Italiano (traduzione)

2440

Registratore per il monitoraggio
ambulatoriale della pressione
arteriosaApparecchio per il monitoraggio
ambulatoriale della pressione
arteriosa

1WMPD4005218

2310

2018 A&D Company, Limited. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta,
distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzosenza il consenso scritto di A&D Company, Limited.
I contenuti del presente manuale e le specifiche dello strumento
sono soggetti a modifica senza preavviso.
Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari.

Conformità
Conformità con le Direttive europee
Questo dispositivo è conforme alla Direttiva sui dispositivi medici
93/42/CEE.
Come evidenziato dal marchio CE di conformità accompagnato dal
numero di riferimento dell'autorità preposta.
Questo dispositivo è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Conformità con le direttive EMD australiane
Il dispositivo è conforme ai requisiti seguenti:
Norma EMD sulle emissioni di apparecchi industriali, scientifici e
medicali AS/ NZS 2064:1997, norma EMD sull’immunità generica AS/
NZS 4252. 1:1994. La suddetta è dimostrata dall’etichetta di controllo.

iDefinizioni delle avvertenze

Per prevenire infortuni dovuti a un uso improprio, questo prodotto
e il suo manuale contengono i seguenti segnali e simboli diavvertenza.
Il significato di questi simboli e segnali di avvertenza sono iseguenti.

Definizioni delle avvertenze

Indica una situazione di pericolo immediato che può
provocare decesso o lesioni gravi.
Indica una situazione di pericolo potenziale che, se non
evitata, potrebbe provocare infortuni di entità moderata olieve.
Indica una situazione di pericolo potenziale che, se non
evitata, può provocare infortuni di entità moderata o lieve.
Può anche essere utilizzato per avvertire della pericolosità
di determinate pratiche.

Esempi di simboli

Il simbolo
indica “Attenzione”. I dettagli circa la natura della
prudenza necessaria sono descritti all'interno o vicino al simbolo,
mediante del testo o un'immagine. L'esempio segnala diprestare attenzione al rischio di scosse elettriche.
Il simbolo
indica “Vietato”. I dettagli circa l'azione vietata sono
descritti all'interno o vicino al simbolo, mediante del testo oun'immagine.
L'esempio indica “Non smontare”.
Il simbolo
indica un'azione obbligatoria. I dettagli circa
l'azione obbligatoria sono descritti all'interno o vicino al simbolo,
mediante del testo o un'immagine. L'esempio indica un'azione
obbligatoria generica.

Altro
Nota Fornisce informazioni utili per il corretto utilizzo del dispositivo.
Le cautele da adottare per ciascuna operazione sono descritte nelle
pagine del presente manuale. Leggere il manuale di istruzioni prima diutilizzare il dispositivo.
iiPrecauzioni per l'utilizzo
Per utilizzare il TM-2440 (il misuratore automatico della pressione
arteriosa) in modo sicuro e corretto, prima leggere attentamente leseguenti precauzioni. Di seguito sono riassunte questioni generali
riguardanti la sicurezza di pazienti e operatori, oltre che la corretta
manipolazione del misuratore di pressione. Le cautele da adottare per
ciascuna operazione sono descritte nelle pagine del presente manuale.
Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
1. Misure precauzionali quando si indossa e si conserva ilregistratore.
Tenere il registratore di pressione lontano da zone dove sonopresenti anestetici o gas infiammabili, camere iperbariche otende a ossigeno. L'impiego del registratore di pressione inqueste zone può provocare un'esplosione.
Non utilizzare il registratore durante l’uso di un sistema diimaging a risonanza magnetica (RM).

Per preservare le funzioni del dispositivo, impiegarlo e conservarloalle condizioni ambientali indicate di seguito. In caso ditemperatura, umidità e altitudine eccessive, le prestazioni delregistratore di pressione possono essere compromesse.
Evitare luoghi in cui il registratore di pressione possa essere
raggiunto da schizzi d'acqua.
Evitare luoghi con temperature e umidità elevate, illuminazione
solare diretta, polvere, sale e zolfo nell'aria.
Evitare luoghi in cui il registratore possa essere urtato o ribaltatoo sottoposto a vibrazioni (anche durante il trasporto).
Evitare luoghi dove sono conservati gas o prodotti chimici.
iii

Condizioni di funzionamento:
Temperatura: +10 °C a +40 °C,
Umidità:
30 %UR a 85 %UR (senza condensa).
Condizioni di stoccaggio e trasporto:
Temperatura: - 20 °C a +60 °C,
Umidità:
10 %UR a 95 %UR (senza condensa).
2. Misure precauzionali prima dell’uso del registratore di pressione.
Verificare che il registratore funzioni correttamente e in modo
sicuro.
L’utilizzo del registratore assieme ad altri dispositivi può
comportare diagnosi non corrette o problemi di sicurezza.
Controllare che i dispositivi si possano collegare in modo sicuro.
Verificare le interferenze con altri dispositivi medici. Verificare
che il registratore funzioni correttamente.
Utilizzare accessori, articoli opzionali e materiali di consumo
approvati da A&D.
Leggere attentamente i manuali di istruzioni forniti con gli articoli
opzionali. Le relative indicazioni di cautela e avvertimento nonsono riportate in questo manuale.
Per l'impiego sicuro e corretto di questo registratore dipressione, eseguire sempre le ispezioni prima dell'uso.
Lasciare il registratore in condizioni di funzionamento normale
per almeno un’ora prima dell’uso e quindi accenderlo.
Collegare al connettore USB solo la periferica dedicata.
Non collegare altri dispositivi.
Solo il bracciale omologato da A&D può essere collegato alla
presa d'aria.

iv

Nota

Preparazione del registratore
Cancellare gli ultimi dati salvati nel registratore prima di utilizzarlo
sul paziente successivo.
Prima di utilizzare il registratore sul paziente successivo,
sostituire le batterie.
Dispositivo
Utilizzare il registratore unicamente a scopo diagnostico e terapeutico.
Controllare che tubo dell’aria e bracciale siano indossati correttamente.
(Esempio: tubo dell’aria piegato e teso, posizione e direzione del bracciale)
Istruzioni per il paziente che indossa il dispositivo
Istruire il paziente su come sospendere la misurazione automaticadella pressione arteriosa per arrestare autonomamente il registratorein caso di problemi.
Informare il paziente di rimuovere rapidamente il registratore in caso didolore o problemi.
Fare attenzione in presenza di neonati e bambini, in quantoesiste il pericolo accidentale di soffocamento con il tubo dell’aria.
3. Misure precauzionali sulle batterie utilizzate per la misurazionedella pressione arteriosa.
Installare le batterie rispettando i simboli di polarità “+” e “-”riportati all’interno del coperchio. (Attenzione alla polarità)
Sostituire tutte le batterie in una volta.
Se non si utilizza il registratore per un lungo periodo, estrarre lebatterie. La batteria può perdere e compromettere il
funzionamento.
Usare due batterie alcaline (AA) o le batterie ricaricabili
specificate (AA, Ni-MH).
Tenere premuta la molla del polo “-” con la batteria.
Fare scorrere e installare il polo “+” della batteria lungo il polo “+”vdel vano batterie. Se si installa la batteria dal polo “+”, si puòdanneggiare il coperchio.
Non toccare contemporaneamente la batteria e il paziente.
Pericolo di scossa elettrica.
Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non utilizzare batterie di tipo
e marca diversi. In caso contrario, potrebbero presentarsi perdite,calore ed esplosione. Potrebbe verificarsi un guasto del registratore.
4. Precauzioni durante l'utilizzo.
Non utilizzare il registratore alla guida di automobili o altri veicoli.
Ad esempio: il registratore può limitare il movimento del corpo edelle braccia durante la guida, ecc.

Questo dispositivo medico può essere utilizzato solo da medici epersone autorizzate dalla legge. Mostrare l’uso corretto alpaziente e verificare che sappia come interrompere la
misurazione in caso di problemi.
Non utilizzare telefoni cellulari nei pressi del registratore (a nonmeno di 30 cm).Potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Se il paziente avverte dolore al braccio o se la misurazione non ècorretta, interrompere l’uso del registratore e sospendere la
misurazione automatica della pressione arteriosa.
Non utilizzare il registratore di pressione vicino a potenti campi
elettrici o magnetici.
Non utilizzare il registratore di pressione su pazienti con
macchina cuore-polmone.
viIstruzioni per il paziente

Nota

In caso di basse temperature, la batteria si scarica e il conteggio di
misurazioni viene ridotto.
5. Misure precauzionali dopo l’uso del registratore di pressione.
Procedura di elaborazione dei dati della misurazione
Elaborare i dati della misurazione immediatamente usando laperiferica dedicata.
Il registratore
Pulire gli accessori, quindi riporli e conservarli in ordine.
Pulire il registratore in modo da poterlo utilizzare per lamisurazione successiva.
Sospendere la misurazione automatica della pressione
arteriosa. Altrimenti, alla successiva ora di inizio dellamisurazione, si avvia la pressurizzazione della misurazione
automatica e il bracciale o altri componenti possono danneggiarsi
a causa del gonfiaggio.
Se non si utilizza il registratore per un lungo periodo, estrarre lebatterie. Le batterie possono perdere e danneggiare il
registratore di pressione.
Non fare utilizzare il registratore di pressione ai bambini
senza assistenza. Non collocare il registratore di pressione alla
portata dei bambini, per evitare incidenti o danni.
Collegare e scollegare il cavo tenendo l’alloggiamento delconnettore. Non tirare il cavo.

vii

Nota

Misure precauzionali dopo l’uso del registratore di pressione (TM-2440)
Al termine della misurazione, elaborare immediatamente i dati usandola periferica dedicata .
Batteria ricaricabile al litio ausiliaria
Il registratore di pressione è provvisto di una batteria al litio ausiliaria.
Questa batteria alimenta l’orologio incorporato quando si sostituiscono
le batterie AA utilizzate per la misurazione della pressione arteriosa. La
batteria al litio viene caricata dalle batterie AA.
Come prolungare la durata della batteria ausiliaria
Al primo utilizzo dopo l’acquisto, o in caso di inutilizzo per oltre unmese, sostituire le batterie e ricaricare la batteria ausiliaria. È
sufficiente caricare la batteria ausiliaria per 48 ore.
(La batteria ausiliaria viene sempre caricata dalle batterie AA).
Quando l’indicatore della batteria mostra
sostituire con due
batterie AA nuove.
Quando l’indicatore della batteria mostra, la misurazione dellapressione arteriosa e la comunicazione dei dati non possono essere
effettuate. Sostituire con due batterie AA nuove.
Se non si utilizza il registratore di pressione per un mese o più,rimuovere le batterie per evitare perdite.

6. Interventi in caso di errore del dispositivo
Interrompere il funzionamento e rimuovere le batterie AA. Se i
poli sono in cortocircuito, le batterie possono essere calde.
In caso di guasto, il bracciale può scaldarsi durante la
misurazione, maneggiarlo con attenzione.
viii

Applicare sul registratore l’etichetta di avviso “Guasto” o “Nonutilizzare”. Contattare il rivenditore.
Se la durata della misurazione supera i 180 secondi e lapressione dell’aria i 299 mmHg, arrestare immediatamente ilregistratore di pressione.
7. Misure precauzionali per la manutenzione
Se non si utilizza il registratore di pressione per un lungo
periodo, controllare che funzioni in modo corretto e sicuro.
Prima dell’uso controllare che le misurazioni vengano effettuatecorrettamente ed eseguire la manutenzione. L’utente (ospedale,clinica, ecc.) è responsabile della gestione dell’apparecchiatura
medica. Se non si eseguono in modo appropriato i controlli e lamanutenzione, possono verificarsi incidenti.

Pulire il registratore di pressione con un panno asciutto non
fibroso.
Non utilizzare solventi volatili come diluenti o benzene.
Non utilizzare panni bagnati.
Non smontare o modificare il registratore di pressione(dispositivo elettromedicale). Può causare danni.
8. Misure precauzionali e interventi in caso di guasto dovuto a forti
onde elettromagnetiche
Il registratore di pressione soddisfa i requisiti della norma EMD
IEC60601-1-2: 2014 Tuttavia, per evitare interferenze
elettromagnetiche con altri apparecchi, non utilizzare telefoni
cellulari in prossimità del registratore di pressione.
ix

Se il registratore di pressione è collocato vicino a forti onde
elettromagnetiche, le forme d'onda possono subire interferenze,
con conseguenti possibili guasti.
Se durante l'uso del registratore di pressione si verificano guasti
imprevisti, controllare l'ambiente elettromagnetico e adottare
misure adeguate.

