Português (Tradução)Registador para monitor
ambulatório da pressão arterial

Monitor ambulatório
da pressão arterial

1WMPD4003695B

2201

2017 A&D Company, Limited. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,transmitida, transcrita ou traduzida em qualquer idioma, em
qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão por
escrito da A&D Company, Limited.
O conteúdo deste manual e as especificações do instrumento
abrangido por este manual estão sujeitos a alteração para
melhoria sem aviso prévio.
A marca nominativa e logótipos Bluetooth® são marcas comerciais
registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das referidas
marcas por parte da A&D está sob licença.
As outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem
aos respetivos proprietários.

Conformidade
Conformidade com a Diretiva europeia
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva europeia relativa aos
dispositivos médicos 93/42/EEC.
Isto é demonstrado pela marcação CE de conformidade acompanhada
pelo número de referência de uma autoridade designada.
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva RSP 2011/65/EU.
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva relativa aequipamentos de rádio 2014/53/EU.
A A&D Company, Limited declara que o dispositivo está em conformidade
com a Diretiva relativa a equipamentos de rádio 2014/53/EU.
O texto completo da declaração da UE está disponível no seguinte
endereço de Internet: https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Conformidade com as Normas da FCC
Este dispositivo está em conformidade com a Secção 15 das Normas
da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:(1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais e (2)este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindointerferências que poderão provocar um funcionamento indesejável.
(FCC = Federal Communications Commission dos EUA)CUIDADO FCCAs alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parteresponsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador
para utilizar o equipamento. Este transmissor não deve ser colocado ou
utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este
equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação
da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado e cumpre as
Diretrizes de Exposição de radiofrequência (RF) da FCC. Este equipamento
tem níveis muito baixos de energia de RF considerados em conformidade
sem realização do ensaio da taxa de absorção específica (SAR).

TM-2441iConformidade com as normas IC
Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS isentas
de licenças da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às
duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode provocar
interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquerinterferências, incluindo interferências que poderão provocar um
funcionamento indesejável do dispositivo.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição
a radiação da IC estabelecidos para um ambiente não controlado esatisfaz os requisitos da RSS-102 das normas de Exposição aradiofrequência (RF) da IC. Este equipamento tem níveis muito baixos
de energia de RF considerados em conformidade sem realização doensaio da taxa de absorção específica (SAR).

Conformidade com a Australian EMD Framework
O dispositivo está em conformidade com os seguintes requisitos:
Norma de emissões EMD para equipamento industrial, científico e médico
AS/ NZS 2064:1997, norma genérica de imunidade EMD AS/NZS 4252.
1:1994. O disposto acima é demonstrado pela etiqueta C-Tick.

Transmissão Bluetooth®
Este dispositivo está equipado com uma função sem fios Bluetooth e
consegue estabelecer ligação a dispositivos médicos com tecnologia
sem fios Bluetooth.
Aplicações e dispositivos compatíveis com Bluetooth 4.1.
Cada dispositivo precisa de uma aplicação para receber dados.

iiDefinições de aviso
Para evitar acidentes devido a manuseio inapropriado, este produto
e o seu manual contém os seguintes sinais e marcas de aviso.
Os significados destes sinais e marcas de aviso são os seguintes.

Definições de aviso
PerigoSituação de perigo iminente que irá resultar em morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.

Aviso

Situação de perigo potencial que pode resultar em morte
ou ferimentos graves, caso não seja evitada.
Situação de perigo potencial que pode resultar em ferimentos

Cuidado ligeiros ou moderados, caso não seja evitada. Também podeser utilizado para avisar contra prática insegura.

Exemplos de símbolo
O símbolo
indica “Cuidado”. A natureza do cuidado necessário
está descrita no interior ou perto do símbolo, com texto ou uma
imagem. O exemplo indica cuidado contra choque elétrico.
O símbolo
indica “Não”. A ação proibida está descrita no interiorou perto do símbolo, com texto ou uma imagem.
O exemplo indica “Não desmontar”.
O símbolo
indica ação obrigatória. A ação obrigatória está
descrita no interior ou perto do símbolo, com texto ou uma imagem.
O exemplo indica ação geral obrigatória.

Outro
Nota

Faculta informação útil para o utilizador durante a operação
do dispositivo.

As precauções para cada operação estão descritas nas páginas deste
manual. Leia o manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.
iii

Precauções de utilização
Para utilizar o TM-2441 (registador para monitor ambulatório dapressão arterial) em segurança e corretamente, leia atentamente as
seguintes precauções antes de utilizar o monitor. O seguinte
conteúdo resume os assuntos gerais que afetam a segurança dos
pacientes e operadores, além do manuseio seguro do monitor. As
precauções para cada operação estão descritas nas páginas deste
manual. Leia o manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.
1. Precauções ao usar e armazenar o registador.

PerigoMantenha o registador afastado de áreas onde estejam
presentes anestéticos inflamáveis ou gases inflamáveis,
botijas de oxigénio de alta pressão e tendas de oxigénio.
O uso do registador nessas áreas pode causar uma
explosão. Não utilize o registador em conjunto com um
sistema de imagens por ressonância magnética (IRM).

CuidadoPara preservar as capacidades do dispositivo, considere as
seguintes condições ambientais ao utilizar e guardar o registador.
O desempenho do registador poderá ser afetado pelo excesso detemperatura, humidade e altitude.
Evite locais onde o registador possa ser salpicado por água.
Evite locais com temperatura elevada, humidade elevada, luz
solar direta, poeira, sal e enxofre no ar.
Evite locais onde o registador possa estar inclinado, sofrer
vibrações ou impactos (incluindo durante o transporte).
Evite locais onde estejam guardados produtos químicos ou
gases presentes.
iv

Cuidado
Condições de funcionamento:
Temperatura: +10 °C a +40 °C,
Humidade:
30%HR a 85%HR (sem condensação).
Condições de transporte e armazenamento:
Temperatura: -20 °C a +60 °C,
Humidade:
10%HR a 95%HR (sem condensação).
2. Precauções antes de usar o registador.

CuidadoConfirme que o registador funciona de forma correta e segura.
A utilização do registador com outros dispositivos pode provocar
diagnósticos incorretos ou problemas de segurança. Confirmeque os dispositivos podem ser ligados de forma segura.
Verifique a existência de interferência mútua com outros
dispositivos médicos. Confirme que o registador pode ser utilizado
corretamente.
Utilize acessórios, opções e consumíveis especificados pela A&D.
Leia cuidadosamente os manuais de instruções facultados com
os itens opcionais. Quaisquer avisos e cuidados não estão
descritos neste manual.
Para o uso seguro e correto do registador, inspecione-o antes dautilização.
Deixe o registador num estado normal de funcionamento uma
hora ou mais antes de utilizá-lo e ligá-lo.
Conete apenas periféricos dedicados ao conector USB.
Não ligue outros dispositivos.
Não ligue qualquer braçadeira exceto no caso de uma
braçadeira autorizada pela A&D ao bocal de ar.
v

Preparação do registador
Elimine os últimos dados armazenados no registador antes de este
ser utilizado pelo paciente seguinte.
Substitua as pilhas antes de o registador ser utilizado pelo paciente seguinte.
Dispositivo
Utilize o registador apenas para diagnóstico e contramedidas.
Confirme que o tubo de ar e a braçadeira estão colocados corretamente.
(Exemplo: dobras e tensão do tubo de ar, posição e direção da braçadeira)Instruções para o paciente que utiliza o dispositivo
Informe o paciente como colocar o interruptor AUTO na posição
“OFF” para parar o registador sozinho, se ocorrer algum problema.
Ensine o paciente a remover o registador rapidamente se sentir dor
ou se ocorrer algum problema.
Tenha cuidado ao utilizar o dispositivo perto de bebés ou crianças,
devido ao perigo de asfixia acidental com o tubo de ar.
3. Precauções com as pilhas usadas para medir a pressão arterial.

CuidadoInstale as pilhas de acordo com os sinais de polaridade “+” e “-”mostrados na parte interna da tampa das pilhas. (Note as polaridades)
Substitua as pilhas gastas por pilhas novas ao mesmo tempo.
Remova as pilhas se não utilizar o registador durante um longo
período de tempo. Poderá haver uma fuga na pilha, que por sua
vez poderá provocar uma avaria.
Utilize duas pilhas alcalinas (tamanho AA) ou pilhas
recarregáveis especificadas (tamanho AA, Ni-MH).
Empurre e segure o terminal da mola “-” com a pilha.
Deslize e instale o terminal “+” da pilha no terminal “+” docompartimento das pilhas. Se a pilha for instalada a partir do
terminal “+”, a tampa das pilhas pode ser danificada.
vi

Cuidado
Não toque simultaneamente na pilha e no paciente.
Pode provocar um choque elétrico.
Não misture pilhas usadas com pilhas novas. Não utilize pilhas detipos e fabricantes diferentes. A sua utilização pode provocar fugas,
aquecimento e explosão. O registador poderá funcionar mal.
4. Precauções durante o uso.

PerigoNão utilize o registador enquanto conduz automóveis ou
outros veículos.
Exemplo: O registador pode inibir o movimento corporal ou
dos braços durante a condução de veículos, etc.

Aviso
Este dispositivo médico só pode ser utilizado por um médico ou
pessoa legalmente autorizada. Explique a utilização correta ao
paciente e certifique-se de que este é capaz de interromper amedição caso ocorra algum problema.
Não utilize um telemóvel perto do registador (a menos de 30 cm).
Tal pode causar mau funcionamento.

CuidadoPare o uso do registador e coloque o interruptor AUTO na
posição “OFF”, caso o paciente sinta dor no braço ou a medição
esteja incorreta.
Não utilize o registador num forte campo magnético ou elétrico.
Não utilize o registador num paciente que esteja ligado a uma
máquina cardio-pulmonar.
vii

Nota
Instruções para o paciente
Em caso de temperatura baixa, a energia da pilha diminui e acontagem de medições é reduzida.
5. Precauções após usar o registador.

CuidadoProcessamento dos dados de medição
Certifique-se de processar os dados de medição imediatamente
usando um periférico dedicado.
O registador
Após limpar os acessórios, guarde-os.
Limpe o registador para a medição seguinte.
Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”. Se deixar
o interruptor AUTO , na posição “ON”, a pressurização damedição automática é iniciada na próxima hora de início damedição e a braçadeira ou outras peças podem ser quebradaspela inflação.
Remova as pilhas do registador se não utilizá-lo durante um
longo período de tempo. Poderá haver uma fuga nas pilhas,que por sua vez pode danificar o registador.
Evite o uso do registador por uma criança sem supervisão.
Não deixe o registador ao alcance das crianças. Fazê-lo podeprovocar acidentes ou danos.
Segure o encaixe do conector quando ligar e retirar o cabo.
Não puxe o cabo.

viii

Nota
Precauções após usar o registador (TM-2441)
Certifique-se de processar os dados de medição imediatamente
usando o periférico dedicado após finalizar a medição.
Pilha recarregável de lítio de reserva
O registador inclui uma pilha de lítio de reserva. Esta pilha fornece
alimentação ao relógio integrado durante a substituição das pilhas
AA utilizadas para a medição de pressão arterial. A pilha de lítio écarregada pelas pilhas AA.
Como prolongar a vida útil da pilha de reserva
Na primeira utilização após a compra ou após o armazenamento
durante um mês ou mais, substitua as pilhas e carregue as pilhas dereserva. As pilhas de reserva deve ser carregada, no mínimo, durante
48 horas.
(As pilhas de reserva é sempre carregada pelas pilhas AA.)
Substitua as pilhas antigas por duas pilhas AA novas quando a
indicação de pilhas for.
Quandofor apresentado na indicação de pilhas, não é
possível efetuar a medição de pressão arterial e a comunicação
de dados. Substitua as pilhas usadas por duas pilhas AA novas.
Remova as pilhas para evitar a ocorrência de fugas de líquido dapilha, caso o registador não seja utilizado durante um mês ou mais.

ix

6. As soluções quando o dispositivo tiver um erro

Aviso
Pare a utilização e remova as pilhas AA. Se os terminais da pilhasofrerem um curto-circuito, a pilha pode estar quente.
No caso de avaria, o registador pode ficar quente durante a
medição, por favor manuseie com cuidado.
Coloque a etiqueta de aviso “Avaria” ou “Não utilizar” noregistador. Contacte o seu distribuidor.
Pare o registador imediatamente se o tempo de medição
exceder os 180 segundos e se a pressão de ar for superiora 299 mmHg.
7. Precauções de manutenção

Aviso
Confirme o desempenho correto e a segurança do registador
quando não for utilizado durante um longo período de tempo.
Para preservar o desempenho correto e a segurança, realize ainspeção e a manutenção antes da utilização. O utilizador(hospital, clínica, etc.) é responsável pela gestão doequipamento médico. Se a inspeção e a manutenção não
forem realizadas corretamente, pode ocorrer um acidente.

CuidadoUtilize um pano seco sem pelos para limpar o registador.
Não utilize agentes voláteis como, por exemplo, diluente
ou benzina.
Não utilize um pano molhado.
Não desmonte ou modifique o registador (dispositivo eletrónico
médico). Pode causar danos.
x8. Precauções e soluções de mau funcionamento devido a um
campo eletromagnético forte

CuidadoO registador está em conformidade com a norma EMD
IEC60601-1-2: 2014. Contudo, para evitar a interferência
eletromagnética com outros dispositivos, não utilize telemóveis
perto do registador.
Se o registador estiver perto de campos eletromagnéticas fortes, oruído pode afetar as formas de onda e podem ocorrer anomalias.
Se ocorrer uma anomalia inesperada durante o uso, verifique ainterferência eletromagnética e tome as medidas apropriadas.
Não utilize a ligação Bluetooth no alcance de uma LAN sem
fios ou de outros dispositivos sem fios, nas proximidades dedispositivos que emitem ondas de rádio, como micro-ondas,
em locais onde existem demasiadas obstruções ou em outros
locais onde a potência do sinal é fraca. Fazê-lo pode provocar
perdas de ligação frequentes, velocidades de comunicação
muito lentas e erros.

CuidadoOs exemplos seguintes correspondem a causas gerais de avarias
e respetivas soluções.
Utilização de telemóveis
As ondas de rádio podem provocar avarias inesperadas.
Os dispositivos de comunicação sem fios, dispositivos derede doméstica como, por exemplo, telefones sem fios e
dispositivos de comunicação semelhantes podem afetar oregistador. Como tal, devem ser mantidos a uma distância depelo menos 30 cm ou mais em relação ao registador.
xi

Cuidado
Se existir eletricidade estática na área de utilização (descarga
de dispositivos ou na área circundante)
Antes de utilizar o registador, certifique-se de que o operadore o paciente descarregaram a eletricidade estática.
Humidifique a divisão.
A utilização perto de um dispositivo LAN sem fios
IEEE802.11g/b/n pode provocar a interferência mútua, o que
pode resultar na redução das velocidades de comunicação ou
impedir a ligação. Nesse caso, desligue a fonte de alimentação
do dispositivo que não está a ser utilizado, ou utilize o monitor
num local diferente.

