La batería de litio
se carga mediante las pilas AA.
Cómo ampliar la vida de la batería de reserva
Al usar el aparato por primera vez tras su adquisición o tras
almacenarlo durante un mes o más, cambie las pilas y cargue labatería de reserva. Es suficiente cargar la batería de reserva durante
48 horas o más.
(La batería de reserva se carga siempre mediante las pilas AA.)
Sustituya las pilas por dos pilas AA nuevas cuando el indicador depilas muestre.
Cuando apareceen el indicador de pilas, no se pueden llevara cabo mediciones de presión sanguínea ni comunicaciones de datos.
Sustituya las pilas por dos pilas AA nuevas.
Retire las pilas para evitar fugas de líquido de las pilas en el grabador
si no va a usarlo durante un mes o más.

ix

6. Soluciones a los errores que se muestran en el dispositivo

Advertencia
Detenga el funcionamiento y saque las pilas AA. Si los
terminales de las pilas han tenido un cortocircuito, puede quelas pilas estén calientes.
En caso de fallo, puede que el grabador se caliente durante
la medición. Manipúlelo con cuidado.
Coloque una etiqueta con el aviso “Averiado” o “No utilizar”
en el grabador. Póngase en contacto con su distribuidor.
Detenga el grabador inmediatamente cuando el tiempo demedición sea superior a 180 segundos y la presión del aire
supere los 299 mmHg.
7. Precauciones para el mantenimiento

Advertencia
Confirme el correcto funcionamiento y seguridad del grabador
cuando no lo haya usado durante un periodo de tiempo prolongado.
Para mantener una seguridad y mediciones correctas,
inspecciónelo y realice mantenimiento antes de usarlo. El usuario(hospital, clínica, etc.) es el responsable de administrar el equipo
médico. Si no se lleva a cabo una inspección y mantenimiento
correctos, podría producirse un accidente.

Precaución
Use un paño seco sin pelusas para limpiar el grabador.
No utilice agentes volátiles, como disolvente o benceno.
No use un paño húmedo.
No desmonte ni modifique el grabador (dispositivo eléctrico
médico). Podrían producirse daños.
x8. Precauciones y contramedidas frente al mal funcionamiento
debido a campos electromagnéticos fuertes

Precaución
El grabador cumple con el estándar EMD IEC60601-1-2: 2014.
Sin embargo, para evitar una interferencia electromagnética con
otros dispositivos, no utilice teléfonos móviles cerca del grabador.
Si el grabador está situado cerca de campos electromagnéticos
fuertes, podría entrar ruido en formas de onda y causar un mal
funcionamiento. Si ocurre un mal funcionamiento inesperado
durante, inspeccione las interferencias electromagnéticas y tomelas medidas necesarias.
No utilice la conexión Bluetooth dentro del alcance de una red
LAN inalámbrica ni de otros dispositivos inalámbricos, así como
tampoco cerca de dispositivos que emitan ondas, como
microondas, en ubicaciones en las que pueda haber
obstrucciones ni en lugares en los que la intensidad de la señal
sea débil. De hacerlo, podría ocasionar una pérdida frecuentede conexión, velocidades de comunicación muy lentas y errores.

Precaución
Los siguientes ejemplos son causas generales de mal
funcionamiento y de cómo solucionarlo.
Uso de teléfonos móviles
Las ondas de radio pueden ocasionar un mal funcionamiento
inesperado.
Los dispositivos de comunicación inalámbrica, losdispositivos de red doméstica, como teléfonos inalámbricos
y dispositivos de comunicación similares, pueden afectar al
grabador. Por lo tanto, deben mantenerse a una distancia deal menos 30 cm del grabador.
xi

Precaución
Si existe electricidad estática en el área de uso (descargas
procedentes de dispositivos o de los alrededores)
Antes de utilizar el grabador, asegúrese de que el operador
y el paciente hayan descargado la electricidad estática.
Humidifique la habitación.
El uso junto a un dispositivo LAN inalámbrico IEEE802.11g/b/n
puede producir interferencias mutuas, lo que puede ocasionar
velocidades de comunicación reducidas o evitar la conexión.
En tal caso, apague la alimentación del dispositivo que no esté
usando, o use el monitor en una ubicación diferente.

9. Protección medioambiental

Precaución
Antes de desechar el grabador, retire la batería de litio delgrabador.

xii

Precauciones para una medición segura
Esta sección describe precauciones relacionadas con la medición y elsensor. Explique al paciente el contenido siguiente. Instruya al paciente
en el correcto uso del dispositivo.

Medición de presión arterial

Advertencia

Asegúrese de que el tubo no se doble en exceso y de que el airefluya correctamente. Si se usa una manguera de aire doblada,
puede que la presión de aire se quede en el brazalete, lo que
detendría el flujo sanguíneo al brazo.
No realice la medición de la presión sanguínea en un brazo si elpaciente presenta alguna de las siguientes circunstancias. De lo
contrario, podrían producirse accidentes o agravarse la lesión.
1) Lesión o enfermedad en el brazo.
2) El brazo está recibiendo algún goteo intravenoso o transfusiónde sangre.
3) Extremidad reservada para diálisis artificial.
4) El paciente ha estado encamado durante mucho tiempo.
(Si existe la posibilidad de trombos).

Precaución

Confirme el estado del paciente si hay problemas en la medición.
El dispositivo determina que el estado está empeorando más alládel límite de medición o si se detiene el flujo de aire porque se ha
doblado una manguera de aire.
La medición frecuente de presión sanguínea puede producir dolor
debido a la interrupción del flujo sanguíneo. Confirme que el
funcionamiento del dispositivo no ocasiona una deficiencia
prolongada de la circulación sanguínea al usar el dispositivo
repetidamente.
La medición de presión arterial podría no ser precisa si el paciente
tiene arritmias continuas o se mueve demasiado.
xiii

Precaución

Coloque el brazalete a la altura del corazón. (Si el nivel es
distinto, se producirá un error en el valor de medición.)
El grabador corresponde a artefactos e impactos externos.
Si surgiesen dudas respecto al valor de medición, mida lapresión sanguínea mediante auscultación o palpación.
Se pueden producir errores de medición si el brazalete nopresenta una circunferencia del brazo apta para el paciente.
No infle el brazalete antes de colocarlo alrededor del brazo delpaciente. Podría causar daños y hacer que brazalete reviente.

Nota
La medición de la presión arterial podría causar un sangrado
subcutáneo. Este sangrado subcutáneo es temporal y desaparececon el tiempo.
Si el paciente utiliza una máquina de cardiopulmonar, no se podrá
medir la presión sanguínea debido a la ausencia de latido.
La presión sanguínea no puede medirse correctamente si se lleva
puesta ropa gruesa.
La presión sanguínea no puede medirse correctamente si la ropa
se remanga dejando el brazo apretado.
La presión sanguínea no puede medirse correctamente si lacirculación periférica es insuficiente, la presión sanguínea es
excesivamente baja o si el paciente tiene hipotermia (el flujo
sanguíneo es insuficiente).
La presión arterial no puede medirse correctamente si el paciente
sufre arritmias frecuentes.
La presión sanguínea no puede medirse correctamente con un
brazalete de un tamaño incorrecto.
La presión sanguínea no puede medirse correctamente si el brazalete
no se coloca al mismo nivel del corazón.
xiv

Nota
La presión arterial no puede medirse correctamente si el paciente
se mueve o habla durante la medición.
No se han realizado ensayos clínicos en recién nacidos o mujeres
embarazadas.
Consulte a su doctor antes de usarlo si se le ha practicado una
masectomía.

Brazalete

Advertencia
Deseche los manguitos contaminados con sangre para evitar
el contagio de enfermedades infecciosas.
Evite almacenar el brazalete doblado o la manguera de aire
retorcida o presionada durante periodos prolongados de tiempo.
De tratarlos así, la vida de los componentes se verá reducida.

Medición de la frecuencia del pulso

Advertencia
No utilice la frecuencia cardíaca mostrada para diagnosticar
latido irregular.

Nota
El grabador mide la frecuencia cardíaca al medir la presión
sanguínea.

xv

Lista de contenidos
Precaución
El grabador es un instrumento de precisión. Úselo con precaución
Un golpe demasiado fuerte puede ocasionar fallos y mal
funcionamiento.

Nota
El grabador se envía en una caja de embalaje especial diseñado paramantenerlo libre de daños durante el transporte. Cuando abra la caja,
asegúrese de que contiene todo lo indicado en la lista de contenidos.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local oel distribuidor de A&D más cercano. Le recomendamos que guarde la
caja de embalaje especial.
Consulte “10. Elementos opcionales (bajo petición)” para ver más opciones.
Grabador de presión arterial ...................................................................... 1
Accesorios
Manguito para adulto de 20 a 31 cm (de 7,8" a 12,2") para brazo izquierdo
TM-CF302B ................. 1
Manguito grandede 28 a 38 cm (de 11,0" a 15,0") para brazo izquierdo
TM-CF402B ................. 1
Funda del brazalete para adulto .......................................................... 2
Funda del brazalete grande ................................................................. 2
Funda de transporte .................................. AX-133025995 ............. 1
Cinturón ...................................................... AX-00U44189 .............. 1
Pinza ...................................................................................................... 1
Hoja de registro de la actividad (10 hojas)... AX-PP181-S .................. 1
Cable USB .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
ABPM Data Manager CD .................................................................... 1
Este manual de instrucciones .............................................................. 1xvi

Grabador de presión arterial

Brazalete para adulto para el brazo izquierdo
Brazalete grande para el brazo izquierdo

Funda de transporte

Pinza

Cinturón

ABPM Data Manager CD

Funda del brazalete de adulto
Funda del brazalete grande

Hoja de registro de la actividad (10 hojas)

Cable USB Este manual de instrucciones

xvii

Contenido
Cumplimiento ...................................................................................................... i
Cumplimiento con la Directiva Europea ........................................................... i
Cumplimiento con las normas FCC ................................................................. i
Cumplimiento con la normativa IC .................................................................. ii
Cumplimiento con el marco australiano de EMD ............................................ ii
Transmisión Bluetooth® .................................................................................. ii
Definiciones de advertencia .............................................................................. iii
Precauciones de utilización ............................................................................... iv
Precauciones para una medición segura..........................................................xiii
Medición de presión arterial ..........................................................................xiii
Brazalete ...................................................................................................... xv
Medición de la frecuencia del pulso .............................................................. xv
Lista de contenidos ......................................................................................... xvi
1.

Introducción ......................................................................................... 52.

Características .................................................................................... 5

3.

Abreviaturas y símbolos ...................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Especificaciones ................................................................................ 13
Grabador ....................................................................................... 13
Dimensiones .................................................................................. 16

Nombres de los componentes ........................................................... 17
5.1.
Grabador ....................................................................................... 17
5.2.
Pantalla.......................................................................................... 18
5.2.1. Panel LCD (pantalla de cristal líquido) ....................................... 18
5.2.2. Pantalla OLED (diodo orgánico de emisión de luz) .................... 191

5.3.
Operaciones principales de los interruptores ................................. 20
5.3.1. Operaciones de A-BPM ............................................................. 20
5.3.2. Operaciones de S-BPM ............................................................. 23
5.3.3. Otras operaciones ...................................................................... 25
6.

Funciones de la medición de presión sanguínea ............................... 27
6.1.
Medición automática de la presión arterial (A-BPM) ...................... 27
6.1.1. Modo de espera de A-BPM ........................................................ 29
6.1.2. Función de suspensión y tiempo de intervalo............................. 29
6.1.3. Detención de la medición ........................................................... 30
6.1.4. Guardado de los datos de entorno ............................................. 30
6.2.
Automedición de la presión arterial (S-BPM) ................................. 31
6.2.1. Programas de S-BPM ................................................................ 32
6.2.2. Modo de espera de S-BPM ........................................................ 36
6.2.3. Detención y suspensión de la medición ..................................... 37
6.3.
Resultado de la medición............................................................... 38
6.3.1. Visualización de los resultados de medición .............................. 38
6.3.2. Almacenamiento de los resultados de medición ........................ 38
6.3.3. Salida de los resultados de medición ......................................... 39
6.3.4. Números de identificación .......................................................... 39

7.

Preparación del grabador .................................................................. 40
7.1.
Colocación de las pilas (sustitución) .............................................. 40
7.1.1. Cómo sustituir las pilas .............................................................. 42
7.2.
Preparación de la funda de transporte ........................................... 42
7.3.
Inspección antes del uso ............................................................... 43
7.3.1. Listas de comprobación de precolocación de las pilas ............... 43
7.3.2. Listas de comprobación de postcolocación de las pilas ............. 44

8.
8.1.
8.2.

Funcionamiento ................................................................................. 45
Diagrama de flujo de funcionamiento ............................................. 45
Ajustes iniciales ............................................................................. 472

8.2.1. Configuración predeterminada ................................................... 47
8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición ............................... 48
8.2.3. Valor de presurización inicial de S-BPM .................................... 50
8.3.
Programas predefinidos de A-BPM ................................................ 50
8.3.1. Elementos y parámetros de A-BPM ........................................... 52
8.3.2. Ejemplos del programa de A-BPM ............................................. 55
8.3.3. Hora de inicio y tiempo de funcionamiento ................................. 57
8.4.
Programas de S-BPM .................................................................... 58
8.4.1. Elementos y parámetros de S-BPM ........................................... 59
8.4.2. Ejemplos de la pantalla de S-BPM ............................................. 60
8.5.
Eliminación de datos de medición.................................................. 63
8.6.
Colocación del producto en el paciente ......................................... 64
8.6.1. Información para pacientes ........................................................ 64
8.6.2. Funda del manguito ................................................................... 66
8.6.3. Colocación del brazalete, la funda de transporte y el grabador ..... 67
8.7.
Funciones de la medición de presión arterial ................................. 70
8.7.1. Operaciones de A-BPM ............................................................. 70
8.7.2. Operaciones de S-BPM ............................................................. 72
8.7.3. Medición manual ........................................................................ 74
8.7.4. Detención y suspensión de la medición ..................................... 75
8.8.
Conexión del grabador a un periférico dedicado ............................ 77
8.8.1. Conexión con un cable USB ...................................................... 77
8.8.2. Uso de la comunicación por Bluetooth® ..................................... 79
8.8.3.
Suspensión de la comunicación por Bluetooth® (Modo avión) ......... 80
9.

