PILAS GASTADAS
Sustituya todas la pilas por
La alimentación de pila es baja
nuevas cuando la marca
cuando parpadea.
parpadea.
Presión sanguínea inestable
Realice otra medición.
debido a movimiento durante la
Permanezca quieto durante la
medición.
medición.
Los valores sistólicos y diastólico
están dentro de 10 mmHg de cadauno.
El valor de presión no haaumentado durante el inflado.
Aplique el brazaletecorrectamente y realice otra
El brazalete no se ha aplicado
medición.
correctamente.
ERROR DE VISUALIZACIÓN
DEL PULSO
El pulso no se ha detectado
correctamente.

Monitor digital de presiones
sanguíneas
Modelo UA-611/UA-651
Manual de instrucciones Traducción
1. Estimados clientes

El monitor de presiones sanguíneas A&D es uno de los monitores másavanzados disponibles y se ha diseñado para un uso fácil y preciso. Este
dispositivo facilitará su régimen diario de presiones sanguíneas.
Le recomendamos que lea este manual detenidamente antes de usar eldispositivo por primera vez.

2. Observaciones preliminares

Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 EEC para productos.
médicos. Esto se evidencia con la marca de conformidad(0123 Número de referencia para los organismos notificados)
Este aparato está diseñado para usarse en adultos, los niños y los reciénnacidos no pueden usarlo.
Ámbito de uso. Este aparato es para que pueda usarlo usted mismo en un
entorno doméstico.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y lafrecuencia del pulso de las personas para su diagnóstico.

Contraindicaciones

A continuación se indican precauciones para el uso correcto del aparato.
No aplique el brazalete a un brazo con otro aparato eléctrico médico
acoplado. Es posible que el aparato no funcione correctamente.
Las personas con un grave déficit circulatorio en el brazo deben consultar
a un médico antes de utilizar el dispositivo, para evitar problemasmédicos.
No autodiagnostique los resultados de medición ni inicie el tratamiento
usted mismo. Consulte siempre a su médico para la evaluación de losresultados y el tratamiento.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida sin curar.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo un goteo
intravenoso o transfusión sanguínea. Puede provocar lesiones oaccidentes.
No utilice el aparato en donde haya gases inflamables como, por ejemplo,
gases anestésicos. Puede provocar una explosión.
No utilice el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, talcomo las cámaras de oxígeno de alta presión o tienda de oxígeno. Puede
provocar un incendio o explosión.

4. Partes de identificación de componentes
Rango de colocaciónÍndiceMarca de posición de la arteria

Modelo UA-651 sólo
Jack de CC

Manguera de aire

Brazalete

Símbolos
SYS
DIA
PUL

Función / Significado
Standby y enciende el aparato.
Presión sistólica sanguínea en mmHg
Presión diastólica sanguínea en mmHg
Pulso por minuto
Guía de instalación de la pila
Corriente directa
Tipo BF: El aparato, brazalete y tubos están diseñados para
proporcionar una protección especial contra las descargas
eléctricas.
Etiqueta de aparato médico directiva CE
Representante UE
FabricanteFecha de fabricación
Etiqueta WEEE
Número de serie
Consulte el manual de instrucciones/folleto
Polaridad del jack de CC
Símbolo de protección internacional

SN

IP

Manténgase seco

6. Uso del monitor

6.1. Instalación / Cambio de las baterías
1. Quite la cubierta de las pilas.
2. Quite las pilas usadas delcompartimiento de las pilas en casode cambiarlas.
3. Introduzca las nuevas pilas en elcompartimento de pilas como se
muestra, teniendo cuidado de que
Paso 2las polaridades (+) y (-) seancorrectas.
4. Vuelva a colocar la cubierta de pilas.
Utilice solo pilas R6P, LR6 o AA.

Paso 3

Paso 1
Paso 4

PRECAUCIÓN

Introduzca las pilas como se muestra en el compartimiento de pilas. Si se
instalan incorrectamente, el dispositivo no funcionará.
Cuandoparpadea en la pantalla y el aparato anuncia que la pila debe sersustituida, sustituya todas las pilas por nuevas. No mezcle las pilas antiguas conlas nuevas. Puede acortar la vida útil de la pila o provocar un mal
funcionamiento del aparato. Sustituya las pilas dos segundos o más despuésde apagar el aparato.
no aparece cuando las pilas se vacían.
La vida de la pila varía con la temperatura ambiente y puede acortarse a bajas
temperaturas. Por lo general, cuatro pilas nuevas R6P duran aproximadamente
tres meses si se realizan dos mediciones diarias.
Utilice solo las pilas especificadas. Las pilas suministradas con el aparato sonpara probar el rendimiento del aparato y pueden tener una vida limitada.
Quite las pilas si el aparato no se va a utilizar durante un tiempo largo. Las pilas
pueden tener fugas y provocar un mal funcionamiento.

