Tekanan darah tidak stabil
Lakukan pengukuran lagi.
dikarenakan adanya pergerakan Jangan bergerak ketika sedangpada saat pengukuran.
melakukan pengukuran.
Nilai sistolik dan diastolik adalah
masing-masing 10 mmHg.
Nilai tekanan tidak naik
selama inflasi.
Pasang manset dengan
benar, dan lakukan
Manset tidak terpasang
pengukuran lagi.
dengan benar.

Monitor Tekanan Darah Digital
Model UA-611Plus/UA-651Plus
Instruksi Manual Terjemahan
1WMPD4003708D

1. Pelanggan yang Terhormat
T

T

Selamat atas pembelian monitor tekanan darah A&D canggih
Anda. Dirancang agar mudah digunakan serta akurat. Alat ini akan
mempermudah rejimen tekanan darah harian Anda.
Kami menyarankan agar Anda membaca manual ini secara saksama
sebelum menggunakannya untuk pertama kali.

2. Keterangan Awal
T
T
T

Simbol

T

T

T
T
T
T

T

T
T

T
T

T

T
T
T

T
T
T
T
T
T
T

Kontraindikasi

Berikut ini adalah tindakan pencegahan untuk cara penggunaan alat yang benar.
T Jangan menggunakan alat pada lengan yang dipasang peralatan medis
listrik lain. Alat kemungkinan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
T Orang yang mengalami defisit peredaran darah pada lengan harus
berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan alat ini agar
terhindar dari masalah medis.
T Jangan mendiagnosis sendiri hasil pengukuran dan memulai
perawatan dengan diri Anda sendiri. Selalulah konsultasikan kepada
dokter Anda tentang evaluasi hasil dan perawatan.
T Jangan menggunakan alat pada lengan dengan luka yang belum sembuh.
T Jangan menggunakan manset pada lengan yang sedang diinfus intravena
atau transfusi darah. Hal tersebut dapat menyebabkan cedera atau petaka.
T Jangan menggunakan alat di dekat gas mudah terbakar dan gas
anestesi. Hal tersebut dapat mengakibatkan ledakan.
T Jangan menggunakan alat di lingkungan dengan oksigen berkonsentrasi
tinggi, seperti ruangan dengan oksigen bertekanan tinggi atau tenda
oksigen. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.

SYS
DIA
PUL/min

2020

SN

IP

Jaga alat agar tetap kering

6. Menggunakan Monitor
6.1. Memasang/Mengganti Baterai
1. Buka tutup baterai.
2. Keluarkan baterai lama darikompartemen baterai jika ingin
menggantinya dengan bateraiyang baru.
3. Masukkan baterai baru ke
dalam kompartemen bateraiseperti yang ditunjukkan,
dengan hati-hati agar polaritas(+) dan (-) benar.
4. Tutup kembali kompartemenbaterai. Gunakan hanyabaterai R6P, LR6 atau AA.

Indeks

Hanya Model UA-651Plus
Konektor DC

Tanda letak pembuluh nadi

Selang Udara
Steker adaptor AC

Layar
TombolSTART

Soket Udara
Steker Konektor Udara

Manset Lengan

Kompartemen Baterai
Tutup Baterai

Langkah 4

Langkah 3
Langkah 2

T

T
T
T
T
T

Masukkan baterai seperti yang ditunjukkan pada kompartemen baterai.
Jika baterai tidak terpasang dengan benar, alat tidak akan berfungsi.
Saatberkedip pada layar dan pengingat di alat menyala dan
mengingatkan bahwa baterai perlu diganti, maka ganti semua baterai denganyang baru. Jangan mencampur antara baterai yang lama dengan yang baru.
Hal tersebut dapat mempersingkat masa pakai baterai, atau menyebabkan
malfungsi pada alat. Ganti baterai dua detik atau lebih sesudah alat dimatikan.
tidak muncul saat daya baterai terkuras habis.
Masa pakai baterai dengan suhu ambien dan kemungkinan lebih
pendek dari suhu rendah.
Biasanya, empat buah baterai R6P yang baru akan bertahan kira-kiratiga bulan ketika digunakan dua kali pengukuran untuk setiap harinya.
Gunakan hanya baterai yang sudah ditentukan saja. Baterai membuat alat
dapat berfungsi untuk pengujian kinerja alat dan memiliki masa pakai terbatas.
Keluarkan baterai jika alat tidak ingin dipakai untuk waktu yang lama.
Baterai dapat bocor dan menyebabkan malfungsi.