Mantenimiento ................................................................................... 81
9.1.
Almacenamiento, inspección y gestión de la seguridad del producto.......... 81
9.2.
Limpieza del producto .................................................................... 82
9.3.
Inspección periódica ...................................................................... 84
9.3.1. Inspección previa a la instalación de las pilas ............................ 843

9.3.2. Inspección después de la colocación de las pilas ...................... 85
9.4.
Desechado .................................................................................... 86
9.5.
Solución de problemas .................................................................. 87
9.6.
Códigos de error ............................................................................ 88
10.

Elementos opcionales (bajo petición) ................................................ 91

11.
Apéndice ........................................................................................... 93
11.1.
Principios de la medición de presión arterial .................................. 93
11.2.
Información de EMC ...................................................................... 96

4

1. Introducción¡Gracias por su compra!

El grabador ambulatorio de presión arterial TM-2441 permite
medir con precisión y automáticamente la presión sanguíneadel paciente en tiempos predefinidos (por ejemplo,
continuamente durante 24 horas). Este manual explica laconfiguración, funcionamiento, modos y programas de medición
de presión sanguínea, así como la comunicación con losperiféricos dedicados, el mantenimiento, las especificaciones
y las advertencias. Lea este manual para un uso adecuado
y guárdelo en un lugar accesible.

2. Características
ResumenEl grabador es un monitor de presión arterial ambulatorio quepuede medir los valores de presión sanguínea no invasiva y lafrecuencia cardíaca del paciente bajo supervisión de un médico.
El objetivo de este uso es medir y guardar la variación de lapresión sanguínea en un día de la vida normal. El grabador hasido diseñado para ser portátil, de forma que sea fácil gestionar
los datos y utilizar el dispositivo.

Objetivo de medición de presión arterial

Este grabador está diseñado para adultos (más de 12 años)

5Finalidad de uso

El grabador permite dos modos de medición de presión
sanguínea. Los valores de presión arterial pueden usarse pararealizar consultas a los profesionales sanitarios y para gestionar
la propia salud.

Medición automática de presión sanguínea (A-BPM)
En este modo se pueden definir 6 pares de tiempos de inicio
e intervalos arbitrarios cada 24 horas y puede medir y grabar
automáticamente la presión sanguínea.
Medición manual de presión sanguínea (S-BPM)
El uso de este modo asume que el paciente se mide la presión
sanguínea él mismo, tanto en casa como en el hospital.
Este modo puede utilizar cinco tipos de programas en funciónde su uso.

Portabilidad

El grabador pesa aproximadamente 135 g (sin pilas).
Tiene el tamaño de la palma de la mano y está equipado
con una microbomba.
Pueden usarse dos pilas alcalinas o AA. (Tamaño LR6 o AA)
Pueden usarse dos pilas recargables (tamaño AA, Ni-MH).

Operatividad

Los ajustes del grabador y el programa de medición de presión
sanguínea se pueden configurar fácilmente usando el programade análisis ABPM Data Manager instalado en el equipo(periférico dedicado).

6

Rendimiento analítico extensivo

En la medición automática de la presión arterial se puede ajustar
el tiempo de intervalo de medición.
La presión sanguínea puede medirse inmediatamente usando la
medición manual en cualquier momento.
S-BPM está equipado con cinco programas diferentes en función
de las distintas condiciones.
El análisis se puede realizar de forma efectiva usando el softwarede análisis ABPM Data Manager instalado en el equipo(periférico dedicado).

Tiempo de medición más corto

La velocidad de deflación está controlada para reducir el tiempode medición.
El valor de presurización está controlado para reducir el tiempode medición.

Comodidad sencillaEl periférico dedicado puede recibir datos con el cable USB.
Los datos recibidos pueden analizarse e imprimirse fácilmente.

73. Abreviaturas y símbolos
Símbolos
SYS

Significado
Presión sanguínea sistólica

DIA

Presión sanguínea diastólica

PUL

Frecuencia cardíaca

PP
kPa
mmHg
/min

Presión diferencial PP = SYS - DIA

--xx

LCD
OLED

Unidad de presión sanguínea
Unidad de frecuencia cardíaca/minuto
Marca que indica el latido durante la medición.
El Bluetooth está en uso.
Fijo en pantalla:
Se está realizando la A-BPM.
Parpadeando:
Se está realizando el tiempode intervalo de “1 paso”.
El indicador de arritmia/FA.
Silenciar
Memoria llena. Elimine datos para iniciar la medición.
Indicador de pilas
Cuando se muestra el nivel 1, no se pueden
llevar a cabo mediciones de presión sanguínea ni
comunicaciones de datos. Cambie las pilas por
2 pilas nuevas LR6 (tamaño AA).
Marca de suspensión de A-BPM
Se muestra una marca durante la configuración.
Fuera del rango o valor de medición imposible.
Códigos de error. xx =aMarca de S-BPM START
Marca de S-BPM STOP
Pantalla de cristal líquido
Diodo orgánico de emisión de luz
Marca de alerta
8

Símbolos

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm
7,8”-12,2”SN

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
EMD

Significado
Grado de protección frente a descarga eléctrica
Equipo de tipo BF.
Fabricante del distintivo CE. Fecha de fabricación.
Símbolo para brazalete pequeño
Circunferencia de brazo De 15 a 22 cm de 5,9" a 8,7"
Símbolo para brazalete de adulto
Circunferencia de brazo De 20 a 31 cm de 7,8" a 12,2"
Símbolo para brazalete grande
Circunferencia de brazo De 28 a 38 cm de 11,0" a 15,0"
Símbolo de brazalete extragrande
Circunferencia de brazo De 36 a 50 cm de 14,2" a 19,7"
Símbolo impreso en el embalaje.
Se incluye un brazalete grande en los accesorios.
Símbolo impreso en el embalaje.
Se incluye un brazalete de adulto en los accesorios.
Consulte el folleto o el manual de instrucciones.
Símbolo para “Manténgase seco” y “Manténgase
alejado de la lluvia”.
Número de serie
Símbolo impreso en el compartimento de pilas
Dirección (polaridad) para instalar la pila.
Símbolo impreso en el embalaje.
Las pilas no se incluyen en los accesorios.
Perturbaciones electromagnéticas
Símbolo para “Manipúlese con cuidado”.
El símbolo de la Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive (Directiva de residuos deaparatos eléctricos y electrónicos).
9

Símbolos
BPM
A-BPM

Significado
Medición de presión arterial
Medición automática de presión sanguínea

Medición manual de presión sanguínea
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Símbolos A-BPM.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Símbolos S-BPM.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Símbolos Bluetooth. #3
Not made with natural Precaución para el paciente. Esto estárubber latex.
impreso en el brazalete.
Precauciones sobre la cubierta de pilas.
Use
pilas alcalinas o pilas recargables
Caution• Use alkaline batteries or specified
especificadas y cerciórese de colocarlas
rechargeable batteries anden la polaridad correcta (+,-).
ensure correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
No mezcle pilas nuevas,branded batteries.
usadas o de distintas marcas.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Asegure con firmeza la manguera deaire del brazalete al cuerpo principal.
#1: Consulte “6.1. Medición automática de presión arterial(A-BPM)” y “8.3. Programas predefinidos de A-BPM” durante
24 horas-grabador de presión arterial.
#2: Consulte “6.2. Medición manual de presión sanguínea(S-BPM)” y “8.4. Programas de S-BPM” para cinco tipos deprogramas.
#3: Consulte “8.8.2. Uso de la comunicación por Bluetooth®”y “8.8.3. Suspensión de la comunicación por Bluetooth®
(modo avión)”.

10

Indicador de arritmia/FA

Cuando el monitor detecta un ritmo anómalo durante la
medición, se mostrará el indicador
de arritmia/FA en lapantalla con los valores registrados. (S-BPM solo)

1 paso“1 paso” en S-BPM consiste en un conjunto de mediciones de la presión
sanguínea y tiempos de intervalos que se repiten un número determinadode veces hasta alcanzar el conteo de medición. Se omite el último tiempo
Medición de presión arterial
de intervalo.
T

Hora de inicio

TT

TiempoT: Tiempo de intervalo

Número de conteos de medición

11

Modo de espera

Modo de espera de A-BPM es un estado en el que la presión
sanguínea no se mide durante el tiempo de intervalo.
Hora de inicio
Hora de inicio Medición de presión arterial
T

T

T

T

T

T

Sección

T
Sección

TiempoT: Tiempo de intervalo

Modo de espera de S-BPM es un estado en el que la presión
sanguínea no se mide durante el tiempo de intervalo y entre elanterior “1 paso” y el siguiente “1 paso”.
Hora de inicio
TTHora de inicio
Medición de presión arterial

Modo de espera

1 pasoT

T

Tiempo1 pasoT: Tiempo de intervalo

Periférico dedicado

Por periférico dedicado se entiende el ordenador en el que está instalado
el ABPM Data Manager. El ABPM Data Manager se guarda en el CDque se suministra.
Utilice un dispositivo periférico que cumpla con los requisitos paraequipamiento eléctrico médico (IEC60601-1) al conectar el grabador
al dispositivo periférico. No conecte el grabador a otro dispositivo(ejemplo: IEC60950) en una zona en la que se utilicen equipos
médicos. Use un cable USB de una longitud menor de 1,5 m.

12

4. Especificaciones
4.1. Grabador
Elementos
Descripciones
Método de medición
Método de medición oscilométrica
Método de detección
Sensor de presión semiconductor
de presión
Rango de visualización
0 a 299 mmHg
de la presión
Presión:±3 mmHg
Precisión de la medición
Frecuencia cardíaca:±5 %División
Presión:1 mmHgmínima en pantalla
Frecuencia cardíaca:1 latido/minuto
Presión sistólica:
60 a 280 mmHg
Presión diastólica:
30 a 160 mmHg
Rango de medición
Frecuencia cardíaca:30 a 200 latidos/minuto
Escape constante con válvula de fuga
Despresurización
controlada por mecanismo de seguridad
EscapeVálvula electromagnética
Método de presurización Microbomba
Presurización automática 85 a 299 mmHg
Intervalos en cada sección que dividen 24 horas
Tiempo de intervaloen seis partes como máximo.
(de A-BPM)
Intervalo: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Reloj
Reloj de 24 horas
A-BPM:
OLED, 96 x 39 píxeles, caracteres blancos
S-BPM:
Pantalla
LCD, 40 x 50 mm, Pantalla: presión sistólica,
presión diastólica, frecuencia cardíaca, reloj,
error, monitor de estado y símbolos
13

Elementos
Memoria

Alimentación

Conteo de medición

Tensión nominalInterfaz

Descripciones
Datos de medición: 600 puntos de datos máx.
Con el mismo tipo de pilas:
2 x 1,5 V pilas (tamaño LR6 o AA)
Pila alcalina o de níquel-hidrógeno (Ni-MH)de 1.900 mAh o más
Pila de reserva para reloj incorporado: Pila debotón de litio recargable ML2016H
200 veces o más.
(cuando se utilizan pilas alcalinas o de níquelhidrógeno nuevas). Varía en función de lascondiciones de medición).
DC 3,0 V (pila alcalina, LR6),
DC 2,4 V (pila de níquel hidrógeno, tamaño AA)
USB: Compatible con USB1.1.
Longitud del cable: 1,5 m o más corto.
El terminal de tipo Micro-USB B puede
conectarse al periférico dedicado(mediante un software del controlador
estándar).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
Puede conectarse el dispositivo inalámbrico.
Temperatura: +10 a +40 °C
Humedad:30 a 85 %RH (sin condensación)

Condiciones defuncionamiento
Condiciones para
Temperatura: -20 a +60 °C
transporte y
Humedad:10 a 95 %RH (sin condensación)
almacenamiento
Presión atmosférica
De 700 a 1.060 hPa
para funcionamientoy almacenamiento
Tipo de protección frente
Equipo alimentado de forma internaa descarga eléctrica
14

Elementos
Descripciones
Grado de protección frente Tipo BF: El grabador, el brazalete y el tubo están
diseñados para proporcionar una proteccióna descarga eléctrica
especial frente a descargas eléctricas.
Distintivo CE
Marca C-Tick
Dimensiones
Masa
Vida útil
Protección de entrada
Modo predeterminado
Tiempo de reinicio tras
desfibrilación
EMD
Comunicación
inalámbrica

La etiqueta de la directiva de la CE sobre
dispositivos médicos
La marca comercial de certificación registrada
en la ACA por la oficina de marcas.
Aprox. 95 (l.) × 66 (an.) × 24,5 (al.) mm
Aprox. 135 g (sin pilas)
Grabador: 5 años. Autoautenticación con datos
internos. Operación y mantenimiento adecuados
en las mejores condiciones. La durabilidad varía
con las condiciones de uso.
Dispositivo: IP22
Medición continua
Inmediatamente
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLP
Rango de frecuencia: 2,4GHz (2.400 a 2.483,5 MHz)
Modulación: GFSK
Potencia radiada efectiva: <20 dBm

Nota:# Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.
# Los ensayos clínicos de este dispositivo se realizaron basándose en lanorma ISO 81060-2:2013.
# El grabador no es un dispositivo médico para la monitorización de pacientes.
No recomendamos su uso para monitorizar pacientes en tiempo real enentornos como unidades de cuidados intensivos.
ACA: Australian Communications Authority(Autoridad de comunicaciones de Australia)
154.2. Dimensiones

66

24,5

95

Unidad: mm

16

5. Nombres de los componentes
5.1. Grabador
Brazalete para adulto y brazalete
grande para el brazo izquierdo
Manguera de aire
Enchufe de aire
Zócalo de aire

Brazalete de adulto y brazalete grande parael brazo izquierdo

Botón EVENT
para A-BPM
OLED para A-BPM
START

botón STOP
para A-BPM

Interruptor AUTO
para A-BPM

LCD
START

Interruptor LOCK
para A-BPM

botón
STOP
para S-BPM

Compartimento de pilas y
2 pilas LR6 (tamaño AA)
para realizar la medición

Cubierta de pilas

Puerto micro-USB (parte inferior),
Terminal de comunicación de datos

175.2. Pantalla
Nota
Para obtener un diagnóstico preciso, lea atentamente los datos
mostrados en el grabador e interprételos correctamente.

