気象観測データ 修正報告
観測法ととりまとめ法
修正年月日

修正ファイル2015年観測法ととりまとめ法（me_2015）

修正内容
栃本観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P（ヒータ付）【正】転倒ます雨量計No.34-HT-P（ヒータ付）（～6月4日）
転倒ます雨量計No.34-HT-BP（ヒータ付）（6月4日～）
ワサビ沢観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P【正】転倒ます雨量計No.34-HT-P（～6月4日）
転倒ます雨量計No.OW-34-BP（6月4日～）
小赤沢観測地降水量のセンサー【誤】標準センサー【正】標準センサー（～9月14日）
転倒ます雨量計No.OW-34-BP（大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3％）（9月14日～）2016年観測法ととりまとめ法（me_2016）

栃本観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P（ヒータ付）【正】転倒ます雨量計No.34-HT-BP（ヒータ付）
大血川観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P（ヒータ付）【正】転倒ます雨量計No.34-HT-P（ヒータ付）（～4月6日）
転倒ます雨量計No.34-HT-BP（ヒータ付）（4月6日～）

2019年8月23日

ワサビ沢観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P【正】転倒ます雨量計No.OW-34-BP
小赤沢観測地降水量のセンサー【誤】標準センサー【正】転倒ます雨量計No.OW-34-BP（大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3％）

2017年観測法ととりまとめ法（me_2017）

栃本観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P（ヒータ付）【正】転倒ます雨量計No.34-HT-BP（ヒータ付）
大血川観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P（ヒータ付）【正】転倒ます雨量計No.34-HT-BP（ヒータ付）
ワサビ沢観測地降水量のセンサー【誤】転倒ます雨量計No.34-HT-P【正】転倒ます雨量計No.OW-34-BP

2013年観測法ととりまとめ法（me_2013）

小赤沢観測地
風向のセンサー【誤】05103（Young社，矢羽根式，起動風速：1.1m/s，誤差：±3°）【正】標準センサー
風速のセンサー【誤】05103（Young社，プロペラ式，起動風速：1.0m/s，誤差：±0.3m/s）【正】標準センサー1修正年月日

修正ファイル2014年観測法ととりまとめ法（me_2014）2019年12月2日

2015年観測法ととりまとめ法（me_2015）2016年観測法ととりまとめ法（me_2016）2017年観測法ととりまとめ法（me_2017）2018年観測法ととりまとめ法（me_2018）

修正内容
小赤沢観測地
風向のセンサー【誤】05103（Young社，矢羽根式，起動風速：1.1m/s，誤差：±3°）【正】標準センサー
風速のセンサー【誤】05103（Young社，プロペラ式，起動風速：1.0m/s，誤差：±0.3m/s）【正】標準センサー
小赤沢観測地
風向のセンサー【誤】05103（Young社，矢羽根式，起動風速：1.1m/s，誤差：±3°）【正】標準センサー
風速のセンサー【誤】05103（Young社，プロペラ式，起動風速：1.0m/s，誤差：±0.3m/s）【正】標準センサー
小赤沢観測地
風向のセンサー【誤】05103（Young社，矢羽根式，起動風速：1.1m/s，誤差：±3°）【正】標準センサー
風速のセンサー【誤】05103（Young社，プロペラ式，起動風速：1.0m/s，誤差：±0.3m/s）【正】標準センサー
小赤沢観測地
風向のセンサー【誤】05103（Young社，矢羽根式，起動風速：1.1m/s，誤差：±3°）【正】標準センサー
風速のセンサー【誤】05103（Young社，プロペラ式，起動風速：1.0m/s，誤差：±0.3m/s）【正】標準センサー
ワサビ沢観測地
日射量のセンサー【誤】標準センサー【正】LI200X（キャンベル社，誤差±5％）北海道山部観測地の経度
1961～1985年観測法と【誤】142°18′
りまとめ法【正】142°23'
北海道演習林
1966～1975年観測法と【追加】：北海道演習林①山部は一時中止，②苗圃の値を山りまとめ法部として報告2021年6月1日

北海道演習林1976～1985年観測法と 【誤】北海道演習林西達布，麓郷は一時中止
りまとめ法【正】北海道演習林①山部，西達布，麓郷は一時中止，②苗圃の値を山部として報告
北海道演習林1985～1989年観測法と 【追加】：観測地「山部樹木園」は，演習林16, 18, 22, 23, 25号
りまとめ法に1964年〜1985年の気象年報を掲載した観測地「②苗圃」と同じ観測地である。

2修正年月日

修正ファイル

修正内容

2001年観測法とりまとめ法

北海道演習林【追加】：観測地「山部」は，演習林16, 18, 22, 23, 25号に1964年〜1985年の気象年報を掲載した観測地「②苗圃」ならびに演習林28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41号に1986年〜2000年の気象年報および1989年～2000年の気象月報を掲載した観測地「山部樹木園」と同じ観測地である。

2013年観測法ととりまとめ法（me_2013）

山部観測地 表－3観測地の位置および観測法（注4）【誤】観測は原則1日1回8：30AM，但し降雪中もしくは5：00PM
までに降雪があった場合は降雪後に観測【正】観測は原則1日1回8：30AMに行う。

