Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-1200BLE
Instruction Manual

EnglishManuel d’instructions

Français

Manual de Instrucciones

EspañolManuale di Istruzioni

Italiano

Bedienungsanleitung

DeutschOriginal

Traduction

Traducción

TraduzioneÜbersetzung

使用手冊 中文翻譯

1WMPD4003740B‫دﻟﯾل اﻹرﺷﺎدات‬‫اﻟﺗرﺟﻣﺔ‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬Contenido
Bienvenida................................................................................2

Cuestiones preliminares ...........................................................2
Precauciones ............................................................................3

Identificación de partes ............................................................6
Contenido ................................................................................6
Símbolos ..................................................................................7

Uso del monitor .....................................................................10
Mediciones .............................................................................16¿Qué es un indicador de arritmia? ...........................................20¿Qué es el arritmia? ................................................................20
Indicador de clasificación de la OMS .......................................20

Acerca de la presión arterial ...................................................21
Configuración mediante la aplicación .....................................23
Configuración del monitor ......................................................24

Solución de problemas ...........................................................25
Mantenimiento .......................................................................26
Datos técnicos........................................................................26

Español 1

Bienvenida
Gracias por adquirir un tensiómetro A&D de última generación, uno delos más avanzados disponibles en la actualidad.Gracias a su precisión yfacilidad de uso, este monitor facilitará en gran medida el control diario
de su presión arterial.
Le recomendamos que lea detenidamente este manual antes deutilizar por primera vez el dispositivo.
La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son propiedad deBluetooth SIG, Inc. A&D utiliza estas marcas bajo licencia. Las demásmarcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus
respectivos titulares.

Cuestiones preliminares
Este dispositivo cumple con la Directiva Europea 93/42 EEC para
productos médicos. Esto se especifica mediante la marca deconformidad. (0123: número de referencia del organismo
notificado)
A&D Company, Limited declara que el equipo de radiofrecuencia tipo
UA-1200BLE cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de
la declaración de la UE está disponible en la dirección de Internet
siguiente: http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
El dispositivo está diseñado para su uso a partir de los 13 años, no para
recién nacidos o bebés.
Entorno de uso. El dispositivo está listo para ser utilizado en un entorno
sanitario doméstico.
Este dispositivo ha sido diseñado medir la presión arterial y el pulso paradiagnóstico.

Español 2

Precauciones
Para la construcción de este dispositivo se utilizan componentes deprecisión. Deben evitarse condiciones extremas de temperatura,
humedad, luz solar directa, golpes o polvo.
Limpie el dispositivo y el brazalete con un paño seco y suave, que puede
estar impregnado en agua con un detergente neutro. Nunca utilice
alcohol, benceno, disolventes ni ningún otro agente químico agresivo
para limpiar el dispositivo ni el brazalete.
Tanto el dispositivo como el brazalete no son resistentes al agua. Evite
exponerlos a la lluvia, el agua o el sudor.
Pueden producirse distorsiones en la medición si el dispositivo se utiliza
cerca de televisores, hornos microondas, teléfonos móviles, rayos X uotros dispositivos generadores de campos eléctricos intensos.
Cuando reutilice el dispositivo, asegúrese de que esté limpio.
Los equipos, piezas y baterías usados no se deben tratar como
desechos domésticos ordinarios, sino que se deberán eliminar según lanormativa aplicable.
No modifique el dispositivo, ya que se podrían producir accidentes odaños en él.
Para medir la presión arterial, la brazo superior debe ser comprimida por
el brazalete un tiempo suficiente como para detener temporalmente el
flujo de sangre de la arteria. Esto puede producir temporalmente dolor,
adormecimiento o enrojecimiento en la brazo superior. Esto se puede
producir especialmente cuando la medición se realice de forma repetida.
Cualquier dolor, adormecimiento o enrojecimiento desaparecerá con eltiempo.
Si siente un dolor intenso durante la medición, retire el brazalete.
La medición frecuente de presión arterial puede producir dolor debido ala interrupción del ritmo sanguíneo.
Evite tener el brazalete plegado durante largos periodos de tiempo, ya
que esto puede acortar la vida útil de los componentes.
Cuando se utilice el adaptador de CA, asegúrese de que se pueda
desenchufar de la red eléctrica cuando sea necesario.
Español 3