5.2.1. Panel LCD (pantalla de cristal líquido)
Cifras superiores
Cifras intermedias
Cifras inferiores

Pueden mostrarse los siguientes valores en cada modo:
Resultado de la
medición

A-BPM

S-BPM

Cifrassuperiores

Presión sanguínea
Tiempo de intervalo Programasistólica

Cifrasintermedias

Presión sanguínea
Tiempo restante
diastólica

Cifras inferiores Pulso

Hora

Valor de presión
Hora

Consulte “3. Abreviaturas y símbolos” para conocer lossignificados de los símbolos del LCD.
18

5.2.2. Pantalla OLED (diodo orgánico de emisión de luz)
En la pantalla OLED se indica el estado de la A-BPM.
Hora del reloj.
Estado de configuración y funcionamiento.
Valor de medición de A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Presión sanguínea sistólica.
Presión sanguínea diastólica.
Frecuencia del pulso.

mmHg Unidad del valor de presión sanguínea.
/min
Unidad de la frecuencia cardíaca.
Consulte “3. Abreviaturas y símbolos” para conocer lossignificados de los símbolos del panel OLED.
SímbolosSignificado
Se muestra una marca durante la configuración.
Fijo en pantalla: Se está realizando la A-BPM.
Parpadeando: Se está realizando el tiempo de intervalo de “1 paso”.
El Bluetooth está en uso.
Memoria llena
Marca de suspensión de A-BPM
Indicador de pilas

195.3. Operaciones principales de los interruptores
5.3.1. Operaciones de A-BPM
Para iniciar o suspender una A-BPM.
Para cambiar entre A-BPM y S-BPM

Paso 1. Guarde el programa predefinido (de horas de inicio eintervalos) de A-BPM.
Paso 2. Establezca el interruptor AUTO para realizar las siguientes operaciones.
“ON” ...... La A-BPM se inicia y aparece la marca .
Las mediciones de presión sanguínea se llevan acabo según el programa de A-BPM predefinido.
“OFF” .... La A-BPM se suspende y se oculta la marca .
La medición de la presión arterial puede realizarse
con los programas predefinidos de S-BPM.

Para bloquear A-BPM en “ON”.

Mantenga el interruptor AUTO en “ON” usando elinterruptor LOCK para que la A-BPM pueda llevarse a cabo.

Para ampliar el tiempo de intervalo de A-BPM.

Paso 1. Establezca el modo de suspensión en “ON” antes de la medición.
Paso 2. Establezca el interruptor AUTO
A-BPM. Aparece la marca .

en “ON” para usar la

Paso 3. Cuando se pulsa el botón EVENT durante la A-BPM, el tiempo deintervalo se duplica.
Cuando se vuelve a pulsar el botón EVENT , el tiempo de intervalo
vuelve a su valor básico.
20

Para parar durante una A-BPM

Cuando se pulsa el botón START/STOP durante
una medición de presión sanguínea, el aire se libera
inmediatamente y la medición actual se detiene. Sin
embargo, la A-BPM continúa. La siguiente medición depresión sanguínea se realiza según los ajustes de la A-BPM.

Para definir el programa de la A-BPM.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta,
pulse el botón START/STOP o EVENT para volver
a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el botón START/STOP ,Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que se muestre
Sleep en el OLED.
Paso 4. Los botones de funcionamiento son los siguientes:
Consulte “8.3.1. Elementos y parámetros de A-BPM”
Botón EVENT ..................... Cambiar el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.

Para medir la presión sanguínea durante la A-BPM de inmediato.
(Medición manual de presión sanguínea de A-BPM)

Paso 1. Si el OLED está oculto, pulse elbotón START/STOP o EVENT para volver a pantalladel modo de espera de A-BPM. El modo de espera de
A-BPM es un estado en el que la presión sanguínea nose mide durante el tiempo de intervalo.
Paso 2. Pulse el botón START/STOP durante el modo de esperade A-BPM.
21

Para ajustar el reloj.
Para definir la función de monitor de A-BPM.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el botón START/STOPo EVENT para volver a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el botón START/STOP ,mantenga pulsado también el botón EVENT hasta quese muestre Display (después de Sleep )en el OLED.
Paso 4. Los botones de funcionamiento son los siguientes:
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición”
Botón EVENT ...................... Cambiar el parámetro actual.
Interruptor START/STOP ..... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.

225.3.2. Operaciones de S-BPM
Para iniciar la S-BPM.

Paso 1. Seleccione el programa de S-BPM y almacene sus parámetros.
Paso 2. Establezca el interruptor AUTO

en “OFF”.

Paso 3. Las operaciones son las siguientes:
Programas de S-BPM

Operaciones
Presión arterial en el consultorio
OBP
Pulse el botón/
para
Presión sanguínea automática en el consultorio
iniciar el programa predefinido
AOBP
durante el modo de espera.
Presión sanguínea en el domicilio
HBP
Presión arterial automática nocturna ANBP El programa predefinido entra en
Presión sanguínea autovigilada automática standby hasta la “hora de inicio”
ASBP o la “hora de inicio de la alarma”.

Para detener la S-BPM.

Las operaciones son las siguientes:
Programas de S-BPM
Operaciones
Presión sanguínea
en el consultorio
OBP
Presión sanguínea
Pulse el botón/
para detener laautomática
en el consultorio
medición de presión sanguínea.
AOBP
Presión sanguínea
en el domicilio
HBP
Presión arterial
Pulse el botón/
para detener la medición deautomática nocturnapresión sanguínea. En la siguiente hora de inicio, se
ANBP medirá la presión sanguínea o sonará un zumbido.#1
23

Si necesita detener por completo el grabador,Presión sanguínea
autovigilada automática saque las pilas del grabador o cambie a OBP,ASBP AOBP o HBP.
#1: Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM”.

Para definir el programa de la S-BPM.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Mientras mantiene pulsado el botón/ , mantenga pulsado elbotón START/STOP hasta que se muestre
en el LCD.
Paso 3. Los botones de funcionamiento son los siguientes:
Consulte “8.4. Programas de S-BPM”.
Interruptor/ .................... Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP ..... Decisión, siguiente elemento, fin del ajuste.

Para medir la presión sanguínea durante la S-BPM de inmediato.
(Medición manual de presión sanguínea de S-BPM)
Paso 1. Si el LCD está oculto, pulse elbotón START/STOP o EVENTdel modo de espera S-BPM.

para volver a pantalla

Paso 2. Presione el botón/
durante el modo de espera de S-BPM.
Se llevarán a cabo las mediciones de presión sanguínea de“1 paso” inmediatamente.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
sanguínea y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición.
Se omite el último tiempo de intervalo.
Modo de espera de S-BPM es un estado en el que lapresión sanguínea no se mide durante el tiempo de intervalo
y entre el último “1 paso” y el siguiente “1 paso”.
24

5.3.3. Otras operaciones
Para volver del modo de espera y mostrar el monitor.

Si la indicación del OLED o la pantalla LCD está oculta, pulse elbotón START/STOP o EVENT para volver a pantalladel modo de espera.

Eliminación de datos de medición

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación está oculta, pulse el botón START/STOPo EVENT para volver a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el botón START/STOP ,Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que semuestre DataClear(después de Sleep y Display ) en el OLED.
Paso 4. Seleccione una operación.
Si desea eliminar datos, mantenga pulsado el botón
START/STOP .
Borrado
Erasing parpadea en DataClear
DataClearen el OLED y se inicia la eliminación
OLED
Erasingde datos. Tras la eliminación,
continúe con el paso 5.
Si mantiene (no borra) los datos, pulse
el botón EVENT y continúe con el paso 5.
Paso 5. El grabador vuelve al modo de espera.

25

Para sincronizar con la comunicación Bluetooth®.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el botón START/STOPo EVENT para volver a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que se muestre
Pairing (después de FlightMode ) en el OLED.
El grabador empieza a esperar el emparejamiento.
Paso 4. Cuando haya finalizado el emparejamiento Bluetooth, semuestra la marcaen la pantalla LCD.
Si cancela el emparejamiento actual, mantenga pulsado el botón
EVENT . El grabador continúa a la pantalla del modo de espera.

Para suspender la comunicación Bluetooth®. (Modo avión)
Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.

Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el botón START/STOPo EVENT para volver a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que semuestre FlightMode en el OLED.
Paso 4. El modo avión puede activarse o desactivarse mediante elbotón START/STOP .
Botón START/STOP
FlightMode
FlightModeON
OFF
Paso 5. Pulse el botón EVENT para volver a la pantalla del modode espera.

26

6. Funciones de la medición de presión sanguínea
El grabador está equipado con una medición automática de la presión
arterial (A-BPM) y una medición manual de presión sanguínea(S-BPM) y puede almacenar estados y resultados de medición.

6.1. Medición automática de la presión arterial (A-BPM)
Precaución
Cuando A-BPM está en suspensión o no se está utilizando,
establezca elInterruptor AUTO en “OFF”. Si el interruptor AUTO está en“ON”, la medición comenzará en la siguiente hora de inicio y elbrazalete podría explotar.
Utilice el interruptor LOCK para evitar que el interruptor
AUTO pase a “OFF” accidentalmente al usar la A-BPM.
Interruptor AUTO en “OFF”

Interruptor

AUTO

en “ON”

Interruptor LOCK en “LOCK”
Interruptor AUTO
La función A-BPM mide la presión sanguínea en intervalos
predeterminados usando el reloj incorporado y almacena losresultados de la medición en la memoria.
La A-BPM puede iniciarse y suspenderse con el interruptor
AUTO . Utilice el interruptor LOCK para evitar usar la
A-BPM de forma accidental.
27

Se muestra la marca
en el LCD cuando se utiliza la A-BPM.
La presión sanguínea se mide automáticamente a la hora deinicio de la A-BPM.
El valor de presurización inicial de A-BPM se establece en
AUTO, con lo que se selecciona automáticamente lapresurización adecuada.
Si la primera presurización no es suficiente, puede realizar
represurizaciones automáticamente hasta dos veces.
Cuando elimine datos en la memoria o establezca el interruptor
AUTO en “OFF”, el valor de presurización se restablece
al valor de presurización inicial.
Cuando se produce un error de medición y el tiempo de espera
hasta la siguiente hora de inicio es mayor de 8 minutos,
la presión sanguínea se medirá una vez después de120 segundos. El resultado de la medición se almacena
en la memoria.
Si desea suspender la A-BPM, suelte el interruptor LOCKy mueva el interruptor AUTO a “OFF”.

28

6.1.1. Modo de espera de A-BPM
Los elementos para supervisar el estado de la medición se pueden
mostrar en el panel LCD durante el tiempo de espera de la A-BPM.
En modo de espera, los indicadores se ocultan automáticamente.
Pulse cualquier botón para mostrar los elementos en pantalla.
El modo de espera de A-BPM es un estado en el que lapresión sanguínea no se mide durante el tiempo de intervalo.
Intervalo de medición
Tiempo restante hasta la siguiente hora de inicio
Hora actual

6.1.2. Función de suspensión y tiempo de intervalo
Establezca el modo de suspensión en “ON” en el programa predefinido.
Cuando se pulsa el botón EVENT durante la A-BPM, eltiempo de intervalo se duplica.
Cuando se pulsa el botón EVENT de nuevo A-BPM, el tiempode intervalo vuelve a su longitud original.
Consulte “8.3. Programas predefinidos de A-BPM” para obtener
información sobre cómo configurar el modo de suspensión.
Medición de presión arterial
T

T

2T

T: Tiempo de intervalo
2T

2T

T

T

TiempoBotón EVENT
Botón EVENTInterruptor AUTO en “ON”
Almacenamiento de parámetros en modo de suspensión
29

6.1.3. Detención de la medición
Cuando se pulsa el botón START/STOP durante una
medición de presión sanguínea, el aire se libera inmediatamentey la medición actual se detiene. Sin embargo, la A-BPM
continúa. La siguiente medición de presión sanguínea serealiza según los ajustes de la A-BPM.

Nota
Cuando se detiene la medición, el código de detención E07
aparece en la pantalla OLED y se almacena en la memoria.

6.1.4. Guardado de los datos de entorno
Los datos de entorno se guardan mientras el interruptor
está en "ON" para A-BPM.

AUTO

Nota
Los datos de entorno se pueden guardar durante un máximo
de 12 horas.
Su descarga al ABPM Data Manager puede durar hasta 50 minutos.

30

6.2. Automedición de la presión arterial (S-BPM)
Establezca el interruptor AUTO en “OFF” para usar los programas de la S-BPM.
El grabador está equipado con cinco tipos de programas de S-BPM en función dedistintas condiciones del entorno de medición. Los parámetros y resultados de la
medición se pueden almacenar en la memoria.
NombreDescripciones y acciones del programaElementos
Presión sanguínea en el consultorio
OBP Programa para la medición de presión sanguínea
N/Arealizada por el personal del hospital. “1 paso” : La
medición de presión sanguínea se realiza una vez.
Presión arterial automática en el consultorio
ConteoAOBP Programa para la medición de presión sanguínea tras
descansar en el hospital. “1 paso” : Medición de laIntervalopresión usando conteo de medición y tiempo de intervalo.
Presión sanguínea ben el domicilio#1
ConteoHBP Programa para la medición de presión sanguínea en el
domicilio. “1 paso” : Medición de la presión usandoIntervaloconteo de medición y tiempo de intervalo.
Presión sanguínea automática nocturna#2 Hora deinicioPrograma para la medición de presión sanguínea
ANBP
nocturna. Usa conteo de medición y tiempo de intervalo.
ConteoEl programa ANBP puede especificar hasta seis horas deIntervalo
inicio al día.
Presión sanguínea autovigilada automática
#2 Hora deinicio de laPrograma que indica las horas de inicio con un sonido delalarmaASBP
zumbador. Pulse el botón /para medir la presión
Conteosanguínea en el domicilio. El zumbador puede especificar
hasta seis horas al día.
Intervalo#1: La presión sanguínea se mide de conformidad con lo recomendado
por la Sociedad Japonesa de Hipertensión.
#2: Cuando el conteo de medición y el tiempo de intervalo de ANBP o ASBP
cambian, también cambian los ajustes de HBP.
31

6.2.1. Programas de S-BPM
Presión arterial en el consultorio

OBP
Cuando pulsa el botón/, la presión sanguínea se mide
una vez y se almacena en la memoria.
Medición de presión arterial
Pulse el botón

Tiempopara iniciar la medición.

