ＰＴ温度変換器 GS-1210

ジオテクサービス株式会社■概要■低消費電力の高精度PT温度変換器

白金測温抵抗体（ＰＴ-100オーム）は、センサーの固体誤差が無く、高精度に温度を測定できますが、汎用の電圧ロガーには直結できません。
この、変換器はＰＴ１００オームとロガーの間に挿入し、-30～＋70℃の温度を、0～5Ｖの直流電圧に変換するインタフェースです。電源電圧がＤＣ10～28Ｖと広く、消費電流が、わずか4ｍＡと少ない特徴があり、ソーラやバッテリで運用する、フィールド計測用途や計装盤への組み込み用に最適です。
→簡易的な温度計測には「熱電対変換器ＧＳ－1209」もあります■特徴■小型で省電力の変換器です
掌におさまる小型サイズで、制御盤や計測箱のスミにも納まります。DC10～28V駆動で、消費電流も4ｍA（平均3.6ｍＡ）と少なく、電源の無いところでの、ソーラやバッテリによる観測が可能です。電源電圧範囲が広いので、工業計測用の24Ｖ計装盤への組み込みも可能。
●指先サイズ■標準DINレールに取り付け可能
付属のレール取り付け用のベース板をネジ止めすれば、35ｍｍのDINレールに取り付けられるので、制御盤や計装盤への組み込みも容易です。 低消費電力なので、機器の自己発熱の問題もありません。

●側面形状■市販のＰＴ温度センサーに対応
適合センサーは、一般的なＰＴ100Ωセンサー（JISC1604-1997）が使用可能で、動作温度範囲（-10～50℃）
において、±0.3℃以内の誤差です。
●DINレール取り付け可能
注意：上記はＰt温度センサー自体の誤差は含まず。

●３線式センサ対応■仕様■精度と誤差について代表的な特性を示します。
仕様
項目
ＰＴ 100Ω 3線式（ＪＩＳ C 1604-1997）
適合センサ
1ｍＡ（開放電圧5V）
測定電流-30℃～＋70℃
測定範囲
0～5V
出力電圧50ｍV／1℃
出力感度→※精度と誤差を参照
精度（誤差）±0.3℃以内

白金抵抗温度計（PT温度センサー）自体の許容差
は、「測温抵抗体JIS C 1604-1997」にて、左の表のように規定されています。
当変換器の温度測定範囲-30～70℃についての許容差は、計算上、以下のようになります。
（１）Ａ級：±0.29℃（２）Ｂ級：±0.65℃
ただし、これはワーストケースです。通常の市販セン
サの誤差は経験的に±0.2℃以内です。
●測温抵抗体JIS C 1604-1997の許容差

Ｐｔ自体の誤差含まず（動作温度範囲にて平均±0.1℃）

クラス

電源電圧
消費電流
寸法
重量

DC10～28V（12V、24V電源に対応）
4mA以下(平均3.6ｍＡ)
90×25×20.9ｍｍ（レール取付部品含まず）
約60g

A級
B級

±( 0.15 + 0.002 [t] )許容差（℃）

備考[ｔ]は温度の絶対値±( 0.3 + 0.005 [t] )許容差：温度に対する誤差の許容範囲■接続方法①白金測温抵抗体は「赤」を「Ａ」に接続します。
2 電源を接続

1 ＰＴ100Ω を接続②電源を接続します。逆接続に注意。

赤（ＲＥＤ）白（ＷＨＩＴＥ）③測定器を接続します。
0V（グランド）は電源と共通です。

黒（ＢＬＡＣＫ）

Ｐｔ100Ω センサ（３線式）④ゼロ･スパンは変更禁止です。

※白・黒線は逆接続しても同じ

DC10～28V
Ａ
Ｂ

GS-1210

ＰＴ温度換器SPAN

ZERO+12V
OUT

Ｂ

0V

4 ゼロ，スパン調整は不要（出荷時調整済）＋＋5000 mV

3 測定器を接続
DC0～5000ｍV

■用途■他のセンサと混在し温度を計測他のセンサに混じり、１チャンネルだけ温度が必要な場合があります。測温抵抗体の専用ロガーを用意するのは不経済。そこで、この変換器を使えば、0～5Vや１～5Vの汎用の電圧ロガーに、ＰＴを接続できます。
■多チャンネルの温度を録りたい
小型で、消費電流が4ｍＡ以下と小さいので、組み込み時に問題になるスペースや自己発熱の問題がありません。セ
ンサー数の増減も容易です。
■省電力を生かしソーラ駆動の観測
12V電源で、消費電流は3.6ｍA。山間地や離島などの電源の無いところで、太陽電池やバッテリーの電源で、気温や水温・地温を観測する用途にも適します。