En algunos casos, la temperatura del brazalete puede llegar hasta los
44 °C bajo una temperatura ambiente de 40 °C. Si considera que elbrazalete está demasiado caliente, quíteselo de inmediato.
No utilice este dispositivo simultáneamente con ningún otro equipo
médico de alta frecuencia.
No se han realizado ensayos clínicos en neonatos ni mujeres
embarazadas. No utilizar en neonatos ni mujeres embarazadas.
Si se le ha realizado una masectomía, póngase en contacto con su
médico antes de utilizar el dispositivo.
No permita que niños utilicen solos este dispositivo ni lo utilice en un
lugar que esté a su alcance. En caso contrario, podrían producirse
accidentes o daños.
Contiene piezas pequeñas con las que los niños se podrían atragantar.
No toque simultáneamente las baterías y al paciente. De lo contrario,
podría producirse una descarga eléctrica.
Dispositivos inalámbricos, como teléfonos móviles, teléfonos
inalámbricos y sus bases, dispositivos domésticos de red owalkie-talkies pueden interferir sobre el monitor de presión arterial. Porlo tanto, debe mantenerse una distancia de 30 cm respecto a dichos
dispositivos.
Desenchufe el adaptador de corriente CA cuando no lo esté utilizando
para realizar una medición.
El uso de accesorios distintos de los especificados en este manual
puede suponer un riesgo para la seguridad.
En caso de cortocircuito de la batería, podría sobrecalentarse y producir
quemaduras.
Antes de utilizarlo, deje que el que el dispositivo se adapte al entorno(alrededor de una hora).
No comience el inflado sin que el brazalete esté colocado alrededor delbrazo superior.
El rendimiento del monitor de presión arterial automático puede verse
afectado en condiciones extremas de temperatura, humedad o altitud.

Español 4

Contraindicaciones

A continuación se indica una serie de consejos para el uso correcto deldispositivo.
No coloque el brazalete en la brazo superior si tiene en ella otro
dispositivo médico. Es posible que el dispositivo no funcione
correctamente.
Para evitar problemas médicos, las personas con problemas
circulatorios en la brazo superior deberán consultar con un médico antes
de utilizar este dispositivo.
No realice usted mismo diagnósticos sobre los resultados de la medición
ni comience a tratarse sin asesoramiento médico. Consulte siempre consu médico cualquier cuestión relacionada con los resultados o lostratamientos.
No coloque el brazalete en la brazo superior si tiene en ella alguna
herida abierta.
No coloque el brazalete en la brazo superior si está recibiendo algúngoteo intravenoso o transfusión de sangre, ya que podrían producirse
lesiones.
No utilice este dispositivo en presencia de gases inflamables, comogases anestésicos, ya que podría explotar.
No utilice el dispositivo en entornos con altas concentraciones deoxígeno, como cámaras de oxígeno de alta presión o tiendas deoxígeno. Podría producirse fuego o explosiones.

Español 5

Identificación de partes

LED

OLED

Botón Start (Inicio)

Botón derestablecimiento

Brazalete

Conector USB

Contenido•

1 monitor de presión arterial•

1 manual de instrucciones•

1 cable de carga•

1 tarjeta con código QR
Español 6

Símbolos

Símbolos impresos en el dispositivo y el brazaleteSímbolosFunción/significado
Modo en espera y encendido del dispositivo.
Corriente directa
Tipo BF: el dispositivo y el brazalete han sido diseñados para
proteger al usuario frente a descargas eléctricas.
Marcado CE
Representante autorizado
FabricanteFecha de fabricación