/

Presión arterial automática en el consultorio

AOBP
Cuando se pulsa el botón/, se inicia la medición AOBP.
En primer lugar, el dispositivo se deja en reposo durante untiempo de intervalo para permitir al paciente que se relaje.
Después, la AOBP lleva a cabo “1 paso”.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
sanguínea y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición.
Se omite el último tiempo de intervalo.
Cuando se pulsa el botón/
durante “1 paso”,“1 paso” se detiene.
Medición de presión arterial
1 paso T: Tiempo de intervalo
T

T

T

T

T

Pulse el botón/

para iniciar “1 paso”.

Pulse el botón/

para detener “1 paso”.

T
Pulse el botón

T

T

T
/

para iniciar “1 paso”.
32

T

TiempoNo medido
TiempoPresión arterial en el domicilio

HBP
Cuando se pulsa el botón/, se inicia la medición HBP.
Después, la HBP lleva a cabo “1 paso”.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
sanguínea y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición.
Se omite el último tiempo de intervalo.
durante “1 paso”,
Cuando se pulsa el botón/“1 paso” se detiene.
T: Tiempo de intervalo
Medición de presión arterial 1 pasoT
Pulse el botón
Pulse el botón

T

T

Pulse el botón

para iniciar “1 paso”.

/

para detener “1 paso”.

/

T

T

T

T

No medidoTpara iniciar “1 paso”.

/

33

TiempoTiempoPresión arterial automática nocturna

ANBP
El programa ANBP puede especificar hasta seis horas de inicio
predefinidas al día.
Cuando se almacenan los parámetros del programa de ANBP, lamedición ANBP se inicia y se realiza “1 paso” para cada hora de inicio.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
sanguínea y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición.
Se omite el último tiempo de intervalo.

Nota
Medición manual de presión sanguínea de ANBP
Cuando se pulsa el botón
realiza “1 paso”.
1 pasoT/en el modo de espera de S-BPM, se

Medición de presión arterialT

1 pasoT

T

TiempoHora de inicio

Hora de inicio(El programa ANBP entra en modo de espera hasta la hora de inicio)
1 paso1 pasoT

T

T

Hora de inicio
1 pasoTTT

1 pasoT

Pulse el botón/
para iniciar la medición
manual BPM.

No medidoT

TiempoHora de inicio
1 pasoT

T

TiempoHora de inicio

Pulse el botón/
para detener “1 paso”.
34

T: Tiempo de intervalo

Presión sanguínea autovigilada automáticaASBPEl programa ASBP puede especificar hasta seis horas de inicio para laalarma.
Cuando se almacenan los parámetros del programa ASBP, la medición
ASBP se inicia y el zumbador suena en cada hora de inicio. Pulse el
botón/
para llevar a cabo “1 paso” cuando suene el zumbido.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión sanguínea
y tiempos de intervalos que se repiten un número determinado de veces
hasta alcanzar el conteo de medición. Se omite el último tiempo de intervalo.

Nota
Medición manual de presión sanguínea para ASBP
Cuando se pulsa el botón/
en el modo de espera entre elúltimo "1 paso" y el siguiente "1 paso", se realiza "1 paso".
1 pasoT

Medición de presión arterial 1 paso

T

T

T

TiempoPulse el botón/
para iniciar “1 paso”.

Pulse el botón/
para iniciar “1 paso”.

Hora de inicio de la alarma

Hora de inicio de la alarma

La ASBP se inicia en el momento en el que el programa ASBP se establece.
(El programa ASBP entra en modo de espera hasta la hora de inicio)
1 pasoTT

1 pasoT

1 pasoT

T

T

TiempoPulsar el botón/
para realizar el programa BPM manual.
T: Tiempo de intervalo35

1 pasoT

1 pasoNo medidoT

T

Pulse el botón
Pulse el botón

/

/

T

Tiempopara detener “1 paso”.

para iniciar “1 paso”.

Hora de inicio de la alarma

T: Tiempo de intervalo

6.2.2. Modo de espera de S-BPM
El modo de operación y el valor de presión aparecen en el panel LCD
durante el modo de espera de S-BPM.
# El panel LCD se ocultará automáticamente si no se opera con eldispositivo durante unos cuantos minutos. Incluso si la indicación del LCD
está oculta, la medición manual de la presión sanguínea puede iniciarse
cuando se pulsa el botón/. Cuando se pulsa el botón
START/STOP o EVENT , la indicación se reanuda.
A “1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
sanguínea y tiempos de intervalos que se repiten un número determinadode veces hasta alcanzar el conteo de medición. Se omite el último tiempode intervalo.
La marca de reloj
parpadea en el LCD durante un tiempo de intervalode “1 paso”.
Modo de espera de S-BPM es un estado en el que la presión sanguínea
no se mide durante el tiempo de intervalo y entre el último “1 paso” y elsiguiente “1 paso”.
Programa del S-BPM
Valor de presurización
Hora actual36

6.2.3. Detención y suspensión de la medición
Nota
Cuando se detiene el A-BPM, el código de detención E07
aparece en la pantalla LCD y se almacena en la memoria.
Programas de S-BPM

Operaciones

Presión sanguínea en el
consultorio
OBP
Presión sanguínea
Pulse el botón/
para detenerautomática
la medición de presión sanguínea.
en el consultorio AOBPPresión sanguínea en el
domicilio
HBP
Presión arterial
automática
nocturna

Pulse el botón/
para detener lamedición de presión sanguínea. En la siguiente
ANBP hora de inicio, se medirá la presión sanguínea
o sonará un zumbido.
#1
Presión sanguínea
Si necesita detener por completo el grabador,
autovigilada automática
saque las pilas del grabador o cambie a OBP,ASBPAOBP o HBP.
#1:

Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM”.

37

6.3. Resultado de la medición
6.3.1. Visualización de los resultados de medición
La función de monitor puede seleccionar “Display ON” o “Display OFF”
para el resultado de la medición de A-BPM. Esta función no se puede usar
en S-BPM.
El contenido el comando “Display ON” incluye “Valor de presión durante la
medición”, “resultado de medición” y “Código de error del resultado de la
medición”.
Cuando se selecciona el comando “Display OFF”, aparece el reloj.
La configuración predeterminada de fábrica es “Display ON”.
Consulte “8.2.2 El reloj y la función de monitor de medición”.

6.3.2. Almacenamiento de los resultados de medición

Precaución
Procesamiento de datos de los resultados de la medición:
No usar en campos electromagnéticos fuertes.
La capacidad de memoria para resultados de la medición es de
600 conjuntos de datos.
Cuando la memoria se llena, aparece la marcay elgrabador ya no puede realizar mediciones hasta que se borrandatos de la memoria.

Nota
Borre datos de la memoria antes de dar el grabador a unnuevopaciente. Recomendamos usar los datos de memoriadel grabador para cada persona por separado. Si el grabador
memoriza datos de varias personas, puede que sea difícil
procesarlos correctamente.
38

6.3.3. Salida de los resultados de medición
Los datos de medición almacenados en la memoria pueden
visualizarse en el periférico usando la transferencia de datos USB.
Consulte “8.8 Conexión del grabador a un periférico
dedicado”.

Precaución
No retire el cable mientras se esté transmitiendo mediante USB.
Podrían dañarse los datos.

Nota
Cuando el indicador de pilas muestre, no se podrá usar
la transferencia de datos. Sustituya las pilas para usar latransferencia de datos.

6.3.4. Números de identificación
El número de identificación predeterminado de fábrica es “0”.
Configure los números de identificación con el periférico
dedicado.

Nota
Los números de identificación no se pueden configurar con
el grabador y requieren del uso de un periférico dedicado.

39

7. Preparación del grabador
7.1. Colocación de las pilas (sustitución)
Precaución
Instale dos pilas nuevas siguiendo la dirección correcta delos polos “+” y “-” en el compartimento de pilas antes deconectar el grabador.
Sustituya ambas pilas a la vez.
Retire las pilas del grabador si no va a usarlo durante
un periodo de tiempo prolongado. Las pilas pueden gotear
y ocasionar un mal funcionamiento.
Use dos pilas alcalinas: tipo LR6 o pilas recargables
indicadas tamaño AA de Ni-MH.
Al colocar las pilas en el compartimento de pilas, presione
primero el resorte terminal con el terminal “-” de la pila.
A continuación, inserte el terminal “+”.
Si se coloca la pila desde el terminal “+”, puede que elresorte terminal dañe el recubrimiento de la pila.
No mezcle distintos tipos de pilas o pilas usadas y nuevas.
Podría ocasionar una fuga, generación de calor o daños.

Nota
Cuando aparece el nivel 1 de la pila
, sustitúyala por dos
pilas nuevas antes de conectar el grabador.
El grabador no puede realizar mediciones de presión sanguínea
ni transferencias de datos mientras aparezca el nivel 1.
Cuando las pilas y la batería integrada están agotadas, noaparece nada.
Coloque las pilas según el símbolo de dirección ().
40

Procedimiento

Coloque las pilas.

Paso 1. Abra la cubierta de pilas.
Paso 2. Retire las pilas usadas.
Paso 3. Consulte el símbolo dedirección () en elinterior del compartimentode pilas. Coloque dos pilas
nuevas en la dirección “+”
y “-” que corresponda.

Abrir.

Presione el resorte
terminal con el terminal“-” de la pila.
Paso 4. Coloque la pilapresionando elterminal “+”.

Saque las pilas.

Cerrar.

Presione el resorte terminal.
Colocar.

Paso 5. Coloque la segunda
pila con el mismo
método.
Paso 6. Cierre la cubierta de pilas.

Precaución
Mantenga las pilas y la cubierta de pilas lejos delalcance de los niños para evitar que sean ingeridas
accidentalmente u otros accidentes.
Use pilas AA estándar. No utilice una pila si está abultada,pilas recargables ni pilas envueltas en cinta.
Podría dificultar la apertura.
41

7.1.1. Cómo sustituir las pilas
Los resultados de medición y parámetros de ajuste se guardan
al retirar las pilas. Cuando la batería integrada se descarga, la
fecha se restablece a 01/01/2017 00:00.
Compruebe y ajuste la hora actual cuando sustituya las pilas.
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición”
para ajustar el reloj.

7.2. Preparación de la funda de transporte
Nota
Cuando adjunte la funda de transporte, use el cinturón complementario.
Le recomendamos usar un cinturón para ajustar el grabador en el paciente.
Use la funda de transporte complementaria
cuando use el grabador. Para colocar la funda
de transporte, pásela por el cinturón
complementario o por el cinturón de la ropa
que lleve.
Funda de transporte
Cinturón42

7.3. Inspección antes del uso
Precaución
Inspeccione el grabador para mantener su rendimiento,
seguridad y eficacia antes de usarlo.
Antes de colocar las pilas, realice las comprobaciones siguientes.
Si encuentra algún problema, deje de usar el grabador ycolóquele una nota en la que ponga “Averiado” o “No usar”.
Póngase en contacto con su distribuidor local para repararlo.

7.3.1. Listas de comprobación de precolocación de las pilasNº.

Elemento

Descripción
No hay daños ni deformaciones a causa de caídas.

1

Exterior

2

Pila

Compruebe que las pilas no estén gastadas.
Coloque dos pilas nuevas antes de que el paciente
lo use.

3

BrazaleteCompruebe que el brazalete no está raído. Si lo está,
podría ocasionarse una explosión en el brazaletedebido a la presión interna.

4Conexión
con elmanguito

5

Accesorios

Los botones y demás componentes no estándañados ni sueltos.

Compruebe que no hay dobleces o pliegues en la
manguera de aire.
Compruebe que el zócalo de aire i el conector estánfirmemente conectados.
Compruebe que no hay daños en los accesorios.
(Funda de transporte, cinturón, etc.)43

7.3.2. Listas de comprobación de postcolocación de las pilas
Nº.

Sección

Descripción
Compruebe que no hay rastro de fuego, humo ni
olores intensos.

1

Pila

2

PantallaCompruebe que no hay visualizaciones extrañas.

3

Funcionamiento

Compruebe que el grabador funciona de forma
correcta.

Mediciones

Compruebe que la medición se pueda realizar
correctamente y que el accesorio del brazalete,la medición, la pantalla y los resultados seancorrectos.

Compruebe que no hay sonidos extraños.

4448. Funcionamiento
8.1. Diagrama de flujo de funcionamiento
Nota
Los ajustes iniciales (del reloj incorporado, la función demonitorización y el valor de presurización inicial) y el
programa predefinido (A-BPM y S-BPM) no deben
almacenarse cada vez. Se almacenan al borrar, actualizaro usar el grabador por primera vez.
Los ajustes del grabador pueden almacenarse mediante unperiférico dedicado. Consulte el manual de instrucciones de
ABPM Data Manager para obtener más información.
Los procedimientos de medición de A-BPM y S-BPM son distintos.
La A-BPM puede especificar 6 pares de tiempos de inicio
e intervalos arbitrarios cada 24 horas y puede medir y grabar
automáticamente la presión sanguínea.
S-BPM asume que el paciente se mide la presión sanguínea
él mismo, tanto en casa como en el hospital. Este modo
puede utilizar cinco tipos de programas en función de su uso.

45

Colocación de las pilas.
Ajuste inicial del reloj incorporado,
función de monitorización de la medición y valor de presurización.