6.2. Conexión de la manguera de aire
Inserte el tapón del conector deaire en el zócalo de aire con
firmeza.

Manguera de aire
Tapón del conector de
aire
Zócalo de aire

6.3. Conexión deladaptador CA

Modelo UA-651 sólo
Enchufe adaptador de CA
Jack de CC

Inserte el tapón del adaptador CA enel jack de CC. A continuación,
inserte el adaptador CA en un
enchufe eléctrico.
El adaptador CA, el modelo
TB-233C, se vende por separado.
Cuando desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente, agarre elarmazón del adaptador de CA y tire de él para extraerlo de la toma de corriente.
Cuando desconecte el enchufe del adaptador de CA del monitor de presiones
sanguíneas, agarre el enchufe del adaptador de CA y tire de él para extraerlodel monitor.

6.4. Selección del brazalete correcto

Es importante usar el brazalete correcto para una lectura precisa. Si el brazalete
no tiene el tamaño correcto, la lectura puede dar un valor de presión sanguínea
incorrecto.
El tamaño del brazo está impreso en cada brazalete.
El índicey el rango de colocación, en el brazalete, le dice si está aplicando
el brazalete correctamente. Consulte "6.5 Aplicación del brazalete".
Si el índice
señala fuera del rango, póngase en contacto con el distribuidor
local para adquirir un brazalete de repuesto.
El brazalete del brazo es un consumible. Si se estropea, compre uno nuevo.

Tamaño del brazo
31 cm a 45 cm
22 cm a 32 cm

Tamaño de brazalete recomendado Número de catálogo
Brazalete grande de adulto
CUF-F-LA
Brazalete de adulto
CUF-F-A

PantallaTamaño del brazo:
Nota:

La circunferencia en el bíceps.
modelo UA-611 / UA-651 no se ha diseñado para usar un
brazalete pequeño.

Zócalo de aire
Tapón del conector de aire
Compartimiento de pilas
Cubierta de pilas

Nota: El modelo UA-611 no tiene el jack de CC para el adaptador CA.
El jack de CC está situado en la parte trasera del modelo UA-651 únicamente.
El adaptador CA es un accesorio opcional (se vende por separado).

Pantalla

MEMORIA
Presión sistólica
Presión diastólica

Símbolo I.H.B. (Irregular Heartbeat - símbolo
de latido cardiaco irregular en inglés)Marca de corazón
Indicador de pilas
Indicador de la barra de presión eindicador de clasificación de la OMS

Símbolos impresos en el brazalete.
SímbolosFunción / Significado
Marca de posición de la arteria

REF

Acción recomendada
Ajuste la marca
en laarteria del brazo o en línea
con el dedo anular en laparte interna del brazo.

ÍndiceNúmero de catálogo
Rango de colocación para el brazaletede adulto. Está impreso en el brazaletede adulto.
Utilice el brazalete grande
Rango excesivo impreso en el brazaletede adulto en vez delde adulto.
brazalete de adulto.
Rango de colocación para el brazalete
grande de adulto. Está impreso en el
brazalete grande de adulto.
Rango inferior impreso en el brazaletede adulto.
Utilice el brazalete deRango inferior impreso en el brazalete
adulto en vez del brazalete
grande de adulto.
grande de adulto.
Número de lote

Brazalete grande de adulto

Rango de colocación

Brazalete de adulto

5. Símbolos

Símbolos que aparecen en la pantalla
SímbolosFunción / Significado
Acción recomendada
Aparece mientras la medición está Medición en curso.
en curso. Parpadea cuando sePermanezca tan quieto comodetecta el pulso.
sea posible.
I.H.B. aparece cuando se detecta
un latido cardiaco irregular. Se
puede encender cuando se
detecta una vibración muy ligera
como estremecimiento o temblor.
Mediciones anteriores
almacenadas en la memoria.
PILAS CARGADAS
Indicador de alimentación de pila
durante la medición.