9. Proteção ambiental

CuidadoAntes de eliminar o registador, remova a pilha de lítio do registador.

xii

Precauções para medição segura
Esta secção descreve as precauções relativas à medição e ao sensor.
Notifique o paciente do seguinte conteúdo e explique-o a este. Orienteo paciente quanto ao uso correto do dispositivo.

Medição de pressão arterial

Aviso

Certifique-se de que o tubo não está demasiado dobrado e deque o ar flui devidamente. Caso seja utilizado um tubo de ardobrado, a pressão de ar pode permanecer na braçadeira,o que pode interromper o fluxo sanguíneo no braço.
Não meça a pressão arterial num braço se o paciente
apresentar as seguintes condições. Isto pode causar um
acidente ou agravamento da lesão.
1) Um braço apresenta uma lesão ou doença.
2) Um braço que está a receber tratamento por via intravenosaou transfusão sanguínea.
3) Um membro desviado para diálise artificial.
4) O paciente esteve acamado por um longo período(No caso em que exista a possibilidade de trombo).

CuidadoVerifique o estado do paciente se houver problemas com amedição. O dispositivo estima que o estado piora ao ultrapassaro limite da medição ou se o fluxo de ar é interrompido porqueo tubo de ar está dobrado.
Medir a pressão arterial com demasiada frequência podeprovocar danos corporais devido à interferência com o fluxo
sanguíneo. Confirme se a utilização do dispositivo não provoca
o impedimento prolongado da circulação sanguínea, quando
utilizar o dispositivo de forma repetida.
A medição de pressão arterial pode não ser exata se o pacientetiver uma arritmia contínua ou se mover excessivamente.
xiii

Cuidado
Utilize a braçadeira ao nível do coração. (Se for utilizada a um
nível diferente, ocorrerá um erro do valor de medição.)O registador responde ao artefato e impacto externo. Em casode dúvida quanto ao valor de medição, meça a pressão arterial
através da auscultação ou palpação.
Poderá ocorrer um erro de medição se a braçadeira não
corresponder à circunferência correta do braço do paciente.
Não encha a braçadeira antes de a colocar à volta do braço
do paciente. Pode causar danos e a explosão da braçadeira.

Nota
A medição de pressão arterial pode provocar sangramento subcutâneo.
Este sangramento subcutâneo é temporário e desaparece com o tempo.
Se o paciente utilizar uma máquina cardio-pulmonar, não é possível
medir a pressão arterial devido à ausência do batimento cardíaco.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o braço estiver
coberto por um tecido grosso.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o tecido forenrolado para cima e apertar o braço.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se a circulação
periférica for insuficiente, se a pressão arterial for excessivamente baixa
ou se o paciente tiver hipotermia (o fluxo sanguíneo é insuficiente).
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o paciente tiver
uma arritmia frequente.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o tamanho dabraçadeira não for correto.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se a braçadeiranão for colocada ao nível no coração.
xiv

Nota
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o paciente se
mover ou falar durante a medição.
Não foram realizados ensaios clínicos em recém-nascidos e grávidas.
Consulte um médico antes da utilização se tiver sido realizada uma
mastectomia.

Braçadeira

Aviso
Elimine as braçadeiras contaminadas por sangue para evitar a
propagação de doenças infeciosas.
Evite o armazenamento da braçadeira dobrada ou com o tubo
de ar torcido durante longos períodos de tempo. Fazê-lo podereduzir a vida útil dos componentes.

Medição da taxa de pulso

Aviso
Não utilize a frequência de pulso exibida para diagnóstico debatimento cardíaco irregular.

NotaO registador mede a frequência de pulso ao medir a pressão arterial.

xv

Lista da embalagem
CuidadoO registador é um instrumento de precisão. Utilize-o com cuidado.
O choque excessivo pode causar falhas e avarias.

Nota
O registador é enviado numa caixa especial concebida para protegêlo de danos durante o transporte. Ao abrir a caixa, certifique-se de que
esta contém todos os componentes da lista da embalagem. Em casode dúvida, contacte o seu distribuidor local ou o distribuidor A&D maispróximo. Recomendamos que guarde a caixa especial.
Consulte “10. Itens opcionais (exigem encomenda)” para ver mais opções.
Registador da pressão arterial ................................................................... 1
Acessórios
Braçadeira para adultos 20 a 31 cm (7,8" a 12,2") para o braço esquerdo
TM-CF302B ................. 1
Braçadeira grande
28 a 38 cm (11,0" a 15,0") para o braço esquerdo
TM-CF402B ................. 1
Cobertura da braçadeira para adultos ................................................ 2
Cobertura da braçadeira grande ......................................................... 2
Suporte de transporte ................................ AX-133025995 ............. 1
Cinto ............................................................ AX-00U44189 .............. 1
Presilha .................................................................................................. 1
Folha de registo de atividade (10 folhas) ... AX-PP181-S ................. 1
Cabo USB .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
CD do ABPM Data Manager ............................................................... 1
Este manual de instruções ................................................................... 1xvi

Registador da pressão arterial

Braçadeira para adultos para o braço esquerdo
Braçadeira grande para o braço esquerdo

Suporte de transporte

Presilha Cobertura da braçadeira para adultos
Cobertura da braçadeira grande

Cinto

Folha de registo de atividade (10 folhas)

CD do ABPM Data Manager

Cabo USB

xvii

Este manual de instruções

Índice
Conformidade...................................................................................................... i
Conformidade com a Diretiva europeia ........................................................... i
Conformidade com as Normas da FCC ........................................................... i
Conformidade com as normas IC ................................................................... ii
Conformidade com a Australian EMD Framework .......................................... ii
Transmissão Bluetooth® ................................................................................. ii
Definições de aviso ........................................................................................... iii
Precauções de utilização .................................................................................. iv
Precauções para medição segura ....................................................................xiii
Medição de pressão arterial .........................................................................xiii
Braçadeira .................................................................................................... xv
Medição da taxa de pulso ............................................................................. xv
Lista da embalagem ........................................................................................ xvi
1.

Introdução ........................................................................................... 52.

Características .................................................................................... 5

3.

Abreviaturas e símbolos ...................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Especificações .................................................................................. 13
Registador ..................................................................................... 13
Dimensões ..................................................................................... 16

Nomes dos componentes .................................................................. 17
5.1.
Registador ..................................................................................... 17
5.2.
Visor .............................................................................................. 18
5.2.1.
Painel LCD (Liquid crystal display - monitor de cristal líquido) .......... 1815.2.2.

Visor OLED (Organic light emitting diode - díodo orgânico
emissor de luz) ........................................................................... 19
5.3.
Operações principais de comutação .............................................. 20
5.3.1. Operações A-BPM ..................................................................... 20
5.3.2. Operações S-BPM ..................................................................... 23
5.3.3. Outras operações ...................................................................... 256.

Funções de medição da pressão arterial ........................................... 27
6.1.
Medição automática de pressão arterial (A-BPM) .......................... 27
6.1.1. Modo de espera de A-BPM ........................................................ 29
6.1.2. Função Dormir e tempo de intervalo .......................................... 29
6.1.3. Como parar a medição............................................................... 30
6.1.4. Armazenar dados ambientais..................................................... 30
6.2.
Medição de pressão arterial autónoma (S-BPM) ........................... 31
6.2.1. Programas de S-BPM ................................................................ 32
6.2.2. Modo de espera S-BPM ............................................................. 36
6.2.3. Parar e suspender a medição .................................................... 37
6.3.
Resultados de medição ................................................................. 38
6.3.1. Exibir os resultados de medição ................................................ 38
6.3.2. Guardar os resultados de medição ............................................ 38
6.3.3. Enviar os resultados de medição ............................................... 39
6.3.4. Números ID ................................................................................ 39

7.

Preparar o registador ......................................................................... 40
7.1.
Instalar as pilhas (substituir as pilhas) ........................................... 40
7.1.1. Como substituir as pilhas ........................................................... 42
7.2.
Preparar o suporte de transporte ................................................... 42
7.3.
Inspeção de utilização ................................................................... 43
7.3.1. Listas de verificações de pré-instalação das pilhas .................... 43
7.3.2. Listas de verificações de pós-instalação das pilhas ................... 44

8.

Funcionamento.................................................................................. 45
2

8.1.
Fluxograma de operações ............................................................. 45
8.2.
Definições iniciais .......................................................................... 47
8.2.1. Predefinições de fábrica............................................................. 47
8.2.2. O relógio e a função de monitorização da medição ................... 48
8.2.3. Valor de pressurização inicial da S-BPM ................................... 50
8.3.
Programas predefinidos de A-BPM ................................................ 50
8.3.1. Itens e parâmetros A-BPM ......................................................... 52
8.3.2. Exemplos do programa A-BPM .................................................. 55
8.3.3. Hora de início e tempo de funcionamento .................................. 57
8.4.
Programas de S-BPM .................................................................... 58
8.4.1. Itens e parâmetros de S-BPM .................................................... 59
8.4.2. Exemplos de exibição S-BPM .................................................... 60
8.5.
Apagar dados de medição ............................................................. 63
8.6.
Instalar o produto no paciente ....................................................... 64
8.6.1. Informação para os pacientes .................................................... 64
8.6.2. Cobertura da braçadeira ............................................................ 66
8.6.3. Instalar a braçadeira, suporte de transporte e registador ........... 67
8.7.
Operações de medição de pressão arterial ................................... 70
8.7.1. Operações A-BPM ..................................................................... 70
8.7.2. Operações S-BPM ..................................................................... 72
8.7.3. Medição manual ......................................................................... 74
8.7.4. Parar e suspender as medições................................................. 75
8.8.
Ligar o registador a um periférico dedicado ................................... 77
8.8.1. Ligar com um cabo USB ............................................................ 77
8.8.2. Utilizar comunicação Bluetooth® ................................................ 79
8.8.3. Como suspender a comunicação Bluetooth® (modo Avião) ....... 80
9.

Manutenção....................................................................................... 81
9.1.
9.2.

Armazenamento, inspeção e gestão de segurança do produto ..... 81
Limpar o produto............................................................................ 823

9.3.
Inspeção periódica......................................................................... 84
9.3.1. Inspeção de pré-instalação das pilhas ....................................... 84
9.3.2. Inspeção de pós-instalação das pilhas....................................... 85
9.4.
Eliminação ..................................................................................... 86
9.5.
Resolução de problemas ............................................................... 87
9.6.
Códigos de erro ............................................................................. 88
10.

Itens opcionais (exigem encomenda) ................................................ 91

11.
Anexo ................................................................................................ 93
11.1.
Princípio da medição de pressão arterial ....................................... 93
11.2.
Informações EMD .......................................................................... 96

4

1. Introdução

Obrigado pela sua compra!

O registador ambulatório da pressão arterial TM-2441 permite
realizar medições exatas da pressão arterial do paciente, deforma automática durante períodos predefinidos (por exemplo,
continuamente durante 24 horas). Este manual explica as
definições, operações, modos e programas de medição depressão arterial, bem como a comunicação com um periférico
dedicado, manutenção, especificações e avisos. Leia este
manual para consultar as instruções de utilização e mantenha-o
num local acessível.

2. Características
ResumoO registador é um monitor ambulatório da pressão arterial capazde medir o valor da pressão arterial de forma não invasiva e afrequência de pulso do paciente sob a orientação de um médico.
A finalidade é medir e armazenar a variação da pressão arterial
ao longo de um dia durante o quotidiano de um paciente.
O registador foi desenvolvido para ser portátil e ter umafunção de gestão de dados e um funcionamento simples.

Grupo-alvo da medição de pressão arterial

Este registador foi concebido para adultos (acima de 12 anosde idade).

5Finalidade de utilização

O registador está equipado com dois modos de medição depressão arterial. Os valores de pressão arterial podem serutilizados para consultas médicas e autogestão da saúde.

Medição automática de pressão arterial (A-BPM)
Este modo permite especificar seis pares de horas de início
e intervalos arbitrários para cada 24 horas e permite medire registar a pressão arterial automaticamente.
Medição de pressão arterial autónoma (S-BPM)
A utilização deste modo assume que um paciente mede a sua
própria pressão arterial em casa ou no hospital. Este modo
pode utilizar cinco tipos de programas, de acordo com a sua
utilidade.

Portabilidade

O peso aproximado do registador é 135 g (excluindo as pilhas).
Tem o tamanho da palma da mão e está equipado com uma
microbomba.
Podem ser utilizadas duas pilhas alcalinas AA. (Tamanho LR6
ou AA)
Podem ser utilizadas duas pilhas recarregáveis (tamanho AA,
pilhas Ni-MH).

Operabilidade

As definições do registador e o programa de medição de pressão
arterial podem ser facilmente configurados usando o ABPM DataManager instalado no computador (periférico dedicado).

6

Desempenho analítico extenso

O tempo de intervalo de medição pode ser definido paraa medição automática de pressão arterial.
A pressão arterial pode ser medida de imediato, a qualquer
altura, através da medição manual.
A S-BPM está equipada com cinco programas para diferentes
condições.
A análise pode ser realizada efetivamente usando o ABPM DataManager instalado no computador (periférico dedicado).

Tempo de medição reduzido

A velocidade de esvaziamento é controlada para minimizaro tempo de medição.
O valor de pressurização é controlado para minimizar o tempo
de medição.

Conveniência simples

Um periférico dedicado pode receber dados através deum cabo USB. Os dados recebidos podem ser analisados
e impressos facilmente.