6.2. Menyambungkan Selang Udara
Masukkan steker konektor udara
ke dalam soket udara dengan
kuat.
Selang Udara

Steker Konektor Udara
Soket Udara

T

T

Catatan: Model UA-611Plus tidak dilengkapi dengan konektor DC untuk
adaptor AC. Konektor DC hanya terdapat pada bagian belakang model
UA-651Plus. Adaptor AC adalah aksesori opsional.(dijual terpisah)
MEMORI
Tekanan sistolik
Tekanan diastolik
Denyut Nadi
Simbol I.H.B./AFib
Tanda Hati
Indikator BateraiIndikator Batang Tekanan dan
Indikator Klasifikasi WHO

5. Simbol
Simbol yang muncul pada layar

Masukkan steker adaptor AC ke konektor
DC. Kemudian, masukkan adaptor AC
ke stop kontak listrik. Adaptor AC, model
TB-233C dijual terpisah.
Ketika sedang melepaskan adaptor AC
dari stop kontak listrik, genggam dantarik bodi adaptor AC dari stop kontak.
Ketika sedang melepaskan steker adaptor
AC dari monitor tekanan darah, genggam
dan tarik bodi steker adaptor AC dari monitor.

6.4. Memilih Manset yang Tepat
T
T

T
T

Sangat penting untuk menggunakan ukuran manset yang tepat agar memperoleh
pembacaan yang tepat. Jika ukuran manset tidak tepat, pembacaannya
kemungkinan akan menghasilkan nilai tekanan darah yang salah.
Ukuran lengan tertera pada setiap manset.
Indeksdan rentang letak manset yang tepat, pada manset,
memberitahu Anda apakah Anda sudah menggunakan manset yangtepat. Lihat "6.5 Memasang Manset Lengan".
Jika indeks
tidak ada pada rentang yang tepat, hubungi penjual diwilayah Anda untuk mendapatkan manset pengganti.
Manset lengan adalah barang habis pakai. Jika manset telah usang,belilah yang manset yang baru.

Ukuran Lengan
Ukuran Manset yang Disarankan Nomor Katalog
31 cm sampai 45 cm Manset Dewasa Ukuran Besar CUF-D-LA-ISO
22 cm sampai 42 cm Manset ukuran lebar
CUF-I-ISO
23 cm sampai 37 cm Manset Ukuran Semi Besar
CUF-D-MA-ISO
22 cm sampai 32 cm Manset dewasa
CUF-F-A-ISO
16 cm sampai 24 cm Manset kecil
CUF-D-SA-ISO

SimbolFungsi/Arti
Tanda Letak Pembuluh Nadi

Kerusakan internal alat

Cabut baterai dan tekan
tombol START , dan
kemudian pasang kembalibaterai. Jika kesalahan tetap
terjadi, hubungi penjual.

Tindakan yang dianjurkan
Atur tanda pada pembuluh
nadi lengan atas atau sejajar
dengan jari manis di bagiandalam lengan.

Nomor lot-------------------------------

Produsen-------------------------------

Alat Kesehatan-------------------------------

M

Manset ukuran lebar
Manset ukuran semi besar
Manset dewasa
Manset dewasa ukuran kecil

Rentang letak manset yang tepat

L
W

Kencangkan kain pengikat

AS

6.5. Menggunakan Manset Lengan

Pengukuran sedang berlangsung
Inflasi selesai
Inflasi sedang berlangsung

12. Tentang Tekanan Darah

Selang udara

Apa itu Tekanan Darah?

Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan darah ke dinding pembuluh nadi.
Tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi. Tekanan diastolik terjadi ketika
jantung mengembang. Tekanan darah diukur dalam milimeter merkuri (mmHg).
Tekanan darah alami seseorang diwakili oleh tekanan fundamental, yang diukur
pertama kali di pagi hari saat seseorang masih istirahat dan sebelum makan.