Gli esempi di seguito riportano alcune cause di guasto comuni e irelativi rimedi.
Uso di telefoni cellulari
Le onde radio possono generare guasti imprevisti.
Dispositivi di comunicazione wireless, apparecchi dellarete domestica come walkie-talkie e telefoni cordless esimili, possono compromettere il funzionamento delregistratore. Pertanto, occorre mantenere una distanza
minima di almeno 30 cm dal registratore di pressione.
In presenza di elettricità statica nell’ambiente di utilizzo (scaricheda altri apparecchi o dall'ambiente circostante)
Prima di utilizzare il registratore di pressione, assicurarsi che
operatore e paziente abbiano scaricato l'elettricità statica.
Umidificare la stanza.

9. Protezione ambientale
Prima di smaltire il registratore di pressione, rimuovere la batteria
al litio.

xPrecauzioni per la sicurezza della misurazione

Questa sezione descrive le misure precauzionali riguardanti la
misurazione e il sensore. Per la valutazione dei risultati e il
trattamento consultare sempre un medico. L'autodiagnosi e lacura fai da te sulla base dei risultati ottenuti possono essere
pericolose.

Misurazione della pressione arteriosa
Controllare che il tubo dell’aria non sia eccessivamente piegato e
che l’aria scorra correttamente. Se il tubo dell’aria è piegato, nel
bracciale può rimanere della pressione residua che può
arrestare il flusso del sangue nel braccio.
Non misurare la pressione arteriosa su un braccio, qualora
il paziente presenti le seguenti condizioni. Potrebbe
verificarsi un incidente o l’aggravamento della lesione.
1) Presenza di una lesione o una malattia sul braccio.
2) Un braccio sul quale è in atto una flebo o una trasfusione disangue.
3) Un braccio sul quale è in corso una procedura di dialisi
artificiale.
4) Il paziente è allettato da molto tempo (situazione che rende
possibile la formazione di trombi).

In caso di problemi di misurazione, accertarsi dellecondizioni del paziente. Potrebbero indicare un
peggioramento delle condizioni oltre il limite dellamisurazione o un arresto del flusso d’aria dovuto apiegamento del tubo.
Misurazioni troppo frequenti possono causare lesioni alpaziente per interferenza con il flusso sanguigno.
Controllare che l’uso ripetuto del dispositivo alla lunga noncomprometta la circolazione sanguigna del paziente.
Se il paziente è affetto da aritmia continua o se si muove
eccessivamente, la misurazione della pressione arteriosa
potrebbe non essere precisa.
xiApplicare il bracciale all’altezza del cuore. ( A un’altezza
diversa, i valori potrebbero essere errati.)
Il registratore di pressione è sensibile ad artefatti e urti. In
caso di dubbi sui valori di misurazione, misurare lapressione mediante auscultazione o palpazione.
Errori di misurazione possono essere dovuti al bracciale
non adatto alla circonferenza del braccio del paziente.
Non gonfiare il bracciale prima di averlo avvolto intorno al
braccio del paziente. Potrebbe causare danni o esplodere.

Nota

La misurazione della pressione arteriosa può causare emorragia
sottocutanea. Tale emorragia sottocutanea è temporaneo e scompare
col tempo.
La pressione arteriosa non può essere misurata su pazienti con
macchina cuore-polmone a causa dell’assenza di battito cardiaco.
La pressione arteriosa non può essere misurata correttamente inpresenza di abiti pesanti.
La pressione arteriosa non può essere misurata correttamente se la
manica arrotolata comprime il braccio.
La pressione arteriosa non può essere misurata correttamente se lacircolazione periferica non è sufficiente, se la pressione arteriosa ètroppo bassa o se il paziente è soggetto a ipotermia ( flusso sanguigno
insufficiente ).
La pressione arteriosa non può essere misurata correttamente se ilpaziente è soggetto ad aritmie frequenti.
La pressione arteriosa non può essere misurata correttamente se il
bracciale non è della misura adatta.
La pressione arteriosa non può essere misurata correttamente se il
bracciale non è indossato all’altezza del cuore.
La pressione arteriosa non può essere misurata correttamente se ilpaziente si muove o parla durante la misurazione.
Non sono stati effettuati studi clinici su neonati e donne incinte.
Consultate un dottore in caso di mastectomia.
xiiBracciale
Gettare i bracciali contaminati con sangue per evitare ladiffusione di infezioni.
Non riporre il bracciale per lunghi periodi arrotolandolo troppo oattorcigliando il tubo dell’aria. La durata dei componenti
potrebbe essere compromessa.

Misurazione della frequenza cardiaca
Non utilizzare la frequenza cardiaca visualizzata perdiagnosticare un battito cardiaco irregolare.

Nota
Il registratore rileva la frequenza cardiaca durante la misurazione dellapressione arteriosa.

xiii

Contenuto della confezione
Il registratore è uno strumento di precisione, utilizzarlo con
cautela.
Urti eccessivi possono causare guasti e anomalie.

Nota
Il registratore di pressione viene fornito in una confezione speciale
concepita per proteggerlo da danni durante il trasporto. All’aperturadella confezione verificare che sia presente il contenuto completo.
In caso di domande, contattare il rivenditore locale o il rivenditore
A&D più vicino. Si consiglia di conservare la confezione speciale.
Consultare “10. Accessori opzionali (da ordinare)” per gli articoli
disponibili.
Registratore pressione arteriosa ................................................. 1
Accessori
Bracciale per adulti

20 - 31 cm(7,8" - 12,2") per braccio sinistro
TM-CF302A ................ 2
Copribracciale per adulti ............................................................ 2
Supporto portatile ........................... AX-133025995 ........... 1
Cintura ............................................ AX-00U44189 ............ 1
Clip ........................................................................................ 1
Scheda di registrazione attività (10 schede) ... AX-PP181-S ............... 1
Cavo USB ....................................... AX-KOUSB4C ............ 1
CD ABPM Data Manager ......................................................... 1
Questo manuale di istruzioni .................................................. 1

xiv

Registratore pressione arteriosa Bracciale per adulti per braccio sinistro
Supporto portatile

CinturaCavo USB

Clip

Copribracciale per adulti

Scheda di registrazione attività (10 schede)
CD ABPM Data Manager

xv

Manuale di istruzioni

Contenuto
Conformità .......................................................................................................i
Conformità con le Direttive europee .................................................. i
Conformità con le direttive EMD australiane .................................... i
Definizioni delle avvertenze ........................................................................ii
Precauzioni per l'utilizzo ............................................................................. iii
Precauzioni per la sicurezza della misurazione ....................................xi
Misurazione della pressione arteriosa ............................................. xi
Bracciale............................................................................................. xiii
Misurazione della frequenza cardiaca ............................................ xiii
Contenuto della confezione .....................................................................xiv
1.

Introduzione ...................................................................................... 4

2.

Caratteristiche .................................................................................. 4

3.

Abbreviazioni e simboli................................................................... 6

4.

Specifiche tecniche ....................................................................... 11
4.1. Registratore di pressione ..................................................... 11
4.2. Dimensioni.............................................................................. 14

5.

Nomi dei componenti .................................................................... 15
5.1. Registratore di pressione ..................................................... 15
5.2. Display OLED (Diodo organico a emissione di luce) ........ 16
5.3. Funzioni principali dei tasti ................................................... 17
5.3.1. Operazioni A-BPM .............................................................. 17
5.3.2. Altre operazioni .................................................................... 20

6.

Funzioni di misurazione della pressione arteriosa ................. 226.1. Misurazione automatica della pressione arteriosa (A-BPM) .... 22
6.1.1. Modalità di attesa A-BPM .................................................. 23
6.1.2. Funzione notte e durata intervalli .................................... 24
6.1.3. Interruzione della misurazione ......................................... 25
16.2. Risultato della misurazione .................................................. 26
6.2.1. Visualizzazione dei risultati della misurazione ............. 26
6.2.2. Salvataggio dei risultati della misurazione .................... 26
6.2.3. Trasferimento dei risultati della misurazione ................ 27
6.2.4. Numeri ID .............................................................................. 27
7.

Preparazione del registratore di pressione .............................. 28
7.1. Installazione delle batterie (sostituzione delle batterie).... 28
7.1.1. Sostituzione delle batterie ................................................. 30
7.2. Preparazione del supporto portatile .................................... 31
7.3. Ispezioni prima dell'utilizzo................................................... 32
7.3.1. Punti da verificare dopo l’installazione della batteria .. 32
7.3.2. Punti da verificare dopo l’installazione della batteria .. 33

8.

Operazioni ....................................................................................... 33
8.1. Procedura di funzionamento ................................................ 33
8.2. Impostazioni iniziali ............................................................... 35
8.2.1. Impostazioni di fabbrica ..................................................... 35
8.2.2. Orologio e funzione di misurazione sul display ............ 36
8.2.3. Valore di pressurizzazione iniziale .................................. 37
8.3. Programmi preimpostati A-BPM .......................................... 37
8.3.1. Menu e parametri A-BPM .................................................. 39
8.3.2. Esempi di programmazione A-BPM ................................ 41
8.4. Eliminazione dei dati di misurazione................................... 43
8.5. Applicazione del prodotto sul paziente ............................... 45
8.5.1. Informazioni per i pazienti ................................................. 45
8.5.2. Copribracciale ...................................................................... 48
8.5.3. Fissaggio del bracciale, del supporto portatile e delregistratore ............................................................................ 49
8.6. Procedura di misurazione della pressione arteriosa......... 52
8.6.1. Operazioni A-BPM .............................................................. 52
8.6.2. Misurazione manuale ......................................................... 54
8.6.3. Interruzione e sospensione delle misurazioni............... 55
2

8.7. Collegare il registratore alla periferica dedicata ................ 56
8.7.1. Collegamento con il cavo USB......................................... 56
9.

Manutenzione ................................................................................. 58
Conservazione del prodotto, ispezione e misure di
sicurezza ................................................................................ 58
9.2. Pulizia del prodotto................................................................ 59
9.3. Ispezione periodica ............................................................... 61
9.3.1. Controllo prima dell’installazione delle batterie ............ 61
9.3.2. Punti da verificare dopo l’installazione della batteria .. 62
9.4. Smaltimento ........................................................................... 63
9.5. Risoluzione dei guasti ........................................................... 64
9.6. Codici di errore ...................................................................... 65
9.1.

10.

Accessori opzionali (da ordinare)............................................... 68

11.
Appendice........................................................................................ 70
11.1. Regole per la Misurazione della pressione arteriosa........ 70
11.2. Informazioni EMD .................................................................. 72

3

1. Introduzione

Grazie per questo acquisto!

Il registratore per il monitoraggio ambulatoriale della pressione
arteriosa TM-2440 consente di effettuare misurazioni
automatiche accurate della pressione arteriosa dei pazienti per
durate prestabilite (ad es. 24 ore continuative). Questo manuale
illustra le impostazioni, le operazioni, le modalità e i programmi
per la misurazione della pressione arteriosa e la comunicazione
con la periferica dedicata, la manutenzione, le specifichetecniche e le avvertenze. Leggere questo manuale per utilizzare
correttamente il dispositivo e conservarlo a portata di mano.

2. Caratteristiche

IndiceIl registratore è un monitor ambulatoriale della pressione arteriosa
in grado di misurare il valore della pressione arteriosa noninvasiva e la frequenza cardiaca del paziente sotto la guida di un
medico. Lo scopo dell’uso è quello di misurare e conservare levariazioni della pressione arteriosa che si verificano in una
giornata durante la vita di tutti i giorni. Il registratore è progettato
in modo tale da essere dotato di portabilità, funzione di gestione
dei dati e funzionamento semplice.

Per chi è indicato il dispositivo di misurazione della pressione arteriosa
Questo registratore di pressione è concepito per persone adulte(sopra i 12 anni).

4Finalità di utilizzo

Il registratore consente la misurazione automatica della pressione
arteriosa e la misurazione manuale della pressione arteriosa. La
lettura della pressione arteriosa può essere utilizzata ai fini dellaconsultazione con i dottori e per il monitoraggio della propria
salute.