73. Abreviaturas e símbolos
Símbolos
SYS

Significado
Pressão arterial sistólica

DIA

Pressão arterial diastólica

PUL

Frequência de pulso

PP
kPa
mmHg
/min

Pressão de pulsação

--xx

LCD
OLED

PP = SYS - DIA

Unidade de pressão arterial
Unidade da frequência de pulso/minuto
Marca que indica o batimento cardíaco durante a medição.
O Bluetooth está a ser utilizado.
A apresentar: A-BPM em curso.
Intermitente:
Tempo de intervalo de “1 sequência” em curso.
O indicador de IHB/FibA.
Silenciar
Memória cheia, elimine dados para iniciar a medição.
Indicação de pilhas
Se o nível 1
for apresentado, não é possível
efetuar a medição de pressão arterial e acomunicação de dados. Substitua as pilhas
por 2 pilhas novas LR6 (tamanho AA).
Marca do modo dormir A-BPM
A marca é apresentada durante a configuração.
Valor de medição impossível ou fora do intervalo.
Códigos de erro. xx =aMarca INICIAR S-BPM
Marca PARAR S-BPM
Liquid crystal display (monitor de cristal líquido)
Organic light emitting diode(díodo orgânico emissor de luz)
Marca de alerta
8

Símbolos

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38 cm11"-15"

Adult
cuff

20-31 cm7.8"-12.2"

SNx2
1.5 V LR6
1.2 V HR6
not included
EMD

Significado
Grau de proteção contra choque elétrico:
Tipo de equipamento BF.
Fabricante da marcação CE. Data de fabrico.
Símbolo para braçadeira pequena
Circunferência do braço 15 a 22 cm
5,9" a 8,7"
Símbolo para braçadeira para adultos
Circunferência do braço 20 a 31 cm
7,8" a 12,2"
Símbolo para braçadeira grande
Circunferência do braço 28 a 38 cm 11,0" a 15,0"
Símbolo para braçadeira extra grande
Circunferência do braço 36 a 50 cm 14,2" a 19,7"
Símbolo impresso na embalagem.
A braçadeira grande está incluída nos acessórios.
Símbolo impresso na embalagem.
A braçadeira para adultos está incluída nos
acessórios.
Consulte o manual de instruções ou folheto.
Símbolo para “Manter seco” e “Proteger da chuva”.
Número de série
Símbolo impresso no compartimento das pilhas.
Direção (polaridade) para instalar a pilha.
Símbolo impresso na embalagem.
As pilhas não estão incluídas nos acessórios.
Perturbações eletromagnéticas
Símbolo para “Manusear com cuidado”.
O símbolo da waste electrical and electronicequipment directive (diretiva relativa aos resíduos
de equipamentos elétricos e eletrónicos).
9

Símbolos
BPM
A-BPM

Significado
Medição de pressão arterial
medição automática de pressão arterial

Medição de pressão arterial autónoma
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Símbolos A-BPM.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Símbolos S-BPM.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Símbolos Bluetooth. #3
Not made with natural Advertência para o paciente. Está
rubber latex.
impresso na braçadeira.
Cuidados na tampa das pilhas.
Utilize pilhas alcalinas ou as pilhas
Caution• Use alkaline batteries or specified
recarregáveis especificadas e verifiquerechargeable batteries anda correção da polaridade (+,-).
ensure correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
Não misture pilhas novas,
branded batteries.
usadas ou de outras marcas.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Prenda firmemente o tubo de ar da
braçadeira ao corpo principal.
#1: Consulte “6.1. Medição automática da pressão arterial(A-BPM)” e “8.3. Programas predefinidos de A-BPM” pararegistador da pressão arterial por 24 horas.
#2: Consulte “6.2. Medição de pressão arterial autónoma (S-BPM)” e“8.4. Programas de S-BPM” para obter cinco tipos de programas.
#3: Consulte “8.8.2. Como usar a comunicação Bluetooth® ” e“8.8.3. Como suspender a comunicação Bluetooth® (modo Avião)”.

10

Indicador de IHB/FibA

Se o dispositivo de monitorização detetar um ritmo irregulardurante as medições, será apresentado o indicador de IHB/FibA
no visor com os valores de medição. (Apenas S-BPM)

1 sequência

“1 sequência” em S-BPM consiste num conjunto de medições depressão arterial e tempos de intervalo repetidos para o número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.
Medição de pressão arterial
T

T

T

Tempo

T: Tempo de intervalo

Número de contagem de medições

11

Modo de espera

O modo de espera de A-BPM é um estado no qual a pressão
arterial não é medida durante o tempo de intervalo.
Hora de início
Hora de início Medição de pressão arterial
T

T

T

T

T

T

SecçãoTSecçãoTempo
T: Tempo de intervalo

O modo de espera S-BPM é um estado em que a pressão
arterial não é medida durante o tempo de intervalo e entrea “1 sequência” anterior e a “1 sequência” seguinte.
Hora de início
T

T

Hora de início
Medição de pressão arterial

Modo de espera

1 sequência

T

T

Tempo

1 sequência
T: Tempo de intervalo

Periférico dedicado

Um periférico dedicado significa o computador no qual o ABPM DataManager está instalado. O ABPM Data Manager está armazenado num
CD acessório.
Utilize um dispositivo periférico que cumpra os requisitos relativos aequipamento elétrico médico (IEC60601-1) quando ligar o registador aum dispositivo periférico. Não ligue o registador a outros dispositivos(Exemplo: IEC60950) numa área onde seja utilizado equipamento
médico. Use um cabo USB mais curto do que 1,5 m.

12

4. Especificações
4.1. Registador
Itens
Método de medição
Método de deteção
de pressão
Intervalo da exibição
de pressão
Precisão da medição
Divisão de registo
mínimaIntervalo de mediçãoDespressurização
EscapeMétodo depressurização
Pressurização
automática
Tempo de intervalo(de A-BPM)
Relógio

Visor

Descrições
Método de medição oscilométrica
Sensor de pressão semicondutor
0 a 299 mmHg
Tensão:±3 mmHg
Frequência de pulso: ±5 %Pressão:1 mmHgFrequência de pulso: 1 batimento/minuto
Pressão sistólica:
60 a 280 mmHg
Pressão diastólica: 30 a 160 mmHg
Frequência de pulso: 30 a 200 batimentos/minuto
Escape constante com uma válvula de fuga
controlada para segurança
Válvula eletromagnética
Microbomba
85 a 299 mmHg
Intervalos de cada secção que divide 24 horas
em seis partes, no máximo.
Intervalo: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Relógio de 24 horas
A-BPM:
OLED, 96 x 39 píxeis, caracteres brancos
S-BPM:LCD, 40 x 50 mm, visor: pressão sistólica,pressão diastólica, frequência de pulso,
relógio, erro, monitor de estado e símbolos
13

ItensDescrições
Dados de medição: máx. 600 ponto de dados
Com o mesmo tipo de pilhas:
2 x pilhas de 1,5 V (LR6 ou AA)
Pilha alcalina ou pilha de níquel-hidreto
Fonte de alimentação
(Ni-MH) 1.900 mAh ou mais
Pilha de reserva para o relógio integrado: Pilhade lítio redonda recarregável ML2016
200 vezes ou mais.
(quando são utilizadas pilhas alcalinas novas
Contagem de medição
ou pilhas de níquel-hidreto. Varia devido às
condições de medição.)CC 3,0 V (pilha alcalina, LR6),
Tensão nominal
CC 2,4 V (pilha de níquel-hidrogénio, tamanho AA)
USB: Compatível com USB1.1.
Comprimento do cabo: 1,5 m ou inferior.
O terminal micro-USB de tipo B estabelece
Interfaceligação ao periférico dedicado (utilizando
software de driver padrão).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
É possível ligar um dispositivo sem fios.
Condições deTemperatura: +10 a +40 °C
funcionamento
Humidade:
30 a 85%HR (sem condensação)Condições de transporte Temperatura: -+20 a +60 °C
e armazenamento
Humidade:
10 a 95%HR (sem condensação)Pressão atmosférica
para funcionamento
700 a 1.060 hPa
e armazenamento
Tipo de proteção contra
Equipamento com alimentação internachoque elétrico
Memória14

ItensDescrições
Grau de proteção contra Tipo BF: O registador, a braçadeira e achoque elétrico
tubagem foram concebidos para fornecer
proteção especial contra choques elétricos.
Etiqueta da diretiva CE para dispositivos
Marcação CE
médicos.
Marca comercial de certificação registada na
Marcação C-Tick
ACA pelo instituto de marcas.
Dimensões
Aprox. 95 (C) × 66 (L) × 24,5 (A) mm
Massa
135 g (excluindo as pilhas)
Registador: 5 anos. Autenticação autónoma
com dados internos. Utilização e manutenção
Vida útil
corretas nas condições ideais. A durabilidade
varia consoante as condições de utilização.
Proteção contra
Dispositivo: IP22
elementos exteriores
Modo predefinido
Medição contínuaHora de reinício após
Imediatamentea desfibrilhação
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1
BLP
Comunicação sem fios Banda de frequência: 2,4 GH (2.400 a 2.483,5 MHz)
Modulação: GFSKPotência de saída RF efetiva: < 20 dBm
Nota:# As especificações estão sujeitas a alteração para melhorias sem
aviso prévio.
# O ensaio clínico para este dispositivo é realizado com base na norma
ISO 81060-2:2013.
# O registador não é um dispositivo médico para monitorizar o paciente.
Não recomendamos a utilização para monitorizar pacientes em
tempo real em locais como unidades de cuidados intensivos.
ACA: Australian Communications Authority(Autoridade Australiana para as Comunicações)15

4.2. Dimensões

66

24,5

95

Unidade: mm

16

5. Nomes dos componentes
5.1. Registador
Braçadeira para adultos e braçadeira
grande para o braço esquerdo

Marca de posição da artéria

Tubo de ar
Ficha de ar
Bocal de arBotão EVENT
para A-BPM
OLED para A-BPM
START eBotão STOP
para A-BPM

Interruptor AUTO
para A-BPM

LCD
START eBotão
STOPpara S-BPM

Interruptor LOCK
para A-BPM

Compartimento das pilhas e
2 pilhas LR6 (tamanho AA)
para medição

Tampa das pilhas

Porta Micro USB (no fundo),
Terminal de comunicação de dados

175.2. Visor
Nota
Para obter um diagnóstico preciso, leia e interprete os dados exibidos
no registador de forma cuidada e correta.

5.2.1.

Painel LCD (Liquid crystal display - monitor de cristal líquido)
Números superiores
Números centrais
Números inferiores

Os valores seguintes podem ser exibidos em cada modo:
Resultado demedição

A-BPM

S-BPM

Números
superiores

Pressão arterial Tempo desistólica
intervalo

Números
centrais

Valor dePressão arterial
Tempo restante
diastólica
pressão

Números
inferiores

Pulsação

Tempo norelógio

Programa

Tempo norelógio

Consulte “3. Abreviaturas e símbolos” para ver os significados
dos símbolos no LCD.
18

5.2.2. Visor OLED (Organic light emitting diode - díodo orgânico
emissor de luz)
O estado de A-BPM é indicado no OLED.
Tempo no relógio.
Estado das definições e funcionamento.
O valor de medição de A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Pressão arterial sistólica.
Pressão arterial diastólica.
Frequência de pulso.

mmHg Unidade do valor de pressão arterial.
/min
Unidade de frequência de pulso.
Consulte “3. Abreviaturas e símbolos” para ver os significados
dos símbolos no OLED.
Significado

SímbolosA marca é apresentada durante a configuração.
A apresentar: A-BPM em curso.
Intermitente: Tempo de intervalo de “1 sequência” em curso.
O Bluetooth está a ser utilizado.
Memória cheia
Marca do modo dormir A-BPM
Indicação de pilhas

195.3. Operações principais de comutação
5.3.1. Operações A-BPM
Para iniciar ou suspender A-BPM.
Para alternar entre A-BPM e S-BPM

Passo 1. Guarde o programa predefinido (de horas de início e intervalos)para A-BPM.
Passo 2. Defina o interruptor

AUTO

para as operações seguintes.

“ON” ...... A-BPM é iniciado e a marcaé exibida.
As medições de pressão arterial são realizadasde acordo com o programa A-BPM predefinido.
“OFF” .... A-BPM é suspenso e a marcaé ocultada.
A medição de pressão arterial pode ser realizada
utilizando os programas S-BPM predefinidos.

Para bloquear A-BPM na posição “ON”.

Mantenha o interruptor AUTO na posição “ON” utilizando
o interruptor LOCK para realizar A-BPM.

Para prolongar o tempo de intervalo de A-BPM.

Passo 1. Coloque o modo dormir na posição “ON” antes da medição.
Passo 2. Coloque o interruptor AUTO
A-BPM.
A marcaé exibida.

na posição “ON” para utilizar

Passo 3. Quando o botão EVENT é premido durante A-BPM,o tempo de intervalo é duplicado.
Quando o botão EVENT é premido novamente,o tempo de intervalo regressa ao valor básico.
20

Para parar durante a A-BPM

Quando o botão START/STOP é premido durante a
medição de pressão arterial, o ar é expelido imediatamentee a medição atual é interrompida. No entanto, a A-BPM
continua. A medição de pressão arterial seguinte é efetuadade acordo com as definições A-BPM.

Para definir o programa para A-BPM.
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta,
prima o botão START/STOP ou EVENTà exibição do modo de espera.

para regressar

Passo 3. Enquanto mantém premido o botão START/STOP ,prima e mantenha premido o botão EVENT até que
Sleep seja exibido no OLED.
Passo 4. Os botões de funcionamento são os seguintes:
Consulte “8.3.1. Itens e parâmetros A-BPM”
Botão EVENT .................... Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ....... Decisão, item seguinte, fim das definições.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a A-BPM.
(Medição manual de pressão arterial da A-BPM)

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera A-BPM. O modo de espera
A-BPM é um estado quando a pressão arterial não é medida
durante o tempo de intervalo.
Passo 2. Prima o botão
A-BPM.

START/STOP
21

durante o modo de espera

Para ajustar o relógio.
Para definir a função de monitorização de A-BPM.
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o botão START/STOP , prima emantenha premido o botão EVENT até Display (após
Sleep ) ser exibido no visor OLED.
Passo 4. Os botões de funcionamento são os seguintes:
Consulte “8.2.2. O relógio e a função de monitorização
da medição”Botão EVENT .................... Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ....... Decisão, item seguinte, fim das definições.

22

5.3.2. Operações S-BPM
Para iniciar S-BPM.

Passo 1. Selecione o programa S-BPM e guarde os respetivos parâmetros.
Passo 2. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 3. As operações são as seguintes:
Programas de S-BPM
Operações
Pressão arterial no hospital
OBP Prima o botão
/Pressão arterial no hospital automatizada para iniciar o programa
AOBP predefinido durante o modo
Pressão arterial em casa
HBP de espera.
Pressão arterial noturna automatizada
O programa predefinido fica
ANBP no modo standby até à “horaPressão arterial autónoma automatizada de início” ou “hora de início
ASBP do alarme”.

Para parar S-BPM.

As operações são as seguintes:
Programas de S-BPM
Operações
Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial
Prima o botão
/para parar a medição deno hospital
automatizada AOBP pressão arterial.
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o botão
/para parar a medição denoturna automatizada pressão arterial. Na hora de início seguinte, a pressão
ANBP
arterial é medida ou soa o aviso sonoro.
#1
Se necessitar de parar o registador por completo,
Pressão arterial
remova as pilhas do registador ou alterne para
autónomaautomatizada ASBP OBP, AOBP ou HBP.