Indeks  dan Rentang letak manset yang tepat

7. Pengukuran
7.1. Pengukuran Normal

Sejajar dengan
1. Pasang manset pada lengan dan
letak jantung
sejajarkan dengan letak jantung(disarankan agar dipasang pada
Tekan tombol START
lengan kiri). Duduklah dengan
tenang selama pengukuran.
2. Tekan tombol START .
Semua segmen layar
Semua segmen layar
ditampilkan. Nol ditampilkan
dengan kedipan singkat.
Kemudian layar akan berubah,seperti yang ditunjukkan padagambar di sebelah kanan,
Tidak menampilkan
sebagai tanda bahwa
informasi apapun
pengukuran akan dimulai.
Manset mulai menginflasi.
Adalah hal yang normal jikamanset dipasang dengan
Memulai inflasi
sangat ketat. Indikator batang
tekanan ditampilkan,
sebagaimana yang ditunjukkan
pada gambar di sebelah kanan,selama penginflasian.
Memberikan
Catatan: J ika Anda ingintekanan udara
menghentikan inflasi
kapan saja, tekan
tombol START lagi.
3. Ketika inflasi selesai,(tandaPengukuran sedanghati) berkedip, menunjukkan bahwa
berlangsung
pengukuran sedang berlangsung.
Ketika nadi telah terdeteksi, maka
Tekanan Sistolik
tanda akan berkedip dengan setiap
Tekanan diastolik
denyutan nadi.
Catatan: J ika tekanan yang sesuai
Klasifikasi WHO
tidak diperoleh, perangkat
Denyut nadi
mulai menginflasi lagisecara otomatis.
Mengeluarkan sisa udara
4. Ketika pengukuran telahsecara otomatis
selesai, pembacaan tekanansistolik dan diastolik dan denyut
Matikan dengannadi akan ditampilkan. Manset
tombol START
mengeluarkan sisa udara dan
mengempis sepenuhnya.
5. Tekan lagi tombol START untuk mematikan daya.
Catatan: Model UA-611Plus dan UA-651Plus dilengkapi dengan fungsi
daya mati otomatis. Berikan rentang waktu setidaknya 3 menit
untuk setiap pengukuran pada orang yang sama.
Jika penginflasian ulang terjadi
secara berturut-turut, gunakancara berikut ini. Jika tekanansistolik Anda diperkirakan melebihi
230 mmHg, gunakan prosedur ini.
1. Pasang manset pada lengan
dan sejajarkan dengan letak
jantung (disarankan agar
dipasang pada lengan kiri).
2. Tekan tombol START .
3. Selama kedipan nol, tekan dan
tahan tombol START sampai
angka sekitar 30 hingga 40 mmHg
lebih tinggi dari tekanan sistolikyang diharapkan.
4. Ketika nomor yang diinginkan
telah didapat, lepaskan tombol
START untuk memulai
pengukuran. Kemudian
lanjutkan untuk mengukur
tekanan darah Anda sepertiyang dijelaskan pada bagian"7.1 Pengukuran Normal".

M/A

1. Balutkan manset pada lengan atas, sekitar 1 sampai 2 cm diatas siku, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pasang manset
langsung di atas kulit, karena pakaian dapat menyebabkan denyut
nadi yang lemah dan membuat kesalahan pengukuran.

Sejajar dengan
letak jantung
Tekan tombol START

T

T

T
T

T

T

T

T

T
T

Setiap segmen indikator batang Indikator Klasifikasi WHO
sesuai dengan klasifikasi tekanan
Hipertensi berat
darah WHO.
Hipertensi sedang: Indikator menampilkan segmen,
Hipertensi ringan
berdasarkan data terkini, sesuai
Tinggi normal
dengan klasifikasi WHO.
NormalOptimal

14. Penyelesaian masalah
MasalahLayar tidak
menampilkan
informasi
apapun,meskipunketika daya
dinyalakan.

Daya baterai habis.

Kemungkinan Alasan

Tindakan yang dianjurkan
Ganti semua baterai denganyang baru.