●変換器24個を制御盤に組み込み●計装盤への組み込み●太陽電池で動く気象観測システム●背面構造とDIN取付板■計測システム例●インターネットを使った、河川の水位・水温・雨量のネットワーク計測システム例
インターネット網
雨量計

ネットワークロガーＥＸ
KW-1159
RS-232C

水温計
ＩＮ１

接点入力１ＣＨ
ＣＯＭ （パルスカウンタ）

GS-1210 ＰＴ温度変換器
赤（ＲＥＤ）白（ＷＨＩＴＥ）
黒（ＢＬＡＣＫ）

Ａ

+12V

Ｂ

OUT

Ｂ

0V

ＡＤＳＬ
またはＢフレッツ
モデム・ルータ

ＬＡＮポート（10ＢＡＳＥ－Ｔ）

V+
ＧＮＤ

SIG
-Ｐｔ100Ω センサ
（３線式）

SIG
-

4～20ｍA水位計

12V電源出力(連続モード)

電源出力 ＋
5VDC

電圧入力１CH（０～10V）

ＡＣ100～200Ｖ

電圧入力2CH（０～10V）

バッテリ

耐雷（絶縁）
トランス＋＋-

バッテリ
１２V×7.2Ah

■外形寸法

主電源

停電時の自動バッ
クアップバッテリ●インタネットを使った、排水路の水位・水温・雨量のネットワーク
計測システムの例■使用上の注意点
B

GS-1210
PT温度変換器ZERO

SPAN■Ｐｔ100Ωの３導線に対応

OUT

100Ωの３線式に対応しております、

GND

81

Ｂ
Ｂ

白（ＷＨＩＴＥ）
白（ＷＨＩＴＥ）

Ａ

赤（ＲＥＤ）Ａ

白（ＷＨＩＴＥ）

赤（ＲＥＤ）Ａ
Ａ

白（ＷＨＩＴＥ）

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ

4導線

ＩＥＣ規格
白（ＷＨＩＴＥ）
赤（ＲＥＤ）
赤（ＲＥＤ）■DINレール取付用ベース板（標準オプション、注文時指定）

■価格

Ａ
Ｂ

測温抵抗体の接続方法

Ｂ

接続は可能ですが、精度がセンサ仕様より劣る場合があります。

標準の35ｍｍDINレール取り付け用のベース板をお付けいたします。注文時に「DINレール取付板」必要の旨ご指示ください。

品名■温度・出力範囲の変更（DIN取付板付属）

標準品は、ゼロ点とスパンは出荷時に調整済で固定です。特殊仕様品は、おおむねロット数50台以上で注文生産となります。

特殊仕様製品（温度範囲など）■本社：〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野4丁目7-22
TEL 025-282-3246 FAX 025-284-0144
URL http://geots.co.jp
mail info@geots.co.jp

Ａ

赤（ＲＥＤ）

ＪＩＳ規格センサは、「赤＝Ａ」に接続します。
出力電圧がマイナスの場合、ＡＢの逆接続の可能性あり。

■４線式と２線式の接続

ジオテクサービス株式会社

２導線

赤（ＲＥＤ）

黒（ＢＬＡＣＫ）

延長が長い場合、抵抗の少ない電線を使用してください。（10Ω以下）■３導線の接続方法■オプション（１）-30～70℃で1～5Ｖ出力（２）0～100℃で0～5Ｖ出力 など

３導線
ＪＩＳ規格
白（ＷＨＩＴＥ）■電線の延長について

20.9

B+12V25A

標準価格表
ＰＴ温度変換器
GS-1210価格(税別) 備考¥48,000 台数が多い場合やサンプル価格は別途お見積もりいたします→

内容に応じてお見積もりいたします。

※仕様及び規格・価格は、断りなしに変更することがあります。
2021.12.27●お問い合わせ・ご用命は