Misurazione automatica della pressione arteriosa ( A-BPM )La funzione A-BPM permette di impostare sei coppie di intervalli
di inizio e fine ogni 24 ore ed è in grado di misurare e registrare
automaticamente la pressione arteriosa.
Misurazione manuale della pressione arteriosa
La pressione arteriosa può essere misurata manualmente inqualsiasi momento, anche quando la funzione A-BPM è attiva.

Portabilità

Il peso del registratore è pari a circa 120 g (escluse le batterie).
Le dimensioni sono quelle del palmo di una mano ed è dotato dimicro-pompa.
Funziona con due batterie alcaline AA. (LR6 o AA)
Due batterie ricaricabili (batteria AA, Ni-MH).

ComandiLe impostazioni del registratore e il programma di misurazione dellapressione arteriosa possono essere configurati facilmente utilizzando
l’ABPM Data Manager installato nel computer (periferica dedicata).

Funzioni di analisi avanzate

Per la misurazione automatica della pressione arteriosa è possibile
impostare la durata degli intervalli di rilevamento.
La pressione arteriosa si può misurare immediatamente in qualsiasi
momento utilizzando la funzione manuale.
L’analisi può essere eseguita in modo efficace utilizzando l’ABPM
Data Manager installato nel computer (periferica dedicata).
5Durata di misurazione ridotta

La velocità di sgonfiamento viene regolata in modo da ridurre alminimo la durata della misurazione.
Il valore di pressurizzazione viene regolato in modo da ridurre al minimo la
durata della misurazione.

Praticità

La periferica dedicata può ricevere i dati con un cavo USB. I dati
ricevuti si possono analizzare e stampare facilmente.

3. Abbreviazioni e simboli
Simboli
SYS
DIA
PUL
PP
kPa
mmHg
/min

Exx
OLED

Significato
SYStolic blood pressure (Pressione arteriosa
sistolica)
DIAstolic blood pressure (Pressione arteriosa
diastolica)
PULse rate (Frequenza cardiaca)
Pulse Pressure (Pressione cardiaca)
PP = SYS DIA
Unità della pressione arteriosa
Unità della frequenza cardiaca/minutoVisualizzato: A-BPM in corso.
Memoria piena, eliminare i dati per avviare la
misurazione.
Indicatore batteria. Quando viene visualizzato il
livello 1, sostituire le batterie per utilizzare il
registratore.
Simbolo A-BPM notturna
Il simbolo viene visualizzato durante laconfigurazione.
Codici errore. xx = da 00 a 99
Organic Light Emitting Diode (Diodo organico aemissione di luce)
Simbolo di avvertenza
Grado di protezione contro le scosse elettriche:
Tipo di apparecchio BF.
6

SimboliSignificato
Produttore con marchio CE. Data di produzione.

SMALL

Indicazione per il bracciale piccolo
Circonferenza braccio da 15 a 22 cm

ADULT

Indicazione per il bracciale per adulti
Circonferenza braccioda 20 a 31 cm 7,8" a 12,2"

LARGE

Indicazione per il bracciale large
Circonferenza braccioda 28 a 38 cm11,0" a 15,0"

EXTLARGE

Indicazione per il bracciale extra large
Circonferenza braccioda 36 a 50 cm14,2" a 19,7"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

5,9" a 8,7"

Dicitura stampata sulla confezione.
Il bracciale per adulti è incluso negli accessori.
Vedere il manuale di istruzioni o l’opuscolo.
Simbolo “Conservare in luogo asciutto” e “Nonesporre a pioggia”.

SN

Numero di serie
Simbolo stampato nel vano batterie.
Direzione (polarità) di installazione batteria.

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
EMD

Dicitura stampata sulla confezione.
Le batterie non sono incluse.
Disturbi elettromagnetici
Simbolo “Maneggiare con cautela”.
Il simbolo della waste electrical and electronicequipment directive (direttiva sui rifiuti elettrici ed
elettronici).

7

SimboliSignificato

BPM

Blood Pressure Measurement (Misurazionedella pressione arteriosa)

A-BPM

Automatic Blood Pressure Measurement(Misurazione automatica della pressione
arteriosa).

Sleep, Cycle, Hour,
Simboli A-BPM. #1
START, Operation
Not made with natural Avviso per il paziente. Stampato sul
rubber latex.
bracciale.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.

• Firmly secure cuff air hose to main
body.

Avvertenze sul coperchio del vanobatterie.
Utilizzare batterie alcaline o le batteriealcaline ricaricabili indicate e controllare
che la polarità sia corretta (+,-).
Non mischiare batterie nuove e
usate o di marchio diverso.
Fissare bene al corpo il tubo dell’aria delbracciale.

#1 : Consultare “6.1. Misurazione automatica della pressione arteriosa(A-BPM)” e “8.3. Programmi preimpostati A-BPM”.

8

I.H.B.

Il registratore rileva un battito irregolare che si discosta di ±25 %dalla frequenza cardiaca media come l’I.H.B. ( Battito cardiaco
irregolare ).
I fattori principali che determinano la comparsa dell’I.H.B. sonodi tipo fisiologico e ricollegabili a disturbi cardiaci e altri fattori.
Alcuni esempi sono movimenti del corpo, aumento dellatemperatura corporea, età avanzata, caratteristiche fisiologichee variazioni emotive.
L’I.H.B. può essere rilevato quando compare una lievissima
vibrazione o un tremore.
Eseguire l’analisi utilizzando una periferica dedicata persapere se l’I.H.B. è stato rilevato o no.
Consultare il manuale di istruzioni dell’ABPM Data Manager per
ulteriori dettagli.

Frequenza cardiaca più veloce di almeno il 25 %rispetto al valore medio.
Frequenza cardiaca più lenta di almeno il
25 % rispetto al valore medio.

9Modalità di attesa

A-BPM modalità di attesa indica lo stato in cui la pressione
arteriosa non viene misurata nel corso dell’intervallo.
Ora di inizio
TTT

Ora di inizio
T

SezioneT

T

Misurazione della pressione arteriosa
T

SezionePeriferica dedicata

Ora
T : Intervallo

Per periferica dedicata si intende principalmente il computer su cui è
installato ABPM Data Manager. ABPM Data Manager è memorizzato
nel CD accessorio. Utilizzare una periferica conforme ai requisiti per leapparecchiature elettromedicali (IEC60601-1) quando si collega ilregistratore alla periferica. Non collegare il registratore a un altro
dispositivo nell’area (esempio: IEC60950) in cui si utilizza
l’apparecchiatura medica.
Utilizzare un cavo USB più corto di 1,5 m.

10

4. Specifiche tecniche
4.1. Registratore di pressione
Voci
Metodo di misurazione

Descrizioni
Metodo di misurazione oscillometrica

Metodo di rilevamento
pressione

Sensore di pressione a semiconduttore

Intervallo divisualizzazione dellapressione

Da 0 a 299 mmHg

Accuratezza dellamisurazione

Pressione:
Frequenza cardiaca:±3 mmHg±5 %Divisione display
minimaPressione:
1 mmHgFrequenza cardiaca:
1 battito / minuto
Pressione sistolica:
60 - 280 mmHg
30 - 160 mmHg
Intervallo di misurazione Pressione diastolica:
Frequenza cardiaca:
30 - 200 battiti / minuto
Scarico costante con valvola di controllo
Depressurizzazione
perdite come meccanismo di sicurezza
Valvola elettromagnetica
ScaricoMetodi dipressurizzazione

Micropompa

Pressurizzazione
automatica

85 - 299 mmHg

Intervallo ( di A-BPM )Orologio
Display
Conteggio misurazioni
MemoriaIntervalli in ciascuna sezione equivalenti a
24 ore divise il massimo sei parti.
Intervallo: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuti
Orologio 24 ore
OLED, 96 x 39 pixel, caratteri bianchi
200 volte o più. Varia in base alle condizioni dimisurazione.
Dati della misurazione: 600 dati max.
11

Voci

Alimentazione

Tensione nominale

Interfaccia

Condizioni difunzionamento

Descrizioni
Con lo stesso tipo di batterie:
2 batterie 1,5V (LR6 o AA)
Batterie alcaline o al nichel-idrogeno(Ni-MH) 1.900 mAh o superiore
Batteria ausiliaria per orologio incorporato:
Batteria al litio ricaricabile ML2016H
DC 2,4 V e DC 3,0 V
USB: conforme a USB1.1.
Lunghezza cavo: 1,5 m o inferiore.
Attacco micro-USB tipo B per collegamento
alla periferica dedicata (con software
driver standard).
Temperatura: +10 a +40 °C
Umidità:30 - 85 %UR (senza condensa)

Condizioni di stoccaggio Temperatura: -20 a +60 °C
e trasporto
Umidità:
10 - 95 %UR (senza condensa)
Pressione atmosferica incondizioni di
700 - 1.060 hPa
funzionamento e distoccaggio
Tipo di protezione contro
Apparecchio ME ad alimentazione internale scosse elettriche
Tipo di protezione contro Tipo BF: il registratore, il bracciale e i tubi sonole scosse elettricheprogettati in modo offrire protezione speciale
dalle scosse elettriche.
Marchio CE
Marchio ispezione dicontrollo
Dimensioni

Etichetta della direttiva CE per dispositivi
medici.
Marchio commerciale di certificazione
depositato presso l’ACA dall’ufficio marchi
commerciali.
Circa 95 (Lun.) × 66 (Lar.) × 24,5 (Alt.) mm
12

Voci

Descrizioni

Peso

Circa 120 g (escluse batterie)

Vita utile

Registratore di pressione: 5 anni.
Autenticazione automatica con dati interni.
Funzionamento corretto e manutenzione nelle
migliori condizioni. La durata varia in base allecondizioni di utilizzo.

Protezione ingresso

Dispositivo: IP22

Modalità predefinita

Misurazione continua

Tempo di riavvio dopo
defibrillazione

Immediatamente

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Nota:
# le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso a
scopo di miglioramento.
# I test clinici effettuati per questo dispositivo sono conformi a
ISO 81060-2:2013.
# Il registratore di pressione non è un dispositivo medico per ilmonitoraggio dei pazienti. Si sconsiglia l’utilizzo per ilmonitoraggio di pazienti in tempo reale in unità di terapia
intensiva.
ACA: Australian Communications Authority (Ente normativo australiano
per le comunicazioni)

134.2. Dimensioni

66

24,5

95

Unità: mm

14

5. Nomi dei componenti
5.1. Registratore di pressione

Simbolo posizione arteria

Bracciale per adulti per braccio sinistro
Tubo dell’aria
Spina dell’aria
Presa dell’aria
Tasto EVENT

OLED
Tasto START e
STOP

Coperchio
batterie

Vano per 2 batterie LR6 (AA)per la misurazione

Porta Micro USB (in basso),
Attacco comunicazione esterna15

5.2. Display OLED (Diodo organico a emissione di luce)
Nota
Per diagnosi accurate, occorre leggere con attenzione i dati
visualizzati sul registratore e interpretarli correttamente.
Lo stato di A-BPM è indicato sul display OLED.
Ora.
Stato delle impostazioni e del funzionamento.
Valore di misurazione di A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Pressione arteriosa sistolica.
Pressione arteriosa diastolica.
Frequenza cardiaca.

mmHg Unità della pressione arteriosa.
/min
Unità della frequenza cardiaca.
Consultare “3. Abbreviazioni e simboli” per i significati dei
simboli sul display OLED.
SimboliSignificato
Il simbolo viene visualizzato durante la configurazione.
Visualizzato: A-BPM in corso.
Memoria piena
Simbolo A-BPM notturna
Indicatore batteria

16

5.3. Funzioni principali dei tasti
5.3.1. Operazioni A-BPM
Avvio o sospensione A-BPM.

Fase 1. Salva il programma preimpostato (ora di inizio e intervalli) per
A-BPM.
Fase 2. Tenere premuto il tasto EVENT per commutare tra gli stati
seguenti.
“ON” ....... L’A-BPM viene avviata e il simbolo
viene
visualizzato.
Le misurazioni della pressione arteriosa vengono
eseguite in base al programma preimpostato
A-BPM.
“OFF”...... A-BPM viene arrestata e il simbolo
si spegne.
In ogni caso, la misurazione manuale dellapressione arteriosa può essere eseguita premendo iltasto START .

Estendere l’intervallo A-BPM.