A-BPM

S-BPM

Guardar el programa predefinido de A-BPM.

Guardar el programa predefinido de S-BPM.

Conectar el grabador y el brazalete.

Conectar el grabador y el brazalete.

Mover el interruptor AUTO
en “ON”.

Mover el interruptor AUTO
en “OFF”.

A-BPM

Pulsar el botón

START .

Presión arterial enel consultorio

OBP

Mover el interruptor AUTO
en “OFF”.

Presión sanguínea automática
en el consultorio
AOBP

Presión sanguínea en el
domicilio
HBP
Conecte el grabador al
periférico dedicado.
Procesamiento de datos.

Presión arterial automática
nocturna
ANBP
Presión sanguínea
autovigilada automática
ASBP

Limpiar y realizar
mantenimiento del producto.

Procedimiento completo de uso
46

8.2. Ajustes iniciales
8.2.1. Configuración predeterminada
La configuración de fábrica (ajustes iniciales) se describe a continuación:

Elementos comunes en los ajustes
Elemento

Configuración predeterminada

Función de monitor

ON (se indica)

Año, mes, día, hora, minuto

Fecha de envío

Elementos de la A-BPM
Elemento

Configuración
predeterminada

Modo de suspensión

OFF

Tiempo de intervalo cuando el modo desuspensión está en ON

30 minutos

Hora de inicio de la sección 1

0 horasHora de intervalo de la sección 1

30 minutos

Hora de inicio de la sección 2

0 horasHora de inicio de la medición automática

OFF

Tiempo de funcionamiento de la medición
automática

OFF

#1

Contenidos de la configuración de fábrica

Cuando el interruptor AUTO se coloca en “ON”, se inicia
la A-BPM. La presión arterial se mide cada 30 minutos hasta
que el botón se coloca en “OFF”.

#1: El ajuste entre el tiempo de intervalo de la sección 2 y eltiempo de intervalo de la sección 6 se omiten porque la hora
de inicio de las secciones 1 y 2 presenta el mismo valor.
47

Elementos de la S-BPM
Elemento
Configuración predeterminada
Selección de programa Presión sanguínea en el consultorio (OBP)
Presión sanguínea en
el consultorio
N/A
OBP
Presión sanguínea
Conteo de medición
2 conteos
automática en el
5 minutos
consultorio
AOBP Tiempo de intervalo
Presión sanguínea en Conteo de medición
2 conteos
el domicilio
1 minuto
HBP Tiempo de intervalo
Hora de inicio de sección 2 horas
Presión arterial
automática
Conteo de medición
2 conteos
nocturna
ANBP Tiempo de intervalo
1 minuto
Hora
deiniciodelaalarma7 horas, 22 horas
Presión sanguínea
autovigilada
Conteo de medición
2 conteos
automáticaASBP Tiempo de intervalo
1 minuto

Contenidos de la configuración de fábrica

Cuando se pulsa el botón/
después de colocar elinterruptor AUTO en “OFF”, se inicia el programa predefinido de
S-BPM (OBP). El programa (OBP) mide la presión sanguínea una vez
y almacena el resultado en la memoria.

8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes métodos.
Mediante los botones del grabador.
Mediante un periférico dedicado conectado al grabador con el cable USB.
48

Procedimiento de funcionamiento mediante botones

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el botón START/STOPo EVENT para volver a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el botón START/STOP ,Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que se muestre
Display (después de Sleep ) en el OLED.
Paso 4. Los botones de funcionamiento son los siguientes:
Botón EVENT ........................Cambiar el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .......Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.
Después, use estos botones en otros elementos.
Paso 5. Tras configurar los ajustes, pulse elbotón START/STOP para volver al modo de espera.
Elemento OLED
Función
Displaydexxmonitor
Clock
Año
Year xx
Clock
Mes
Mon. xx
Clock
Día
Day xxClock
Hora
Hour xx
Clock
MinutoMin. xxRango
xx = OFF,

ON

xx =

17

a 99.

xx =

1

a 12 meses

xx =

1

a 31 díasxx =0a 23 horas

xx =

0

a 59 minutosÚltimos 2 dígitos del año.

Caracteres acotados : Configuración de fábrica y ajuste inicial
cuando las pilas se agotan por completo.
498.2.3. Valor de presurización inicial de S-BPM
Puede establecerse un valor de presurización inicial de S-BPM de antemano.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Si se indica AUTO, se seleccionará automáticamente un valor depresurización adecuado inicial. El valor de fábrica es 180 mmHg.
Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el botón START/STOPo EVENT para volver a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Seleccione un valor de presurización usando el botón START/STOPInterruptor AUTO en “OFF”
Programa de S-BPM
Valor de presurización
Hora actual

8.3. Programas predefinidos de A-BPM
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes
métodos.
Mediante los botones del grabador.
Mediante un periférico dedicado conectado al grabador conel cable USB.
A-BPM solo puede usarse mientras se realiza la medición
automática.

Nota
Especifique la hora de inicio y el intervalo calculado a partir delmomento en el que se establece AUTO en “ON”.
Es necesario volver a especificados cuando se utiliza otro A-BPM.
50

Funcionamiento mediante botones

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse elbotón START/STOP o EVENT para volver a pantalladel modo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el botón START/STOP ,Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que se muestre
Sleep en el OLED.
Paso 4. Especifique el modo de suspensión usando los siguientes
botones.
Si el modo de suspensión está en “ON”, vaya al paso 5.
Botón EVENT ...................... Cambiar el parámetro actual.
Interruptor START/STOP ..... Decisión, siguiente elemento.
Paso 5. Especifique la hora de inicio y el intervalo hasta seis
secciones usando los siguientes botones.
Botón EVENT ....................... Cambiar el parámetro actual.
Interruptor START/STOP ...... Decisión, siguiente elemento.
Paso 6. Especifique la hora de inicio y eltiempo de funcionamientode la medición automática usando los siguientes botones.
Botón EVENT ........................ Cambiar el parámetro actual.
Interruptor START/STOP ....... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.
Paso 7. Tras completar los ajustes, el grabador vuelve al modo de espera.

Precaución
No saque la pilas mientras se cargan los ajustes.
Si saca las pilas, vuelva a introducir los ajustes.

51

8.3.1. Elementos y parámetros de A-BPM
El programa predefinido para A-BPM es el siguiente:
Elemento

OLED
Parámetro
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2xx
Tiempo de Cycle
intervalo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 1
inicioxx xx = de 0 a 23 horas
Sección
1
Tiempo de Cycle 1
intervalo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 2
inicioxx xx = de 0 a 23 horas

Modo de suspensión

Sección
2
Tiempo de Cycle 2intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 3
inicioxx xx = de 0 a 23 horas
Sección
3
Tiempo de Cycle 3
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 4
inicioxx xx = de 0 a 23 horas
Sección
4
Tiempo de Cycle 4
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 5
inicioxx xx = de 0 a 23 horas
Sección
5
Tiempo de Cycle 5intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 6
inicioxx xx = de 0 a 23 horas
Sección
6
Tiempo de Cycle 6
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de START#3, #4
inicioxx xx = OFF , de 0 a 23 horas
Tiempo deOperation
funciona#3, #4
xx xx = OFF , 1 a 27 horas
mientoMedición automática

Caracteres acotados : Configuración predeterminada.
52

#1 : Cuando el modo de suspensión (Sleep) se establece en “ON”,
pueden utilizarse la hora de inicio y el tiempo de funcionamientode la medición automática y el tiempo de intervalo del modo desuspensión. No se puede usar el tiempo de intervalo de lassecciones de 1 a 6.
#2 : Cuando el modo de suspensión (Sleep) se establece en “OFF”,
no se muestra el tiempo de intervalo del modo de suspensión.
#3 : Si se especifica hora de inicio y se configura tiempo defuncionamiento en “OFF”, cuando se configure el interruptor
AUTO en “ON”, la medición automática empieza a la hora deinicio prestablecida y continúa hasta que el interruptor AUTO se
establece en “OFF”. Si el interruptor AUTO se vuelve a estableceren “ON”, comienza la medición automática a la hora de inicio
prestablecida.

Nota
Cuando se especifica el tiempo de funcionamiento, incluso
aunque el interruptor AUTO esté activado durante la
medición automática, esta continúa durante el tiempo defuncionamiento desde el momento en el que se activó elinterruptor AUTO en “ON”.
#4 : Si hora de inicio se configura en “OFF” y se especifica tiempo defuncionamiento, cuando se ponga el interruptor AUTO en "ON",la medición automática realiza la primera medición de presión
sanguínea y continúa durante el tiempo de funcionamiento.
Si el interruptor AUTO se vuelve a establecer en “OFF”,
durante la medición automática, se detiene la A-BPM.
Si el interruptor AUTO se vuelve a establecer en “ON”, la medición
automática se produce durante el tiempo de funcionamiento.
53

Nota
Cuando se especifica la hora de inicio y se establece
el interruptor AUTO en “OFF”, durante la medición
automática, se detiene.
Cuando el interruptor AUTO se vuelve a estableceren “ON”, se inicia inmediatamente la medición automática.

El contenido del elemento

Modo de suspensión:
Se puede especificar el tiempo de intervalo de la medición
automática. No se puede usar el tiempo de intervalo de lassecciones de 1 a 6. Consulte “6.1.2. Función de suspensión
y tiempo de intervalo”.

Sección:Las 24 horas se pueden dividir en seis secciones como
máximo. Cada sección puede especificar la hora de inicio
y el Intervalo. A-BPM solo puede usarse mientras se realiza la
medición automática.
Medición automática:
Se puede controlar la A-BPM al completo. Especifique la hora
de inicio y el tiempo de funcionamiento. Consulte “8.3.2.
Ejemplos del programa de A-BPM”.

54

8.3.2. Ejemplos del programa de A-BPM
EjemploHoras de inicio e intervalos. Entrada simplificada.

Secciones dobles
Sección 2
La hora de inicio de la sección 1 = 7:00
El tiempo de intervalo de la sección 1 = 15
La hora de inicio de la sección 2 = 22:00
Sección 1
El tiempo de intervalo de la sección 2 = 60
La hora de inicio de la sección 3 = 7:00 .......................Igual que la sección 1
La sección 3 y los elementos siguientes no aparecen porque la hora
de inicio de la sección 3 es la misma que la de la sección 1.
Cuando la hora de inicio de la sección 2, 3, 4, 5 o 6 es igual que la
de la sección 1, estas horas de inicio e intervalos no aparecen.

Ejemplo 1 Medición automática

La hora de inicio de la medición automática = OFF,El tiempo de funcionamiento de la medición automática = OFF.
Cuando el interruptor AUTO se establece en “ON”, A-BPM se realiza
en función de la hora de inicio y el intervalo de cada sección hasta que elinterruptor AUTO se establece en “OFF”.
Medición de la presión sanguínea

Sección 1
Interruptor AUTO en “ON”

Sin medición

Sección 2
Interruptor AUTO en “OFF”

55

TiempoEjemplo 2 Medición automática

La hora de inicio de la medición automática = 7:00,
El tiempo de funcionamiento de la medición automática = OFF.
Cuando el interruptor AUTO se establece en “ON”, A-BPM se inicia alas 7:00. A-BPM sigue en función de la hora de inicio y el intervalo decada sección hasta que el interruptor AUTO se establece en “OFF”.
7:00

Medición de la presión sanguínea

Sección 2

Sección 1
Interruptor AUTO en “ON”

Sin medición

TiempoInterruptor AUTO en “OFF”# Si el interruptor AUTO se establece en “OFF” y otra vez en“ON” , durante la medición automática, esta continúa.

Ejemplo 3 Medición automática

La hora de inicio de la medición automática = OFF,El tiempo de funcionamiento de la medición automática = 26 horas.
Cuando el interruptor AUTO se establece en “ON”, A-BPM continúa
en función de la hora de inicio y el intervalo de cada sección durante
26 horas.
No medido
Medición de presión arterial

Sección 1

Sección 2

Interruptor AUTO en “ON”

Después de 26 horas
56

Tiempo# Incluso aunque el interruptor AUTO esté configurado en“OFF”y se vuelva a configurar en “ON” durante la medición
automática, esta no continúa pasado el tiempo defuncionamiento.

8.3.3. Hora de inicio y tiempo de funcionamiento
Cuando se especifica la hora de inicio de la medición
automática y se establece el interruptor AUTO en “ON”,
y se inicia la medición automática, se muestra el mensaje
siguiente.
Si la hora de inicio es anterior a la actual, la medición
automática se inicia a la hora de inicio del día siguiente.
“---” se muestra hasta la hora de inicio.

La hora actual

También se muestra "---" una vez transcurrido el tiempo defuncionamiento de la medición automática.

57

8.4. Programas de S-BPM
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes métodos.
Mediante los botones del grabador.
Mediante un periférico dedicado conectado al grabador con el cable
USB.

Procedimiento de funcionamiento mediante botónes

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Mientras mantiene pulsado el botón/,
mantenga pulsado el botón START/STOP hasta que semuestreen el LCD.
Paso 3. Seleccione el programa de S-BPM con los siguientes
botones.
Programa: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP................ Cambia el parámetro actual.
Interruptor/
Interruptor START/STOP ...... Decisión, siguiente elemento.
Paso 4. Especifique cada elemento (Conteo de medición, Tiempode intervalo, hora de inicio y hora de inicio de la alarma)
con los siguientes botones.
................ Cambia el parámetro actual.
Interruptor/
Interruptor START/STOP ...... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.
Paso 5. Tras completar la configuración, aparece el reloj de S-BPM.