IP

SN
BT

Símbolo de protección internacional: la clasificación IP indica elgrado de protección de los contenedores según la normativa
IEC 60529. Este dispositivo está protegido frente a objetos
externos de al menos 12 mm de diámetro, como un dedo. Este
dispositivo no es sumergible.
Etiqueta WEEE
Número de serie
Dirección Bluetooth
Consulte el manual de instrucciones
Indica normalmente niveles elevados o potencialmente
peligrosos de radiación no ionizante, así como equipo osistemas (por ejemplo dispositivos eléctricos médicos) que
incluyen transmisores de RF o que intencionalmente apliquenenergía RF para el diagnóstico o el tratamiento.
Mantener alejado de líquido y humedad
Bus universal en serie (USB)

Español 7

Símbolos

Símbolos que se muestran en pantalla
Símbolos
SYS
DIA

Función/significado
Presión arterial sistólica en mmHg.
Presión arterial diastólica en mmHg

PUL

Pulsaciones por minuto
El nivel de batería es bajo.

Cargue el dispositivo

Modo de selección de usuario

Seleccione el usuario

El software de aplicación estáconectado con el dispositivo.
El software de aplicación se ha
desconectado del dispositivo.
Se muestra mientras se está
realizando la medición.
E PUL
/min

Err 1

Err 3

Err 9

Acción recomendada

Se ha detectado correctamente elpulso.
Presión arterial inestable debido aque se ha producido un movimiento
durante la medición. Los valores
sistólico y diastólico difieren enmenos de 10 mmHg.
La presión no ha aumentado durante
el inflado. El brazalete no se ha
colocado correctamente.

Error interno del monitor de presión
arterial.

Se está llevando acabo la medición.
Permanezca quieto.
Coloque correctamente
el brazalete y vuelva arealizar la medición.
Realice otra medición.
No se mueva mientras
se realiza.
Coloque correctamente
el brazalete y vuelva arealizar la medición.
Pulse el botón derestablecimiento. Una
vez restablecido eldispositivo, el reloj
desaparecerá. Si elerror persiste, póngase
en contacto con A&D
Medical.

Se están transfiriendo datos.
Pueden realizarse
mediciones, pero eldispositivo no
transmitirá datos deforma inalámbrica.

Modo avión

Español 8

Símbolos
SímbolosFunción/significado

Acción recomendada
La lectura puede dar
Se muestra cuando se detecta un
un valor incorrecto.
Realice otra medición.
movimiento del cuerpo o la brazo
No se mueva mientras
superior.
se realiza.
La lectura puede dar
Se muestra cuando el brazalete está un valor incorrecto.
Coloque correctamente
flojo.
el brazalete y vuelva arealizar la medición.
Actualizar el firmware.
Se muestra cuando se detecta unritmo cardíaco irregular.

Español 9

Uso del monitor
Monitor de presión arterial digital UA-1200BLE
Permite 5 modos de medición.
1.

Medición en la aplicación:
El usuario puede realizar mediciones y ver sus tendencias en la
Aplicación A&D Medical connect.

2.

Medición en el modo sin conexión:
La medición también se puede llevar a cabo sin la Aplicación A&D
Medical connect. Los datos se guardarán en el monitor y se transferirána la Aplicación la próxima vez que se conecte.

3.

Medición en el modo multiusuario (en la Aplicación):
Es posible guardar en la Aplicación hasta seis usuarios (cinco cuentas y
un visitante). Cada usuario debe tener un dispositivo móvil vinculado con
el monitor.

4.

Medición en el modo de invitado (en la Aplicación):
El usuario puede realizar mediciones como invitado sin registrar su
cuenta en la Aplicación A&D Medical Connect. Los datos se guardan enla memoria del dispositivo móvil, pero no en su cuenta.

5.

Medición en el modo visitante (sin conexión):
Seleccione “0 Visitor” (Visitante 0) para realizar solo una medición en elmodo visitante del monitor. En el modo visitante no se guardan datos.

Español 10

Uso del monitor
Carga del dispositivo
Es posible que la primera vez que se utilice el dispositivo, la batería estéparcialmente cargada, pero deberá cargarla por completo después del primer
uso.
1. Retire la cubierta del conector USB.