Terminal baterai
tidak terpasang
dengan benar.

Pasang kembali baterai dengan
terminal positif dan negatif yangsesuai dengan petunjuk yang ada
pada kompartemen baterai.

Tegangan baterai
terlalu rendah.
Manset tidak kedipan. Jika daya Ganti semua baterai dengan
mengembang. baterai telah habisyang baru.
total, tanda tidak
akan muncul.
Manset tidak
terpasang dengan
Pasang manset dengan benar.
benar.
Anda menggerakkan
lengan atau tubuh
Pastikan Anda tidak bergerak dan
Anda selama
tetap tenang selama pengukuran.
Alat tidak
pengukuran.
akan dapat
melakukan
Duduklah dengan tenang dan
pengukuran.
jangan bergerak. Letakkan lengan
PembacaanPosisi manset tidak Anda di atas meja dengan telapak
terlalu tinggi
benar.
tangan Anda menghadap ke atas
atau terlalu
dan manset berada pada posisi
rendah.
yang sejajar dengan jantung Anda.
Jika Anda memiliki detak jantung
yang sangat lemah atau tidak-------------------------- beraturan, alat ini kemungkinan
akan kesulitan untuk menentukan
tekanan darah Anda.
Di klinik atau kantor dokter,
Nilai pengukuran
kekhawatiran dapat menyebabkan
berbeda dari hasil
pembacaan yang meningkat.
pengukuran di
Pengukuran di rumah mengurangi
klinik atau di tempat efek pengaruh luar pada
Lainnyapraktik dokter.
pembacaan tekanan darah,
melengkapi pembacaan dokter.
Keluarkan baterai. Masukkan kembali-------------------------- baterai dan lakukan lagi pengukuran.

15. Pemeliharaan

Tekan dan tahan
tombol START

Jangan memodifikasi alat. Alat menggunakan komponen listrik dan unit udara
yang rumit yang dapat rusak. Jika Anda tidak dapat memperbaiki masalahmenggunakan instruksi penyelesaian masalah, hubungi penjual resmi di tempat
Anda atau ke bagian layanan pelanggan kami. Layanan pelanggan A&D akan
memberikan Anda informasi teknis, suku cadang dan unit kepada penjual resmi.
Alat ini dirancang dan diproduksi untuk dapat digunakan dalam jangka panjang.
Namun secara umum disarankan agar alat diperiksa setiap 2 tahun, untuk
memastikan fungsi dan keakuratan yang tepat. Hubungi penjual resmi diwilayah Anda atau kantor A&D untuk mendapatkan pemeliharaan alat.

Inflasi sedang
berlangsung
Lepaskan tombol
START untuk
menghentikan inflasi

Tekanan yang diinginkan
Lihat bagian"7,1 Pengukuran Normal"

Duduklah dengan tenang di atas kursi. Lemaskan lengan Anda diatas meja. Jangan menyilangkan kaki Anda. Tempatkan kaki Anda diatas lantai dan luruskan punggung Anda.
Duduk dengan posisi yang nyaman. Letakkan lengan Anda di atasmeja dengan telapak tangan Anda menghadap ke atas dan manset
berada pada posisi yang sejajar dengan jantung Anda.
Sejajarkan bagian tengah manset dengan letak jantung Anda.
Tenangkan diri Anda selama lima atau sepuluh menit sebelum
memulai pengukuran. Jika Anda sedang merasa gembira atau
depresi oleh tekanan emosional, pengukuran akan merefleksikan
tekanan ini sebagai pembacaan darah yang lebih tinggi (atau lebih
rendah) daripada pembacaan tekanan darah normal; dan pembacaan
denyut nadi biasanya akan lebih cepat dari pada keadaan normal.
Jangan bergerak dan tetap tenang selama pengukuran.
Jangan melakukan pengukuran segera setelah melakukan latihan
fisik atau mandi. Istirahatlah terlebih dahulu selama dua puluh atau
tiga puluh menit sebelum memulai pengukuran.
Tekanan darah seseorang bervariasi secara konstan, tergantung pada apa
yang Anda lakukan dan apa yang Anda makan. Apa yang Anda minum dapat
memberikan efek yang sangat kuat dan cepat pada tekanan darah Anda.
Alat ini mendasarkan pengukurannya pada detak jantung. Jika Anda
memiliki detak jantung yang sangat lemah atau tidak beraturan, alat ini
kemungkinan akan kesulitan untuk menentukan tekanan darah Anda.
Jika alat mendeteksi kondisi yang abnormal, alat tersebut akanberhenti melakukan pengukuran dan menampilkan simbol kesalahan.
Lihat bagian "5. Simbol" untuk deskripsi simbol.
Alat ini ditujukan untuk digunakan oleh orang dewasa. Konsultasikan
dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini pada anak-anak.
Anak-anak tidak boleh menggunakan alat ini tanpa pengawasan.
Cobalah untuk mengukur tekanan darah Anda pada waktu yang sama setiap hari.
Kinerja monitor tekanan darah otomatis dapat dipengaruhi oleh suhu
atau kelembapan yang berlebihan, atau ketinggian.