Precaución
No saque la pilas mientras se cargan los ajustes.
Si saca las pilas, vuelva a introducir los ajustes.
58

8.4.1. Elementos y parámetros de S-BPM
Programa

Elemento

Parámetro

Programa de S-BPM
Programa

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Presión sanguínea en el consultorio
OBP

N/A

N/A

Presión arterial automática en el consultorio
AOBPConteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

5,

3 a 10 minutos

Conteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos

Presión sanguínea en el domicilio
HBP

Presión arterial automática nocturna
ANBP

Hora de inicio2,

0 a 23 horas

Conteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#1

Presión sanguínea autovigilada automática
ASBP

Hora de inicio de laalarma7,

22 , 0 a 23 horas

Conteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#2

Caracteres acotados : Configuración predeterminada.
#1: Se pueden separar 24 horas en seis secciones como máximo.
Cada sección puede especificar la hora de inicio de la
medición de presión sanguínea.
#2: Se pueden separar 24 horas en seis secciones como máximo.
Cada sección puede especificar la hora de inicio de la alarma
de la medición de presión sanguínea.
59

8.4.2. Ejemplos de la pantalla de S-BPM
Pantalla de presión sanguínea en el consultorio
OBP no tiene ajustes que configurar.

OBP

Pantalla de presión arterial automática en el consultorio AOBPAOBP usa los valores preestablecidos deconteo de medicióny tiempo de intervalo. AOBP lleva a cabo “1 paso” después delmodo de espera a modo de relajación.
Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para “1 paso”.

Conteo de medición

Tiempo de intervalo

Pantalla de presión sanguínea en el domicilio

HBP

HBP usa los valores preestablecidos deconteo de medicióny tiempo de intervalo. La HBP lleva a cabo “1 paso”.
Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para “1 paso”.

Conteo de medición

Tiempo de intervalo
60

Pantalla de presión arterial automática nocturna

ANBP

El programa ANBP puede especificar hasta seis horas de inicio para
“1 paso”. Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para “1 paso”.

Cuando la última hora de inicio es igual que la primera hora de inicio,
el ajuste de la hora de inicio ha terminado. A continuación, especifiqueel conteo de medición y el tiempo de intervalo de “1 paso”.

Primera hora de inicio

Conteo de medición

Ejemplo

2da hora de inicio

3ra hora de inicio

Tiempo de intervalo

Configuración y entrada simplificada

La medición se realiza a las 22:00 y a las 4:00.
La hora de inicio de la sección 1 = 4:00
La hora de inicio de la sección 2 = 22:00
La hora de inicio de la sección 3 = 4:00 ..........................Igual que la sección 1
El conteo de medición =2 veces
El tiempo de intervalo =0:01 minuto

61

Pantalla de presión sanguínea autovigilada automáticaASBPEl programa ASBP puede especificar hasta seis horas de inicio
para la alarma.
El zumbador suena en cada hora de inicio. Pulse el botón/
para llevar a cabo “1 paso” cuando suene el zumbador.
Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para “1 paso”.
Cuando la última hora de inicio es igual que la primera
hora de inicio, el ajuste de la hora de inicio ha terminado.
A continuación, especifique el conteo de medición y el tiempode intervalo de “1 paso”.

Primera hora de

2a hora de inicio

inicio de la alarma

de la alarma

3a hora de inicio
de la alarmaConteo de medición Tiempo de intervalo

Ejemplo

Configuración y entrada simplificada

El zumbador suena a las 22:00 y las 7:00.
Pulse el botón/
para llevar a cabo “1 paso”.
La hora de inicio de la sección 1 = 22:00
La hora de inicio de la sección 2 = 7:00
La hora de inicio de la sección 3 = 22:00 .............................. Igual que la sección 1
El conteo de medición =2 veces
El tiempo de intervalo =0:01 minuto
62

8.5. Eliminación de datos de medición
Finalidad de funcionamiento y explicación de la función

Los datos de medición se borran, pero los ajustes no.
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes métodos.
Mediante los botones del grabador.
Mediante un periférico dedicado conectado al grabador con el cable
USB.

Precaución
Si los datos de medición se borran, no se podrán volver a usar.
Haga una copia de seguridad de los datos antes de eliminarlos.
Borre los datos de medición del último paciente antes de que elsiguiente paciente use el grabador.
La eliminación de los datos puede tardar alrededor de diez segundos.
Para asegurarse de que los datos se eliminan correctamente,
no utilice el dispositivo hasta que se hayan borrado los datos.

Procedimiento de funcionamiento mediante botones

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación está oculta, pulse el botón START/STOPo EVENT para volver a pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el botón START/STOP ,Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que semuestre DataClear (después de Sleep y Display )en el OLED.
Paso 4. Seleccione una operación.
Si desea eliminar datos, mantenga pulsado el botón START/STOP .
Erasing parpadea en DataClear en el OLED y se inicia laeliminación de datos. Tras la eliminación, continúe con el paso 5.
Si mantiene (no borra) los datos, pulse el botón EVENT y continúe
con el paso 5.
Paso 5. El grabador vuelve al modo de espera.
63

8.6. Colocación del producto en el paciente
8.6.1. Información para pacientes
Explique el siguiente procedimiento al paciente para que pueda
usar el grabador con seguridad.

Precauciones durante la medición de presión sanguínea

Relaje el brazo y permanezca quieto mientras comienza el inflado.
No se mueva durante la medición.

Evite ruidos y vibraciones durante la medición.
La presión arterial se mide durante aproximadamente 1 minutos tras lapresurización. Permanezca quieto hasta que termine la medición. El
proceso de medición entre el inflado del brazalete a la liberación delaire requiere hasta 170 segundos.
El grabador puede volver a inflarse para medir de nuevo la presión
sanguínea tras el final de la presurización. Ello puede ocasionarse
debido a movimientos corporales, etc.
El grabador puede iniciar la medición de presión sanguínea despuésde unos 120 segundos cuando los datos de medición no son válidos
y la siguiente medición se realizará después de 8 minutos. Ello puede
ocasionarse debido a movimientos corporales, etc.
El grabador puede obstruir el funcionamiento de vehículos y máquinas.
Evite trabajar con vehículos y máquinas mientras lleve el grabador.

Cómo detener o suspender la medición

Pulse el botón START/STOP para detener la medición de presión
sanguínea. Un código de error se almacena en la memoria.
La presión arterial vuelve a medirse de nuevo tras 120 segundos.
Para los modos A-BPM, ANBP y ASBP de S-BPM, solo se puede64suspender la medición de presión sanguínea actual y se realizará“1 paso” en la siguiente hora de inicio. Establezca elinterruptor AUTO en “OFF” para suspender la A-BPM.
Quite el brazalete si la medición de presión sanguínea no se puededetener con el botón START/STOP .

Precaución
Pulse el botón START/STOP para detener la medición. El “1 paso”
se seguirá realizando en la siguiente hora de inicio para
A-BPM y los modos ANBP y ASBP de S-BPM.
Cuando se produce dolor en el brazo o un estado inesperado, detenga
la medición, retire el brazalete y consulte con un doctor. Establezca elinterruptor AUTO en “OFF” para suspender la A-BPM.
Establezca el interruptor AUTO en “ON” para continuar con la
medición automática A-BPM. Se muestra la marca
en el LCDy el OLED. La grabación de datos sigue hasta que se cambia a “OFF”.

Cómo usar la medición manual durante A-BPM

El procedimiento para una medición temporal que no se incluye
en el programa predefinido.

Paso 1. Si la indicación del OLED está oculta, pulse elbotón START/STOP o EVENT para volver a pantalladel modo de espera de A-BPM.
Paso 2. Pulse el botón START/STOP para medir de inmediato lapresión sanguínea durante la A-BPM.
Paso 3. Los resultados de medición se almacenan en la memoria.
Cuando se pulsa el botón START/STOP durante la
medición, esta se suspende.
65Precauciones al llevar el grabador

El grabador es un instrumento de precisión. No lo deje caer ni
golpearse.
El grabador y el brazalete no son impermeables (resistentes al agua).
Evite que el producto entre en contacto con lluvia, sudor y agua.

No introduzca ningún objeto en el producto.
Cuando el brazalete se desplaza a causa de movimientos excesivos
o ejercicio, vuelva a colocarlo.
Conecte la manguera de aire de modo que no forme pliegues y queno se enrosque en el cuello durante la noche.

Cambio de las pilas

Cuando aparezca la marca, el grabador no podrá
medir la presión sanguínea ni comunicarse con un periférico
dedicado. Sustitúyalas de inmediato por dos pilas nuevas.

8.6.2. Funda del manguito
Nota
Mantenga el brazalete y la funda del brazalete limpios.
Cambie la funda del brazalete para cada persona.
Use la funda adecuada para cada brazalete opcional.

66

8.6.3.

Colocación del brazalete, la funda de transporte y el grabador

Precaución
No use el brazalete si el paciente presenta dermatitis, heridas
externas, etc.
Retire el brazalete y detenga el uso y aparecen síntomas dedermatitis u otros en el paciente.
Evite que la manguera de aire se enrosque en el cuello y el cuerpo.
Tenga cuidado al usarlo cerca de niños pequeños, ya que existe elriesgo de que se asfixien.
Inserte el conector de la manguera de aire con firmeza hasta
completar el giro. Si la conexión no es correcta, podrían producirse
fugas de aire y errores de medición.

Nota
Conecte el brazalete en la posición adecuada y colóquelo alrededor delbrazo para medir la presión sanguínea correctamente.
Evite las vibraciones en el brazalete y la manguera de aire durante la
medición. El grabador mide cambios sutiles en la presión del aire en elinterior del brazalete.
El brazalete complementario es un brazalete de adulto para el brazo
izquierdo.Si el tamaño del brazalete no se adapta, adquiera un brazalete
opcional.
Circunferencia del brazo
Brazalete pequeño
De 15 a 22 cm
de 5,9" a 8,7"
Brazalete para adulto
De 20 a 31 cm
de 7,8" a 12,2"
Brazalete grande
De 28 a 38 cm de 11,0" a 15,0"
Brazalete extragrande De 36 a 50 cm de 14,2" a 19,7"
Mantenga el brazalete limpio.
Se recomienda que el paciente utilice la funda de transporte y el cinturón.
El brazalete no está hecho de látex de caucho natural.
67

Cómo poner el brazalete, el grabador y la funda

Paso 1. Pase el final del brazalete por el aro y dele forma de brazalete.
Paso 2. Busque la arteria braquial del brazo izquierdo mediante palpación.
Paso 3. Coloque el brazalete directamente sobre la piel de modo que la marca
blanca quede directamente sobre la arteria braquial y el borde inferiordel brazalete se asiente a 1 - 2 cm sobre la parte interior del codo.
Paso 4. Envuelva el brazalete de modo que el aro quede dentro del rango,
plano y no se deslice, aunque tenga espacio suficiente para meterdos dedos.
Paso 5. Fije la manguera de aire con cinta adhesiva para pasarla sobre elhombro.
Paso 6. Pase el cinturón por la funda de transporte.
Paso 7. Ajuste el cinturón para que la funda de transporte quede en el lado
izquierdo.
Paso 8. Conecte la toma de aire al zócalo de aire del grabador.
Paso 9. Ponga el grabador en la funda de transporte.

Aro

Arteria braquial
Marca blanca deposición de la arteria

Aprox. 1 - 2 cm
por encima

Marca blanca deposición de la arteria
Deje espacio parados dedos

68Manguera de aire

Cinta
Pinza

MangueradeManguito

CinturónFunda de transporte
Enchufe de aire
Toma de aire

Insertar

Funda detransporte

Cinturón69

8.7. Funciones de la medición de presión arterial
8.7.1. Operaciones de A-BPM
Cuando se inicia la A-BPM, la presión sanguínea se mide en
función de los parámetros predefinidos.

Nota
Establezca el reloj incorporado y el valor de la presurización inicial antes
de la medición, ya que A-BPM usa estos valores. Consulte “8.2.2. El reloj
y la función de monitor de medición” y “8.3. Programas predefinidosde A-BPM”.
Cuando el grabador se retira, establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Si se retira el grabador durante la A-BPM, el inflado del brazalete
comenzará la siguiente hora de inicio, por lo que podría romperse.
Cuando se reinicie la A-BPM, establezca el interruptor AUTO en “ON”.
La marca

aparece mientras se utiliza la A-BPM.

Durante el modo de espera de A-BPM se puede realizar la medición
manual de presión sanguínea.
El resultado de la medición de la medición manual de la presión
sanguínea se puede almacenar en la memoria.
Cuando se detiene la A-BPM, el código de error E07 aparece en lapantalla OLED y se almacena en la memoria.

Para iniciar la A-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “ON”.
Paso 2. Se muestra la marca
A-BPM.

en el OLED y el LCD. Se inicia la

70

Para suspender una A-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. La marca

aparece oculta. Se suspende la A-BPM.

Para parar durante una A-BPM

Cuando se pulsa el botón START/STOP durante
una medición de presión sanguínea, el aire se libera
inmediatamente y la medición actual se detiene.
Sin embargo, la A-BPM continúa. La siguiente medición depresión sanguínea se realiza según los ajustes de la A-BPM.

Para medir la presión sanguínea durante la A-BPM de inmediato.
(Medición manual de presión sanguínea de A-BPM)

Paso 1. Si la indicación del OLED está oculta, pulse elbotón START/STOP o EVENT para volver a pantalladel modo de espera de A-BPM. El modo de espera de
A-BPM es un estado en el que la presión sanguínea nose mide durante el tiempo de intervalo.
Paso 2. Pulse el botón START/STOP durante el modo de esperade A-BPM.

Para duplicar el tiempo de intervalo o restablecerlo

Cuando el modo de suspensión está en “ON” y elbotón EVENT pulsado durante el modo de espera de la
A-BPM, el tiempo de intervalo se duplica.

718.7.2. Operaciones de S-BPM
Nota
Establezca el reloj incorporado y el valor de la presurización inicial antes
de la medición, ya que S-BPM usa estos valores.
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición”
y “8.4. Programas de S-BPM”.
Quite las pilas cuando el paciente se quite el grabador y el brazalete
cuando use ANBP o ASBP (incluso durante el modo de espera). Si laspilas se dejan en el compartimento de pilas, puede que el brazalete se
rompa si el grabador se infla en el siguiente “1 paso”. Si el paciente
reanuda la medición, coloque las pilas y pulse el botón/.
Durante el modo de espera de S-BPM se puede realizar la medición
manual de presión sanguínea.
El resultado de la medición de la medición manual de la presión
sanguínea se puede almacenar en la memoria.
Cuando se detiene la S-BPM, el código de error E07 aparece en lapantalla OLED y se almacena en la memoria.