2. Conecte el cable de carga.

3. Durante la carga, el LED estará encendido.

4. Una vez que haya finalizado la carga, el LED
estará apagado.

5. Una vez finalizada la carga, desconecte el cable.

Español 11

Uso del monitor
PRECAUCIÓN
 La vida útil de la batería varía en función de la temperatura
ambiente y puede verse acortada a bajas temperaturas.
 Utilice el cable de carga que se proporciona con el dispositivo.
 No es posible realizar ninguna medición de presión arterial
mientras se está cargando.
 Cuando desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica, sujete
y tire del cuerpo del adaptador.
 Al desconectar el cable de carga del monitor de presión arterial,sujete y tire del enchufe de carga..
 No conecte el dispositivo a ningún equipo diferente delespecificado.
 No cambie la batería.
 Si la batería ya no se puede cargar, póngase en contacto con el
distribuidor autorizado.
 La sobrecarga de la batería puede reducir su vida útil.
 El cambio de las baterías de litio por personal sin la formación
adecuada podría producir situaciones de peligro por ignición oexplosión.

Función inalámbricaEn el improbable caso de que este monitor provoque interferencias deondas de radio en una estación inalámbrica diferente, cambie el lugar
donde se utiliza este monitor o deje de utilizarlo inmediatamente.



Asegúrese de utilizarlo en una ubicación en la que la visibilidad entre losdispositivos que desea conectar sea correcta. La distancia de conexión
se puede verse reducida por estructuras arquitectónicas u otras
obstrucciones. En concreto, puede no ser posible establecer la conexión
cuando se utilizan los dispositivos a través de estructuras hormigón
armado.

No utilice la conexión Bluetooth® dentro del alcance de una red LAN
inalámbrica ni de otros dispositivos inalámbricos, así como tampoco
cerca de dispositivos que emitan ondas, como microondas, enubicaciones en las que pueda haber obstrucciones ni en lugares en losque la intensidad de la señal sea débil. De lo contrario, es posible que laconexión se interrumpa con frecuencia, se ralentice o se produzcan
errores.
Español 12

Uso del monitor

El uso de este dispositivo cerca de otro dispositivo LAN inalámbrico
IEEE802.11g/b/n puede producir interferencias, lo que puede reducir lasvelocidades de comunicación o impedir la conexión.
En ese caso, apague el dispositivo que no se esté usando o utilice elmonitor en otra ubicación.

Si el monitor no se conecta correctamente cuando se utiliza cerca deuna estación inalámbrica o una estación emisora, pruebe a utilizar elmonitor en otra ubicación.



A&D Company Limited no se responsabiliza de ningún daño debido almal funcionamiento, pérdida de datos, etc. que se puedan derivar deluso de este producto.



No se garantiza la conexión de este producto a todos los dispositivos
compatibles con Bluetooth®.

Transmisión Bluetooth®
Este producto está equipado con función inalámbrica Bluetooth® 4.1 , ypuede conectarse a los dispositivos Bluetooth® siguientes.
Apple iOS v.8.0 o posteriores
iPhone 4s o posteriores
iPad Touch 5ª generación;
iPad 3,4; iPad Air; iPad mini

Android OS 4.4.4, 5.1, 6.0 y 7.0
Dispositivos Bluetooth® seleccionados
Solo teléfonos Android.

Para conocer las compatibilidades más recientes, visite

https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict_compatibility.html
Para conectar su dispositivo móvil, descargue e instale la aplicación A&D
Medical Connect en su dispositivo móvil.

Español 13

Uso del monitor
Configuración del dispositivo (vinculación)
1. Asegúrese de que el Bluetooth® de su
dispositivo móvil esté ACTIVADO.
2. Inicie la Aplicación A&D Medical CONNECT.
El icono de la izquierda
parpadeará en el monitor.
3. Acepte la solicitud de vinculación de la ventana
emergente.

Vinculación de varios usuarios
El monitor se puede registrar para hasta cinco usuarios. Siga las
instrucciones indicadas anteriormente para vincular un dispositivo móvil
para cada usuario.
En cualquier momento es posible añadir nuevos usuarios. Cuando se hayaalcanzado un máximo de 5 usuarios, se borrará del dispositivo el usuario
que tenga un menor número de mediciones.
Nota: Si un nuevo usuario utiliza el mismo dispositivo móvil, no es necesario volver aemparejar no es necesario, ya que se ha completado.
Nota: Por defecto está en modo visitante.