8. Menampilkan Kembali Data Memori

Alat secara otomatis menyimpan hingga enam puluh pengukuran
tekanan darah dan pengukuran denyut nadi di dalam memori. Data yangtersimpan di dalam memori diberi nomor sesuai dengan urutan yangpaling baru sampai yang paling lawas. Data yang paling lawas ditampilkan". Simbol M di sudut kiri atas layar menunjukkan bahwa
sebagai "Anda sedang melihat data sebelumnya yang tersimpan di memori.

8.1. Mengembalikan Data
1. Ketika tidak ada yangditampilkan, tekan dan
tahan tombol START
untuk mengembalikan
data yang tersimpan.
2. Lepaskan tombol ketika
layar menampilkan datarata-rata.
3. Nomor data dan datayang tersimpan secaraotomatis ditampilkan daripengukuran terbaru.
4. Layar akan mati secaraotomatis setelah semua
data ditampilkan.
Catatan: J ika Anda menekan
tombol START saat
mengembalikan data,maka perangkat akanmati.

13. Indikator Klasifikasi WHO

Catatan: J ika tindakan yang dijelaskan di atas tidak menyelesaikan
masalah, hubungi penjual. Jangan berusaha untuk membuka
atau memperbaiki produk ini, karena setiap tindakan yangserupa akan membuat garansi Anda tidak valid lagi.

7.3. Catatan untuk Pengukuran yang Akurat

8.2. Membersihkan
Data

M

Membuang udara

Tanda letak pembuluh nadi-------------------------------

Nomor katalog------------------------------Rentang letak manset yangtepat untuk manset dewasa------------------------------ukuran besar. Itu dicetak padamanset dewasa ukuran besar.
Rentang letak manset yang tepat------------------------------untuk manset ukuran lebar. Itu
dicetak pada manset ukuran lebar.
Rentang letak manset yangtepat untuk manset ukuran semi------------------------------besar. Itu dicetak pada manset
ukuran semi besar.
Rentang letak manset yangtepat untuk manset dewasa. Itu------------------------------dicetak pada manset dewasa.
Rentang letak manset yang tepat------------------------------untuk manset ukuran kecil. Itu
dicetak pada manset ukuran kecil.
Rentang letak manset yang
Gunakan manset dewasa
melebihi ukuran normal tertera ukuran besar alih-alihpada manset dewasa/manset
menggunakan manset
ukuran semi besar/manset
dewasa /manset ukuran semi
ukuran lebar.
besar/manset ukuran lebar.
Rentang letak manset yang di Gunakan manset kecil
bawah ukuran normal tertera
alih-alih menggunakan
pada manset dewasa/manset
manset dewasa/manset
ukuran semi besar/manset
ukuran semi besar/manset
ukuran lebar.
ukuran lebar.
Rentang letak manset yang
Gunakan manset dewasa/
melebihi ukuran normal tertera manset ukuran semi besar
pada manset ukuran kecil.
bukan manset ukuran kecil.
Rentang letak manset yang di
Gunakan manset ukuran semi
bawah ukuran normal tertera pada besar alih-alih menggunakan
manset dewasa ukuran besar.
manset dewasa ukuran besar.