#1: Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.
23

Para definir o programa para S-BPM.
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Enquanto mantém pressionado o botão
/ , pressione e
mantenha pressionado o botão START/STOP até
ser exibido no LCD.
Passo 3. Os botões de funcionamento são os seguintes:
Consulte “8.4. Programas S-BPM”.
Interruptor/..............Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ......Decisão, item seguinte, fim das definições.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a S-BPM.
(Medição manual de pressão arterial em S-BPM)

Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera S-BPM.
Passo 2. Prima o botão
/durante o modo de espera S-BPM.
As medições de pressão arterial de “1 sequência” sãorealizadas de imediato.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições depressão arterial e tempos de intervalo repetidos para onúmero de contagem de medições. O último tempo deintervalo é omitido.
O modo de espera S-BPM é um estado em que a pressão
arterial não é medida durante o tempo de intervalo e entre aúltima “1 sequência” e a próxima “1 sequência”.

24

5.3.3. Outras operações
Para regressar do modo de espera e mostrar o monitor.

Se a indicação do visor OLED ou LCD estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera.

Apagar dados de medição

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou o botão EVENT para regressar à
exibição do modo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o botão START/STOP ,prima e mantenha premido o botão EVENT até
DataClear (após Sleep e Display ) ser exibido novisor OLED.
Passo 4. Selecione uma operação.
Se pretende eliminar dados, prima e mantenha premido
o botão START/STOP .
ApagarErasing pisca sob DataClear no
DataClear
OLED Erasing
OLED e a eliminação dos dados inicia.
Avance para o passo 5 após a eliminação.
Se guardar (não eliminar) os dados, primao botão EVENT e avance para o passo 5.
Passo 5. O registador regressa ao modo de espera.

25

Para emparelhar para comunicação Bluetooth®.
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição
do modo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o botão EVENT até Pairing(após FlightMode ) ser exibido no visor OLED. O registador
começa a aguardar pelo emparelhamento.
Passo 4. Quando o emparelhamento Bluetooth estiver concluído,a marcaé exibida no LCD.
Se cancelar o emparelhamento atual, pressione o botãoEVENT . O registador avança para a exibição do modode espera.

Para suspender a comunicação via Bluetooth®. (Modo Avião)Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição
do modo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o botão EVENT
FlightMode ser exibido no visor OLED.

até

Passo 4. O Modo Avião pode ser ligado/desligado com o botão
START/STOP .
FlightMode
ON
Passo 5. Prima o botão
de espera.

Botão

START/STOP

FlightModeOFF

EVENT para regressar à exibição do modo

26

6. Funções de medição da pressão arterial
O registador está equipado com medição automática de pressão
arterial (A-BPM) e medição de pressão arterial autónoma
(S-BPM) e pode armazenar estados e resultados de medição.

6.1. Medição automática de pressão arterial (A-BPM)
CuidadoQuando A-BPM for suspensa ou não for usada, coloque ointerruptor AUTO na posição “OFF”. Se o interruptor AUTO
permanecer na posição "ON", a medição irá começar na hora
de início seguinte e a braçadeira poderá rebentar.
Utilize o interruptor LOCK para impedir que o interruptor
AUTO mude acidentalmente para a posição "OFF" enquanto
A-BPM é utilizada.
Interruptor

AUTO

para "OFF"Interruptor

AUTO

para "ON"Interruptor LOCK para "LOCK"Interruptor AUTO
A função A-BPM mede a pressão arterial em intervalos
predefinidos utilizando o relógio integrado e guarda o resultado
de medição na memória.
A A-BPM pode ser iniciada e suspensa com o interruptor
AUTO . Utilize o interruptor LOCK para impedir a comutação
acidental durante a utilização de A-BPM.
27

A marca
é exibida no LCD enquanto a A-BPM é utilizada. A pressão
arterial é medida automaticamente à hora de início de A-BPM.
Um valor de pressurização inicial de A-BPM é AUTO, de modo que umvalor de pressurização adequado seja selecionado automaticamente.
Se a pressurização inicial for suficiente, são realizadas novas
pressurizações automaticamente, até duas vezes.
Ao eliminar dados da memória ou mover o interruptor AUTO para“OFF”, o valor da pressurização é redefinido para o valor inicial dapressurização.
Quando ocorre um erro de medição e o tempo de espera até à hora deinício seguinte é superior a 8 minutos, a pressão arterial é medida uma
vez após 120 segundos. O resultado de medição é guardado na
memória.
Se quiser suspender A-BPM, solte o interruptor LOCK e mova
o interruptor AUTO para "OFF".

28

6.1.1. Modo de espera de A-BPM
Os itens para monitorizar o estado de medição podem ser
exibidos no LCD durante o tempo de espera de A-BPM.
No modo de espera, os indicadores são ocultados
automaticamente.
Prima qualquer botão para ver os itens do visor.
O modo de espera A-BPM é um estado quando a pressão
arterial não é medida durante o tempo de intervalo.
Intervalo de medição
Tempo restante até à hora de início seguinte
Hora atual

6.1.2. Função Dormir e tempo de intervalo
Defina o modo dormir como "ON" no programa predefinido.
Quando o botão EVENT é premido durante A-BPM, o tempo
de intervalo é duplicado.
Quando o botão EVENT é premido novamente em A-BPM,o tempo de intervalo regressa à duração original.
Consulte “8.3. Programas predefinidos A-BPM” para saber
como definir o modo dormir.
T: Tempo de intervalo

Medição de pressão arterial
T

T

2T

2T

Botão EVENTInterruptor AUTO para “ON”
Guardar parâmetros do modo dormir
29

2T

T

T

Botão

Tempo
EVENT

6.1.3. Como parar a medição
Quando o botão START/STOP é premido durante a medição
de pressão arterial, o ar é expelido imediatamente e a medição
atual é interrompida. No entanto, a A-BPM continua. A medição
de pressão arterial seguinte é efetuada de acordo com as
definições A-BPM.

Nota
Quando a medição para, o código de paragem E07
exibido no visor OLED e guardado na memória.

é

6.1.4. Armazenar dados ambientais
Os dados ambientais são armazenados enquanto o interruptor
AUTO está colocado em "ON" para A-BPM.

Nota
Os dados ambientais podem ser armazenados por 12 horas
no máximo.
A transferência destes dados para o ABPM Data Manager
poderá demorar 50 minutos.

30

6.2. Medição de pressão arterial autónoma (S-BPM)
Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF” para utilizar programas S-BPM.
O registador está equipado com os cinco tipos de programas
S-BPM, de acordo com as diferentes condições do ambiente de medição.
Os parâmetros e resultados de medição podem ser guardados na memória.
Nome

Descrições e ações do programa
Itens
Pressão arterial no hospital
OBP Programa para medição de pressão arterial pela equipe
N.A.
do hospital. “1 sequência”: A medição de pressão arterial
ocorre uma vez.
Pressão arterial no hospital automatizada
Programa para medição de pressão arterial após repouso Contagem
AOBP
dentro do hospital. “1 sequência”: A medição é realizada
Intervaloutilizando a contagem de medições e o tempo deintervalo.
Pressão aarterial em casa
#1
Contagem
HBP Programa para medição de pressão arterial em casa.
“1 sequência”: A medição é realizada utilizando aIntervalocontagem de medições e o tempo de intervalo.
Pressão arterial noturna automatizada#2 Hora deinícioANBP Programa para medição de pressão arterial à noite. Utilizaa contagem de medições e o tempo de intervalo. O ANBP Contagem
permite especificar até seis horas de início por dia.
Intervalo
Pressão arterial autónoma automática
#2 Hora deinício do
Programa que indica as horas de início através do aviso
alarmeASBPsonoro. Prima o botão / para medir a pressão
arterial em casa. O aviso sonoro permite especificar até Contagem
seis horas por dia.
Intervalo#1: A pressão arterial é medida de acordo com as diretrizes da Sociedade
Japonesa de Hipertensão.
#2: Quando a contagem de medições e o tempo de intervalo para ANBP
ou ASBP são alterados, as definições de HBP também são alteradas.
31

6.2.1. Programas de S-BPM
Pressão arterial no hospital

OBP
Quando o botão
/é premido, a pressão arterial é
medida uma vez e é guardada na memória.
Medição de pressão arterial
Prima o botão

/

Tempo

para iniciar a medição.

Pressão arterial no hospital automatizada

AOBP
Quando o botão
/é premido, o AOBP é iniciado.
Primeiro, o dispositivo fica inativo durante o tempo de intervalo, para
permitir que o paciente relaxe.
Em seguida, o AOBP realiza “1 sequência”.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão arterial
e tempos de intervalo repetidos para o número de contagem demedições. O último tempo de intervalo é omitido.
Quando o botão
/for pressionado durante "1 sequência","1 sequência" é parado.
Medição de pressão arterial
1 sequência T: Tempo de intervalo
T

T

T

Prima o botão

/Prima o botão
T
Prima o botão

T

T

T
/

Tempo

para iniciar a “1 sequência”.
para parar “1 sequência”.

/
TTNão medidoTpara iniciar a “1 sequência”.

32

Tempo

Pressão arterial em casa

HBP
Quando o botão
/é premido, o HBP é iniciado.
O HBP realiza “1 sequência”.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.
Quando o botão
/for pressionado durante"1 sequência", "1 sequência" é parado.
T: Tempo de intervalo
Medição de pressão arterial
T
Prima o botão
Prima o botão

T

T

/

T
Prima o botão

T

Tempo
para iniciar a “1 sequência”.

/

para parar “1 sequência”.
TTTNão medido
Tempo

para iniciar a “1 sequência”.

/

33Pressão arterial noturna automatizada

ANBPO ANBP permite especificar até seis horas de início predefinidas por dia.
Quando os parâmetros para o programa ANBP são guardados, o ANBPé iniciado e é realizada “1 sequência” para cada hora de início.
Uma “1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número de contagem demedições. O último tempo de intervalo é omitido.

Nota
Medição de pressão arterial manual de ANBP
Quando o botão
/é premido no modo de espera S-BPM,“1 sequência” é efetuada.
1 sequência
T

1 sequência

Medição de pressão arterial

T

T

T

Tempo

Hora de início

Hora de início

A ANBP é iniciada ao mesmo tempo em que o programa ANBP é definido.
(O ANBP fica em modo de espera até à hora de início)T

T

T

Hora de início

T

T

Prima o botão
/para iniciar a BPM manual.

T

T

Tempo

Hora de início
1 sequência

1 sequência
T

1 sequência

1 sequência

1 sequência

Não medidoT

Prima o botão
/para parar “1 sequência”.
34

T

Tempo

Hora de início
T: Tempo de intervalo

Pressão arterial autónoma automatizada

ASBPO ASBP permite especificar até seis horas de início predefinidas para o alarme.
Quando os parâmetros para o programa ASBP são guardados, o ASBP é iniciadoe soa o aviso sonoro a cada hora de início. Prima oPrima o botão /para realizar “1 sequência” quando soar o aviso sonoro.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão arterial
e tempos de intervalo repetidos até ao número de contagem demedições. O último tempo de intervalo é omitido.

Nota
Medição manual de pressão arterial para a ASBP
Quando o botão
/é premido no modo de espera
entre a última "1 sequência" e a "1 sequência" seguinte.
A "1 sequência" é efetuada.
1 sequência
T

Medição de pressão arterial 1 sequência

T

T

T

Tempo

Prima o botão
/para iniciar “1 sequência”.

Prima o botão
/para iniciar “1 sequência”.

Hora de início do alarmeHora de início do alarme

A ASBP é iniciada ao mesmo tempo em que o programa ASBP é definido.
(O ASBP fica em modo de espera até à hora de início)1 sequência
TT

1 sequência
TT

1 sequência
T

T

Tempo

Prima o botão
/para realizar BPM manual.
T: Tempo de intervalo
35

1 sequência
T

Não medido

T

T

Prima o botão
Prima o botão

1 sequência

/

/

T

Tempo

para parar “1 sequência”.

para iniciar “1 sequência”.
T: Tempo de intervalo

Hora de início do alarme

6.2.2. Modo de espera S-BPM
O modo de funcionamento e o valor de pressão são exibidos no LCD
durante o modo de espera de S-BPM.
# A indicação do LCD será ocultada automaticamente se nenhumaopção for realizada no espaço de alguns minutos. Mesmo que a
indicação do LCD seja ocultada, a medição manual da pressão arterial
pode ser iniciada ao premir o botão
/ . Quando o botão
START/STOP ou EVENT é premido, a indicação é retomada.
Uma “1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número de contagem demedições. O último tempo de intervalo é omitido.
A marca do relógio
pisca no LCD durante um tempo de intervalode “1 sequência” .
O modo de espera de S-BPM é um estado onde a pressão
arterial não é medida durante o "tempo de intervalo" e entre aúltima "1 sequência" e a
Programa de S-BPM"1 sequência" seguinte.
Valor de pressurização
Hora atual36

6.2.3. Parar e suspender a medição
Nota
Quando A-BPM é interrompida, o código de paragem
exibido no LCD e armazenado na memória.
Programas de S-BPM

E07

é

Operações

Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial
Prima o botão
/para parar ano hospitalmedição de pressão arterial.
automatizada AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o botão
/para parar anoturna automatizada medição de pressão arterial. Na hora de
ANBP início seguinte, a pressão arterial é medidaou soa o aviso sonoro.
#1
Pressão arterial
Se necessitar de parar o registador por
autónomacompleto, remova as pilhas do registador
automatizada ASBP
ou alterne para OBP, AOBP ou HBP.
#1:

Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.

37

6.3. Resultados de medição
6.3.1. Exibir os resultados de medição
A função de monitorização permite selecionar “Display ON” ou“Display OFF” para o resultado de medição de A-BPM. Esta função
não pode ser utilizada para S-BPM.
O conteúdo do comando “Display ON” inclui “Valor de pressão
durante a medição”, “Resultado de medição” e “Código de erro parao resultado de medição”.
Quando “Display OFF” é selecionado, o relógio é exibido.
A predefinição de fábrica é “Display ON”.
Consulte “8.2.2 O relógio e a função de monitorização da medição”.

6.3.2. Guardar os resultados de medição

CuidadoProcessamento de dados do resultado de medição
Não utilizar num forte campo eletromagnético.
A capacidade de memória para o resultado de medição é 600
conjuntos de dados.
Quando a memória está cheia, a marcaé exibida e oregistador não realiza medições até que sejam apagados dados
da memória.

Nota
Elimine dados da memória antes de entregar o registador a um
novo paciente. Recomendamos que utilize os dados dememória do registador separadamente para cada pessoa.
Se o registador gravar dados de várias pessoas, poderá ser
difícil processar os dados corretamente.
38

6.3.3. Enviar os resultados de medição
Os dados de medição guardados na memória podem ser enviados parao periférico através da transferência de dados por USB.
Consulte “8.8 Ligar o registador a um periférico dedicado”.

CuidadoNão remova o cabo enquanto estiver a utilizar a comunicação USB.
Pode causar danos nos dados.

Nota
Quando a indicação de pilhas exibe, não é possível
usar a transferência de dados. Substitua as pilhas para usar atransferência de dados.