Para iniciar la S-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Las operaciones son las siguientes:
Programas de S-BPM
Operaciones
Presión arterial en el consultorio
OBP
Pulse el botón/
para
Presión sanguínea automática en el
iniciar el programa predefinido
consultorio
AOBP
durante el modo de espera.
Presión sanguínea en el domicilio
HBP
Presión arterial automática nocturna ANBP El programa predefinido entra
en standby hasta la “hora dePresión sanguínea autovigilada automática
inicio” o la “hora de inicio de
ASBP
la alarma”.
72Para medir la presión sanguínea durante la S-BPM de inmediato.
(Medición manual de presión sanguínea para S-BPM)

Paso 1. Si la indicación de la pantalla LCD está oculta, pulse elbotón START/STOP o EVENT para volver a pantalladel modo de espera S-BPM.
Paso 2. Presione el botón/
durante el modo de espera de S-BPM.
Se llevarán a cabo las mediciones de presión sanguínea de “1 paso”
inmediatamente.

Para detener o suspender la S-BPM

Las operaciones son las siguientes:

Programas de S-BPM
Operaciones
Presión sanguínea en
el consultorio
OBP
Presión sanguínea
Pulse el botón/
para detener la medición
automática
de presión sanguínea.
en el consultorio AOBPPresión sanguínea en
el domicilio
HBP
Presión arterial
Pulse el botón/
para detener la medición
automática
de presión sanguínea. En la siguiente hora denocturna
ANBP inicio, se medirá la presión sanguínea o sonará
un zumbido.
#1
Presión sanguínea
Si necesita detener por completo el grabador,
autovigilada automáticaASBP saque las pilas del grabador o cambie a OBP,
AOBP o HBP.
#1: Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM”.
73

8.7.3. Medición manual
Use la medición manual de la presión sanguínea para una
medición de prueba provisional y mediciones inmediatas depresión sanguínea.

Nota
Durante el modo de espera se puede realizar de inmediato la
medición manual de presión sanguínea.
El resultado de la medición se almacena en la memoria.

Para medir la presión sanguínea durante la A-BPM de inmediato.
(Medición manual de presión sanguínea para A-BPM)

Paso 1. Si la indicación del OLED está oculta, pulse elbotón START/STOP o EVENT para volver a pantalladel modo de espera de A-BPM. El modo de espera de
A-BPM es un estado en el que la presión sanguínea nose mide durante el tiempo de intervalo.
Paso 2. Pulse el botón START/STOP durante el modo de esperade A-BPM.

Para medir la presión sanguínea durante la S-BPM de inmediato.
(Medición manual de presión sanguínea de S-BPM)

Paso 1. Si el LCD está oculto, pulse el botón START/STOP o
EVENT para volver a pantalla del modo de espera S-BPM.
Paso 2. Presione el botón/
durante el modo de espera de S-BPM.
Se llevarán a cabo las mediciones de presión sanguínea de“1 paso” inmediatamente.

748.7.4. Detención y suspensión de la medición
Las mediciones manuales de la presión sanguínea, A-BPM,
S-BPM y pueden detenerse o suspenderse de inmediato.

Nota
Cuando se detiene la medición de presión sanguínea, el código
de detención E07 aparece en la pantalla OLED y se almacena enla memoria.

Para suspender una A-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. La marca

aparece oculta. Se suspende la A-BPM.

Para parar durante una A-BPM

Cuando se pulsa el botón START/STOP durante
una medición de presión sanguínea, el aire se libera
inmediatamente y la medición actual se detiene.
Sin embargo, la A-BPM continúa. La siguiente medición depresión sanguínea se realiza según los ajustes de la A-BPM.

75

Para detener o suspender la S-BPM
Las operaciones son las siguientes:
Programas de S-BPM

Operaciones

Presión sanguínea en
el consultorio
OBP
Presión sanguínea
Pulse el botón/
para detener laautomática
medición de presión sanguínea.
en el consultorioAOBPPresión sanguínea en
el domicilio
HBP
Presión arterial
Pulse el botón/
para detener la medición
automática
de presión sanguínea. En la siguiente hora denocturna
ANBP inicio, se medirá la presión sanguínea o sonará
un zumbido.
#1
Presión sanguínea
Si necesita detener por completo el grabador,
autovigilada
saque las pilas del grabador o cambie a OBP,
automáticaASBPAOBP o HBP.
#1: Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM”.

76

8.8. Conexión del grabador a un periférico dedicado
8.8.1. Conexión con un cable USB
Consulte el manual de instrucciones de ABPM Data Manager
para obtener más información sobre la configuración de lacomunicación.

Precaución
Conexión del cable
Conecte un cable USB autorizado al terminal micro-USB.
Inserte el cable en la dirección correcta. Una conexión
inadecuada puede ocasionar fallos y mal funcionamiento.
Confirme que el cable del terminal está conectado
correctamente.
La presión sanguínea no se puede medir durante lacomunicación USB.
No lo conecte al paciente cuando el grabador esté
conectado al cable. El cable podría enroscarse en el
cuello o el cuerpo.
Preparación de un periférico dedicado
Retire el grabador y el brazalete del paciente antes deconectar el grabador (TM-2441) al periférico dedicado.
Si se muestra el nivel 1, conecte el grabador(TM-2441) a los periféricos después de cambiar las pilas.

77

Para conectar el grabador al periférico dedicado mediante el cable USB
Paso 1. Abra el terminal micro-USB del grabador.
Conecte el cable USB complementario.

Terminal micro-USB
Cable USB

Para iniciar la comunicación de datos con un periférico dedicado

Paso 1. Conecte el cable micro-USB entre el
grabador y el periférico dedicado.
Conecte el cable micro-USB
Paso 2. Suena un zumbido y se muestra
en el LCD.
El estado de comunicación de datos
entra en modo standby.
Paso 3. Realice el análisis usando elperiférico dedicado. La
comunicación de datos solo entra
en el modo en línea activo durante
la comunicación USB.

ModostandbyModo
en línea
activoPara detener la comunicación de datos con un periférico dedicado
Paso 1. Retire el cable en modo standby.
78

8.8.2. Uso de la comunicación por Bluetooth®
Un dispositivo Bluetooth necesita emparejarse con un otro dispositivo
para comunicar con ese dispositivo. Cuando el grabador se empareja
con un dispositivo, ambos pueden comunicarse automáticamente.

Nota
Asegúrese de apagar el resto de dispositivos Bluetooth al realizar elemparejamiento.
No se pueden emparejar múltiples dispositivos al mismo tiempo.
Si el grabador está emparejado con otro dispositivo, el primer
dispositivo se desemparejará.
Si los dispositivos no pueden comunicarse tras el emparejamiento,
pruebe a emparejarlos de nuevo.

Emparejamiento Bluetooth®

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el botón
START/STOP o EVENT para volver a pantalla del modode espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que se muestre
Pairing (después de FlightMode ) en el OLED.
El grabador empieza a esperar el emparejamiento.
Paso 4. Cuando haya finalizado el emparejamiento Bluetooth,se muestra la marcaen la pantalla LCD.
Si cancela el emparejamiento actual, mantenga pulsado
el botón EVENT . El grabador continúa a la pantalla delmodo de espera.
79

8.8.3.

Suspensión de la comunicación por Bluetooth® (Modo avión)

El modo avión puede suspender la comunicación Bluetooth.

Uso del modo avión

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el botón
START/STOP o EVENT para volver a pantalla del modode espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el botón EVENT hasta que semuestre FlightMode en el OLED.
Paso 4. El modo avión puede activarse o desactivarse mediante elbotón START/STOP .
FlightMode
ON

Botón START/STOP

FlightMode
OFF

Paso 5. Pulse el botón EVENT para volver a la pantalla del modode espera.

80

9. Mantenimiento
9.1. Almacenamiento, inspección y gestión de la seguridad
del producto
Los instrumentos sanitarios, como este grabador, deben
gestionarse para que funcionen correctamente cuando senecesiten y para garantizar la seguridad del paciente y eloperador. Como norma general, el operador deberá
inspeccionar este instrumento a diario como se indica enla sección de inspección antes de la utilización.
La gestión diaria, como la inspección antes del uso, es
necesaria para mantener el rendimiento, la seguridad
y la eficacia del grabador.
Recomendamos realizar una inspección periódica anual delgrabador.

Nota
La institución médica debe realizar la gestión del mantenimiento paragarantizar el uso seguro del instrumento sanitario.

819.2. Limpieza del producto
Precaución
Limpie el grabador antes y después de cada uso.
Limpie el grabador antes de utilizarlo con el próximo paciente.
Para limpiar el grabador, no lo sumerja ni rocíe agua sobre él.
Puede causar el funcionamiento incorrecto del equipo.
Seque el grabador después de limpiarlo con agua y solución
aséptica de forma que no entre líquido en su interior.
Desinfecte periódicamente el grabador para evitar infecciones.
No use ningún tipo de esterilizador en el grabador.
Para limpiar el grabador, no utilice disolventes orgánicos (comodisolventes) ni soluciones de povidona yodada. Podría producir
descoloración o impedirse el correcto funcionamiento.
No utilice dispositivos como secadores de pelo para secar elgrabador. Podría impedirse el correcto funcionamiento.

Confirmación después de limpiar el brazalete

Asegúrese de que la cámara del brazalete está correctamente
insertado en la tela del brazalete. Si no es así, podrían
ocasionarse daños o explosiones durante el inflado.

Limpieza del grabador

Limpie la suciedad y el polvo del exterior del grabador con
un paño seco y suave humedecido en agua fría o tibia y bien
escurrido. En caso de que la carcasa tenga restos de sangreo de medicamentos, límpiela con una gamuza humedecida
con solución antiséptica bien escurrida. A continuación, limpie
carcasa con un paño humedecido en agua fría o tibia y bien
escurrido. Recomendamos el uso de químicos (nombre delingrediente) de solución antiséptica que se indican en la tabla(Ejemplo de solución antiséptica (nombre del ingrediente)).
82

Limpieza del brazalete

Cuando limpie y desinfecte la funda y la tela del brazalete, retire lacámara del interior de la tela. Limpie la suciedad y el polvo con un paño
seco y suave humedecido en agua fría o tibia y bien escurrido.
Consulte las soluciones antisépticas de la tabla (Ejemplo de solución
antiséptica (nombre del ingrediente)) al realizar la desinfección.
Ejemplo de solución antiséptica (nombre del ingrediente)
Nombre delcomponente

Nombre del producto

Cloruro de benzalconio Solución 10 % cloruro de benzalconio
Isopropanol

70 % en 1-propanol

EtanolEtanol para desinfección de 76,9 a 81,4 vol%Lea la prescripción descrita en el producto para utilizarla.

Nota
El brazalete y la manguera de aire son bienes consumibles.
Si se producen errores de medición con frecuencia y no sepuede realizar la medición de la presión sanguínea,sustitúyalos por otros nuevos. Consulte “10. Elementos
opcionales (bajo petición)” en este manual.

83

9.3. Inspección periódica
Realice una inspección periódica diaria para usar correctamente
el grabador.
La inspección se describe más abajo:

9.3.1. Inspección previa a la instalación de las pilas
Elementos

Descripción
No presenta daños ni deformaciones por caídas.
Exterior
No hay suciedad, óxido o arañazos en ninguna pieza.
No hay grietas ni ruidos en el panel.
Funcionamiento No hay ruidos en los botones y botones.
Pantalla
El panel no está sucio ni rayado
La manguera de aire no se debe doblar. Si queda aireen el brazalete, puede ocasionar una disfunción
periférica al detener el flujo sanguíneo del brazo.
La cámara del brazalete está correctamente insertada
en la tela del brazalete.
El brazalete no aparece deshilachado. El brazalete no
esté enredado.
Sustituya el brazalete si encuentra algún problema.
El brazalete es desechable.
Mediciones
Si aparece una grieta o material adhesivo en la
Brazaleteconexión entre el brazalete y la cámara del brazalete.
Si la manguera de aire pierde su flexibilidad y seendurece.
Si la superficie de la manguera de aire se vuelve
brillante o presenta un tacto oleoso.
Cuando la cámara de aire tiene grietas.
Recomendamos que sustituya los brazaletes cadatres años, independientemente de la frecuencia deuso.
84Elementos
Herramientas
de transporte
Conexión

Descripción
No hay daños en la funda de transporte, el cinturón o elbrazalete.
La toma de aire está conectado correctamente al zócalo
de aire.

9.3.2. Inspección después de la colocación de las pilas
Elemento
Exterior
Funcionamiento
Mediciones
Brazalete
Inspección delvalor de presión
sanguínea

Descripción
No hay fuego, humo u olores intensos.
No hay sonidos extraños.
No hay problemas en el funcionamiento delos botones y botones.
Los valores de medición se aproximan a losvalores habituales.
No hay sonidos ni acciones extraños
durante la medición.
Si los valores de presión sanguínea son
incorrectos, póngase en contacto con su
distribuidor local.

85

9.4. Desechado
Siga la legislación local de protección medioambiental parael desechado y el reciclaje de este producto.

Desechado del brazalete

El brazalete gastado por un paciente es un residuo sanitario.
Deséchelo correctamente como tal.

Desechado de la pila integrada recargable

Precaución
El grabador incorpora una batería de reserva interna.
Para desechar el grabador, deshágase de la pila según lanormativa medioambiental local vigente.