Manset dewasa ukuran besar

Memberikan tekanan udara

T
T

Ukuran lengan: Lingkar di bisep.

Simbol tertera pada manset.

10. Apa itu AFib

Indikator memantau kemajuan tekanan selama pengukuran.

Tekan dan tahan
tombol START

Tidak ada data

Lepaskan tombol
M tandaData Rata-Rata
Angka data

Data yang tersimpan

Mati secara otomatis
Tekan dan tahan
tombol START

Lepaskantombol
1. Ketika mematikan alat,tekan dan tahan tombol" Pilih "START sampai "" untuk
5 detik
ditampilkan layar.
membersihkan data.
2. Pilih "" untuk
membersihkan data.
Tanda M berkedip.
3. Data akan dibersihkan
Data telah dibersihkan.
ketika tanda M berkedip.
4. Alat akan mati secaraotomatis.
Mati secara otomatis

Ke data selanjutnya

Simbol Fungsi/Arti
Tindakan yang dianjurkan
Muncul saat pengukuran
Pengukuran sedang
sedang berlangsung. Layarberlangsung. Usahakan
akan berkedip ketika denyut
jangan bergerak.
terdeteksi.
Simbol I.H.B./AFib muncul
ketika detak jantung tidak
beraturan terdeteksi. Lampu
alat kemungkinan akan------------------------------menyala ketika vibrasi yanglemah seperti menggigil atau
gemetaran terdeteksi.
Pengukuran yangsebelumnya akan tersimpan------------------------------di dalam memori.
BATERAI PENUHIndikator daya baterai selama------------------------------pengukuran.
BATERAI LEMAH
Ganti semua baterai dengan
Daya baterai lemah ketika
yang baru ketika lampu alat
lampu alat berkedip.
berkedip.

Hanya Model UA-651Plus
Steker adaptor AC
Konektor DC

Ketika monitor mendeteksi irama jantung yang tidak beraturan selama pengukuran,indikator I.H.B./AFib akan muncul pada layar dengan nilai pengukuran.
Catatan: K ami sarankan untuk menghubungi dokter Anda jika Anda
I.H.B./AFib ini berkali-kali.
melihat simbol

11. Indikator Batang Tekanan

7.2. Pengukuran dengan Tekanan Sistolik yang Diinginkan.

6.3. Menghubungkan Adaptor AC

Indeks

Layar

Langkah 1

PERINGATAN
T

4. Identifikasi Bagian-bagian Alat
Rentang letak manset yang tepat

1 sampai 2 cm

Fungsi/Arti
Bersiap dan Nyalakan alat.
Tekanan darah sistolik dalam mmHg
Tekanan darah diastolik dalam mmHg
Denyut per menit
Panduan pemasangan baterai
Arus searah
Jenis BF: Alat, manset dan selang dirancang untuk
memberikan perlindungan khusus terhadap kejutan listrik.
ProdusenTanggal pembuatan
Jangan menangani peralatan, komponen-komponenalat dan baterai yang digunakan seperti sampah
rumah tangga yang biasa, semua bekas penggunaan
alat harus dibuang sesuai dengan peraturan daerahyang berlaku.
Nomor seri
Mengacu pada instruksi /buku manual
Polaritas konektor DC
Simbol perlindungan internasional

9. Apa itu I.H.B./AFib

Jantung berkontraksi karena sinyal listrik terjadi pada jantung dan mengirim darah keseluruh tubuh. Fibrilasi atrium (AFib) terjadi ketika sinyal listrik pada serambi jantung
bingung dan menyebabkan gangguan interval denyut. AFib dapat menyebabkan
darah tersendat di dalam jantung, yang dengan mudah dapat mengakibatkan
pembekuan darah, sebagai penyebab stroke dan serangan jantung.

MansetSimbol-simbol yang dicetak di kotak alat.