6.3.4. Números ID
O número ID predefinido é “0”.
Configure os números ID utilizando o periférico dedicado.

Nota
Os números ID não podem ser configurados com o registador erequerem um periférico dedicado.

39

7. Preparar o registador
7.1. Instalar as pilhas (substituir as pilhas)
CuidadoInstale duas pilhas novas com a direção correta de "+" e "-" nointerior do compartimento das pilhas, antes de colocar o registador.
Substitua as duas pilhas ao mesmo tempo.
Remova as pilhas do registador se não pretender utilizá-lo durante
um longo período de tempo. Poderá haver uma fuga nas pilhas,que por sua vez poderá provocar uma avaria.
Utilize duas pilhas alcalinas: tipo LR6 ou pilhas recarregáveis
AA Ni-MH especificadas.
Ao instalar uma pilha no compartimento das pilhas, primeiro
empurre o terminal da mola utilizando o terminal “-” da pilha.
Depois, insira o terminal “+”.
Se a pilha for instalada a partir do terminal “+”, o revestimento dapilha poderá ser danificado pelo terminal da mola.
Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas usadas e pilhas
novas. Fazê-lo poderá causar fugas, aquecimento ou danos.

Nota
Quando o nível 1
de carga for exibido, substitua as pilhas
por duas pilhas novas antes de colocar o registador.
O registador não consegue realizar a medição de pressão arterial ou
a transferência de dados enquanto o nível 1
for exibido.
Quando as pilhas e a pilha integrada estiverem gastas, nenhuma
informação é exibida.
Instale as pilhas de acordo com o símbolo de direção ().
40

Procedimento

Instalar as pilhas.

Passo 1. Abra a tampa das pilhas.
Passo 2. Remova as pilhas usadas.
Passo 3. Consulte o símbolo dedireção () no interior
do compartimento daspilhas. Insira duas pilhas
novas na direção “+” e “-”correta.

Abrir.

Empurre o terminal damola utilizando oterminal “-” da pilha.
Passo 4. Insira a pilha empurrandoo terminal “+”.

Remover as pilhas.

Fechar.

Empurrar o terminal da mola.
Inserir.

Passo 5. Insira a segunda pilhautilizando o mesmo
método.
Passo 6. Feche a tampa das pilhas.

CuidadoMantenha as pilhas e a tampa das pilhas afastadas dos bebés ecrianças para evitar a ingestão acidental ou outros acidentes.
Utilize pilhas AA padrão. Não utilize uma pilha inchada, pilha
recarregável ou uma pilha envolvida em fita. Pode tornar-se difícil
abrir a tampa.
417.1.1. Como substituir as pilhas
Os resultados das medições e parâmetros de definição são
guardados quando as pilhas são removidas. Quando a pilha
integrada fica gasta, a data é reposta para 01/01/2017 00:00.
Verifique e ajuste a hora atual quando as pilhas são
substituídas. Consulte “8.2.2. O relógio e a função demonitorização da medição” para ajustar o relógio.

7.2. Preparar o suporte de transporte
Nota

Quando o suporte de transporte está instalado, utilize o cinto de acessórios.
É aconselhável utilizar um cinto para instalar o registador no paciente.
Utilize o suporte de transporte de acessórios
quando o registador é utilizado. Para instalar osuporte de transporte, coloque o suporte detransporte através do cinto de acessórios ou do
cinto da roupa que está a usar.

Suporte de transporte
Cinto

42

7.3. Inspeção de utilização
CuidadoInspecione o registador para manter o seu desempenho,
segurança e eficácia antes da utilização.
Confirme a seguinte lista de verificações antes/depois de instalar as pilhas.
Se for detetado um problema, pare de utilizar o registador e fixe
uma mensagem de “Avaria” ou “Não utilizar”. Contacte odistribuidor local para reparação.

7.3.1. Listas de verificações de pré-instalação das pilhas
N.º

Item

Descrição
Sem danos ou deformação devido a queda.

1

Exterior

2

PilhasVerifique se as pilhas estão gastas. Substitua por
duas pilhas novas antes de o paciente utilizar odispositivo.

3

Braçadeira

Certifique-se de que a braçadeira não estádesgastada. Se a braçadeira estiver desgastada,poderá rebentar devido a pressão interna.

4

Ligação dabraçadeira

5

Fixações

Sem danos ou botões soltos, etc.

Certifique-se de que não existem vincos ou dobras
no tubo de ar.
Certifique-se de que o bocal de ar e o conectorestão bem ligados.
Certifique-se de que não existem danos nos
acessórios. (Suporte de transporte, cinto, etc.)43

7.3.2. Listas de verificações de pós-instalação das pilhas
N.º

Parte

Descrição
Certifique-se de que não existe incêndio, fumo
e cheiros intensos.

1

Pilhas2

Visor

Certifique-se de que não existem visualizações
estranhas.

3

Funcionamento

Certifique-se de que o registador funciona deforma correta.

4

Medição

Certifique-se de que é possível realizar a medição
corretamente e que a colocação da braçadeira, amedição, o visor e os resultados estão corretos.

Certifique-se de que não existem ruídos
estranhos.

44

8. Funcionamento
8.1. Fluxograma de operaçõesNota
As definições iniciais (do relógio integrado, função demonitorização e valor de pressurização inicial) e o programa
predefinido (A-BPM e S-BPM) não necessitam de ser sempre
guardados. São guardados quando eliminados, atualizados
e quando o registador é utilizado pela primeira vez.
As definições do registador podem ser guardadas utilizando
um periférico dedicado. Consulte o manual de instruções
do ABPM Data Manager.
Os procedimentos de medição para A-BPM e S-BPM são diferentes.
A A-BPM permite especificar seis pares de horas de início
e intervalos arbitrários para cada 24 horas e permite medire registar a pressão arterial automaticamente.
A S-BPM assume que um paciente mede a sua própria
pressão arterial de forma autónoma em casa ou no hospital.
Este modo pode utilizar cinco tipos de programas, de acordo
com a sua utilidade.

45

Instalar as pilhas.
As definições iniciais do relógio integrado,função de monitorização de medição e valor da pressurização.

A-BPM

S-BPM

Mova o interruptor AUTO
para “ON”.

Mova o interruptor AUTO
para “OFF”.

A-BPM

Prima o botão

START .

Mova o interruptor AUTO
para “OFF”.

Ligue o registador ao
periférico dedicado.
Processamento de dados.

Pressão arterial
noturna automatizada ANBP

Procedimento completo de utilização
46

8.2. Definições iniciais
8.2.1. Predefinições de fábrica
As definições de fábrica (definições iniciais) são descritas abaixo:

Itens comuns das definições
Item

Predefinição de fábricaFunção de monitorização

ON (com indicação)Ano, mês, dia, hora, minuto

Data de envio

Itens de medição A-BPM
Predefinição defábrica

Item
Modo dormirOFF

Tempo de intervalo quando o modo dormir está em ON 30 minutos
Hora de início para a secção 1

0 horasHora de intervalo para a secção 1

30 minutos

Hora de início para a secção 2

0 horas #1

Hora de início para a medição automatizada

OFF

Tempo de funcionamento da medição automatizada

OFF

O conteúdo das predefinições de fábrica

Quando o interruptor AUTO é colocado em “ON”, a A-BPM
inicia. A pressão arterial é medida a cada 30 minutos até o botão
ser colocado em “OFF”.

#1:

As definições entre o tempo de intervalo para a secção 2 eo tempo de intervalo para a secção 6 são omitidas porquea hora de início para a secção 1 e 2 tem o mesmo valor.
47

Itens de S-BPM
Item
Seleção de programaPredefinição de fábrica
Pressão arterial no hospital (OBP)

Pressão arterial no hospital
OBP

N.A.

Pressão arterial no hospital Contagem de medição
automatizada
AOBP Intervalo de tempo

2 contagens

Pressão arterial em casa Contagem de mediçãoHBP Tempo de intervalo

2 contagens

Hora de início da secção

Pressão arterial noturna
Contagem de medição
automatizada
ANBP
Tempo de intervalo

Pressão arterial autónoma Hora de início do alarmePressão arterial autónoma Contagem de medição
automatizada
ASBP Tempo de intervalo

5 minutos
1 minuto
2 horas2 contagens
1 minuto
7 horas, 22 horas
2 contagens
1 minuto

O conteúdo das predefinições de fábrica

Quando o botão
/é premido após o interruptor AUTO
ser colocado em “OFF”, o programa predefinido S-BPM (OBP)é iniciado. O programa (OBP) mede a pressão arterial uma vez
e guarda o resultado na memória.

8.2.2. O relógio e a função de monitorização da medição
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os
métodos seguintes.
Utilizando os botões no registador.
Utilizando um periférico dedicado que está ligado ao
registador utilizando o cabo USB.
48

Procedimento de operação com botões
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição
do modo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o botão START/STOP ,prima o botão EVENT até DataClear (após Sleep )é exibido no visor OLED.
Passo 4. Os botões de funcionamento são os seguintes:Botão EVENT .................... Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ....... Decisão, item seguinte, fim das definições.
Depois, utilize estes botões noutros itens.
Passo 5. Depois de configurar as definições, prima o botão
START/STOP para regressar ao modo de espera.
Item
OLED
Função de Display
monitorização
xx
Clock
Ano
Year xxClockMêsMon. xx
Clock
Dia
Day
xx
Clock
Hora
Hour xx
Clock
MinutoMin. xx

Intervalo
xx = OFF, ON
xx =17 a 99. Dois últimos dígitos do ano.

xx =1 a 12 mesesxx =1 a 31 diasxx =0 a 23 horas

xx =0 a 59 minutos

Caracteres circulados : Definições de fábrica e definições iniciais
quando as pilhas são consumidas completamente.
49

8.2.3. Valor de pressurização inicial da S-BPM
Pode ser definido antecipadamente um valor de pressurização
inicial da S-BPM.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Se AUTO for especificado, é selecionado automaticamente um valor
de pressurização adequado. A predefinição de fábrica é 180 mmHg.
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão START/STOP
ou EVENT para regressar à exibição do modo de espera.
Passo 3. Selecione um valor de pressurização utilizando o botão START/STOP .
Interruptor

AUTO

para “OFF”

Programa S-BPM
Valor de pressurização
Hora atual

8.3. Programas predefinidos de A-BPM
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os
métodos seguintes.
Utilizando os botões no registador.
Utilizando um periférico dedicado que está ligado ao
registador utilizando o cabo USB.
A A-BPM só pode ser utilizada enquanto a medição
automatizada é efetuada.

Nota

Especifique a hora de início e o intervalo calculado a partir da horaque o interruptor AUTO é colocado na posição “ON”.
É necessário especificá-los novamente quando utilizar outra A-BPM.
50

Funcionamento com botões

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o botão START/STOP ,prima e mantenha premido o botão EVENT até que
Sleep seja exibido no OLED.
Passo 4. Especifique o modo dormir usando os seguintes botões.
Se o modo dormir for “ON”, avance para o passo 5.
Botão EVENT ..................Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ..... Decisão, item seguinte.
Passo 5. Especifique a hora de início e o intervalo em até seissecções utilizando os botões seguintes.
Botão EVENT ..................Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ..... Decisão, item seguinte.
Passo 6. Especifique hora de início e tempo de funcionamento
da medição automatizada utilizando os botões seguintes.
Botão EVENT .................... Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ......... Decisão, item seguinte, fim das definições.
Passo 7. Após concluir as definições, o registador regressa ao modode espera.

CuidadoNão remova as pilhas ao carregar as definições.
Se as pilhas forem removidas, introduza novamente as definições.

51

8.3.1. Itens e parâmetros A-BPM
O programa predefinido para A-BPM é o seguinte:
Item

OLED
Parâmetro
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2xx
Tempo de Cycle
intervalo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 1
xx xx = 0 a 23 horasSecção início
1
Tempo de Cycle 1
intervalo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 2xx xx = 0 a 23 horasSecção início
2
Tempo de Cycle 2intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 3xx xx = 0 a 23 horasSecção início
3
Tempo de Cycle 3
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 4xx xx = 0 a 23 horasSecção início
4
Tempo de Cycle 4
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 5xx xx = 0 a 23 horasSecção início
5
Tempo de Cycle 5intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 6xx xx = 0 a 23 horasSecção início
6
Tempo de Cycle 6
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de START#3, #4
inícioxx xx = OFF , 0 a 23 horas
Tempo defuncionam Operation xx = OFF , 1 a 27 horas#3, #4xx
ento

Modo dormir

Medição automatizada

Caracteres circulados : Configurações de fábrica.
52#1 : Quando o modo dormir é definido para “ON”, a hora de início
e o tempo de funcionamento da medição automatizada e otempo de intervalo do modo dormir podem ser utilizados.
O tempo de intervalo destas secções (1 a 6) não pode serutilizado.
#2 : Quando o modo dormir é definido para "OFF", o tempo deintervalo do modo dormir não é exibido.
#3 : Se a hora de início for especificada e o tempo defuncionamento for definido como "OFF", quando o interruptor
AUTO for definido como "ON", a medição automatizada
começa na hora de início predefinida e continua até queo interruptor AUTO seja definido como “OFF”. Se ointerruptor AUTO for definido novamente como "ON",a medição automatizada inicia na hora de início predefinida.

Nota
Quando o tempo de funcionamento é especificado, mesmo
se o interruptor AUTO for operado durante a medição
automatizada, a medição automatizada continua duranteo tempo de funcionamento desde a hora que o interruptor
AUTO é operado inicialmente.
#4 : Se a hora de início for definida para "OFF" e o tempo defuncionamento for especificado, quando o interruptor AUTO
for definido como "ON", a medição automatizada realiza aprimeira medição de pressão arterial e continua durante o
tempo de funcionamento.
Se o interruptor AUTO for definido para “OFF” durante
a medição automatizada, esta para.
Se o interruptor AUTO for definido novamente para "ON",a medição automatizada é realizada durante o tempo defuncionamento.
53

Nota
Quando a hora de início for especificada e o interruptor
AUTO for definido para “OFF” durante a medição
automatizada, esta para.
Quando o interruptor AUTO for definido novamente para“ON”, a medição automatizada é iniciada automaticamente.

O conteúdo do item

Modo dormir:
O tempo de intervalo para a medição automatizada pode ser
especificado. O tempo de intervalo das secções 1 a 6 não
pode ser utilizado. Consulte “6.1.2. Função Dormir e tempo
de intervalo”.
Secção:24 horas podem ser divididas em seis secções no máximo.
Cada secção pode especificar a hora de início e o intervalo.
A A-BPM só pode ser utilizada enquanto a medição
automatizada é efetuada.
Medição automatizada:
Toda a A-BPM pode ser controlada. Especifique a hora deinício e o tempo de funcionamento. Consulte “8.3.2.
Exemplos do programa A-BPM”.