Otros

NombrePieza
Carcasa

PaqueteMaterial
CartónAmortiguación Amortiguación de aire, embalaje especial
Bolsa

ViniloCarcasa

Resina de ABS + PC

Partes interiores Partes generales
ChasisHierroPila de reserva Pila de botón de litio recargable:
Grabadordel tablero
ML2016H
Pila

Pila alcalina:
1,5 V tamaño LR6 o AA
Pila recargable:
Tamaño AA
Pilas de Ni-MH, 1.900 mAh o más
869.5. Solución de problemas
Consulte la siguiente lista de comprobación y el código deerrores antes de ponerse en contacto con su distribuidor local.
Si estas medidas no mejoran el problema o vuelve a producirse,
póngase en contacto con su distribuidor local.
Problema
Causa principal
Solución
No se muestra nada
Sustituya las pilas por unas
Se ha agotado la pila.
al pulsar los botones.
nuevas.
No se muestra nada La visualización del panel
Retire las pilas y vuelva aen el OLED durante OLED puede desaparecer
colocarlas.
la A-BPM.
por el efecto electrostático.
El reloj se establece La batería de reserva
Cárguela durante 48 horas
a menudo.
no carga.
#1 con pilas nuevas.
Compruebe el brazalete y la
manguera de aire en busca
El brazalete no está
No hay presurización
conectado correctamente. de pliegues, dobleces ymalas conexiones.
No hayConfirme que el cable delSe ha desconectado elcomunicación
terminal está conectado
cable de comunicaciónUSB#2
correctamente.
La respuesta a la
El periférico dedicado está
Espere a que termine lacomunicación
descargando una grandescarga. Puede tardar
requiere algo decantidad de datos ambienta50 minutos como mucho.
tiempo.
#2 les durante mucho tiempo.
No se puede abrir la No se han utilizado pilas Póngase en contacto con
cubierta de pilasdel tamaño adecuado.
su distribuidor local.
#1: Los usuarios (personal no autorizado para el mantenimiento) no puede
sustituir la batería de reserva (batería de litio) colocada en el tablero
electrónico del interior de grabador. La batería de reserva se carga conlas pilas (tamaño LR6 o AA) que se utilizan para la medición.
#2: Se necesita un periférico dedicado.

Precaución

No desmonte ni modifique el grabador. Podría dañarlo.
879.6. Códigos de error
Códigos de error de medición
CódigoSignificado

Causa y tratamiento

Error de presión ceroSuelte el aire que queda en el brazalete.

Pila baja

Sustituya las pilas por unas nuevas.

Fallo en la presurización

El inflado no alcanza la presión objetivo.
Compruebe la conexión del brazalete.
Si no hay problemas con la conexión delbrazalete, puede que el grabador hayafuncionado mal y requiera una
inspección.

La presión supera los
299 mmHg

Puede que se detecte movimiento corporal
durante la presurización. Relájese y no semueva durante la medición. Si esto no
ayuda, inspeccione el grabador.

Detención forzada con el
Pulse el botón START/STOP
botón START/STOPo/solo cuando sea necesario.
o/.

La presión arterial no sepuede medir.

El latido no se puede detectar a causa demovimientos corporales o ruido de la
ropa.
Relájese y no se mueva.
Confirme la posición del brazalete.
Si el fallo aparece incluso estando
relajado, póngase en contacto con su
distribuidor para inspeccionar y repararel grabador.

Error del sensor deaceleración integrado.

Retire las pilas y vuelva a colocarlas.

Movimiento corporal
excesivo.

Relájese y no se mueva durante la medición.
88

CódigoSignificado

Causa y tratamiento

Fuera de rango,
30
PUL
200
Fuera de rango,
30
DIA
160
Fuera de rango,
60
SYS
280
Fuera de rango,
10
PP
150

#1

Si estos errores aparecen varias veces,intente realizar otra medición de presión
sanguínea.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Presión sanguínea sistólica
DIA : Presión sanguínea diastólica
PP: Presión diferencial

La medición supera los
180 segundos.

Si la velocidad de inflado o desinflado eslenta, hay que realizar una inspección.

El desinflado supera los
90 segundos.

La velocidad de desinflado puede ser lenta,
hay que realizar una inspección.

No se puede detectar ellatido.

No se puede detectar el latido a causa demovimiento corporal, etc. Mida la presión
sanguínea relajado y sin moverse.

Los ajustes del tiempode intervalo no soncorrectos.

Si el tiempo de intervalo se establece en
120 minutos, la diferencia entre la última
hora de inicio y la siguiente hora de inicio
no puede dividirse en dos horas
perfectamente.

Error de presión cero enel circuito de seguridad.

Aparece en la hora de inicio de medición.
Suelte totalmente el aire que queda en el
brazalete.

El circuito de seguridad
detecta una sobrecarga
de presión.

Puede que se detecte movimiento
corporal durante la presurización.
Relájese y no se mueva durante la
medición.
Si el error aparece con el paciente
relajado y quieto, póngase en contacto
con el distribuidor para realizar una
inspección.
89

Códigos de error del hardware del grabador
CódigoSignificado

Error de memoria

Causa y tratamiento
Puede ocurrir en caso de impacto
fuerte, como la caída del grabador.
Si este código se muestra con
frecuencia, podría producirse un
mal funcionamiento de la memoria
integrada. Póngase en contacto
con su distribuidor para realizar
una inspección.

Nota
Los códigos de error pueden cambiar sin aviso.

90

10.
Manguitos

Elementos opcionales (bajo petición)

NombreDescripción
Código de pedido
Brazalete pequeño para el Circunferencia del brazo
TM-CF202B
de 15 a 22 cm
de 5,9"a 8,7"
brazo izquierdo
Brazalete para adulto para Circunferencia del brazode 20 a 31 cm
de 7,8"a 12,2" TM-CF302B
el brazo izquierdo
Brazalete grande para el Circunferencia del brazode 28 a 38 cm
de 11,0"a 15,0" TM-CF402B
brazo izquierdo
Brazalete extragrande para Circunferencia del brazode 36 a 50 cm
de 14,2"a 19,7" TM-CF502B
el brazo izquierdo
Brazalete para adulto para Circunferencia del brazode 20 a 31 cm
de 7,8"a 12,2" TM-CF802B
el brazo derecho
10 láminas TM-CF306A
Brazalete desechable
Funda del brazaletepara el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024667-S
pequeño
Funda del brazalete depara el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024500-S
adultoFunda del brazalete grande para el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024663-S
Funda del brazaletepara el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024503-S
extragrande
Funda del brazalete depara el brazo derecho 10 láminas AX-133024353-S
adultoTela del brazalete pequeño para el brazo izquierdo 2 láminas AX-133025101-S
Tela del brazalete para
para el brazo izquierdo 2 láminas AX-133024487-S
adultoTela del brazalete grande para el brazo izquierdo 2 láminas AX-133025102-S
Tela del brazaletepara el brazo izquierdo 2 láminas AX-133025103-S
extragrandeTela del brazalete para
para el brazo derecho 2 láminas AX-133025104-S
adultoAdaptador para manguera–
TM-CT200-110A
de aire91

Análisis de los datos
NombreDescripción

Código depedido–AX-KOUSB4C

Descripción

Código depedidoCable USB

Otros
NombreHoja de registro de laactividad

10 láminas

Funda de transporte–

AX-133025995

Cinturón–

AX-00U44189

5 unidades

AX-110B-20-S

Pinzas92

AX-PP181-S

11.

Apéndice

11.1. Principios de la medición de presión arterial
Procedimiento de medición: Envuelva la parte superior del brazo con el
brazalete. Infle el brazalete a una presión superior a la presión arterial
sistólica. A continuación, suelte el aire del brazalete gradualmente.
Cuando se detecta presión en el brazalete en la etapa de liberación deaire, aparece la forma de onda de pulso en sincronización con el latido.
La forma de onda de pulso se incrementa repentinamente junto a lapresión arterial sistólica. Aumenta todavía más con la liberación hasta
que alcanza su mayor amplitud y, después, disminuye gradualmente.
Los cambios en la forma de onda de pulso se ilustran en la página
siguiente. En la medición oscilométrica de presión sanguínea, la presión
arterial sistólica se especifica como el punto en el que la amplitud
aumenta repentinamente después de detectar el pulso en la presión delbrazalete, lo que significa que la presión sanguínea media se especifica
como el punto en el que la amplitud alcanza su mayor grado, mientras
que la presión arterial diastólica se especifica como el punto en el que laamplitud disminuye gradualmente. Para ser exactos, el sensor depresión detecta los cambios sutiles en la presión del brazalete, almacena
la forma de onda de pulso en la memoria y evalúa las presiones
arteriales sistólica y diastólica en función del algoritmo de medición
oscilométrica. Los detalles del algoritmo varían con el monitor de presión
sanguínea. Los valores de presión sanguínea para adultos y niños se
miden mediante un método oscilométrico y se comparan con losobtenidos por mediante la oscultación. La presión sanguínea diastólica
se define como el punto final de la fase 4 en el método auscultatorio.
La forma de onda de pulso de la presión del brazalete depende de las
características del material del brazalete. Por ello, al usar el brazalete
y el algoritmo de medición indicados, se mantiene la precisión de la
medición. La longitud de la manguera de aire es inferior a 3,5 m a causa
de las características de amortiguación de la propagación de las ondas
de pulso.
93

mmHg
200
150
100
50
0

Presión del manguito(brazo izquierdo)

Presión del manguito(brazo izquierdo)

200
150
100
50
0
Presión sanguínea sistólica
Presión sanguínea media
Presión sanguínea diastólica

Método directo(brazo izquierdo)

Método directo(brazo izquierdo)

TiempoTiempoMétodo con micrófono
Método de medición
oscilométrica

Factores de error de medición de la presión sanguínea
El gráfico de pulso puede ser un indicador objetivode la fiabilidad de la precisión de la medición.
Cuando se dan ruidos a causa de latidos irregulareso movimientos físicos, la amplitud del gráfico
cambia. Cuando el gráfico de pulso no presenta un
contorno suave, vuelva a comprobarlo o use otros
métodos.

Gráfico depulso

Colocación del manguito a la misma altura que el corazón

Envuelva el brazo con brazalete a la misma altura del corazón.
Si la posición del brazalete no es correcta, se produce un error de
medición. Por ejemplo, si el brazalete está 10 cm más abajo que el
nivel del corazón, la presión sanguínea se medirá 7 mmHg más alto.
94

Tamaño adecuado del brazalete

Use un brazalete de un tamaño adecuado. Si es demasiado
grande o demasiado pequeño, se podrían producir erroresde medición. Las mediciones con un brazalete demasiado
pequeño tienden a evaluar la presión sanguínea como alta,
independientemente de la presión sanguínea correcta y lasarterias normales. Las mediciones con un brazalete demasiado
grande tienen a evaluar la presión sanguínea como baja,
especialmente en aquellas personas con arteriosclerosis graveo con válvulas arteriales anómalas. Un tamaño de brazaleteerróneo es la causa de diferencias entre el método directo y elmétodo de medición oscilométrico. En la etiqueta del brazalete
se indica el rango de la circunferencia del brazo. Seleccione yconecte un brazalete del tamaño adecuado para cada paciente.
La precisión de la medición de presión sanguínea estágarantizada por la precisión de la presión en el sensor depresión, las características de escape y el algoritmo de
medición, siempre mientras que se use un brazalete y una
manguera de aire adecuados. Inspeccione la precisión de lapresión en el sensor de presión y las características de escapeperiódicamente.

95

11.2. Información de EMC
Los requisitos que se aplican a los instrumentos electrónicos
sanitarios se describen a continuación:

Rendimiento relativo a las directrices EMC

El uso del grabador requiere el cumplimiento de determinadas
precauciones sobre EMC (perturbaciones electromagnéticas).
Utilice el grabador según las precauciones sobre EMC que se
describen en este manual. El equipo de comunicaciones deRF móvil y portátil (p. ej. teléfonos móviles) puede afectar al
uso de equipamiento médico eléctrico.

Accesorios que cumplen con los estándares EMD

Los accesorios y opciones para el grabador son conformesa los estados de IEC60601-1-2:2014. Si se utilizan accesorios
no autorizados, pueden aumentar las emisiones y reducirse la
inmunidad al ruido.

Advertencia
Use accesorios designados por la empresa A&D.
Los accesorios no autorizados pueden verse influenciados
por emisiones electromagnéticas y presentan inmunidad
reducida frente a perturbaciones.

LÍMITES DE EMISIÓN
Fenómeno

Cumplimiento

Emisiones de RF radiadas

CISPR 11 Grupo 1, Clase B

96

NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de envolvente
Fenómeno
Niveles de prueba de inmunidad
Contacto ±8 kVDescarga electrostática
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en aire
10 V/mCampos RF EM radiada
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM a 1 kHz
Consulte la tabla (Especificaciones
Campos de proximidad dede prueba para INMUNIDAD DE
equipos de comunicaciones
PUERTO DE ENVOLVENTE
inalámbricas de RFa equipos de comunicaciones
IEC 61000-4-3
inalámbricas de RF)
Campos magnéticos a
30 A/mfrecuencia industrial
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8

NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de ACOPLE DE PACIENTE
Fenómeno
Descarga electrostática
IEC 61000-4-2

Niveles de prueba de inmunidad
Contacto ±8 kV±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en aire

NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de entrada/salida de señal
Fenómeno
Descarga electrostática
IEC 61000-4-2

Niveles de prueba de inmunidad
Contacto ±8 kV±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en aire
±1 kVTransitorios eléctricos rápidos
Frecuencia de repetición deen ráfaga
IEC 61000-4-4
100 kHz3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Perturbaciones conducidas
6 V en ISM y bandas de frecuencia
de radioaficionado entre
inducidas por campos de RF
IEC 61000-4-8 0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

Banda LTE 13,17

Nivel de prueba deinmunidad (V/m)

TETRA 400

Distancia(m)Servicio

380 - 390

Potencia máxima
(W)

Banda
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Modulación depulsos
18 Hz

2

0,3

28

Modulación depulsos217 Hz20,328Modulación depulsos217 Hz20,328Modulación depulsos217 Hz

0,2

0,3

9

Modulación

Frecuencia deprueba (MHz)Especificaciones de prueba para INMUNIDAD DE PUERTO DEENVOLVENTE a equipos de comunicaciones inalámbricas de RF

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
Banda LTE 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
1.845 1.700 - 1.990
DECT
Banda LTE 1,3,4,25
1.970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n2.450 2.400 - 2.570
RFID 2450
Banda LTE 75.240
5.500 5.100 - 5.800 WLAN 802.11 a/n
5.785
810

98

Modulación depulsos
18 Hz
FMDesviación ±5
kHz
1 kHz sen
Modulación depulsos217 HzBack cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123