Alat ini dirancang untuk digunakan pada orang dewasa, bukan untuk
anak yang baru lahir atau bayi.
Lingkungan penggunaan. Alat ini dimaksudkan agar digunakan oleh
Anda sendiri di lingkungan perawatan kesehatan rumah.
Alat ini dirancang untuk mengukur tekanan darah dan denyut nadi
manusia untuk keperluan diagnosis.
Komponen yang presisi digunakan dalam pembuatan alat ini. Hindarialat dari suhu ekstrem, kelembapan, sinar matahari langsung,goncangan atau debu.
Bersihkan alat dan manset dengan kain lembut yang kering atau kainyang dibasahi dengan air dan deterjen netral. Jangan menggunakan
alkohol, benzena, thinner atau bahan kimia keras lainnya untuk
membersihkan alat ataupun manset.
Hindari melipat manset dengan kencang atau menyimpan selangyang dililit kuat untuk waktu yang lama, hal seperti itu akan
mempersingkat masa pakai komponen alat.
Berhati-hatilah agar bayi tidak tercekik selang dan kabel.
Jangan melilit selang udara pada saat melakukan pengukuran. Hal ini dapat
menyebabkan cedera akibat tekanan yang terus menerus pada manset.
Alat dan manset tidak tahan air. Hindari alat dan manset agar tidak
terkena hujan, keringat dan air.
Pengukuran dapat berubah jika alat digunakan di dekat televisi,
oven mikrogelombang, ponsel, sinar-X atau perangkat lainnya yang
memiliki medan magnet yang kuat.
Alat komunikasi nirkabel, seperti perangkat jaringan rumah, ponsel,
telepon kabel dan BTS serta walkie-talkie dapat mempengaruhi
monitor tekanan darah ini.
Oleh karena itu, tempatkan alat dengan jarak minimum 30 cm dariperangkat-perangkat tersebut.
Pastikan bahwa alat telah bersih sebelum digunakan kembali.
Jangan menangani peralatan, bagian-bagian alat dan baterai yang digunakan
seperti sampah rumah tangga yang biasa, semua bekas penggunaan alat
harus dibuang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Jangan memodifikasi perangkat. Hal tersebut dapat menyebabkan
kecelakaan atau kerusakan pada alat.
Untuk mengukur tekanan darah, lengan harus diapit dengan cukup
kuat oleh manset agar dapat menghentikan peredaran darah
sementara melalui pembuluh nadi. Hal ini dapat menimbulkan rasa
sakit, mati rasa atau tanda merah sementara pada lengan. Kondisi
ini akan muncul khususnya ketika pengukuran dilakukan secara
berturut-turut. Rasa sakit, mati rasa, atau tanda merah akan hilang
seiring berjalannya waktu.
Melakukan pengukuran tekanan darah terlalu sering dapat
membahayakan akibat dari gangguan pada aliran darah. Lakukan
pemeriksaan agar pengoperasian alat tidak mengakibatkan
gangguan sirkulasi darah jangka panjang ketika menggunakan alat
secara berulang-ulang.
Uji klinis belum dilakukan pada bayi yang baru lahir dan ibu hamil.
Jangan menggunakan alat pada bayi yang baru lahir dan ibu hamil.
Jika Anda pernah melakukan mastektomi, konsultasikan dengan
dokter sebelum menggunakan alat.
Jangan biarkan anak-anak menggunakan alat sendiri dan jauhkan
dari jangkauan bayi. Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan
atau kerusakan pada alat.
Ada beberapa bagian kecil alat yang dapat menyebabkan bahaya
tersedak jika tidak sengaja tertelan oleh bayi.
Jangan menyentuh baterai, konektor DC, dan pasien pada saat yangsama. Hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.
Lepaskan adaptor AC ketika tidak sedang menggunakan alat untuk
pengukuran.
Penggunaan aksesori tidak dijelaskan di manual ini dan hal tersebut
kemungkinan dapat membahayakan keselamatan.
Jika baterai mengalami korsleting, maka baterai bisa menjadi panas
dan terbakar.
Berikan waktu kepada alat agar beradaptasi dengan lingkungan
sekitar sebelum menggunakannya (sekitar satu jam).
Jangan memompa alat tanpa memasang manset pada lengan atas.

Jangan menggulung lengan baju terlalu kuat atau ketat

KESALAHAN LAYAR PUL
Denyut tidak terdeteksidengan benar.