2014年観測法ととりまとめ法（me_2014）

山部・栃本観測地 表－3観測地の位置および観測法（注3）【誤】観測は平日のみ1日1回8：30，但し降雪中の場合は止んだ後，勤務時間中の8：30～17：00に行う【正】山部：観測は平日のみ1日1回8：30，但し1月から4月は降雪中の場合は止んだ後，勤務時間中の8：30～17：00に行う。
栃本：観測は平日のみ1日1回8：30，但し降雪中の場合は止んだ後，勤務時間中の8：30～17：00に行う。

2017年観測法ととりまとめ法（me_2017）

東山・穴の宮観測地
気温のセンサー【誤】標準センサー【正】標準センサー（～5/19）
HMP60（バイサラ社、誤差：±0.6℃）（5/19～）
湿度のセンサー【誤】標準センサー【正】標準センサー（～5/19）
HMP60（バイサラ社、誤差：±3％）（5/19～）
日射量のセンサー【誤】LI200X（キャンベル社，誤差±5%）【正】LI200X（キャンベル社，誤差±5%）（～5/19東山観測地）
LI200RX（キャンベル社，誤差±5%）（5/19～東山観測地）（5/18～穴の宮観測地）

2018年観測法ととりまとめ法（me_2018）

東山・穴の宮観測地
気温のセンサー【誤】標準センサー【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±0.6℃）
湿度のセンサー【誤】標準センサー【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±3％）
日射量のセンサー【誤】LI200X（キャンベル社，誤差±5%）【正】LI200RX（キャンベル社，誤差±5%）2019年観測法ととりまとめ法（me_2019）

東山・穴の宮観測地
気温のセンサー【誤】標準センサー【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±0.6℃）
湿度のセンサー【誤】標準センサー【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±3％）
日射量のセンサー【誤】LI200X（キャンベル社，誤差±5%）【正】LI200RX（キャンベル社，誤差±5%）2021年9月15日

3修正年月日2022年2月17日

修正ファイル

修正内容

2019年観測法ととりまとめ法（me_2019）

山部観測地
積雪・積雪深（注3）【誤】観測は原則として平日のみ1日1回8:30，休日は1日1回
7：30～9:30【正】観測は原則として平日のみ1日1回8:30

2011年観測法ととりまとめ法（me_2011）

白坂観測地 降水量センサー【誤】転倒ます雨量計 NPO0003（㈱小松製作所，一転倒0.5mm）【正】転倒ます雨量計 NPO0003（㈱小松製作所，一転倒0.5mm）（～9月1日）転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）（9月1日～）

2012年～2019年観測法ととりまとめ法（me_2012～2019）

白坂観測地 降水量センサー【誤】標準センサー【正】転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）

2015年観測法ととりまとめ法（me_2015）

東山観測地 降水量センサー【誤】標準センサー【正】標準センサー（～12月7日）
転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）（12月7日～）

2016年～2019年観測法ととりまとめ法（me_2016～2019）

東山観測地 降水量センサー【誤】標準センサー【正】転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）

2012年観測法ととりまとめ法（me_2012）

穴の宮観測地 降水量センサー【誤】標準センサー【正】標準センサー（～7月11日）
転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）（7月11日～）

2013年～2019年観測法ととりまとめ法（me_2013～2019）

穴の宮観測地 降水量センサー【誤】標準センサー【正】転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）

2017年観測法ととりまとめ法（me_2017）

青野観測地 降水量センサー【誤】標準センサー【正】標準センサー（～4月6日）
転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）（4月6日～）

2018年～2019年観測法ととりまとめ法（me_2018～2019）2017年観測法ととりまとめ法（me_2017）

青野観測地 降水量センサー【誤】標準センサー【正】転倒ます雨量計 OW-34-BP(大田計器㈱，一転倒0.5mm，誤差：±3%）
前山観測地 気温のセンサー【誤】HMP45A（バイサラ社、誤差：±0.2℃）【正】HMP45A（バイサラ社、誤差：±0.2℃）（～7月4日）
HMP60（バイサラ社、誤差：±0.6℃）（7月4日～）
前山観測地 湿度のセンサー【誤】HMP45A（バイサラ社、誤差：±3％）【正】HMP45A（バイサラ社、誤差：±3％）（～7月4日）
HMP60（バイサラ社、誤差：±3％）（7月4日～）

4修正年月日

修正ファイル2018年～2019年観測法ととりまとめ法（me_2018～2019）2023年9月14日

2021年観測法ととりまとめ法（me_2021）

修正内容
前山観測地 気温のセンサー【誤】HMP45A（バイサラ社、誤差：±0.2℃）【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±0.6℃）
前山観測地 湿度のセンサー【誤】HMP45A（バイサラ社、誤差：±3％）【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±3％）
山部観測地
気温センサー【誤】標準センサー【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±0.6℃）
湿度センサー【誤】標準センサー【正】HMP60（バイサラ社、誤差：±3％）
日射量のセンサー【誤】LI200X（キャンベル社，誤差±5%）【正】LI200R（キャンベル社，誤差±5%）積雪深のセンサー【誤】SA50A（キャンベル社，誤差±１cmまたは0.4%のうちの大きい方）【正】SR50A（キャンベル社，誤差±１cmまたは0.4%のうちの大きい方）

5