Fase 1. Impostare la modalità standby su “ON” prima della misurazione.
Fase 2. Avviare l’A-BPM tenendo premuto il tasto
visualizzato l’indicatore.

EVENT . Viene

Fase 3. Se si preme il tasto EVENT durante A-BPM, l’intervallo viene
raddoppiato.
Premendo di nuovo il tasto EVENT , l’intervallo torna al valore di
base.

17

Arresto durante A-BPM

Se si preme START/STOP durante la misurazione dellapressione arteriosa, l’aria dentro al bracciale viene rilasciata
immediatamente e la misurazione si arresta. Tuttavia, A-BPM
continua. La misurazione della pressione arteriosa successiva
viene eseguita secondo le impostazioni A-BPM.

Impostazione dei programmi per A-BPM.

Fase 1. Se l’indicazione del display non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per riportare il display alla
modalità di attesa.
Fase 2. Se viene mostrato il simbolo,tenere premuto il tasto
EVENT per sospendere l’A-BPM.
Fase 3. Tenendo premuto il tasto START/STOP tenere premuto iltasto EVENT finché sul display OLED non viene
visualizzato Sleep .
Fase 4. I tasti funzione sono i seguenti:
Consultare “8.3.1. Menu e parametri A-BPM”
Tasto EVENT .................modifica il parametro attuale.
Tasto START/STOP .....conferma, voce successiva, fine
impostazioni.

Misurazione immediata della pressione arteriosa durante A-BPM.
( Misurazione manuale della pressione arteriosa di A-BPM )Fase 1. Se l’indicazione del display OLED non compare, premere iltasto START/STOP o EVENT per riportare il display
alla modalità di attesa A-BPM.
Fase 2. Premere il tasto START/STOP durante la modalità di attesa
A-BPM.

18

Regolazione dell’orologio.
Impostazione della funzione A-BPM sul display.

Fase 1. Se l’indicazione del display non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per riportare il display alla
modalità di attesa.
Fase 2. Se viene mostrato il simbolo
per sospendere l’A-BPM.

, tenere premuto il tasto EVENT

Fase 3. Tenendo premuto il tasto START/STOP , tenere premuto il tasto
EVENT finché sul display OLED non viene visualizzato
Display (dopo Sleep ).
Fase 4. I tasti funzione sono i seguenti:
Consultare “8.2.2. Orologio e funzione di misurazione sul display”
Tasto EVENT .................passaggio al parametro attuale.
Tasto START/STOP .....conferma, voce successiva, fine
impostazioni.

195.3.2. Altre operazioni
Uscire dalla modalità di attesa e visualizzare il display.

Se l’indicazione del display OLED non compare, premere iltasto START/STOP o EVENT per ritornare alla modalitàdi attesa.

Eliminazione dei dati di misurazione

Fase 1. Se l’indicazione del display non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per ritornare alla modalità diattesa.
Fase 2. Se viene mostrato il simbolo, tenere premuto il tasto
EVENT per sospendere l’A-BPM.
Fase 3. Tenendo premuto il tasto START/STOP , tenere premuto iltasto EVENT fino a che DataClear (dopo Sleep e
Display ) viene visualizzato sul display OLED.
Fase 4. Selezionare un’operazione.
Se si eliminano dati, tenere premuto il tasto START/STOP .
Erasing inizia a lampeggiare in
Fase 4. Eliminazione
DataClear sul display OLED e
DataClear
OLED Erasing
viene avviata l’eliminazione dei dati.
Dopo l’eliminazione, procedere alla fase 5.
Se i dati vengono mantenuti (non eliminati), premere
il tasto EVENT e procedere alla fase 5.
Fase 5. Il registratore ritorna nella modalità di attesa.

20

Avvio della comunicazione dati con la periferica dedicata mediante cavo USB.
Fase 1. Collegare il cavo micro USB al registratore e alla periferica
dedicata.

Fase 2. Viene emesso un avviso acustico e viene visualizzato il seguentesimbolo sul display OLED. Lo stato della comunicazione dati entra
in modalità standby.

Modalità standby
Fase 3. Effettuare l’analisi utilizzando la periferica dedicata. La
comunicazione dati entra in modalità online attiva solo
durante la comunicazione USB.

21

6. Funzioni di misurazione della pressione arteriosa
Il registratore è provvisto di funzione di misurazione automatica dellapressione arteriosa (A-BPM) ed è in grado di memorizzare gli stati e irisultati della misurazione.

6.1. Misurazione automatica della pressione arteriosa (A-BPM)
Quando non viene utilizzata la funzione A-BPM, sospendere
la funzione tenendo premuto il tasto EVENT affinché ilsimbolosi spenga. Altrimenti, la misurazione partirà
all’ora di inizio successiva e il bracciale potrebbe scoppiare.
La funzione A-BPM misura la pressione arteriosa a intervalli
prestabiliti usando l’orologio incorporato e memorizza i risultati
della misurazione.
L’A-BPM può essere avviata e sospesa tenendo premuto il tasto
EVENT .
Sul display OLED compare il simbolo
mentre si utilizza l’A-BPM.
La pressione arteriosa viene misurata automaticamente all’ora di inizio
dell’A-BPM.
Il valore di fabbrica di pressurizzazione iniziale è impostato su
180 mmHg.
Se la prima pressurizzazione non è sufficiente, viene
automaticamente ripetuta fino a un max. di due volte.
Quando si eliminano dati in memoria o si sospende l’A-BPM, ilvalore di pressurizzazione viene riportato allo stato iniziale.
In caso di errore di misurazione e tempo di attesa fino all’ora diinizio successiva superiore a 8 minuti, la pressione arteriosa
22viene misurata una volta dopo 120 secondi. Il risultato dellamisurazione viene salvato in memoria.
Se si vuole sospendere l’A-BPM, tenere premuto il tasto
EVENT .

6.1.1. Modalità di attesa A-BPM
Nella modalità di attesa A-BPM, sul display OLED viene
come segue.
mostrata l’ora attuale con il simbolo
Nella modalità di attesa, gli indicatori vengono automaticamente
nascosti.
Premere un tasto qualsiasi per visualizzare le voci.
A-BPM modalità di attesa indica lo stato in cui la pressione
arteriosa non viene misurata nel corso dell’intervallo.

Ora attuale

236.1.2. Funzione notte e durata intervalli
Impostare la modalità standby su “ON” nel programma
preimpostato.
Se si preme il tasto EVENT durante A-BPM, l’intervallo viene
raddoppiato.
Se si preme di nuovo il tasto EVENT durante A-BPM,
l’intervallo ritorna alla lunghezza iniziale.
Consultare “8.3. Programmi preimpostati A-BPM” perinformazioni su come impostare la modalità standby.
T : Intervallo

Misurazione della pressione arteriosa
T

T

2T

2T

2T

Tasto EVENT
Avvio dell’A-BPM
Salvataggio parametri modalità standby

24

T

T

Ora

Tasto EVENT

6.1.3. Interruzione della misurazione
Se si preme START/STOP durante la misurazione della pressione
arteriosa, l’aria dentro al bracciale viene rilasciata immediatamente e lamisurazione si arresta. Tuttavia, A-BPM continua. La misurazionedella pressione arteriosa successiva viene eseguita secondo leimpostazioni A-BPM.

Nota
Quando si interrompe la misurazione, il codice di arresto E07
viene visualizzato sul display OLED e la misurazione viene
memorizzata.

25

6.2. Risultato della misurazione
6.2.1. Visualizzazione dei risultati della misurazione
Sul display è possibile selezionare il comando “Display ON” o“Display OFF” relativo al risultato della misurazione di A-BPM.
Il contenuto del comando “Display ON” include anche “Valorepressione durante la misurazione”, “risultati misurazione” e“codice errore dei risultati di misurazione”.
Se si seleziona il comando “Display OFF” viene visualizzato
l’orologio.
Le impostazioni di fabbrica sono impostate su “Display ON”.
Consultare “8.2.2 Orologio e funzione di misurazione sul
display”.

6.2.2. Salvataggio dei risultati della misurazione
Elaborazione dei dati dei risultati della misurazione
Non utilizzare in presenza di campi elettromagnetici forti.
La capacità di memorizzazione dei risultati della misurazione è di
600 set di dati.
Quando la memoria è piena, viene visualizzato il simboloe, fino aquando non si cancellano i dati dalla memoria, il registratore non puòeffettuare altre misurazioni.

Nota

Prima di consegnare il registratore di pressione a un nuovo
paziente, cancellare i dati dalla memoria. Si consiglia di utilizzare i
dati in memoria per un solo paziente. Se il registratore di pressione
memorizza i dati di più persone, l’elaborazione potrebbe risultare
complicata.
26

6.2.3. Trasferimento dei risultati della misurazione
I dati della misurazione possono essere trasferiti alla periferica
usando il trasferimento dati USB.
Consultare “8.7. Collegare il registratore alla periferica
dedicata”.

Nota
Se l’indicatore della batteria visualizza, non è possibile
utilizzare il trasferimento dati. Sostituire le batterie per utilizzare
il trasferimento dati.

6.2.4. Numeri ID
Il numero ID predefinito in fabbrica è “0”.
Configurare i numeri ID usando la periferica dedicata.

Nota
I numeri ID non possono essere configurati con il registratore erichiedono l’uso della periferica dedicata.

27

7. Preparazione del registratore di pressione
7.1. Installazione delle batterie (sostituzione delle batterie)Prima di azionare il registratore, installare due batterie nuove
nella direzione corretta “+” e “-” indicata nel vano batterie.
Sostituire entrambe le batterie in una volta.
Se non si utilizza il registratore per un lungo periodo, estrarre lebatterie. Le batterie possono perdere e compromettere il
funzionamento.
Usare due batterie alcaline: tipo LR6 o le batterie ricaricabili AA
Ni-MH indicate.
Per inerire le batterie nell’apposito vano, prima spingere il polo
con la molla con il polo “-” della batteria. Quindi, inserire il polo“+”.
Se si inserisce la batteria dal polo “+”, la molla puòdanneggiare il rivestimento della batteria.
Non mischiare batterie nuove e usate o di marchio diverso, e
non usare batterie di diversi tipi. Potrebbero generarsi perdite ocalore eccessivo e danni.

Nota
Quando compare il livello 1, prima di azionare il registratore
di pressione, sostituire le batterie, con due batterie nuove.
Il registratore di pressione non è in grado di effettuare misurazionidella pressione arteriosa o di trasferire i dati se è visualizzato il livello1.
Quando le batterie sono completamente scariche non compare
nulla.
Inserire le batterie rispettando i simboli di polarità ().
28

Procedura

Installare le batterie.

Fase 1. Aprire il coperchio delloscomparto.
Fase 2. Rimuovere le batterie usate.
Fase 3. Controllare i simboli dipolarità () all’internodello scomparto dellebatterie. Inserire duebatterie nuove nelladirezione “+” e “-” corretta.

Fase 1. Aprire.

Spingere il polo con lamolla usando il polo “-”della batteria.
Fase 4. Inserire la batteria
spingendo il polo “+”.
Fase 5. Inserire la seconda
batteria con la stessa
procedura.

Fase 2. Rimuovere le batterie. Fase 6. Chiudere.
Fase 3. Spingere il morsetto a molla.
Fase 4. Inserire.

Fase 6. Chiudere il coperchio delloscomparto.

Tenere le batterie e il coperchio lontano da neonati e bambini,
per evitarne l’ingerimento accidentale o altri incidenti.
Usare batterie standard AA. Non utilizzare batterie ricaricabili
deformate o avvolte in nastro isolante. Il coperchio potrebbe
non aprirsi.
29

7.1.1. Sostituzione delle batterie
Quando si rimuovono le batterie, i risultati delle misurazione e iparametri delle impostazioni vengono salvati. Quando la batteria
incorporata si esaurisce, la data viene resettata su 01/01/2017
00:00.
Quando si sostituiscono le batterie, controllare e regolare l’ora
corretta. Consultare “8.2.2. Orologio e funzione dimisurazione sul display” per impostare l’orologio.

30

7.2. Preparazione del supporto portatile
Nota
Fissare il supporto portatile con l’apposita cintura in dotazione.
Si consiglia di usare la cintura per fissare il registratore sulpaziente.
Utilizzare il registratore con il supporto portatile.
Per fissare il supporto portatile, farlo passare attraverso la
cintura in dotazione o la cintura del paziente.