PRECAUCIÓN
La distancia de comunicación entre este dispositivo y el dispositivo
móvil es de 10 m (33 pies). Esta distancia puede variar en función delentorno, así que intenta acercarte al dispositivo receptor si los datos
no se transfieren.

Español 14

Uso del monitor
Colocación del brazalete

Envuelva el brazalete en el brazo superior, sobre 1-2 cm (0,5”) por
encima del codo, como se muestra. Siéntese para garantizar el correcto
ajuste y orientación del brazo.

Nota: La marca blanca debe estar más cerca posible de la arteria.

Cómo realizar mediciones precisas

Para obtener la medición de presión arterial más precisa:
Siéntase en una silla en posición cómoda. Poner el brazo sobre la mesa.
No cruce las piernas. Mantenga los pies en el suelo y la espalda derecha.
Relájese durante 5-10 minutos antes de realizar la medición.
Coloque el centro del brazalete a la misma altura que su corazón.
No se mueva ni hable mientras se realiza la medición.
No realice la medición inmediatamente después de practicar ejercicio
físico o bañarse. Descanse durante 20 o 30 minutos antes de realizar la
medición.
Intente medir su presión arterial a la misma hora cada día.

Español 15

Mediciones
Medición en la aplicación
1.

Asegúrese de que el Bluetooth® de su dispositivo móvil esté
ACTIVADO.

2.

Abra la Aplicación A&D Medical Connect. La Aplicación detectará
automáticamente la presencia del dispositivo.

3.

Toque el botón Take Measurement(Realizar medición), seguido deStart (Inicio) en la pantalla de laAplicación.
Número de usuario

Nombre de usuario

Pantalla del monitor

Take Measurement(Realizar medición)

Pantalla de la aplicación

Start(Inicio)4.

El brazalete comenzará a inflarse. Es normal que el brazalete quedeapriete. La Aplicación muestra el valor de presión cuando empieza a
inflarse.

5.

Una vez finalizada la medición,la aplicación y el monitor
mostrará resultados similares alos mostrados a la derecha.

Pantalla del monitor( La presión arterial sistólica, lapresión arterial diastólica y lafrecuencia del pulso se mostrarán enorden.)
Iconos de notificación de resultados(consulte la página 9, 20 paraobtener más información)

Pantalla de la aplicación

Nota: Pulse de nuevo el botón de inicio para poner el aparato en modo de espera. El
dispositivo también tiene una función de apagado automático. Deje pasar al menos
un minuto antes de volver a realizar otra medición en la misma persona.

Español 16

Mediciones
Medición en el modo sin conexión
1.

Pulse el botón Start (Inicio) del monitor. Se
muestra el logotipo de A&D durante 1 segundo y,a continuación, la pantalla de selección deusuarios.

2.

Vuelva a pulsar el botón Start (Inicio) para seleccionar un usuario opara cambiar de nombre de usuario en la pantalla User Select(Selección de usuario).
El nombre de usuario se puede cambiar en la sección de configuraciónde la Aplicación. Cuando no está configurado, el nombre que semuestra en la Aplicación aparecerá como nombre de usuario.
Número de usuario

Nombre de usuario

Seleccione el usuario

3.

La medición comienza automáticamente tras 3 segundos.

4.

Parpadea brevemente el valor cero (0).
Cuando comienza la medición, cambia lapantalla.

5.

El brazalete empieza a inflarse. Es normal
que el brazalete quede apriete. El monitor
muestra el valor de presión cuando empiezaa inflarse.

6.

Una vez finalizada la medición, el monitor
mostrará resultados similares al de lapantalla de la derecha. (La presión arterial
sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuenciadel pulso se mostrarán en orden.)