El indicador monitoriza el progreso de la presión durante la medición.
Presurizando

Marca de posición de la arteria

6.5. Aplicación del brazalete

1. Coloque el brazalete alrededor del brazo, alrededor de 1 a 2 cm por encima delinterior del codo, tal como se muestra.
Coloque el brazalete en contacto directo con la piel, dado que la ropa puedecausar un pulso débil y provocar error de medición.
2. La constricción del brazo, causada al remangarse, puede impedir las lecturas
precisas.
3. Confirme que el índice
se encuentre dentro del rango de colocación.
Nota: Durante la medición, es normal que se sienta el brazalete muy apretado. (Nose alarme).

Soltando aire

Asegure el cierre de tela

Manguera de aire

Medición en curso
Inflado completo
Inflado en cursoÍndice11. Aspectos sobre la tensión arterial

y rango de colocación

7. Mediciones

7.1. Medición normal

1. Coloque el brazalete en el brazo en el
nivel del corazón (preferiblemente elbrazo izquierdo). Permanezca quieto
durante la medición.

¿Qué es la tensión arterial?
En el nivel del corazón

2. Pulse el botón START .
Se muestran todos los segmentos de lapantalla. Cero se muestra parpadeando
brevemente. A continuación la pantalla
cambia, como se indica en la figura a laderecha, cuando se inicia la medición.
El brazalete se empieza a inflar. Es
normal que se sienta el brazalete muy
apretado. Se muestra un indicador debarra de presión, como en la figura de laderecha, durante el inflado.
Nota: Si desea detener el inflado en
cualquier momento, pulse de nuevo
el botón START .

4. Cuando la medición se ha completado,
se muestran las lecturas de presión
sistólica y diastólica y la frecuencia delpulso. El brazalete deja salir el aire
restante y se desinfla completamente.

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredesde las arterias. La tensión sistólica ocurre cuando el corazón secontrae, y la tensión diastólica ocurre cuando el corazón se expande.
La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio (mmHg).

12. Indicador de clasificación según la OMS

Pulse el botón _START_

Cada segmento del indicador de barras corresponde a la clasificaciónde presión sanguínea de la OMS.

Todos los segmentos de lapantalla: El indicador muestra unsegmento, basado en
los datos actuales, que
corresponde a laclasificación de la OMS.

Pantalla ceroSe inicia el inflado

13. Localización y corrección de fallos
Problema
Causa probable
Acción recomendada
No aparece
Las pilas están
Sustituya todas las pilas por nuevas.
nada en laagotadas.
pantalla,
incluso cuando Los terminales de la Vuelva a instalar las pilas con losla alimentación pilas no están en la terminales negativo y positivo
coincidiendo con los indicados en el
está
posición correcta.
compartimiento de pilas.
encendida.

Presurizando

Medición en curso
Presión sistólica
Presión diastólica
Clasificación OMS
Frecuencia del pulso

Deja salir aire restante
automáticamente
5. Pulse el botón START de nuevo para
apagar la alimentación.
Apague con el botón__START_
Nota: El modelo UA-611 / UA-651 se proporciona con una
función de apagado de alimentación automática.
Deje al menos 3 minutos entre las mediciones de la misma persona.

7.2. Medición con la presión sistólica deseada
Si el nuevo inflado se produce
repetidamente, utilice los siguientes
métodos. Si se espera que su presión
sistólica supere 230 mmHg, utilice
este procedimiento.

En el nivel del corazón

El voltaje de laspilas es demasiado
bajo.
El brazalete no parpadea.
se infla.
Si las pilas están
totalmenteagotadas, la marca
no aparece.
El brazalete no seha aplicado
correctamente.
Ha movido el brazo
El aparato no o el cuerpo durantemide.
la medición.
Las lecturasson
La posición deldemasiado
brazalete no es
altas ocorrecta.
demasiado
bajas.

Pulse el botón _START_

1. Coloque el brazalete en el brazo en el
nivel del corazón (preferiblemente elbrazo izquierdo).
2. Pulse el botón START .