54

8.3.2. Exemplos do programa A-BPM
ExemploHoras de início e intervalos. Entrada simplificada.

Duplas secções
Secção 2
7:00
A hora de início para a secção 1 =O tempo de intervalo para a secção 1 = 15
22:00
A hora de início para a secção 2 =Secção 1
O tempo de intervalo para a secção 2 = 60
7:00 .................................................Igual à secção 1
A hora de início da secção 3 =A secção 3 e os seguintes itens não são apresentados porque ahora de início da secção 3 é igual à secção 1.
Quando a hora de início das secções 2, 3, 4, 5 ou 6 é igual à secção 1,
estas horas de início e intervalos não são apresentados.

Exemplo 1 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = OFF,O tempo de funcionamento da medição automatizada = OFF.
Quando o interruptor AUTO é definido para “ON”, a A-BPM é
efetuada de acordo com a hora de início e intervalo para cada secção
até que o interruptor AUTO seja definido para "OFF".
Medição de pressão arterialSecção 1

Não medidaSecção 2

55

Tempo

Exemplo 2 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = 7:00,
O tempo de funcionamento da medição automatizada = OFF.
Quando o interruptor AUTO é colocado em “ON”, a A-BPM é
iniciada às 7:00. A A-BPM é continuada de acordo com a hora
de início e intervalo de cada secção até o interruptor AUTO
ser definido para "OFF".
7:00

Medição de pressão arterialSecção 1Secção 2

Não medida

Tempo# Mesmo se o interruptor AUTO for definido para "OFF" e para"ON" novamente durante a medição automatizada, a medição
automatizada continua.

Exemplo 3 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = OFF,O tempo de funcionamento da medição automatizada = 26 horas.
Quando o interruptor AUTO é definido para "ON", a A-BPM
continua de acordo com a hora de início e intervalo para cadasecção por 26 horas.
Medição de pressão arterialSecção 1Secção 2
Após 26 horas
56

Não medido

Tempo

# Mesmo se o interruptor AUTO for colocado na posição
"OFF" e na posição "ON" novamente durante a medição
automatizada, a medição automatizada não continua alémdo tempo de funcionamento.

8.3.3. Hora de início e tempo de funcionamento
Quando a hora de início da medição automatizada for especificada
e o interruptor AUTO for definido para "ON" e a medição
automatizada for iniciada, é exibida a mensagem seguinte.
Se a hora de início for anterior à hora atual, a medição
automatizada é iniciada à hora de início do dia seguinte.
“---” é exibido até à hora de início.

A hora atual

O mesmo "---" é exibido após o tempo de funcionamento damedição automatizada terminar.

57

8.4. Programas de S-BPM
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os
métodos seguintes.
Utilizando os botões no registador.
Utilizando um periférico dedicado que está ligado ao
registador utilizando o cabo USB.

Procedimento de operação com botões
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Enquanto mantém pressionado o botão
/,pressione e mantenha pressionado o botão START/STOP
até queseja exibido no LCD.
Passo 3. Selecione o programa S-BPM usando os seguintes botões.
Programa: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBPInterruptor/......... Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ... Decisão, item seguinte.
Passo 4. Especifique cada item (Contagem de medição, Tempo deintervalo, hora de início e hora de início do alarme)
utilizando os botões seguintes.
Interruptor/........... Altere o parâmetro atual.
Botão START/STOP ..... Decisão, item seguinte, fim das
definições.
Passo 5. Após concluir as definições, o relógio de S-BPM é exibido.

CuidadoNão remova as pilhas ao carregar as definições.
Se as pilhas forem removidas, introduza novamente as definições.
58

8.4.1. Itens e parâmetros de S-BPM
Programa

Item

Parâmetro

Programa S-BPM
Programa

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Pressão arterial no hospital
OBP

N.A.

N.A.

Pressão arterial no hospital automatizada
AOBP

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

5,

3 a 10 minutos

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos

Pressão arterial em casa
HBP

Pressão arterial noturna automatizada
ANBP

Hora de início2,

0 a 23 horas

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#1

Pressão arterial autónoma automatizada
ASBP

Hora de início do alarme

7 , 22 ,0 a 23 horas

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#2

Caracteres circulados : Configurações de fábrica.
#1: 24 horas podem ser separadas em até seis seções no máximo.
Cada secção pode especificar a hora de início da medição depressão arterial.
#2: 24 horas podem ser separadas em até seis seções no máximo.
Cada secção pode especificar a hora de início do alarme da
medição de pressão arterial.
59

8.4.2. Exemplos de exibição S-BPM
Exibição da pressão arterial no hospital

OBP

Exibição da pressão arterial no hospital automatizada

AOBP

OBP não tem definições para configurar.

AOBP utiliza a contagem de medições e tempo de intervalo predefinidos.
AOBP efetua “1 sequência” após um modo de espera para relaxar.
Consulte “6.2.1. Programas S-BPM” para “1 sequência”.

Contagem de medição

Tempo de intervalo

Exibição da pressão arterial em casa

HBP

HBP utiliza a contagem de medições e tempo de intervalo predefinidos.
O HBP realiza “1 sequência”.
Consulte “6.2.1. Programas S-BPM” para “1 sequência”.

Contagem de medição

Tempo de intervalo
60

Exibição da pressão arterial noturna automatizada

ANBPO ANBP permite especificar até seis horas de início predefinidas para
“1 sequência”. Consulte “6.2.1. Programas S-BPM” para “1 sequência”.
Quando a última hora de início é igual à primeira hora de início, as
definições da hora de início são concluídas. De seguida, especifiquea contagem de medições e tempo de intervalo para "1 sequência".

Primeira hora de início

Contagem de medição

Exemplo

2ª hora de início

3ª hora de início

Tempo de intervalo

Definições e entrada simplificada

A medição é efetuada às 22:00 e 4:00.
A hora de início da secção 1 = 4:00
A hora de início da secção 2 = 22:00
A hora de início da secção 3 = 4:00 .....................................Igual à secção 1
A contagem de medições =2 vezes
O tempo de intervalo =0:01 minuto

61

Exibição da pressão arterial autónoma automatizada

ASBPO ASBP permite especificar até seis horas de início
predefinidas para o alarme.
O aviso sonoro soa a cada hora de início. Prima o botão
/para
executar a “1 sequência” quando o aviso sonoro soar. Consulte “6.2.1.
Programas S-BPM” para “1 sequência”.
Quando a última hora de início é igual à primeira hora de início, as
definições da hora de início são concluídas. De seguida, especifique acontagem de medições e tempo de intervalo para "1 sequência".

Primeira hora deinício do alarme

2ª hora de início
do alarme

3ª hora de início
do alarme

Contagem de medição Tempo de intervalo

Exemplo

Definições e entrada simplificada

O aviso sonoro soa às 22:00 e 7:00.
Prima o botão
/para efetuar "1 sequência".
A hora de início da secção 1 = 22:00
A hora de início da secção 2 = 7:00
A hora de início da secção 3 = 22:00 ..................................Igual à secção 1
A contagem de medições =2 vezes
O tempo de intervalo =0:01 minuto
62

8.5. Apagar dados de medição
Finalidade da operação e explicação da função

Os dados de medição são eliminados mas as definições não são eliminadas.
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os métodos seguintes.
Utilizando os botões no registador.
Utilizando um periférico dedicado que está ligado ao registador
utilizando o cabo USB.

CuidadoSe os dados de medição forem apagados, não podem voltar a
ser utilizados. Efetue a cópia de segurança dos dados antes daeliminação.
Elimine os dados de medição do último paciente antes dopaciente seguinte utilizar o registador.
A eliminação dos dados poderá demorar cerca de dez segundos.
Não opere o dispositivo enquanto os dados estiverem a sereliminados para garantir que estes sejam eliminados corretamente.

Procedimento de operação com botões

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou o botão EVENT para regressar
à exibição do modo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o botão START/STOP ,prima e mantenha premido o botão EVENT até DataClear(após Sleep e Display ) ser exibido no visor OLED.
Passo 4. Selecione uma operação.
Se pretende eliminar dados, prima e mantenha premido obotão START/STOP . Erasing pisca sob DataClear
no OLED e a eliminação dos dados inicia. Avance para opasso 5 após a eliminação.
Se mantiver (não eliminar) os dados, prima o botão EVENTe prossiga para o passo 5.
Passo 5. O registador regressa ao modo de espera.
63

8.6. Instalar o produto no paciente
8.6.1. Informação para os pacientes
Explique o seguinte ao paciente para que possa utilizaro registador de forma segura.

Precauções durante a medição de pressão arterial

Relaxe o braço e fique quieto quando a inflação iniciar.
Permaneça na mesma posição durante a medição.

Evita a vibração e o ruído durante a medição.
A pressão arterial é medida durante, aproximadamente,
1 minuto após a pressurização. Fique quieto até a medição
terminar. O processo de medição entre encher a braçadeirae libertar o ar requer até 170 segundos.
O registador pode encher novamente para voltar a medir apressão arterial após o final da pressurização. Isto poderá ser
causado por movimento corporal, etc.
O registador poderá iniciar a medição de pressão arterial após
aproximadamente 120 segundos quando os dados de medição
são inválidos e a medição seguinte ocorre 8 minutos mais tarde.
Isto poderá ser causado por movimento corporal, etc.
O registador poderá obstruir o funcionamento do veículo emáquina. Evite o funcionamento do veículo e máquina ao usaro registador.

Como parar ou suspender a medição

Prima o botão START/STOP para parar a medição depressão arterial. Um código de erro é guardado na memória.
A pressão arterial é medida novamente após 120 segundos.
64

Para a A-BPM e os modos ANBP e ASBP da S-BPM, apenas aatual medição de pressão arterial pode ser suspensa e a“1 sequência” é efetuada na hora de inícioseguinte. Coloque ointerruptor AUTO na posição “OFF” para suspender A-BPM.
Remova a braçadeira se a atual medição de pressão arterial não
puder ser parada com o botão START/STOP .

CuidadoPrima o botão START/STOP para parar a medição.
A “1 sequência” ainda é efetuada na hora de início seguida para
A-BPM e os modos ANBP e ASBP da S-BPM.
Quando ocorrer dor do braço ou uma condição inesperada, parea medição, remova a braçadeira e consulte um médico. Coloqueo interruptor AUTO na posição "OFF" para suspender A-BPM.
Coloque o interruptor AUTO na posição “ON” para retomar amedição automatizada A-BPM. A marcaé mostrada no LCD
e no visor OLED. O registo de dados continua até ser colocado
na posição “OFF”.

Como utilizar a medição manual durante a A-BPM

O procedimento de medição temporária que não é incluído no
programa predefinido.

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera A-BPM.
Passo 2. Prima o botão START/STOP para medir imediatamente apressão arterial durante a A-BPM.
Passo 3. Os resultados de medição são guardados na memória.
Quando o botão START/STOP é premido durante a
medição, a medição é suspensa.
65Precauções ao usar o registador

O registador é um instrumento de precisão. Não deixe cair oregistador nem sacuda o mesmo.

O registador e braçadeira não são à prova de água (resistentesà água). Proteja o produto do contacto com a chuva, suor e água.
Não coloque nada sobre o produto.
Quando a braçadeira é movida por movimento excessivo
e exercício, instale novamente a braçadeira.
Coloque o tubo de ar para que não se formem vincos e para quenão se enrole à volta do pescoço ao dormir.

Substituição das pilhas

Quando a marcaé exibida, o registador não pode medira pressão arterial ou comunicar com um periférico dedicado.
Substitua imediatamente por duas pilhas novas.

8.6.2. Cobertura da braçadeira
Nota
Mantenha a braçadeira e a cobertura da braçadeira limpas.
Substitua a cobertura da braçadeira para cada pessoa.
Utilize coberturas da braçadeira opcionais adequadas.

66

8.6.3. Instalar a braçadeira, suporte de transporte e registador

CuidadoNão instale a braçadeira se o paciente tiver dermatite,
ferimentos externos, etc.
Remova a braçadeira e interrompa a utilização se surgir
dermatite ou outros sintomas no paciente.
Evite que o tubo de ar se enrole à volta do pescoço ou corpo.
Tenha cuidado ao utilizar perto de bebés ou crianças, devido ao
perigo de asfixia.
Introduza bem o conector do tubo de ar até o final da rotação.
Se a ligação for incorreta, pode causar uma fuga de ar e erro demedição.

Nota
Instale a braçadeira na posição correta e enrole à volta dobraço para medir corretamente a pressão arterial.
Evite que a braçadeira e o tubo de ar vibrem durante a
medição. O registador mede alterações delicadas na pressão
de ar no interior da braçadeira.
A braçadeira adicional é uma braçadeira para adultos para obraço esquerdo. Se o tamanho da braçadeira não foradequado, compre a braçadeira opcional.
Circunferência de braço
Braçadeira pequena
15 a 22 cm
05,9" a 08,7"
Braçadeira para adultos 20 a 31 cm
07,8" a 12,2"
Braçadeira grande
28 a 38 cm
11,0" a 15,0"
Braçadeira extra grande 36 a 50 cm
14,2" a 19,7"
Mantenha a braçadeira limpa.
Recomendamos que o paciente use o suporte de transporte e o cinto.
A braçadeira não é feita com látex de borracha natural.
67

Como colocar a braçadeira, registador e suporte

Passo 1. Passe a extremidade da braçadeira através do anel e crie uma forma
de pulseira.
Passo 2. Encontre a artéria braquial do braço esquerdo através de palpação.
Passo 3. Instale a braçadeira diretamente contra a pele para que a marcabranca esteja diretamente sobre a artéria braquial e a extremidade
inferior da braçadeira seja colocada aproximadamente 1 - 2 cm
acima do interior do cotovelo.
Passo 4. Enrole a braçadeira para que o anel esteja dentro do alcance, planoe não deslize, mas tenha espaço para inserir dois dedos.
Passo 5. Fixe o tubo de ar utilizando fita adesiva para passar acima do ombro.
Passo 6. Passe o cinto através do suporte de transporte.
Passo 7. Ajuste o cinto para que o suporte de transporte esteja no lado esquerdo.
Passo 8. Conete a ficha de ar à bocal de ar do registador.
Passo 9. Coloque o registador no suporte de transporte.
Anel

Cerca de1 - 2 cm acima

Marca de posição da
artéria branca
Disponha de espaço
para inserir dois dedos

68

Fita

Mangueira de ar
Tubo de ar

Cinto
Suporte detransporte
Ficha de ar
Tomada de ar

Inserir

Suporte detransporte

Cinto
69

8.7. Operações de medição de pressão arterial
8.7.1. Operações A-BPM
Quando a A-BPM é iniciada, a pressão arterial é medida deacordo com os parâmetros predefinidos.