Supporto portatile
Cintura31

7.3. Ispezioni prima dell'utilizzo
Prima dell’uso, ispezionare il registratore di pressione pergarantirne la sicurezza e l’efficenza.
Prima/dopo l’installazione delle batterie, confermare i punti delseguente elenco.
Se si rileva un problema, interrompere l’uso del registratore eapplicare il messaggio “Guasto” o “Non utilizzare”. Rivolgersi al
rivenditore locale per la riparazione.

7.3.1. Punti da verificare dopo l’installazione della batteria
N°

Menu

Descrizione
Assenza di danni e deformazioni dovute a cadute.

1

Parte esterna

2

Batterie

Controllare che le batterie non siano esaurite.
Sostituire con due batterie nuove prima di farlo
utilizzare dal paziente.

3

Bracciale

Controllare che il bracciale sia integro. In caso
contrario potrebbe scoppiare a causa dellapressione interna.

4

Controllare che il tubo dell’aria non sia piegato oCollegamento ostruito.
del bracciale Controllare che la presa dell’aria e il connettore
siano ben fissati.

5

Allegati

Assenza di danni e interruttori non fissati.

Controllare che gli accessori non presentino danni.
(Supporto portatile, cintura, ecc.)
32

7.3.2. Punti da verificare dopo l’installazione della batteria
N°
1

Parte
Batterie

Descrizione
Controllare che non vi siano segni di incendio,
fumo e odori insoliti.
Controllare che non vi siano rumori insoliti.
Controllare che non vi siano simboli insoliti sul
display.

2

Display3

Funzionamento Verificare che il registratore funzioni correttamente.

4

Misurazione

Verificare che sia possibile eseguire le misurazioni.
Che il bracciale sia ben fissato, la misurazione, il
display e i risultati corretti.

8. Operazioni

8.1. Procedura di funzionamento
Nota

Le impostazioni iniziali (dell’orologio incorporato, delle funzioni sul
display e del valore di pressurizzazione iniziale) e il programma
preimpostato per l’A-BPM non vanno configurati ogni volta.
Configurare le impostazioni durante il primo utilizzo del registratore,
quando le impostazioni sono state perse o quando le impostazioni
dovrebbero essere modificate.
Queste impostazioni possono essere eseguite anche utilizzando
una periferica dedicata. Consultare il manuale di istruzioni
dell’ABPM Data Manager per ulteriori dettagli.

33

Installazione delle batterie.
Impostazioni iniziali dell’orologio incorporato,
funzione di monitoraggio misurazione e valore di pressurizzazione.

A-BPM(Per 24 ore)

Salvare il programma preimpostato A-BPM.
Applicare il registratore e il bracciale.
Avviare l’A-BPM tenendo premuto
il tasto EVENT .
A-BPM

Sospendere l’A-BPM tenendo premuto
nuovamente il tasto EVENT .

Collegare il registratore alla periferica dedicata.
Elaborazione dati.
Pulire e riporre il prodotto.

Procedura completa di utilizzo

34

8.2. Impostazioni iniziali
8.2.1. Impostazioni di fabbrica
Le impostazioni di fabbrica (impostazioni iniziali) sono le seguenti:

Funzioni tipiche delle impostazioni
Menu

Impostazione di fabbrica

Funzione display

ON (viene indicato)Anno, mese, giorno, ora, minuto

Data di spedizione

Voci di menu A-BPM
Menu

Impostazione difabbrica

Modalità standby

OFF

Intervallo con la modalità standby ON

30 minuti

Ora di inizio della sezione 1

0 ore

Intervallo della sezione 1

30 minuti

Ora di inizio della sezione 2

0 ore

Ora di inizio della misurazione automatica

OFF

Durata di funzionamento della misurazione
automatica

OFF

#1

Contenuto delle impostazioni di fabbrica

Quando il tasto EVENT viene tenuto premuto, l’A-BPM si avvia.
La pressione arteriosa viene misurata ogni 30 minuti fino a quando
l’A-BPM non viene sospesa tenendo premuto nuovamente il tasto
EVENT .

#1 : le impostazioni tra l’intervallo della sezione 2 e l’intervallo dellasezione 6 sono omesse perché l’ora di inizio della sezione 1 e 2corrispondono.
35

8.2.2. Orologio e funzione di misurazione sul display
Le impostazioni iniziali si possono configurare nei modi seguenti.
Usando i tasti sul registratore.
Usando la periferica dedicata collegata al registratore mediantecavo USB.

Procedura con i tasti

Fase 1. Se l’indicazione del display non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per riportare il display alla modalità diattesa.
Fase 2. Se viene mostrato il simbolo, tenere premuto il tasto
EVENT per sospendere l’A-BPM. Il simbolo
si spegne.
Fase 3. Tenendo premuto il tasto START/STOP , tenere premuto iltasto EVENT finché sul display OLED non viene visualizzato
Display (dopo Sleep ).
Fase 4. I tasti funzione sono i seguenti:
Tasto EVENT .................modifica il parametro attuale.
Tasto START/STOP ......conferma, voce successiva, fine
impostazioni.
Questi tasti si possono quindi utilizzare per altri menu.
Fase 5. Dopo la configurazione delle impostazioni, premere il tasto
START/STOP per tornare alla modalità di attesa.

36

Menu
OLED
Funzione Display
display
xx
Clock
Anno
Year xx
Clock
Mese
Mon. xx
Clock
Giorno
Day
xx
Clock
Ora
Hour xx
Clock
Minuti
Min.
xx

Gamma
xx = OFF, ON
xx = da 17 a 99.

Ultime due cifre dell’anno.

xx = mese da

1

a 12

xx = giorno da

1

a 31

xx = da0

a 23 ore

xx = minuti da

0

a 59

Caratteri inclusi : impostazioni di fabbrica e impostazioni iniziali con
le batterie completamente esaurite.

8.2.3. Valore di pressurizzazione iniziale
Il valore di fabbrica di pressurizzazione iniziale è impostato su
180 mmHg.

8.3. Programmi preimpostati A-BPM
Le impostazioni iniziali si possono configurare nei modi seguenti.
Usando i tasti sul registratore.
Usando la periferica dedicata collegata al registratore mediantecavo USB.
A-BPM si può usare solo durante la misurazione automatica.

37

Procedura con i tasti

Fase 1. Se l’indicazione del display non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per riportare il display alla modalità diattesa.
Fase 2. Se viene mostrato il simbolo, tenere premuto il tasto
EVENT per sospendere l’A-BPM. Il simbolo
si spegne.
Fase 3. Tenendo premuto il tasto START/STOP , tenere premuto il tasto
EVENT finché sul display OLED non viene visualizzato
Sleep .
Fase 4. Impostare la modalità standby con i tasti seguenti.
Se la modalità standby è su “ON”, passare alla fase 5.
Tasto EVENT .................modifica il parametro attuale.
Tasto START/STOP ......conferma, voce successiva.
Fase 5. Impostare ora di inizio e intervallo per un massimo di sei sezioni
usando gli interruttori seguenti.
Tasto EVENT .................modifica il parametro attuale.
Tasto START/STOP ......conferma, voce successiva.
Fase 6. Impostare ora di inizio e durata di funzionamento dellamisurazione automatica usando gli interruttori seguenti.
Tasto EVENT .................modifica il parametro attuale.
Tasto START/STOP ......conferma, voce successiva, fine
impostazioni.
Fase 7. Al termine delle impostazioni, il registratore ritorna alla modalitàdi attesa.

Non rimuovere le batterie durante la fase di impostazione.
Se si rimuovono le batterie, occorre immettere nuovamente leimpostazioni.

38

8.3.1. Menu e parametri A-BPM
Il programma predefinito per A-BPM è:
Menu

OLED
Parametro
Sleep
Modalità standby#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervallo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuti
Ora di Hour 1
xx xx = da 0 a 23 ore
Sezione inizio
1
Cycle
1
Intervallo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuti
Ora di Hour 2xx xx = da 0 a 23 ore
Sezione inizio
2
Intervallo Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutixx
Ora di Hour 3xx xx = da 0 a 23 ore
Sezione inizio
3
Cycle 3
Intervallo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuti
Ora di Hour 4xx xx = da 0 a 23 ore
Sezione inizio
4
Cycle 4
Intervallo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuti
Ora di Hour 5xx xx = da 0 a 23 ore
Sezione inizio
5Intervallo Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutixx
Ora di Hour 6xx xx = da 0 a 23 ore
Sezione inizio
6
Cycle
6
Intervallo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuti
Ora di START#3, #4
inizioxx xx = OFF , da 0 a 23 ore
Durata di Operation#3, #4
funzionamentoxx xx = OFF , da 1 a 27 ore
Misurazione automatica

Caratteri inclusi : impostazioni di fabbrica.
39#1 : quando la modalità standby è su “ON”, è possibile utilizzare
l’ora di inizio e la durata di funzionamento dellamisurazione automatica e l’intervallo della modalità standby.
L’intervallo di queste sezioni (da 1 a 6) non è utilizzabile.
#2 : quando la modalità standby è su “OFF”, l’intervallo dellamodalità standby non viene visualizzato.
#3 : esempio per la misurazione automatica.
Ora di inizio: Salva un orario. (da 0 a 23 ore)
Durata di funzionamento: impostata su “OFF”
Risposta:
A-BPM avvia la misurazione della pressione
arteriosa all’ora di inizio preimpostata econtinua fino a quando l’A-BPM non viene
sospesa.
Se il tasto EVENT viene tenuto premuto
fino alla comparsa del simbolo, l’A-BPM si
avvia all’ora di inizio preimpostata.
#4 : esempio per la misurazione automatica.
Ora di inizio:
impostata su “OFF”
Durata di funzionamento : salva il tempo in cui ripetere lemisurazioni. (da 1 a 27 ore)
Risposta:l’A-BPM avvia la misurazionedella pressione arteriosa e lainterrompe al termine delladurata di funzionamento.
viene nascosto
Se il simbolo
tenendo premuto il tasto
EVENT durante la durata difunzionamento, l’A-BPM siarresta.
viene mostrato
Se il simbolo
tenendo nuovamente premuto iltasto EVENT , l’A-BPM viene
eseguita per la durata difunzionamento.
40

Contenuto del menu

Modalità standby :permette di impostare l’intervallo della misurazione automatica.
L’intervallo delle sezioni 1 - 6 non si può usare. Consultare “6.1.2
Funzione notte e durata intervalli”.
Sezione:24 ore suddivisibili in un massimo di sei sezioni. Per ogni sezione è
possibile impostare l’ora di inizio e l’intervallo. A-BPM si può
usare solo durante la misurazione automatica.
Misurazione automatica:
permette di impostare tutta la misurazione A-BPM. Impostare ora diinizio e durata di funzionamento. Consultare “8.3.2. Esempi diprogrammazione A-BPM”.

8.3.2. Esempi di programmazione A-BPM
Esempioorari di inizio e intervalli. Impostazione semplificata.
24:00
22:00 00:00

Doppie sezioni
L’ora di inizio della sezione 1 =L’intervallo della sezione 1 =L’ora di inizio della sezione 2 =L’intervallo della sezione 2 =L’ora di inizio della sezione 3 =Sezione 2
7:00
15 18:00
06:00
07:00
22:00
Sezione 160
12:00
7:00 ................. come la sezione 1

La sezione 3 e le voci di menu successive non sono visualizzate perchél’ora di inizio della sezione 3 corrisponde a quella della sezione 1.
Quando l’ora di inizio della sezione 2, 3, 4, 5 o 6 corrisponde a quelladella sezione 1, gli ore di inizio e gli intervalli non vengono visualizzati.

41Esempio 1 misurazione automatica

Ora di inizio della misurazione automatica = OFF,
Durata di funzionamento misurazione automatica = OFF.
Dopo aver avviato l’A-BPM, la misurazione della pressione arteriosa
viene eseguita secondo l’ora di inizio e l’intervallo di ogni sezione
fino alla sospensione dell’A-BPM.
Misurazione pressione arteriosa

Sezione 1
L’A-BPM si avvia.

Non misurata

Sezione 2

Ora

L’A-BPM viene sospesa.

Esempio 2 misurazione automatica

Ora di inizio della misurazione automatica = 7:00,
Durata di funzionamento misurazione automatica = OFF.
Dopo l’avvio dell’A-BPM, la misurazione della pressione arteriosa si
avvia alle 07:00. L’A-BPM continua secondo l’ora di inizio el’intervallo di ogni sezione fino alla sua sospensione.
07:00 Misurazione pressione arteriosa Non misurata

Sezione 1
L’A-BPM si avvia.