Indicador de clasificación según la OMS
Hipertensión grave
Hipertensión moderada
Hipertensión leve
Normal alta
NormalÓptimaPulse y mantenga pulsado elbotón _START_ _3. Mientras el cero parpadea, pulse ymantenga pulsado el botón START
hasta que aparezca un número alrededor
Inflado en cursode 30 a 40 mmHg superior a la presión
sistólica esperada.
Suelte el botón _START_ paradetener el inflado
4. Cuando se alcance el número deseado,
suelte el boton START para iniciar la
La presión deseada
medición. A continuación, siga midiendola presión sanguínea como se describe
en la sección "7.1 Medición normal".
Consulte la sección"7.1 Medición normal"

7.3. Notas para una medición precisa

Siéntese cómodamente en una silla. Apoye su brazo sobre la mesa. No cruce
las piernas. Mantenga los pies en el suelo y enderece la espalda.
Siéntese cómodamente. Coloque el brazo sobre una mesa con la palma hacia
arriba y el brazalete al mismo nivel que el corazón.
Coloque el centro del brazalete al mismo nivel que el corazón.
Relájese durante unos cinco a diez minutos antes de la medición. Si seencuentra agitado o deprimido debido a un estrés emocional, la medición
reflejará este estrés con una lectura mayor (o menor) que la de su tensión
arterial normal y la lectura del pulso generalmente será más rápida que lanormal.
Siga tranquilo y manténgase quieto durante la medición.
No mida inmediatamente después del ejercicio físico o de un baño. Descansedurante veinte o treinta minutos antes de tomar la medición.
La tensión arterial de una persona varía constantemente, dependiendo de lo
que está haciendo y lo que ha comido. Lo que beba podrá tener un efecto muy
fuerte y rápido sobre su tensión arterial.
Este aparato basa su medición en el latido cardiaco. Si tiene un latido cardiaco
muy débil o irregular, el aparato puede tener dificultad para determinar su tensión
arterial.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, detendrá la medición
e indicará un símbolo de error. Consulte la sección "5 Símbolos" para ladescripción de los símbolos.
Este aparato está diseñado para su uso en adultos. Consulte a su médico antes
de usar el aparato en un niño. Un niño no debe usar este aparato sin la atención
de un adulto.
Intente medir la tensión arterial a la misma hora cada día.
Las mediciones del monitor de presiones sanguíneas pueden verse
afectadas por una temperatura o humedad excesivas o por la altitud.

Otros

El valor es distinto
del que se ha
medido en una
clínica o en laconsulta delmédico.

Sustituya todas las pilas por nuevas.

Aplique el brazalete correctamente.
Asegúrese de quedarse tranquilo yquieto durante la medición.
Siéntese cómodamente y quieto.
Coloque el brazo sobre una mesa
con la palma mirando hacia arriba y elbrazalete al mismo nivel que elcorazón.
Si tiene un latido cardiaco muy débil oirregular, el aparato puede tenerdificultad para determinar su tensión
arterial.
En la clínica o la consulta del médico,el temor puede provocar una lectura
elevada. La medición en el hogar
reduce los efectos de influencias
externas en las lecturas de la tensión
arterial, complementa las lecturas delmédico.
Saque las pilas. Colóquelas de nuevo
correctamente y tome otra medición.

Nota: Si las acciones descritas anteriormente no resuelven el problema,póngase en contacto con el distribuidor. No intente abrir ni reparareste producto, ya que cualquier intento de hacerlo invalidará lagarantía.

14. Mantenimiento

No abra el aparato. Utiliza componentes eléctricos delicados y una
unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede solucionar
el problema aplicando las instrucciones de localización y corrección deaverías, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de su áreao con nuestro departamento de servicio de atención al cliente. El
servicio de atención al cliente A&D le proporcionará la información
técnica, piezas de repuesto y unidades a los distribuidores autorizados.
El aparato ha sido diseñado y fabricado para una vida de servicio
prolongada. Sin embargo, en general se recomienda someter alaparato a una inspección cada 2 años, para garantizar el
funcionamiento y precisión correctos. Póngase en contacto con el
distribuidor autorizado de su área o A&D para el mantenimiento.