Nota
Defina o relógio integrado e o valor de pressurização inicial
antes da medição, dado que a A-BPM utiliza-os. Consulte“8.2.2. O relógio e a função de monitorização da medição” e“8.3. Programas predefinidos A-BPM”.
Quando o registador é removido, defina o interruptor AUTO
para “OFF”.
Se o registador for removido durante A-BPM, a inflação
braçadeira inicia na hora de início seguinte e a braçadeirapode rebentar. Quando A-BPM for retomado coloque ointerruptor AUTO na posição “ON”.
A marcaé exibida enquanto A-BPM é usada.

A medição manual de pressão arterial pode ser efetuada
durante o modo de espera da A-BPM.
O resultado de medição da medição manual da pressão arterial
pode ser guardada na memória.
Quando a A-BPM para, o código de errovisor OLED e guardado na memória.

Para iniciar A-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

E07

é exibido nona posição “ON”.

Passo 2. A marcaé mostrada no visor OLED e no LCD. A A-BPM
foi iniciada.
70

Para suspender A-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor
Passo 2. A marca

AUTO

na posição “OFF”.

é ocultada. A A-BPM é suspensa.

Para parar durante a A-BPM

Quando o botão START/STOP é premido durante a
medição de pressão arterial, o ar é expelido imediatamentee a medição atual é interrompida. No entanto, a A-BPM
continua. A medição de pressão arterial seguinte é efetuadade acordo com as definições A-BPM.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a A-BPM(Medição manual de pressão arterial da A-BPM)

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera A-BPM. O modo de espera
A-BPM é um estado em que a pressão arterial não é medida
durante o tempo de intervalo.
Passo 2. Prima o botão
A-BPM.

START/STOP

durante o modo de espera

Para duplicar o tempo de intervalo ou repô-lo

Quando o modo dormir é “ON” e o botão EVENT é
premido durante o modo de espera da A-BPM, o tempo deintervalo é duplicado.

718.7.2. Operações S-BPM
Nota
Defina o relógio integrado e o valor de pressurização inicial
antes da medição porque são utilizados para a S-BPM.
Consulte “8.2.2. O relógio e a função de monitorização
da medição” e “8.4. Programas S-BPM”.
Remova as pilhas quando o paciente remove o registador ebraçadeira quando ANBP ou ASBP é utilizada (mesmo durante omodo de espera). Se as pilhas forem deixadas no compartimento
das pilhas, a braçadeira pode quebrar quando o registador enchea braçadeira na “1 sequência” seguinte. Se o paciente retomar amedição, insira pilhas e prima o botão
/.
A medição manual de pressão arterial pode ser efetuada
durante o modo de espera da S-BPM.
O resultado de medição da medição manual da pressão arterial
pode ser guardada na memória.
Quando a S-BPM para, o código de erro E07 é exibido novisor OLED e guardado na memória.

Para iniciar S-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. As operações são as seguintes:
Programas de S-BPM
Operações
Pressão arterial no hospital
OBP
Prima o botão
/para
Pressão arterial no hospital automatizada
iniciar o programa predefinido
AOBP
durante o modo de espera.
Pressão arterial em casa
HBP
Pressão arterial noturna automatizada
O programa predefinido fica
ANBP no modo standby até à “horaPressão arterial autónoma automatizada de início” ou “hora de início
ASBP do alarme”.
72Para medir imediatamente a pressão arterial durante a S-BPM.
(Medição manual de pressão arterial para S-BPM)

Passo 1. Se a indicação do visor LCD estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera S-BPM.
Passo 2. Prima o botão
/durante o modo de espera S-BPM.
As medições de pressão arterial de “1 sequência” sãorealizadas de imediato.

Para parar ou suspender a S-BPM

As operações são as seguintes:

Programas de S-BPM
Operações
Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial
Prima o botão
/para parar a medição
no hospitalde pressão arterial.
automatizada AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o botão
/para parar a medição
noturna automatizada de pressão arterial. Na hora de início seguinte,
ANBP a pressão arterial é medida ou soa o aviso
sonoro.
#1
Pressão arterial
Se necessitar de parar o registador por
autónomacompleto, remova as pilhas do registador ou
automatizada ASBP
alterne para OBP, AOBP ou HBP.
#1: Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.
73

8.7.3. Medição manual
Utilize a medição manual da pressão arterial para uma medição
de teste preliminar e medição imediata de pressão arterial.

Nota
A medição manual de pressão arterial pode iniciar
imediatamente num modo de espera.
O resultado de medição é guardado na memória.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a A-BPM.
(Medição manual de pressão arterial para A-BPM)

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima obotão START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera A-BPM. O modo de espera
A-BPM é um estado em que a pressão arterial não é medida
durante o tempo de intervalo.
Passo 2. Prima o botão START/STOP durante o modo de espera A-BPM.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a S-BPM.
(Medição manual de pressão arterial em S-BPM)

Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição
do modo de espera S-BPM.
Passo 2. Prima o botão
/durante o modo de espera S-BPM.
As medições de pressão arterial de “1 sequência” sãorealizadas de imediato.

74

8.7.4. Parar e suspender as medições
A A-BPM, S-BPM e a medição manual da pressão arterial
contínuas podem ser paradas ou suspensas imediatamente.

Nota
Quando a medição de pressão arterial para, o código de paragem
E07 é exibido no visor OLED e guardado na memória.

Para suspender A-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor
Passo 2. A marca

AUTO

na posição “OFF”.

é ocultada. A A-BPM é suspensa.

Para parar durante a A-BPM

Quando o botão START/STOP é premido durante a
medição de pressão arterial, o ar é expelido imediatamentee a medição atual é interrompida. No entanto, a A-BPM
continua. A medição de pressão arterial seguinte é efetuadade acordo com as definições A-BPM.

75

Para parar ou suspender a S-BPM
As operações são as seguintes:
Programas de S-BPM

Operações

Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial
Prima o botão
/no hospitalde pressão arterial.
automatizada AOBP

para parar a medição

Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o botão
/para parar a medição
noturna automatizada de pressão arterial. Na hora de início seguinte,
ANBP a pressão arterial é medida ou soa o aviso
sonoro.
#1
Pressão arterial
Se necessitar de parar o registador por
autónomacompleto, remova as pilhas do registador ou
automatizada ASBP
alterne para OBP, AOBP ou HBP.
#1: Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.

76

8.8. Ligar o registador a um periférico dedicado
8.8.1. Ligar com um cabo USB
Consulte o manual de instruções do ABPM Data Manager
relativamente às definições de comunicação.

CuidadoLigação do cabo
Ligue um cabo USB autorizado ao terminal micro USB.
Introduza o cabo no sentido correto. Uma ligação incorreta
pode causar falhas e avarias. Certifique-se de que o cabo
do terminal está bem ligado.
Não meça a pressão arterial durante a comunicação USB.
Não prenda ao paciente quando o registador estiver ligado
ao cabo. O cabo poderá enrolar-se à volta do corpo ou
pescoço.
Preparação de um periférico dedicado
Remova o registador e braçadeira do paciente antes deligar o registador (TM-2441) a um periférico dedicado.
Se o nível 1
for exibido, ligue o registador(TM-2441) aos periféricos após substituir as pilhas.

77

Para ligar o registador a um periférico dedicado utilizando o cabo USB
Passo 1. Abra o terminal micro USB no registador.
Ligue o cabo USB adicional.

Terminal Micro USB
Cabo USB

Para iniciar a comunicação de dados com um periférico dedicado
Passo 1. Ligue o cabo micro USB entre oregistador e o periférico dedicado.

Ligue o cabo micro USB
Passo 2. O aviso sonoro soa eéexibido no LCD.
A comunicação de dados entra no modoModode espera.
standby
Passo 3. Realize a análise utilizando
o periférico dedicado.
A comunicação de dados apenas
entra no modo online ativo
Modo online
durante a comunicação USB.
ativo

Para parar a comunicação de dados com um periférico dedicado
Passo 1. Remova o cabo no modo standby.
78

8.8.2. Utilizar comunicação Bluetooth®
Um dispositivo Bluetooth precisa ser de emparelhado com um
dispositivo de modo a comunicar com esse dispositivo. Assimque o registador for emparelhado com um dispositivo, os
dispositivos podem comunicar automaticamente.

Nota
Certifique-se de que desliga todos os dispositivos Bluetooth ao
emparelhar.
Não pode emparelhar múltiplos dispositivos ao mesmo tempo.
Se o registador for emparelhado com outro dispositivo,o primeiro dispositivo será desemparelhado.
Se os dispositivos não comunicarem após emparelhamento,
experimente emparelhar outra vez.

Emparelhamento Bluetooth®

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP
ou EVENT para regressar à exibição do modo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o botão EVENT até Pairing(após FlightMode ) ser exibido no visor OLED. O registador
começa a aguardar pelo emparelhamento.
Passo 4. Quando o emparelhamento Bluetooth estiver concluído,a marcaé exibida no LCD.
Se cancelar o emparelhamento atual, pressione o botãoEVENT . O registador avança para a exibição do modo deespera.
79

8.8.3. Como suspender a comunicação Bluetooth® (modo Avião)O modo avião pode suspender a comunicação Bluetooth.

Como usar o modo avião

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o botão
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição
do modo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o botão EVENT
FlightMode ser exibido no visor OLED.

até

Passo 4. O modo avião pode ser ligado/desligado com o botão
START/STOP .
FlightMode
ON
Passo 5. Prima o botão
de espera.

Botão

START/STOP

FlightModeOFF

EVENT para regressar à exibição do modo80

9. Manutenção
9.1. Armazenamento, inspeção e gestão de segurança
do produto
Os instrumentos médicos, como este registador, têm de ser
geridos para que funcionem corretamente quando necessário
e garantir fiavelmente a segurança do paciente e operador.
Por regra, o operador deve inspecionar este instrumento
diariamente, tal como seguir a “Inspeção antes da utilização”.
A gestão diária, tal como a inspeção antes da utilização énecessária para manter o desempenho, segurança e eficiência
do registador.
É aconselhável efetuar uma inspeção periódica do registador
todos os anos.

Nota
As instituições médicas têm de efetuar a gestão de manutenção
para garantir a utilização segura do instrumento médico.

819.2. Limpar o produto
CuidadoLimpe o registador antes e após a utilização.
Limpe o registador antes de prendê-lo no próximo paciente.
Não salpique água nem submerja o registador em água para
limpá-lo. Tal pode causar mau funcionamento.
Seque o registador após limpá-lo com água e solução
antisséptica, de modo que o líquido não penetre no registador.
Desinfete o registador periodicamente para assegurar a prevenção
contra infeções. Não utilize um esterilizador no registador.
Não utilize um solvente orgânico (por exemplo: diluente) ou
solução de iodopovidona para limpar o registador. Pode causar
descoloração, danos e mau funcionamento.
Não utilize secador de cabelo, etc. para secar o registador.
Pode causar mau funcionamento e danos.

Verificação após a limpeza da braçadeira

Certifique-se de que a câmara da braçadeira está bem inserida
no pano da braçadeira. Se não for corretamente inserida,
podem ocorrer danos ou explosões durante a inflação.

Limpar o registador

Limpe a sujidade e pó da caixa exterior do registador utilizando uma
gaze humedecida com água ou água morna e bem torcida. Quando
sangue ou medicamentos, etc. estiverem colados na caixa, limpe em
primeiro lugar com gaze humedecida com solução antisséptica e bem
torcida. Em seguida, limpe a caixa húmida com gaze humedecidacom água ou água morna e bem torcida. Recomendamos a utilização
de produtos químicos (nome do ingrediente) da solução antisséptica
listada na tabela (Exemplo de solução antisséptica utilizável(Nome do ingrediente)).
82

Limpar a braçadeira

Quando limpar e desinfetar a cobertura da braçadeira e o panoda braçadeira, remova a câmara da braçadeira no interior do
pano da braçadeira. Limpe a sujidade e pó utilizando uma gaze
humedecida com água ou água morna e bem torcida.
Consulte as soluções antissépticas da tabela (Exemplo desolução antisséptica utilizável (Nome do ingrediente))
quando efetuar a desinfeção.
Exemplo de solução antisséptica utilizável(Nome do ingrediente)
Nome do componente

Nome do produto

Cloreto de benzalcónio

Solução de 10% de cloreto de benzalcónio

Isopropanol

70% em 1-propanol

EtanolEtanol para desinfeção 76,9 a 81,4 vol%Leia a prescrição descrita no produto e utilize-a.

Nota
A braçadeira e tubo de ar são bens consumíveis.
Se um erro de medição ocorre frequentemente ou a medição dapressão arterial não pode ser efetuada, substitua-os por novos.
Consulte “10. Itens opcionais (exigem encomenda)” deste manual.

83

9.3. Inspeção periódica
Efetue a inspeção periódica diária para utilizar corretamente o registador.
A inspeção é descrita abaixo:

9.3.1. Inspeção de pré-instalação das pilhas
Itens

Descrição
Sem danos ou deformação devido a quedas.
Exterior
Sem sujidade, ferrugem e riscos em qualquer parte.
Sem fissuras ou ruídos do painel.
Funcionamento Sem danos ou ruído dos interruptores e botões.
Visor
Sem sujidade ou riscos no painel do visor.
O tubo de ar não deve ser dobrado. Se o ar permanecerna braçadeira, pode causar disfunção periférica devido àparagem do fluxo sanguíneo no braço.
A câmara da braçadeira está bem inserida no panoda braçadeira.
Sem desgaste da braçadeira. A braçadeira não sedesfaz.
Substitua a braçadeira quando deteta um problema.
Medição
A braçadeira é descartável.
BraçadeiraSe houver uma fissura ou substância adesiva naligação entre a braçadeira e a câmara da braçadeira.
Se o tubo de ar perder a flexível ou ficar rígido.
Quando a superfície do tubo de ar ficar brilhante ou
parecer oleosa.
Quando a câmara de ar tiver fissuras.
É aconselhável substituir as braçadeiras a cada trêsanos, independentemente da frequência deutilização.
Ferramentas
Sem danos no suporte de transporte, cinto e braçadeira.
gastasLigação
A ficha de ar está ligada corretamente à bocal de ar.
84

9.3.2. Inspeção de pós-instalação das pilhas
Item
Exterior
Funcionamento
Medição
BraçadeiraInspeção do valor
de pressão arterial

Descrição
Sem incêndio, fumo ou cheiros intensos.
Sem ruídos estranhos.
Sem problemas no funcionamento dos
interruptores e botões.
Os valores de medição são próximos dovalor habitual.
Sem ruídos estranhos ou ações durante
a medição.
Se os valores de pressão arterial estiverem
incorretos, contacte o distribuidor local.

85

9.4. Eliminação
Siga as leis do governo local relativas à proteção ambiental paraa eliminação e reciclagem do produto.

Eliminação da braçadeiraA braçadeira usada no paciente é resíduo médico.
Elimine-a corretamente como resíduo médico.