Sezione 2
L’A-BPM viene sospesa.

42

Ora

Esempio 3 misurazione automatica

Ora di inizio della misurazione automatica = OFF,
Durata di funzionamento della misurazione automatica = 26 ore.
Dopo aver avviato l’A-BPM, la misurazione della pressione
arteriosa viene eseguita secondo l’ora di inizio e l’intervallo diogni sezione per 26 ore.
Misurazione della pressione arteriosa

Sezione 1

Sezione 2

L’A-BPM si avvia.

Non misurata

Ora

Dopo 26 ore

8.4. Eliminazione dei dati di misurazione
Scopo e spiegazione della funzione

I dati della misurazione vengono eliminati ma le impostazioni
restano salvate.
Le impostazioni iniziali si possono configurare nei modi seguenti.
Usando i tasti sul registratore.
Usando la periferica dedicata collegata al registratore mediantecavo USB.
Una volta eliminati, i dati di misurazione non si possono
riutilizzare. Eseguire il backup dei dati prima dell’eliminazione.
Prima di riutilizzare il registratore id pressione, cancellare i
dati di misurazione del paziente precedente.
L’eliminazione dei dati può richiedere alcuni minuti.
Per eliminare i dati correttamente non utilizzare il
registratore durante la procedura.
43

Procedura con i tasti

Fase 1. Se l’indicazione del display non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per riportare il display alla
modalità di attesa.
Fase 2. Se viene mostrato il simbolo, tenere premuto il tasto
EVENT per sospendere l’A-BPM. Il simbolo
si spegne.
Fase 3. Tenendo premuto il tasto START/STOP , tenere premuto iltasto EVENT fino a che DataClear (dopo Sleep e
Display ) viene visualizzato sul display OLED.
Fase 4. Selezionare un’operazione.
Se si eliminano dati, tenere premuto il tasto START/STOP .
Erasing inizia a lampeggiare in DataClear sul display
OLED e viene avviata l’eliminazione dei dati. Dopo
l’eliminazione, procedere alla fase 5.
Se i dati vengono mantenuti (non eliminati), premere il tasto
EVENT e procedere alla fase 5.
Fase 5. Il registratore ritorna nella modalità di attesa.

44

8.5. Applicazione del prodotto sul paziente
8.5.1. Informazioni per i pazienti
Spiegare i punti seguenti ai pazienti in modo che possano
utilizzare il registratore in modo sicuro.

Precauzioni durante la misurazione della pressione arteriosa

Rilassare il braccio e restare fermi quando il bracciale inizia agonfiarsi.
Mantenere la stessa posizione durante tutta la misurazione.
Evitare vibrazioni e rumori durante la misurazione.

La pressione arteriosa viene misurata per circa 1 minuto dopo lapressurizzazione del bracciale. Restare fermi fino al termine dellamisurazione. La procedura di misurazione tra il gonfiaggio delbracciale e il rilascio dell’aria dura un massimo di 170 secondi.
Al termine della pressurizzazione, il registratore può rigonfiare il
bracciale per misurare di nuovo la pressione arteriosa. Questo
può essere dovuto a un movimento corporeo.
Il registratore può iniziare la misurazione della pressione
arteriosa dopo circa 120 secondi se i dati non sono validi e lasuccessiva misurazione è dopo 8 minuti. Questo può essere
dovuto a un movimento corporeo.
Il registratore può ostacolare la guida di veicoli e macchinari.
Evitare di guidare veicoli o macchinari mentre si indossa ilregistratore.

45

Come interrompere o sospendere la misurazione

Premere il tasto START/STOP per interrompere la
misurazione della pressione arteriosa. Un codice errore viene
salvato in memoria. Dopo 120 secondi, la misurazione dellapressione arteriosa viene misurata di nuovo.
Per quanto riguarda l’A-BPM, viene interrotta solo la misurazionedella pressione arteriosa in corso, e la misurazione verrà
eseguita durante la seguente ora di inizio.
Per sospendere l’A-BPM, tenere premuto il tasto EVENT
affinché il simbolo
si spenga.

Se non si riesce a interrompere la misurazione della pressione
arteriosa in corso con il tasto START/STOP , rimuovere il
bracciale.
Premere il tasto START/STOP per interrompere la
misurazione della pressione arteriosa. Un codice errore
viene salvato in memoria.
Durante l’A-BPM, viene interrotta solo la misurazione dellapressione arteriosa in corso, e la misurazione verrà
eseguita durante la seguente ora di inizio.
In caso di dolore imprevisto al braccio, interrompere la
misurazione, rimuovere il bracciale e consultare un dottore.
Sospendere l’A-BPM tenendo premuto il tasto EVENT
affinché il simbolo
si spenga.
Tenere premuto nuovamente il tasto EVENT per riprendere la
misurazione automatica A-BPM. Il simbolo
viene mostrato
sul display OLED. La registrazione dei dati viene eseguita inmaniera continua fatta eccezione per il periodo di sospensione.

46

Utilizzo della misurazione manuale durante A-BPM
La procedura per una misurazione temporanea che non è
inclusa nel programma preimpostato.
Fase 1. Se l’indicazione del display OLED non compare, premere iltasto START/STOP o EVENT per riportare il display
alla modalità di attesa A-BPM.
Fase 2. Premere START/STOP per misurare immediatamente lapressione arteriosa durante A-BPM.
Fase 3. I risultati della misurazione vengono salvati nella memoria.
Premendo il tasto START/STOP
questa viene sospesa.

durante la misurazione,

Precauzioni mentre si indossa il registratore di pressione

Il registratore è uno strumento di precisione. Non fare cadere né
urtare il registratore.
Il registratore e il bracciale non sono resistenti all’acqua(impermeabili). Evitare il contatto con pioggia, sudore e acqua.
Non mettere niente sul prodotto.
Se il bracciale si sposta a causa di movimenti eccessivi,
riposizionarlo.
Disporre il tubo dell’aria in modo da evitare che si ostruisca o si
attorcigli intorno al collo durante il sonno.

Sostituzione delle batterie

Quando compare il simbolo, il registratore non è in grado
di misurare la pressione arteriosa o di comunicare con la
periferica dedicata. Sostituire immediatamente con due batterienuove.
47

8.5.2. Copribracciale
Nota
Non sporcare il bracciale e il copribracciale.
Cambiare il copribracciale per ogni paziente.
Utilizzare il copribracciale con i bracciali opzionali appropriati.

48

8.5.3. Fissaggio del bracciale, del supporto portatile e del registratore
Non applicare il bracciale se il paziente presenta dermatiti,
ferite esterne o simili.
Rimuovere il bracciale e interrompere l’uso in caso dicomparsa di dermatiti o altri sintomi.
Evitare che il tubo dell’aria si attorcigli intorno al corpo o al
collo.
Fare attenzione in presenza di neonati e bambini, in quantoesiste il pericolo accidentale di soffocamento.
Inserire il connettore del tubo dell’aria a fondo fino
all’arresto della rotazione. Se il collegamento non è ben
fissato, possono esservi perdite d’aria ed errori dimisurazione.

Nota

Per misurare correttamente la della pressione arteriosa,applicare il bracciale nella posizione giusta intorno al braccio.
Evitare vibrazioni del bracciale e del tubo dell’aria durante la
misurazione. Il registratore rileva le minime variazioni d’aria
all’interno del bracciale.
Il bracciale in dotazione è un bracciale per adulti per braccio
sinistro. Se le dimensioni non sono appropriate, acquistare il
bracciale opzionale.
Circonferenza del braccio
Bracciale piccolo
da 15 a 22 cm 05,9" a 08,7"
Bracciale per adulti
da 20 a 31 cm 07,8" a 12,2"
Bracciale large
da 28 a 38 cm 11,0" a 15,0"
Bracciale extra large da 36 a 50 cm 14,2" a 19,7"
Mantenere pulito il bracciale.
Si consiglia al paziente l’utilizzo del supporto portatile e dellacintura.
Il bracciale non è realizzato in lattice di gomma naturale.
49Come indossare il bracciale, il registratore e il supporto

Fase 1. Fare passare l’estremità del bracciale nell’anello e dargli laforma di un braccialetto.
Fase 2. Individuare l’arteria brachiale del braccio sinistro palpandolo.
Fase 3. Applicare il bracciale direttamente sulla pelle posizionando ilsegno bianco sull’arteria brachiale e il bordo inferiore delbracciale circa 1 - 2 cm sopra l’incavo del gomito.
Fase 4. Avvolgere il bracciale in modo che l’anello si trovi nell’area
prevista, sia piatto e non scivoli giù, ma vi sia spazio per
inserire due dita.
Fase 5. Fissare il tubo dell’aria con del nastro adesivo facendolo
passare sopra spalla.
Fase 6. Infilare la cintura nel supporto portatile.
Fase 7. Regolare la cintura in modo che il supporto portatile si trovi
sulla sinistra.
Fase 8. Collegare la spina dell'aria alla presa sul registratore.
Fase 9. Inserire il registratore nel supporto portatile.
Fase 1. Anello

Bracciale

Fase 2. Arteria brachiale
Fase 3. Simbolo bianco
posizione arteria
Circa
1 - 2 cm sopra

Fase 3. Simbolo bianco posizione
arteria
Fase 4. Spazio per inserire due
dita

50

Fase 5. Tubo dell’aria
Tubo dell’aria

Fase 5. Nastro adesivo
Fase 5. Clip
Fase 5. Bracciale

Fase 7. Cintura
Fase 7. Supporto portatile
Fase 8. Spina dell’aria
Fase 8. Presa dell’aria

Fase 9. InserireSupporto portatile

Fase 6. Cintura51

8.6. Procedura di misurazione della pressione arteriosa
8.6.1. Operazioni A-BPM
Quando si avvia l’A-BPM, la pressione arteriosa viene misurata
in base ai parametri preimpostati.

Nota
Prima della misurazione, impostare l’orologio incorporato e ilvalore di pressurizzazione iniziale, in quanto A-BPM li utilizza.
Consultare “8.2.2. Orologio e funzione di misurazione sul
display” e “8.3. Programmi preimpostati A-BPM”.
Una volta rimosso il registratore, sospendere l’A-BPM tenendo
premuto il tasto EVENT .
Se si rimuove il registratore durante la modalità A-BPM, il
bracciale viene gonfiato in corrispondenza dell’ora di inizio
successiva, col rischio di rottura.
Per riprendere l’A-BPM, tenere premuto nuovamente il tasto
EVENT .
Il simbolocompare mentre l’A-BPM è attivo.

Durante la modalità di attesa A-BPM si può eseguire la
misurazione manuale della pressione arteriosa.
Il risultato della misurazione manuale della pressione arteriosa
può essere salvato nella memoria.
Quando si interrompe A-BPM, il codice di errore E07
visualizzato sul display OLED e la misurazione viene
memorizzata.

Avvio di A-BPM

Fase 1. Tenere premuto il tasto
Fase 2. Il simbolo
avvia.

viene

EVENT .

viene mostrato sul display OLED. L’A-BPM si
52

Sospensione di A-BPM

Fase 1. Tenere premuto il tasto
Fase 2. Il simbolo

EVENT .

non compare. L’A-BPM viene sospesa.

Arresto durante A-BPM

Se si preme START/STOP durante la misurazione dellapressione arteriosa, l’aria dentro al bracciale viene rilasciata
immediatamente e la misurazione si arresta. Tuttavia, A-BPM
continua. La misurazione della pressione arteriosa successiva
viene eseguita secondo le impostazioni A-BPM.

Misurare immediatamente la pressione arteriosa durante A-BPM(misurazione manuale della pressione arteriosa di A-BPM)

Fase 1. Se l’indicazione del display OLED non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per riportare il display alla
modalità di attesa A-BPM. A-BPM modalità di attesa indica lo
stato in cui la pressione arteriosa non viene misurata nel
corso dell’intervallo.
Fase 2. Premere il tasto START/STOP durante la modalità di attesa
A-BPM.

Estensione o ripristino della durata dell’intervallo

Se la modalità standby è “ON” e si preme il tasto EVENT
durante la modalità di attesa A-BPM, la durata dell’intervallo
viene raddoppiata.