Nota: Pulse de nuevo el botón de inicio/parada para poner el monitor en modo deespera. El dispositivo también tiene una función de apagado automático. Deje
pasar al menos un minuto antes de volver a realizar otra medición en la misma
persona.
Español 17

Mediciones
Carga de mediciones guardadas
El dispositivo puede guardar hasta 100 lecturas, ypueden transferirse a la Aplicación la próxima vez
que se conecte.
Para transferir datos, abra la Aplicación A&D Medical
Connect y seleccione Upload Measurement (Cargar
medición) en la ventana emergente del panel.
Leer las lecturas almacenadas

Español 18

Pantalla de laaplicación

Mediciones
Medición en el modo visitante
1. Pulse el botón Start (Inicio) para apagar el monitor.
2. Vuelva a pulsar el botón Start (Inicio) para seleccionar un nombre deusuario y seleccione «0 Visitor» (Visitante 0).
3. La medición comienza automáticamente tras 3 segundos.
4. Una vez finalizada la medición, el monitor
mostrará resultados similares a los de la pantalla
de la derecha. (Se mostrarán los valores depresión sistólica y diastólica, y las pulsaciones.)
El modo visitante solo está disponible a través del monitor. En el modo
visitante no se guardan los datos.

Notas para lograr una medición precisa

Siéntese en una posición cómoda. Ponga el brazo sobre la mesa con lapalma de la mano abierta mirando hacia arriba y el brazalete al mismo
nivel que el corazón.
Relájese durante 5 o 10 minutos antes de realizar la medición. Si estáalterado, deprimido o sometido a estrés, la medición lo reflejará como un
valor mayor (o menor) a la lectura de presión arterial normal y el valor depulsaciones será más rápido de lo normal.
La presión arterial de un individuo varía constantemente, en función desu actividad y su alimentación. Los líquidos que haya ingerido pueden
tener un impacto rápido sobre su presión arterial.
Este dispositivo basa sus mediciones según el ritmo cardíaco. En elcaso de que su latido sea débil o irregular, es posible que el dispositivo
no pueda determinar su presión arterial.
En caso de que el dispositivo detecte un estado anómalo, detendrá lamedición y mostrará un símbolo de error. Consulte la página 8 paraobtener una descripción de los símbolos.
Este monitor de presión arterial ha sido diseñado para mayores de 13
años. Consulte con su médico antes de utilizarlo en niños. No permita
que los niños utilicen este dispositivo sin supervisión de un adulto.
El rendimiento de este monitor de presión arterial automático puedeverse afectado en condiciones extremas de temperatura, humedad oaltitud.

Español 19¿Qué es un indicador de arritmia?
Cuando el monitor detecta un ritmo anómalo durante la medición, se
mostrará el indicador de arritmia en la pantalla con los valores
registrados.
Nota:

Póngase en contacto con su médico si se muestra elsímbolo de arritmia con frecuencia.

¿Qué es el arritmia?
El tensiómetro UA-1200BLE proporciona una medición de la presión
arterial y de la frecuencia del pulso incluso cuando se produce un latido
irregular. Un latido irregular se define como un latido que varía de la
media de todos los latidos durante la medición de la presión arterial.

Indicador de clasificación de la OMS
Indicador según la aplicación:
Cada segmento del indicadorde barras se corresponde con
la clasificación de presión
arterial de la OMS que se
describe en la página
siguiente.

Español 20

Acerca de la presión arterial¿Qué es la presión arterial?

La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredesde las arterias. La presión sistólica se produce cuando el corazón secontrae. La presión diastólica se produce cuando el corazón se
expande. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg).
La presión arterial de un individuo está representada mediante la presión
fundamental, que se mide a primera hora de la mañana en reposo y en
ayunas.

¿Qué es la hipertensión y cómo se controla?

La hipertensión, una presión arterial anormalmente alta, si no se trata,
puede causar muchos problemas de salud, entre ellos el ictus y elinfarto. La hipertensión se puede controlar modificando la forma de vida,
evitando el estrés y mediante medicación bajo supervisión médica.
Para evitar la hipertensión o mantenerla controlada:
No fumeHaga ejercicio regularmente
Reduzca la ingesta de grasas y sal
Hágase controles médicos regularmente
Mantenga un peso adecuado¿Por qué medir la presión arterial en casa?