15. Datos técnicos
Tipo
Método de medición
Gama de medición

UA-611 , UA-651
Medición oscilométrica
Presión:0 - 299 mmHg
Presión sistólica: 60 - 279 mmHg
Presión diastólica: 40 - 200 mmHg
Pulso:
40 - 180 latidos / minuto
Precisión de medición Presión:±3 mmHg
Pulso:±5 %Alimentación
4 x pilas de 1,5 V (R6P, LR6 o AA) o
Adaptador CA (TB-233C) (No incluido)
Número de mediciones Aprox. 700 veces LR6 (pilas alcalinas)
Aprox. 200 veces R6P (pilas de manganeso)
Con un valor de presión de 180 mmHg,
temperatura ambiente 23 ºC.
Clasificación
Equipo ME de alimentación interna (suministrado
8. Recuperar los datos de memoria
con pilas) / Clase II (suministrado con adaptador)
Modo de operación continua
El aparato guarda automáticamente hasta treinta mediciones de tensión arterial yPrueba clínica
De acuerdo con ISO81060-2: 2013
pulso en la memoria. A los datos guardados en la memoria se les asigna un número
EMC
IEC 60601-1-2: 2014de dato en el orden de más nuevo al más antiguo. El dato más antiguo se muestra
Almacenamiento de datos
como "". El símbolo
en la esquina superior izquierda de la pantalla
Dura 30 mediciones
muestra que está viendo los datos anteriores guardados en la memoria.
Condiciones ambientales de funcionamiento+10 a +40 °C / 15 a 85 %HR / 800 a 1060 hPa
8.1. Recuperación de datos Pulse y mantenga
Sin datos Condiciones de transporte / almacenamiento
1. Si no se muestra nada, pulse ypulsado el botón-20 a +60 °C / 10 a 95 %HR / 700 a 1060hPa
mantenga pulsado el botón START_START_
Dimensiones
Aprox. 96 [An] x 68 [Al] x 130 [Pr] mmpara recuperar los datos guardados.
Peso
Aprox. 240 g, excluyendo las pilas
Protección de admisión Aparato:
IP20
Suelte el botón
2. Suelte el botón cuando se muestren
Pieza aplicada
Brazalete Tipo BF
los datos promedio.
Marca
Vida útil
Aparato:
5 años (si se usa seis veces al día)
3. El número de dato y los datos
Datos promedio
Brazalete: 2 años (si se usa seis veces al día)
guardados se muestranAadaptador CA: 5 años (si se usa seis veces al día)automáticamente en el orden desdeAccesorio Aadaptador CA / TB233C
Númerodedatola última medición.
El adaptador sirve para conectar el aparato a una fuente dealimentación en casa. Póngase en contacto con su distribuidor local de
4. La pantalla se apagará
A&D para comprarlo. El adaptador CA se debe inspeccionar o sustituir
automáticamente después de habercon regularidad.
mostrado todos los datos.
Datos guardados
Símbolos impresos en el adaptador de CA
Nota: Si pulsa el botón START cuando
SímbolosFunción / Significado
recupera los datos, el aparato se
apagará.
Solo para uso en interiores
Clase II dispositivo
Se apaga automáticamente
Fusible térmico
Fusible8.2. Borrado de datos
Pulse y mantenga pulsado el botón
Etiqueta de la directiva CE
1. Cuando apague el aparato,__START_
pulse y mantenga pulsado el
Etiqueta de homologación EAC
botón START hasta que se
Polaridad del enchufe del adaptador de CA
Suelte el botón
muestre "".
Accesorios
vendidosporseparado
2. Seleccione "" paraSeleccione
borrar los datos.
Brazalete Número de catálogo
Tamaño de brazaleteTamaño del brazo"" para5 segundos
CUF-F-LA
Brazalete grande de adulto 31 cm a 45 cm
borrar los datos.
3. El dato se borra cuando
CUF-F-A
Brazaldeadulto22
cm a 32 cm.
parpadea la marca
Tamaño del brazo: La circunferencia en el bíceps.
La marca
parpadea.
4. El aparato se apaga
Los datos se han borrado.
Adaptador CA
Número de catálogo Enchufe (tipo toma de corriente)
automáticamente.
TB-233C
Tipo CA siguiente dato

Frecuencia del pulso

10. Indicador de barra de presión

3. Cuando se ha completado el inflado, el
desinflado se inicia automáticamente y(marca de corazón) parpadea,
indicando que la medición está en
curso. Una vez detectado el pulso, lamarca parpadea con cada latido delpulso.
Nota: Si no se obtiene una presión
adecuada, el dispositivo se empiezaa inflar de nuevo automáticamente.

Enchufeadaptador de CA

Botón START

1 a 2 cm

Símbolos impresos en el maletín del aparato.