53

8.6.2. Misurazione manuale
Usare la misurazione della pressione arteriosa manuale comeprova di misurazione o in caso di misurazione immediata.

Nota
Durante la modalità di attesa si può eseguire la misurazione
manuale della pressione arteriosa.
Il risultato della misurazione viene salvato in memoria.

Misurazione immediata della pressione arteriosa durante A-BPM.
( Misurazione manuale della pressione arteriosa di A-BPM )Fase 1. Se l’indicazione del display OLED non compare, premere il tasto
START/STOP o EVENT per riportare il display alla
modalità di attesa A-BPM. modalità di attesa indica lo stato in
cui la pressione arteriosa non viene misurata nel corso
dell’intervallo.
Fase 2. Premere il tasto START/STOP durante la modalità di attesa
A-BPM.

54

8.6.3. Interruzione e sospensione delle misurazioni
La funzione A-BPM può essere sospesa quando necessario. E
l’A-BPM in corso o la misurazione della pressione arteriosa
manuale possono essere interrotte immediatamente.

Nota
Quando si interrompe la misurazione della pressione arteriosa, il
codice di arresto E07 viene visualizzato sul display OLED ela misurazione viene memorizzata.

Sospensione di A-BPM

Fase 1. Tenere premuto il tasto
Fase 2. Il simbolo

EVENT .

non compare. L’A-BPM viene sospesa.

Arrestare la misurazione della pressione arteriosa

Se si preme START/STOP durante la misurazione dellapressione arteriosa, l’aria dentro al bracciale viene rilasciata
immediatamente e la misurazione si arresta.
Tuttavia, durante l’A-BPM, questa funzione non viene sospesa.
La misurazione della pressione arteriosa successiva viene
eseguita secondo le impostazioni di A-BPM.

55

8.7. Collegare il registratore alla periferica dedicata
8.7.1. Collegamento con il cavo USB
Consultare il manuale di istruzioni dell’ABPM Data Manager per
le impostazioni della comunicazione.

Collegamento del cavoCollegare un cavo USB omologato nel terminale microUSB.
Inserire il cavo nel senso corretto. Il collegamento noncorretto può causare guasti e anomalie. Verificare che ilcavo sia collegato correttamente.
Non misurare la pressione arteriosa durante lecomunicazioni USB.
Non attaccare al paziente mentre il registratore viene
collegato al cavo. Il cavo potrebbe avvolgersi intorno al
corpo o al collo.
Preparazione della periferica dedicata
Rimuovere il registratore di pressione e il bracciale dalpaziente prima di collegare il registratore (TM-2440) alla
periferica dedicata.

Collegamento del registratore di pressione alla periferica dedicata
mediante cavo USB
Fase 1. Aprire il terminale micro USB sul registratore.
Collegare il cavo USB accessorio.

Terminale micro USB
Cavo USB

56

Avviare la comunicazione dati con la periferica dedicata

Fase 1. Collegare il cavo micro USB al registratore e alla periferica
dedicata.
Fase 2. Viene emesso un avviso acustico e viene visualizzato ilseguente simbolo sul display OLED.
La comunicazione dati entra in modalità standby.

Modalità standby
Fase 3. Effettuare l’analisi utilizzando la periferica dedicata.
La comunicazione dati entra in modalità online attiva solo durante
la comunicazione USB.

Modalità online
attivaInterrompere la comunicazione dati con la periferica dedicata
Fase 1. Rimuovere il cavo nella modalità standby.

57

9. Manutenzione

9.1. Conservazione del prodotto, ispezione e misure di sicurezza

Gli apparecchi medici come questo registratore di pressione
vanno trattati in modo da preservarne le funzioni quando
necessario, tutelando la sicurezza di pazienti e operatori. Come
principio di base, occorre che il paziente controlli
quotidianamente questo apparecchio come descritto in “Ispezioni
prima dell'utilizzo”.
Questi controlli quotidiani come le ispezioni prima dell’utilizzo
sono necessari ai fini del mantenimento delle prestazioni, dellasicurezza e dell’efficienza del registratore di pressione.
Si consiglia un’ispezione periodica del registratore all’anno.

Nota
L’ente medico è responsabile della gestione della manutenzione
finalizzata a garantire l’utilizzo sicuro dell’apparecchio medico.

58

9.2. Pulizia del prodotto
Pulire il registratore prima dell’uso e dopo l’uso.
Pulire il registratore prima di collegarlo al paziente
successivo.
Non pulire il registratore con prodotti spray o
immergendolo in acqua. Potrebbero verificarsi
malfunzionamenti.
Pulire il registratore dopo aver asciugato l’acqua e la soluzione
antisettica in modo che non penetrino nel registratore.
Disinfettare il registratore periodicamente in modo daprevenire eventuali infezioni. Non utilizzare lo sterilizzatore
sul registratore.
Non utilizzare solventi organici (es. diluente) o la soluzione
di povidone-iodio per pulire il registratore. Potrebbero
verificarsi scolorimenti, danni e malfunzionamenti.
Non utilizzare un asciugacapelli, ecc. per asciugare il
registratore. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e danni.
Controllo dopo la pulizia
Confermare che la sacca espansibile del bracciale sia
correttamente inserita nella fodera. In caso contrario, il
bracciale potrebbe danneggiarsi e rompersi durante il
gonfiaggio.

Pulizia del registratore

Rimuovere lo sporco e la polvere sulla custodia esterna delregistratore utilizzando una garza inumidita con acqua o acqua
calda e ben strizzata. Se sulla custodia aderiscono sangue omedicinali, ecc., pulire in primo luogo con una garza inumidita
con soluzione antisettica e ben strizzata, quindi passare sulla
custodia un’altra garza inumidita con acqua o acqua calda e ben
strizzata.
Raccomandiamo le sostanze chimiche utilizzabili (nomeingrediente) di soluzione antisettica indicate nella tabella diseguito (Esempio di soluzione antisettica utilizzabile (Nomeingrediente)).
59

Pulizia del bracciale

Quando si puliscono e disinfettano il bracciale e la sua fodera,
rimuovere la sacca espansibile del bracciale all’interno dellafodera. Pulire lo sporco e la polvere utilizzando una garza
inumidita con acqua o acqua calda e ben strizzata.
Per la loro disinfezione, fare riferimento alle soluzioni antisettiche
indicate nella tabella di seguito (Esempio di soluzione
antisettica utilizzabile (Nome ingrediente)).
Esempio di soluzione antisettica utilizzabile (Nomeingrediente)
Nome componente

Nome prodotto

Benzalconio cloruro

Soluzione di benzalconio cloruro al 10 %Isopropanolo

70 % in 1-propanolo

EtanoloEtanolo per disinfezione da 76,9 a 81,4
vol%Leggere la prescrizione descritta sul prodotto e utilizzarla.

Nota
Bracciale e tubo dell’aria sono materiali di consumo.
Se si verificano frequentemente errori di misurazione o non si
riesca a misurare la pressione arteriosa, è necessario sostituirli
con componenti nuovi.
Consultare “10. Accessori opzionali (da ordinare)” di questo
manuale.

60

9.3. Ispezione periodica
Per poter usare correttamente il registratore di pressione, controllarlo
quotidianamente.
Ispezionarlo nel modo seguente:

9.3.1. Controllo prima dell’installazione delle batterie
Voci

Descrizione
Assenza di danni o deformazioni dovute a cadute.
Parte esterna Assenza di sporcizia, ruggine o graffi.
Assenza di crepe o pannello non funzionante.
Funzionamento Assenza di danni e tasti non funzionanti.
Display
Assenza di sporco e graffi sul pannello del display.
Sostituire il bracciale in caso di problemi.
Il bracciale va smaltito.
Se sono presenti crepe o materiale adesivo nel
collegamento tra il bracciale e la sacca espansibile.
Se il tubo dell’aria perde la sua flessibilità e diventa
rigido.
Se la superficie del tubo dell’aria diventa lucida oappare unta al contatto.
Bracciale di
Se la sacca espansibile presenta crepe.
Si consiglia di sostituire i bracciali ogni tre anni,
misurazione
indipendentemente dalla frequenza d’uso.
Non piegare il tubo dell'aria. Se rimane dell’aria nel
bracciale, può causare disfunzioni periferiche dovute
all’arresto della circolazione sanguigna nel braccio.
La sacca espansibile del bracciale è correttamente
inserita nella fodera.
Bracciale non usurato. Bracciale non sfilacciato.
Accessori
Assenza di danni nel supporto portatile, nella cintura eindossati
nel bracciale.
Spina dell’aria inserita correttamente nella presa
Connessionedell’aria.
619.3.2. Punti da verificare dopo l’installazione della batteria
Menu
Parte esterna
Funzionamento
Bracciale dimisurazione
Controllo dei valoridella pressione
arteriosa

Descrizione
Assenza di fiamme, fumo o odori insoliti.
Assenza di rumori insoliti.
Assenza di danni e tasti non funzionanti.
Valori di misurazione nell’ambito del valore
tipico.
Assenza di rumori o azioni insolite durante la
misurazione.
In caso di valori non corretti rivolgersi al
rivenditore locale.

629.4. Smaltimento
Smaltire e riciclare il prodotto secondo le leggi locali vigenti inmateria.

Smaltimento del bracciale

Il bracciale indossato dai pazienti è un rifiuto sanitario.
Smaltirlo di conseguenza.

Smaltimento della batteria ricaricabile
Il registratore è munito di una batteria ausiliaria all’interno.
Quando il registratore deve essere smaltito, smaltire
correttamente la batteria conformemente alle normative locali
relative alla protezione dell’ambiente.

Altro

Nome

Componente
ScatolaCartonePacchetto

Cuscinetto

Cuscinetto d’aria, custodia speciale

All’internodelregistratore

Materiale

Borsa

VinileScatolaResina ABS + PC

Parti interne

Parti generiche

TelaioFerro

Batteria
ausiliaria
integrata

Batteria al litio ricaricabile : ML2016H

Batterie

Batterie alcaline :1,5V LR6 o AA
Batteria ricaricabile:
AA
batterie Ni-MH, 1.900 mAh o superiori
63

9.5. Risoluzione dei guasti
Prima di rivolgersi al proprio rivenditore locale controllare i punti
seguenti.
Se non si riesce a risolvere il problema, o l’anomalia si ripresenta,
rivolgersi al proprio rivenditore locale.
Problema
Il display non
visualizza nulla
all’accensione.

Causa principale
Batteria esaurita.

Rimedio
Sostituire con batterienuove.

Il display OLED
Assenza delpotrebbe non
Rimuovere le batterie edisplay OLED
visualizzarsi per effetto quindi reinstallarle.
durante l’A-BPM.
elettrostatico.
Frequente
La batteria ausiliaria
Caricarla per 48 ore con
reimpostazione
non si carica.
#1 batterie nuove.
dell’orologio.
Bracciale nonControllare il bracciale e
Pressurizzazione
collegato
il tubo dell’aria, evitando
assentecorrettamente.
pieghe e ostruzioni.
Assenza di
Cavo diControllare che il cavo
comunicazione
comunicazione
sia collegatoUSB#2 scollegato.
correttamente.
Il coperchio delSono state utilizzate
Rivolgersi al rivenditore
vano batterie nonbatterie non standard. locale.
si apre#1 : gli utenti (personale non addetto alla manutenzione) non
possono sostituire la batteria ausiliaria (al litio) collocata sullascheda elettronica all’interno del registratore di pressione. La
batteria ausiliaria viene caricata dalle batterie (LR6 o AA)
usate per la misurazione.
#2 : la periferica dedicata è necessaria.

Non smontare o modificare il registratore. Può danneggiarsi.
649.6. Codici di errore
Codici di errore misurazioni
CodiceSignificato
Errore assenza dipressione
Batteria scarica

Guasto dipressurizzazione

Pressione superiore a299 mmHg

Causa e rimedio
Scaricare l’aria residua nel bracciale.
Sostituire con batterie nuove.
Pressione insufficiente durante il
gonfiaggio.
Verificare il collegamento delbracciale.
Se non si rilevano problemi nel
collegamento del bracciale, ilregistratore potrebbe essere guasto e
va ispezionato.
Movimento corporeo durante lapressurizzazione. Rilassarsi e faresilenzio durante la misurazione. Se
questo non fosse sufficiente, ispezionare
il registratore.

Premere il tasto START/STOP solo
Forzare l’arresto con
il tasto START/STOP . se necessario.