3. Tindakan PencegahanT

2. Konstriksi lengan atas, disebabkan karena menggulung lengan baju
ke atas dapat menghalangi pembacaan yang akurat.
sudah berada pada rentang letak
3. Konfirmasi bahwa posisi indeks
manset yang tepat.
Catatan: S elama pengukuran, adalah hal yang normal jika manset
dipasang dengan sangat ketat. (Jangan khawatir).

16. Data Teknis
Tipe
Metode pengukuran
Rentang pengukuran

UA-611Plus, UA-651Plus
Pengukuran oscillometric
Tekanan:
0 - 299 mmHg
Tekanan sistolik: 60 - 279 mmHg
Tekanan diastolik: 40 - 200 mmHg
Denyut:40 - 180 denyut/menit
Keakuratan
Tekanan:±3 mmHg
pengukuran
Denyut:±5 %Nilai arus
DC 6 V 3W
Pasokan daya
4 x baterai 1,5V (R6P, LR6 atau AA)
Adaptor AC opsional (TB-233C INPUT:
AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz 0,15A) (Tidak termasuk)Jumlah pengukuran
Sekitar 700 kali
LR6 (baterai alkalin)
Sekitar 200 kali
R6P (baterai mangan)
Dengan nilai tekanan 180 mmHg,
suhu ruangan 23 °C.
Klasifikasi
Peralatan ME bertenaga internal (Dipasok olehbaterai) / Kelas II (Dipasok oleh adaptor)
Mode operasi berkelanjutan
Uji klinis
Menurut ISO81060-2: 2013
Dalam studi validasi klinis, K5 digunakan pada
85 subjek untuk memperoleh determinasi
tekanan darah diastolik.
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Memori60 pengukuran terkini
Kondisi pengoperasian +10 sampai +40 °C / 15 sampai 85 %RH /800 sampai 1.060 hPa
Kondisi Pengangkutan/ -20 sampai +60 °C / 10 sampai 95 %RH /Penyimpanan
700 sampai 1060 hPa
Dimensi
Sekitar96 [L] x 68 [T] x 130 [D] mm
Berat
Sekitar
240 g, tidak termasuk baterai
Perlindungan
Alat:
IP20
internasional
Tipe BF
Alat yang digunakan
MansetMasa pakai
Alat:
5 tahun (bila digunakan
enam kali sehari)
Manset:2 tahun (bila digunakan
enam kali sehari)
Adaptor AC:
5 tahun (bila digunakan
enam kali sehari)
Aksesoris adaptor AC/TB233C
Adaptor berfungsi untuk menghubungkan alatke sumber daya listrik di rumah. Hubungi penjual
A&D di wilayah Anda untuk membeli alat. Adaptor
AC harus diperiksa atau diganti secara berkala.
Simbol yang tertera pada adaptor AC.
SimbolFungsi/Arti
Hanya untuk penggunaan dalam ruangan saja
Alat Kelas II
Sekring termal
SekringLabel alat direktif EC
Label alat sertifikasi EAC
Polaritas steker adaptor AC
Aksesoris dijual terpisah
Manset Nomor Katalog Ukuran Manset
Ukuran Lengan
CUF-D-LA-ISO Manset Dewasa Ukuran Besar 31 cm sampai 45 cm
CUF-I-ISO
Manset ukuran lebar
22 cm sampai 42 cm
CUF-D-MA-ISO Manset Ukuran Semi Besar 23 cm sampai 37 cm
CUF-F-A-ISO
Manset dewasa
22 cm sampai 32 cm
CUF-D-SA-ISO Manset kecil
16 cm sampai 24 cm
Ukuran lengan: Lingkar di bisep.
Adaptor AC

Nomor Katalog
Steker (Tipe outlet)
TB-233C
Tipe C
Catatan: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Klasifikasi IP adalah tingkat perlindungan yang diberikan oleh
selungkup sesuai dengan IEC 60529. Alat ini terlindungi dari benda
asing padat yang berdiameter 12 mm dan yang lebih besar seperti jari.
Alat ini tidak tahan air.