3. Precauciones

En la construcción de este aparato, se han usado componentes deprecisión. Deberán evitarse extremos de temperatura, humedad, rayos
solares directos, golpes o polvo.
Limpie el dispositivo y el brazalete con un paño seco, suave o un paño
humedecido con agua y un detergente neutro. No use nunca alcohol, gasolina,
diluyente u otros productos químicos para limpiar el aparato o el brazalete.
Evite doblar el brazalete apretado o guardar el tubo retorcido durante períodos
prolongados, dado que ello puede acortar la vida útil de los componentes.
El aparato y el brazalete no son resistentes al agua. Evite que la lluvia, latranspiración y el agua mojen el aparato y el brazalete.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca detelevisores, hornos microondas, teléfonos móviles, rayos X u otros
dispositivos con campos eléctricos fuertes.
Cuando se reutilice el aparato, confirme que está limpio.
El aparato, sus partes y pilas usados no deben considerarse como
desperdicios domésticos ordinarios y deberán eliminarse de acuerdo con
los reglamentos locales aplicables.
Cuando se usa un adaptador CA, asegúrese de que el adaptador CA sepuede retirar rápidamente del enchufe eléctrico cuando sea necesario.
No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.
Para medir la presión sanguínea, se debe apretar el brazo con el
brazalete lo suficiente para detener el flujo de sangre a través de la arteria
temporalmente. Esto puede provocar dolor, hormigueo o una marca roja
temporal en el brazo. Este estado aparecerá especialmente cuando la
medición se repite sucesivamente. Cualquier dolor, hormigueo o marcas
rojas desaparecerán con el tiempo.
Tenga cuidado para evitar la estrangulación accidental de niños o bebéscon el tubo.
No retuerza la manguera de aire durante la medición. Si lo hace, pueden
producirse lesiones debido a la presión continua del brazalete.
Si la presión sanguínea se mide con demasiada frecuencia, pueden
producirse daños debido a la interferencia con el flujo sanguíneo. Si utiliza
el aparato de forma repetida, compruebe que su uso no provoca una
alteración prolongada de la circulación sanguínea.
No se han realizado estudios clínicos en bebés recién nacidos o mujeres
embarazadas. No lo use en niños recién nacidos o mujeres embarazadas.
Si le han practicado una mastectomía, consulte con su médico antes deutilizar el aparato.
No deje que los niños utilicen el aparato sin la supervisión de un adulto, ni
utilice el aparato en un lugar dentro del alcance de los niños.
No deje que los niños utilicen el dispositivo sin la supervisión de un adulto,
ni utilice el dispositivo en un lugar dentro del alcance de los niños. Podría
causar accidentes o daños.
El aparato contiene piezas pequeñas que pueden provocar un
atragantamiento si los niños las tragan accidentalmente.
Los aparatos de comunicación inalámbrica, como los dispositivos de red
doméstica, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus centrales ywalkie-talkies, pueden afectar al monitor de presiones sanguíneas. Por tanto, debe
mantenerse una distancia mínima de 30 cm respecto a dichos aparatos.
No toque las pilas, la clavija de CC y al paciente simultáneamente. Podría
ocasionar una descarga eléctrica.
Desconecte el adaptador de CA cuando no se use durante la medición.
El uso de accesorios no indicados en este manual puede afectar a laseguridad.
Si se produce un cortocircuito en la pila, puede calentarse y posiblementecausar quemaduras.
Permita que el aparato se ajuste al entorno circundante antes de usarlo(alrededor de una hora).
No lo hinche sin colocar el brazalete en la parte superior del brazo.

El UA-611 / UA-651 ejecuta la medición de la presión sanguínea yfrecuencia del pulso aún en caso de latido irregular del corazón. El
latido irregular del corazón se define como aquel que varía en un 25%
del promedio de todos los latidos del corazón durante la medición de lapresión sanguínea. Es importante que usted se relaje, permanezca
quieto y no hable durante las mediciones.
Nota: Le recomendamos que se ponga en contacto con su médico si ve
este símbolo
con frecuencia.

Brazalete

Quite las pilas y pulse el botón
START y, a continuación,
instale las pilas otra vez. Si elerror aún aparece, póngase
en contacto con el distribuidor.

Error interno del aparato

9. ¿Qué es latido irregular del corazón?

No suba la manga de la camisa apretada

Se apaga automáticamente

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
La clasificación IP hace referencia a los grados de protección
otorgados por los materiales contenedores según la norma CEI
60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños
sólidos de 12 mm de diámetro y más, por ejemplo, un dedo. Este
dispositivo no está protegido contra el agua.