Impossibile misurare lapressione arteriosa.

Movimenti corporei
eccessivi.

Impossibile rilevare il battito cardiaco a
causa di movimenti corporei o rumori
causati dagli abiti.
Rilassarsi e non muoversi.
Controllare la posizione del bracciale.
Se questo problema si presenta
anche mentre si è rilassati, fareispezionare e riparare il registratore
dal rivenditore.
Rilassarsi e fare silenzio durante la
misurazione.
65

Codice

Significato

Causa e rimedio

Valori fuori intervallo,
Se questi errori si presentano
30 PUL 200
frequentemente, rieffettuare la
Valori fuori intervallo,
misurazione.
30 DIA 160#1
PP = SYS - DIA
Valori fuori intervallo,
SYS : Pressione arteriosa sistolica
60 SYS 280
DIA : Pressione arteriosa diastolica
Valori fuori intervallo, PP : Pressione cardiaca
10 PP 150
#1
Misurazione protratta Se il bracciale si gonfia o sgonfia
oltre i 180 secondi.
lentamente, procedere all’ispezione.
Scarico dell’aria
protratto oltre i
90 secondi.

Se il bracciale sgonfia lentamente,
procedere all’ispezione.

Battito cardiaco nonrilevato.

Impossibile rilevare il battito cardiacoa causa del movimento corporeo, ecc.
Misurare la pressione da fermi erilassarsi.

Impostazioni
dell’intervallo noncorrette.

Se l’intervallo è impostato su 120 minuti,
la differenza tra l’ultima ora di inizio el’ora di inizio successiva non è
perfettamente divisibile in due ore.

Errore pressione
azzerata nel circuitodi sicurezza.

Visualizzazione ora di inizio
misurazione.
Scaricare completamente l’aria
residua nel bracciale.

66

Codice

Significato

Causa e rimedio

Il circuito di sicurezza
rileva un sovraccarico
di pressione.

Movimento corporeo durante lapressurizzazione. Rilassarsi e nonmuoversi durante la misurazione.
Se l’errore si presenta anche dafermi, rivolgersi al proprio rivenditore
locale.

Codici errore hardware del registratore
CodiceSignificato

Errore di memoria

Causa e rimedio

Potrebbe registrarsi in caso di forte
impatto quale una caduta in terra delregistratore.
Se questo codice viene visualizzato
frequentemente, potrebbe verificarsi
un malfunzionamento della memoriainterna. Contattare il proprio
rivenditore per un’ispezione.

Nota
I codici errore possono variare senza preavviso.

6710. Accessori opzionali (da ordinare)Bracciali

Nome
Descrizione
Codice ordine
Bracciale piccolo per Circonferenza braccio
TM-CF202A
braccio sinistro da 15 a 22 cm 5,9" a 8,7"
Bracciale per adulti
Circonferenza braccio
per braccio
TM-CF302A
da 20 a 31 cm 7,8" a 12,2"
sinistro
Bracciale large
Circonferenza braccio
per braccio
TM-CF402A
da 28 a 38 cm 11,0" a 15,0"
sinistro
Bracciale extra large
Circonferenza braccio
per braccio
TM-CF502A
da 36 a 50 cm 14,2" a 19,7"
sinistro
Bracciale per adulti
Circonferenza braccio
per braccio
TM-CF802A
da 20 a 31 cm 7,8" a 12,2"
destroBracciale usa e getta
10 schede TM-CF306A
Copribracciale small Per braccio sinistro 10 schede AX-133024667-S
Copribracciale per
Per braccio sinistro 10 schede AX-133024500-S
adulti
Copribracciale large Per braccio sinistro 10 schede AX-133024663-S
Copribracciale extra
Per braccio sinistro 10 schede AX-133024503-S
large
Copribracciale per
Per braccio destro 10 schede AX-133024353-S
adulti
Fodera bracciale
Per braccio sinistro 2 schede AX-133025101-S
small
Fodera bracciale per
Per braccio sinistro 2 schede AX-133024487-S
adulti
Fodera bracciale
Per braccio sinistro 2 schede AX-133025102-S
large
Fodera bracciale
Per braccio sinistro 2 schede AX-133025103-S
extra large
Fodera bracciale per
Per braccio destro 2 schede AX-133025104-S
adulti
Adattatore tubo
TM-CT200-110
dell’aria
68Analisi dati

Nome

Descrizione

Cavo USB

Altro

-

Nome

Scheda di registrazione
attività

Descrizione
10 schede

Supporto portatile-

CinturaClip

5 pezzi

69-

Codice ordine
AX-KOUSB4C

Codice ordine
AX-PP181-S
AX-133025995
AX-00U44189
AX-110B-20-S

11. Appendice11.1. Regole per la Misurazione della pressione arteriosa

Procedura per la misurazione: Avvolgere il bracciale intorno al
braccio. Gonfiare il bracciale fino a una pressione superiore a quellaarteriosa sistolica. Quindi, scaricare gradualmente l’aria dal bracciale.
Durante la rilevazione della pressione nella fase di sgonfiamento delbracciale, compare la forma d’onda della frequenza cardiaca insincronizzazione con il battito. La forma d’onda della frequenza
cardiaca aumenta improvvisamente in prossimità della pressione
arteriosa sistolica. Aumenta ulteriormente mentre il bracciale sisgonfia fino a raggiungere la massima ampiezza, quindi diminuisce
gradualmente. Le variazione della forma d’onda sono descritte nella
pagina seguente. Nella misurazione oscillometrica della pressione
arteriosa, la pressione arteriosa sistolica corrisponde al punto in cui
l’ampiezza aumenta improvvisamente dopo il rilevamento dellafrequenza nella pressione del bracciale, la pressione arteriosa media
corrisponde al punto massimo dell’ampiezza, la pressione diastolica
corrisponde al punto in cui l’ampiezza diminuisce gradualmente e ilvalore si riduce. Il sensore di pressione rileva le leggere variazionidella pressione del bracciale nel tempo, salva la forma d’onda dellafrequenza cardiaca nella memoria e valuta la pressione sistolica e lapressione diastolica in base all’algoritmo di misurazione
oscillometrica. I dettagli dell’algoritmo variano a seconda deldispositivo di monitoraggio. I valori della pressione arteriosa di adulti
e bambini vengono misurati con metodo oscillometrico e confrontati
con quelli del metodo di auscultazione. La pressione diastolica
corrisponde al punto finale della fase 4 del metodo di auscultazione.
La forma d’onda della frequenza della pressione del bracciale
dipende dalle caratteristiche del materiale. Quindi, usando il
bracciale in dotazione e l’algoritmo di misurazione si garantisce laprecisione. La lunghezza del tubo dell’aria è limitata a 3,5 m a causadella caratteristiche di smorzamento dovute alla propagazione dellaforma d’onda di frequenza.
70

mmHg
200
150
100
50
0

Pressione bracciale (braccio sinistro)

Pressione bracciale (braccio sinistro)

200
150
100
50
0
Pressione arteriosa sistolica
Pressione arteriosa media
Pressione arteriosa diastolica

Metodo diretto (braccio sinistro)

Ora
Metodo diretto (braccio sinistro)

Ora

Metodo microfono
Metodo di misurazione
oscillometrica

Fattori di errore nella misurazione della pressione arteriosa
Il grafico della pressione arteriosa può
rappresentare un indicatore oggettivo
dell’affidabilità della precisione di misurazione. In
caso di interferenze dovute a battito irregolare omovimenti fisici, l’ampiezza del grafico varia. Se il
grafico non presenta un andamento uniforme,
ricontrollare o usare altri metodi.

Posizione del bracciale all’altezza del cuore

Grafico dellapressione arteriosa

Applicare il bracciale sul braccio all’altezza del cuore. Se la posizionedel bracciale non è corretta, si verificano errori di misurazione. Ad
esempio, se il bracciale è 10 cm più in basso del livello del cuore, lapressione misurata è di 7 mmHg maggiore.
71

Dimensioni corrette del bracciale

Usare un bracciale di dimensioni adeguate. Se il bracciale è troppo
piccolo o grande si possono verificare errori di misurazione. Le
misurazioni con un bracciale troppo piccolo tendono a essere
confuse con una ipertensione indipendentemente dalla pressione
arteriosa normale. Le misurazioni con un bracciale troppo grande
tendono a essere confuse con una ipotensione, soprattutto in casodi pazienti affetti da grave arteriosclerosi o valvole arteriose anormali.
Le dimensioni inadeguate del bracciale sono la causa delledifferenze tra metodo diretto e misurazione oscillometrica. Il
bracciale riporta la circonferenza del braccio adeguata nell’etichetta.
Selezionare e applicare il bracciale corretto in base al paziente. La
precisione della misurazione della pressione arteriosa è garantita
dall’accuratezza del sensore di pressione, dalle caratteristiche discarico dell'aria e dall’algoritmo di misurazione, oltre che dal tubodell’aria e dal bracciale corretti. Controllare periodicamentel’accuratezza del sensore di pressione e le caratteristiche di scaricodell'aria.

11.2. Informazioni EMD
I requisiti validi per gli apparecchi elettronici medici sono:

Prestazioni secondo le linee guida EMD

L’uso del registratore necessita di speciali precauzioni relativamente
ai disturbi elettromagnetici (EMD). Utilizzare il registratore
conformemente alle precauzioni sugli EMD descritte in questo
manuale. Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili(es. telefoni cellulari) possono influenzare il funzionamento delleapparecchiature elettromedicali.

72

Accessori omologati secondo le norme EMD

Gli accessori e opzioni di questo registratore sono conformi a
IEC60601-1-2:2014. Se si utilizza un accessorio non autorizzato,
potrebbe verificarsi un aumento delle emissioni e una riduzione
dell’immunità al rumore.

Utilizzare accessori originali A&D.
Accessori non autorizzati potrebbero essere compromessi
dalle emissioni elettromagnetiche ed essere meno immuni
alle interferenze.

LIMITI DELLE EMISSIONI
Fenomeno

Conformità

Emissione RF irradiata CISPR11

73

Gruppo 1、Classe B

LIVELLI DI TEST DI IMMUNITÀ: porta interna
Fenomeno
Livelli di test di immunità±8 kV a contatto
Scariche elettrostatiche
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria
10 V/mCampi RF EM irradiati
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM a 1 kHzCampi di prossimità daVedere tabella (Specifiche di test
apparecchiature per
per IMMUNITÀ PORTA INTERNA
comunicazioni wireless RF
nelle apparecchiature per
IEC 61000-4-3 comunicazioni wireless RF)
Campi magnetici a frequenza
30 A/mcon potenza irradiata
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8

LIVELLI DI TEST DI IMMUNITÀ: porta ATTACCO PAZIENTE
Fenomeno

Livelli di test di immunità

Scariche elettrostatiche
IEC 61000-4-2±8 kV a contatto±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria

LIVELLI DI TEST DI IMMUNITÀ: porta entrata/uscita segnale
Fenomeno

Livelli di test di immunità

Scariche elettrostatiche
IEC 61000-4-2±8 kV a contatto±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria

Transitori elettrici veloci/burst
IEC 61000-4-4Interferenze per conduzione
indotte da campi RF
IEC 61000-4-8±1 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V in ISM e bande radio amatoriali
tra 0,15 MHz e 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
74

Servizio

380-390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

704 - 787

Banda LTE
13,17

710
745
780
810

Potenza
massima(W)
Distanza(m)Livello di test di
immunità
(V/m)

Banda
(MHz)

385

Modulazione

Frequenza di
test
(MHz)

Specifiche di test per IMMUNITÀ PORTA INTERNA nelle apparecchiature
per comunicazioni wireless RF

Modulazione
a impulsi
1,8
18 Hz
FM
±5 kHz2
deviazione
1 kHz
sinusoidale
Modulazione
a impulsi
0,2
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800 Modulazione
870 800 - 960
a impulsi
2
iDEN 820
18 Hz
CDMA 850
930
Banda LTE 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900 Modulazione
1.845
1.700-1.990
a impulsi
2
DECT
217 HzBanda LTE
1.970
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 Modulazione
2.450 2.400-2.570
b/g/n
a impulsi
2
RFID 2450
217 HzBanda LTE 7
5.240
Modulazione
WLAN 802.11
5.500 5.100-5.800
a impulsi
0,2a/n
217 Hz
5.785
75

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

MEMO

76

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123