Eliminação da pilha integrada recarregável

CuidadoO registador está equipado com pilhas de reserva nointerior. Quando eliminar o registador, elimine a pilhaadequadamente, de acordo com os regulamentos locais
relativos à proteção ambiental.

Outros

Nome

Peça
Caixa

Embalagem

Almofada

MaterialCartãoAlmofada de ar, bolsa especial

Saco

Vinil

Caixa

Resina ABS + PC

Peças internas Peças em geral
ChassisFerro

Pilha de reserva Pilha de lítio redonda recarregável:Registadorna placa
ML2016H
PilhasPilhas alcalinas:
tamanho LR6 ou AA 1,5 V
Pilha recarregável: pilhas Ni-MH detamanho AA, 1.900 mAh ou mais
86

9.5. Resolução de problemas
Consulte a lista de verificações seguinte e a lista de códigos deerro antes de contactar o distribuidor local.
Se estas medidas não retificarem o problema ou o problema
voltar a ocorrer, contacte o distribuidor local.
Problema
Sem exibição após
premir quaisquerbotões.

Causa principal
Pilhas gastas.

Tratamento
Substitua por pilhas novas.

O visor OLED poderá
Remova as pilhas edesaparecer devido ao
instale-as novamente.
efeito eletrostático.
Reposição frequente As pilhas de reserva não Carregue durante 48 horas
do relógio.
carregam.
#1 utilizando pilhas novas.
Verifique a braçadeira e
A braçadeira não está
Sem pressurização
tubo de ar relativamente a
ligada corretamente.
dobras, vincos e ligação.
Sem comunicação O cabo de comunicação Certifique-se de que o caboUSB
#2 é removido.
está ligado corretamente.
O periférico dedicado está Aguarde o fim da
A resposta dea transferir uma grandetransferência. Poderá
comunicação
quantidade de dados
necessitar de 50 minutos
demora.
#2
ambientais há muito tempo. no máximo.
A tampa das pilhas Foram utilizadas pilhas de Contacte o distribuidor
não pode ser aberta tamanho não padrão.
local.
Sem visor OLED
durante a A-BPM.

#1:

Os utilizadores (funcionários de manutenção não autorizados) não
podem substituir as pilhas de reserva (pilha de lítio) na placa decircuito no interior do registador. As pilhas de reserva é carregada
a partir das pilhas (tamanho LR6 ou AA) para a medição.

#2:

É necessário um periférico dedicado.

CuidadoNão desmonte ou modifique o registador. Pode ser danificado.
879.6. Códigos de erro
Códigos de erro da medição
CódigoSignificado

Causa e tratamento

Erro de zero pressão

Liberte o ar remanescente na braçadeira.

Pilhas fracas

Substitua por pilhas novas.

Falha de pressurização

A inflação não atinge a pressão
pretendida.
Verifique a ligação da braçadeira.
Se não houver problemas com aligação da braçadeira, o registador
pode ter funcionado mal e requerinspeção.

A pressão excede
299 mmHg

Poderá ocorrer movimento corporal
durante a pressurização. Relaxe emantenha-se quieto durante a medição.
Se isso não ajudar, inspecione oregistador.

Force a paragem
através do botão
START/STOP ou/ .

Prima o botão START/STOP ou/
apenas quando necessário.

A pressão arterial não
pode ser medida.

Erro do sensor deaceleração integrado.

O batimento cardíaco não pode ser
detetado devido ao movimento
corporal ou ruído das roupas.
Relaxe e não se move.
Confirme a posição da braçadeira.
Se esta falha ocorrer quando relaxado,
contacte o distribuidor para inspecionar
e reparar o registador.
Remova as pilhas e instale-asnovamente.
88

CódigoSignificado
Movimento corporal
excessivo.
Fora de alcance,
30
PUL
200
Fora de alcance,
30
DIA
160
Fora de alcance,
60
SYS
280
Fora de alcance,
10PP
150 #1

Causa e tratamento
Relaxe e mantenha-se quieto durante
a medição.
Se estes erros ocorrerem várias vezes,
experimente outra medição de pressão
arterial.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Pressão arterial sistólica
DIA: Pressão arterial diastólica
PP: Pressão de pulsação

Se a velocidade de enchimento ou
A medição é superior avelocidade de descarga for lenta,
180 segundos.
é necessária uma inspeção.
A descarga é superior a A velocidade de descarga pode ser lenta,
90 segundos.
é necessária uma inspeção.
O ritmo cardíaco não
pode ser detetado.

O ritmo cardíaco não pode ser detetado
devido a movimento corporal. Meça apressão arterial quando estiver relaxadoe não se mova.

Se o tempo de intervalo estiver definido
As definições do tempo para 120 minutos, a diferença entre aúltima hora de início e a hora de início
de intervalo estão
seguinte não pode ser dividida em duas
incorretas.
horas certas.
Erro de zero pressão
para circuito desegurança.

Exibe na hora de início de medição.
Liberte por completo o ar
remanescente na braçadeira.

89

CódigoSignificado

Causa e tratamento

O circuito de segurança
deteta pressão desobrecarga.

O movimento corporal poderá ser
detetado durante a pressurização.
Relaxe e não se move durante a
medição.
Se isto ocorrer mesmo quando
relaxado e imóvel, contacte odistribuidor para inspeção.

Códigos de erro de hardware no registador
CódigoSignificado

Erro de memória

Causa e tratamento
Poderá ocorrer no caso de um
forte impacto como, por exemplo,
deixar cair o registador.
Se este código for exibido
frequentemente, existe uma avariana memória integrada. Contacte o
seu distribuidor para inspeção.

Nota
Os códigos de erro poderão ser alterados sem aviso prévio.

90

10.
Braçadeiras

Itens opcionais (exigem encomenda)

Nome

Descrição

Braçadeira pequena
Circunferência de braço
para o braço esquerdo 15 a 22 cm
5,9" a 8,7"
Braçadeira para adultos Circunferência de braço
para o braço esquerdo 20 a 31 cm
7,8" a 12,2"
Braçadeira grande
Circunferência de braço
para o braço esquerdo 28 a 38 cm
11,0" a 15,0"
Braçadeira extra grande Circunferência de braço
para o braço esquerdo 36 a 50 cm
14,2" a 19,7"
Braçadeira para adultos Circunferência de braço
para o braço direito
20 a 31 cm
7,8" a 12,2"
Braçadeira descartável
10 folhas
Cobertura da braçadeirapara braço esquerdo 10 folhas
pequena
Cobertura da braçadeirapara braço esquerdo 10 folhas
para adultos
Cobertura da braçadeirapara braço esquerdo 10 folhas
grandeCobertura da braçadeirapara braço esquerdo 10 folhas
extra grande
Cobertura da braçadeirapara braço direito
10 folhaspara adultos
Pano da braçadeirapara braço esquerdo 2 folhas
pequena
Pano da braçadeira para
para braço esquerdo 2 folhas
adultos
Pano da braçadeirapara braço esquerdo 2 folhas
grandePano extra grandepara braço esquerdo 2 folhas
Pano da braçadeira para
para braço direito
2 folhas
adultos
Adaptador para–
mangueira de ar91

Código deencomenda
TM-CF202B
TM-CF302B
TM-CF402B
TM-CF502B
TM-CF802B
TM-CF306A
AX-133024667-S
AX-133024500-S
AX-133024663-S
AX-133024503-S
AX-133024353-S
AX-133025101-S
AX-133024487-S
AX-133025102-S
AX-133025103-S
AX-133025104-S
TM-CT200-110A

Análise de dados
Nome

Descrição

Código deencomenda–

AX-KOUSB4C

Descrição

Código deencomenda

Cabo USB

OutrosNome

Folha de registo de atividade 10 folhas
Suporte de transporte
Cinto
Presilhas

5 peças92

AX-PP181-S–

AX-133025995–

AX-00U44189
AX-110B-20-S

11.

Anexo

11.1. Princípio da medição de pressão arterial
Procedimento de medição: Enrole a braçadeira à volta do antebraço.
Encha a braçadeira a uma pressão superior à pressão arterial sistólica.
De seguida, descarregue gradualmente o ar da braçadeira. Enquanto apressão é detetada na braçadeira na fase de descarga de ar, a forma deonda de pulsação aparece em sincronização com o batimento cardíaco.
A forma de onda de pulsação aumenta repentinamente próximo dapressão arterial sistólica. Aumenta ainda mais com a descarga até atingir
a amplitude mais alta e depois diminui gradualmente. As alterações na
forma de onda de pulsação estão ilustradas na página seguinte. Na
medição de pressão arterial oscilométrica, a pressão arterial sistólica é
especificada como o ponto onde a amplitude aumenta repentinamente
após a pulsação na pressão da braçadeira ser detetada, enquanto quea pressão arterial média é especificada como o ponto onde atinge aamplitude máxima e a pressão arterial diastólica é especificada como oponto onde a amplitude diminui gradualmente. Na verdade, o sensor depressão deteta alterações subtis na pressão da braçadeira ao longo do
tempo, guarda a forma de onda de pulsação na memória e avalia aspressões arteriais sistólica e diastólica de acordo com o algoritmo demedição oscilométrica. Os dados no algoritmo variam com o monitor depressão arterial. Os valores de pressão arterial para adultos e crianças
são medidos pelo método oscilométrico e comparados com os valores
medidos pelo método auscultatório. A pressão arterial diastólica é
definida como o ponto de fim da fase 4 no método auscultatório.
A forma de onda de pulsação da pressão da braçadeira depende das
características do material da braçadeira. Por isso, ao utilizar a
braçadeira especificada e o algoritmo de medição, a precisão demedição é mantida. O comprimento do tubo de ar é inferior a 3,5 m
devido às características de amortecimento devido à propagação deondas de pulsação.
93

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Pressão arterial sistólica
Pressão arterial média
Pressão arterial diastólica

Tempo

Tempo

Método de microfone
Método de medição
oscilométrica

Fatores de erros de medição da pressão arterial

O gráfico de pulsação pode ser um indicador
objetivo da fiabilidade da precisão de medição.
Quando ocorrer ruído devido a batimento cardíaco
irregular ou movimentos físicos, a amplitude do
gráfico muda. Quando o gráfico de pulsação não
tem um contorno suave, verifique novamente ou
utilize outros métodos.

Posição da braçadeira à mesma altura do coração

Gráfico depulsação

Enrole a braçadeira em volta do braço ao mesmo nível do coração.
Se a posição da braçadeira estiver incorreta, ocorre um erro demedição. Por exemplo, se a braçadeira estiver 10 cm abaixo donível do coração, a pressão arterial é medida 7 mmHg acima.
94

Tamanho adequado da braçadeira

Utilize uma braçadeira de tamanho adequado. Se for demasiado
pequeno ou demasiado grande, ocorre um erro de medição. As
medições com uma braçadeira demasiado pequena tendem a
ser avaliadas como pressão arterial alta, independentemente dapressão arterial adequada e artérias normais. As medições com
uma braçadeira demasiado grande tendem a ser avaliadascomo pressão arterial baixa, especialmente para as pessoas
que sofrem de arteriosclerose severa ou têm válvulas arteriais
anormais. O tamanho errado de braçadeira é uma causa dediferenças entre o método direto e método de medição
oscilométrica. A braçadeira tem o alcance da circunferência
do braço mostrado na etiqueta. Selecione e instale o tamanho
adequado de braçadeira para cada paciente. A precisão damedição de pressão arterial é garantida pela precisão dapressão do sensor de pressão, características de descarga ealgoritmo de medição, desde que sejam utilizadas a braçadeirae o tubo de ar adequados. Inspecione periodicamente a
precisão da pressão do sensor de pressão e características
de descarga.

9511.2. Informações EMD
Os requisitos que se aplicam aos instrumentos eletrónicos
médicos são descritos abaixo:

Desempenho no âmbito das diretrizes EMD

A utilização do registador requer precauções especiais para a
EMD (Perturbações eletromagnéticas). Utilize o registador deacordo com os avisos relativos a EMD descritos neste manual.
Equipamento de comunicações por RF móvel e portátil (por ex.,telemóveis) pode afetar o equipamento elétrico médico.

Acessórios compatíveis com normas EMD

Os acessórios e opções para este registador estão em
conformidade com a norma IEC60601-1-2:2014. Se for utilizado
um acessório não autorizado, este pode causar o aumento deemissões e reduzir a imunidade ao ruído.

Aviso
Utilize os acessórios designados pela empresa A&D.
Os acessórios não autorizados podem ser influenciados
pela emissão eletromagnética e reduziram a imunidade
contra as perturbações.

LIMITES DE EMISSÃO
Fenómeno
Emissão RF emitida

Conformidade

CISPR1196

Grupo 1, Classe BNÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta do invólucro
Fenómeno
Níveis de teste de imunidade
Contacto ±8 kVDescarga eletrostática
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV no ar
10 V/mCampos EM de RF irradiada
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM a 1 kHz
Consulte a tabela (Especificações doCampos de proximidade deteste para IMUNIDADE DA PORTA
equipamento de comunicações
DE ENCERRAMENTO parasem fios por RF
equipamento de comunicações
IEC 61000-4-3
sem fios por RF)
Campos magnéticos de
30 A/mfrequência de potência
50 Hz/60 Hz
nominal
IEC 61000-4-8NÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta de ACOPLAMENTO DE PACIENTES
Fenómeno
Descarga eletrostática
IEC 61000-4-2

Níveis de teste de imunidade
Contacto ±8 kV±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV no arNÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta de entrada/saída de sinal
Fenómeno
Descarga eletrostática
IEC 61000-4-2
Descargas/transientes elétricos
rápidos
IEC 61000-4-4Distúrbios conduzidos induzidos
por campos de RF
IEC 61000-4-8

Níveis de teste de imunidade
Contacto ±8 kV±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV no ar±1 kVFrequência de repetição de 100 kHz
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V em bandas ISM e de rádio amador
entre 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz
97

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Modulação depulsação
18 Hz

2

0,3

28

Modulação depulsação
217 Hz20,328Modulação depulsação
217 Hz20,328Modulação depulsação
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulação

Assistência

Nível de teste deimunidade (V/m)

710
745
780

Distância (m)450Potência máxima
(W)

385

Banda
(MHz)

Frequência de teste(MHz)

Especificações do teste para IMUNIDADE DA PORTA DEENCERRAMENTO para equipamento de comunicações sem fios por RF

Modulação depulsação18 Hz
FM
GMRS 460
Desvio de 5±kHz
430 - 470
Sinusoidal de
FRS 460
1 kHz
Modulação depulsação
704 - 787 Banda de LTE 13,17217 Hz380 - 390TETRA 400

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
Banda de LTE 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
1.845
DECT
1.700 - 1.990
Banda de LTE
1.970
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n2.450 2.400 - 2.570
RFID 2.450
Banda de LTE 75.240
5.500 5.100 - 5.800 WLAN 802.11 a/n
5.785
810

98

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123