La presión arterial medida en la clínica o en un entorno hospitalario
puede producir aprensión y elevar los valores entre 25 y 30 mmHg más
que si se realizara en casa. La medición en casa reduce los efectos deinterferencias externas sobre la lectura de la presión arterial,
complementa las lecturas del médico y proporciona un historial depresión sanguínea más completa y precisa.

Español 21

Acerca de la presión arterial
Clasificación de presión arterial OMS
Material de referencia: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2

mmHg
Presión arterial diastólica

La Organización Mundial dela Salud (OMS) establece
los estándares de presión
sanguínea,independientemente de laedad, como se muestra enel cuadro siguiente.

Hipertensión de grado 3 (grave)110

Hipertensión de grado 2 (moderada)

105
100
95

Hipertensión de grado 1 (leve)

90
85
80

Alta-normal
NormalÓptima120 130 140 150 160 170 180
Presión arterial sistólica mmHg

Variaciones de la presión arterial
La presión arterial de un individuo varía cada día y en función de latemporada. Puede variar entre 30 y 50 mmHg a lo largo del día en
función de las condiciones. En individuos hipertensos, las variaciones
son todavía más pronunciadas. Normalmente, la presión arterial
aumenta durante el trabajo o el ocio y desciende a sus niveles másbajos durante el sueño. Por ello, no le dé una relevancia excesiva a losresultados de una medición puntual.

Español 22

Fluctuación típica en un día(medida cada 5 minutos)
Sistólica
Presión arterial

Para conocer su presión arterial normal,
realice las mediciones siempre a la misma
hora del día utilizando los procedimientos
descritos en este manual. La toma regularde lecturas permite tener un historial depresión arterial más amplio. Asegúrese detomar nota de la fecha y la hora a la queregistra su presión arterial. Consulte con su
médico para interpretar sus datos depresión arterial.

Sueño

Diastólica
PM

AM

Hora

Configuración mediante la aplicación
AjusteNickname (Alias)

Start Time
(Tiempo de inicio)

Remove User
(Eliminar usuario)
Check Software
Update (Comprobar
actualizaciones desoftware)Unpair (Desvincular)

Reset (Restablecer)

Descripción
El usuario puede sobrescribir el nombre que elmonitor muestra de forma predeterminada, yasignarle uno personalizado (hasta 10 caracteres).
Permite al usuario elegir cuánto tiempo transcurre
entre que se pulsa el botón Start (Inicio) y el
momento en el que el monitor comienza a realizar
la medición. Para varios usuarios, puede ser útilun intervalo mayor. Para un único usuario, serecomienda utilizar un intervalo más breve. El
valor predeterminado para la configuración de unusuario es 1 segundo; para varios usuarios es
5 segundos.
Permite al usuario eliminarse a sí mismo comousuario del monitor de presión arterial.
Permite a los usuarios actualizar el monitor con el
software Bluetooth® más reciente.
Permite al usuario desemparejar su dispositivo
móvil con el monitor de PA. Esto se puede lograr
a través de la configuración de Bluetooth® en el
dispositivo móvil.
Esta función restablecerá la configuración defábrica del monitor. Se eliminarán todos los datosdel monitor.
Esto no afectará a los datos guardados en su
dispositivo móvil.

Español 23

Configuración del monitor
Configuración del monitor
El modo avión permite utilizar el dispositivo en un entorno en el que
no se permite emitir ondas de radiofrecuencia. La medición puede
realizarse en modo avión y los datos se transferirán a la aplicación enla siguiente conexión.
1. Mantenga pulsado el botón Start (Inicio) y se
mostrará la pantalla de selección del modo avión.
Toque el botón Start (Inicio) para cambiar entre ON
y OFF.
2. Seleccione ON (Activado) y espere 3 segundospara entrar en el modo avión.
En el modo avión, el icono del avión se mostrará enla esquina inferior izquierda de la pantalla.

Español 24

Solución de problemas
ProblemaNo seenciende el
dispositivo.
El brazalete
no se infla.

Posible causa
Poca batería

Error interno del monitor Pulse el botón dede presión arterial.
restablecimiento.
Está conectado el cablede carga de la batería.

Desconecte el cable de carga.

Poca batería

Cargue la batería.

El dispositivo Se detecta movimiento.
no realiza
mediciones.
Las lecturassondemasiado
altas odemasiado
bajas.
El valor esdiferente delmedidoen unentornoclínico u
hospitalario.

Sugerencia
Cargue la batería.

El brazalete no estábien colocado.

En un entorno clínico u
hospitalario, laaprensión puede elevar
la lectura de losresultados.

No se mueva ni hable mientras serealiza la medición.
En el caso de que su latido sea
débil o irregular, es posible que eldispositivo no pueda determinarsu presión arterial.
Siéntese cómodamente y sin
moverse. Ponga el brazo sobre lamesa con la palma de la manoabierta mirando hacia arriba y elbrazalete al mismo nivel que elcorazón.
La medición en casa reduce losefectos de interferencias externas
sobre la lectura de la presión
arterial y complementa laslecturas del médico.

Nota: Si las acciones descritas anteriormente no resuelven el problema,póngase en contacto con el distribuidor autorizado. No intente abrir oreparar este producto, de lo contrario su garantía puede quedar
invalidada.

Español 25

Mantenimiento
No abra el dispositivo. Este dispositivo hace uso de componentes
eléctricos y de una compleja unidad de aire que podrían resultar
dañados. Si no puede resolver el problema mediante las instrucciones
de solución de problemas, póngase en contacto con un distribuidor
autorizado local o con el nuestro departamento de atención al cliente. El
servicio de atención al cliente de A&D proporcionará a los distribuidores
autorizados la información técnica, las piezas de repuesto y las
unidades.
Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado para una larga duración dela vida útil. No obstante, para garantizar su precisión y un
funcionamiento adecuado, se recomienda realizar una inspección cadados años. Para realizar tareas de mantenimiento, póngase en contacto
con A&D o con un distribuidor autorizado local.

Datos técnicos
Tipo

UA-1200BLE

Método de medición

Medición oscilométrica

Rango de medición

Presión:0 - 299 mmHg
Presión sistólica:
60 - 279 mmHg
Presión diastólica: 40 - 200 mmHg
Pulso:
40 - 180 pulsaciones/min

Precisión de la medición

Presión:Pulso:

Circunferencia de brazo

22 a 42 cm

Suministro de corriente

3,7 V ion litio 325 mAh

Número de mediciones

Apróx. 100 veces
Con un valor de presión de 170 mmHg,
temperatura ambiente de 23 °C.

Clasificación

Equipo ME alimentado de forma interna(Suministrado por baterías) /Clase II (suministrado con adaptador)
Modo de operación continua

Ensayo clínico

Según ISO81060-2

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

±3 mmHg±5 %Español 26

Datos técnicos
Comunicación inalámbrica ZY (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth® Ver.4.1 baja energía
Tecnología BLP
Banda de frecuencia: de 2402 a 2480 MHz
Potencia de salida de RF máxima: 2,1 dBm
Modulación: GFSK
Condiciones defuncionamiento
Condiciones paratransporte/almacenamiento

de +10 a +40 °C / de 15 a 85 % de humedad
relativa/de 800 a 1060 hPa
de -20 a +60 °C / de 10 a 95 % de humedad
relativa/de 700 a 1060 hPa

Dimensiones

Apróx.: 44 [ancho] x 126 [alto] x 26 [profundidad] mm

Peso

Apróx. 205 g

Protección de entrada

Dispositivo: IP20

Pieza aplicada

Brazalete tipo BF

Vida útil

5 años (con un uso de seis veces al día)

Artículos incluidos

UA-1200BLE: 1 unidad
Manual de instrucciones: 1 unidad
Cable de carga (KSUSB-2C): 1 unidad
Tarjeta con código QR: 1 unidad

Opcional

Adaptador CA: AX-TB283

Español 27

NOTAS

Español 28

A&D Company, Ltd.

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599