Dansk (oversættelse)

2440

Optageenhed til ambulatorisk
blodtr yksmonitor

INSTRUKTIONSVEJLEDNING
Ambulatorisk blodtryksmonitor

1WMPD4005219

2310

2018 A&D Company, Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne publikation må gengives, sendes,transskriberes eller oversættes til noget sprog i nogen form på
nogen måde uden skriftlig tilladelse fra A&D Company, Limited.
Indholdet i denne brugervejledning og specifikationerne for
instrumentet, der er dækket af denne brugervejledning, kanændres i forbedringsøjemed uden varsel.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Overensstemmelse
Overensstemmelse med europæisk direktiv
Udstyret overholder direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EØF.
Det tilkendegives af CE-mærket for konformitet ledsaget af
referencenummeret fra en udpeget myndighed.
Udstyret overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Overensstemmelse med de australske EMD-rammer
Udstyret overholder følgende krav:
EMD emissionsstandard for industrielt, videnskabeligt og medicinsk
udstyr AS/ NZS 2064:1997, EMD generel immunitetsstandard AS/ NZS
4252. 1:1994 Ovennævnte er dokumenteret af C-Tick-mærket.

iAdvarselsdefinitioner
For at forebygge ulykker, der skyldes uhensigtsmæssig håndtering,indeholder dette produkt og dets vejledning følgende
advarselstegn og -mærker.
Betydningen af disse advarselstegn og -mærker er som følger.

Advarselsdefinitioner
En overhængende farlig situation, som vil resultere i dødeller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
En potentielt farlig situation, som kan resultere i død eller
alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
En potentielt farlig situation, som kan resultere i mindreeller moderat personskade, hvis den ikke undgås. Den
kan også bruges til at advare om risikabel praksis.

Symboleksempler
indikerer »Forsigtighed«. Den påkrævede
Symboletforsigtigheds natur er beskrevet inde i eller i nærheden af
symbolet vha. tekst eller et billede. Eksemplet indikerer
forsigtighed over for elektrisk stød.
Symboletindikerer »Undlad at«. Den forbudte handling er
beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. tekst eller et billede.
Eksemplet indikerer »Må ikke skilles ad«.
Symboletindikerer en Obligatorisk handling. Den obligatoriske
handling er beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. teksteller et billede. Eksemplet indikerer generel obligatorisk handling.

AndetBemærkFremsætter oplysninger, som vil hjælpe brugeren med at
betjene udstyret.

Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på siderne i denne
vejledning. Læs instruktionsvejledningen, inden udstyret tages i brug.
ii

Sikkerhedshensyn ifm. brug
For at bruge TM-2440 (optageenheden til ambulatorisk
blodtryksmonitor) på en sikker og korrekt måde skal følgende
sikkerhedshensyn læses nøje igennem, inden monitoren tages ibrug. Følgende indhold opsummerer generelle spørgsmål ifm.
patienters og operatørers sikkerhed, foruden sikker håndtering af
monitoren. Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på
siderne i denne vejledning. Læs instruktionsvejledningen, inden
udstyret tages i brug.
1. Sikkerhedshensyn ifm. brug og opbevaring af optageenheden.
Hold optageenheden væk fra områder med brændbareanæstetika eller brændbare gasser, oxygenkamre under højt
tryk og oxygentelte. Brug af optageenheden i disse områder kanforårsage en eksplosion.
Brug ikke optageenheden kombineret med magnetisk
resonans-billeddannelsessystem (MRI).

For at bevare udstyrets egenskaber skal følgende miljøforhold
overvejes under brug og opbevaring af optageenheden.
Ekstrem temperatur, luftfugtighed og højde kan påvirke
optageenhedens ydeevne.
Undgå steder, hvor optageenheden kan blive sprøjtet med
vand.
Undgå steder med høje temperaturer, høj luftfugtighed,direkte sollys, støv, salt og svovl i luften.
Undgå steder, hvor optageenheden kan blive vippet,
vibreret eller påvirket (inklusive under transport).
Undgå steder, hvor kemikalier opbevares, og gas
forekommer.
iii

Driftsforhold:Temperatur: +10 °C til +40 °C,
Luftfugtighed: 30 % relativ luftfugtighed til 85 % relativ
luftfugtighed (ingen kondensering).
Transport- og opbevaringsforhold:Temperatur: - 20 °C til +60 °C,
Luftfugtighed: 10 % relativ luftfugtighed til 95 % relativ
luftfugtighed (ingen kondensering).
2. Sikkerhedshensyn, inden optageenheden tages i brug.
Bekræft, at optageenheden fungerer sikkert og korrekt.
Når optageenheden bruges sammen med andet udstyr, kan
den forårsage en forkert diagnose eller sikkerhedsproblemer.
Bekræft, at udstyr kan tilsluttes på en sikker måde.
Kontrollér for gensidig interferens med andet medicinsk udstyr.
Bekræft, at optageenheden kan bruges på den korrekte måde.
Brug tilbehør, ekstraudstyr og forbrugsvarer, der er specificeret
af A&D.
Læs instruktionsvejledningerne, der følger med de valgfrie dele,nøje igennem. Forsigtighedsregler og advarsler er ikke
beskrevet i denne vejledning.
Udfør eftersyn inden brug for sikker og korrekt brug af
optageenheden.
Lad optageenheden være i normale driftsomgivelser en timeeller mere inden brug, og tænd for den.
Tilslut kun en dertil indrettet perifer enhed til
USB-konnektoren.
Tilslut ikke andet udstyr.
Kun manchetter godkendt af A&D må sluttes til lufttilslutningen.

iv

Bemærk

Klargøring af optageenheden

Slet de sidste data, der er opbevaret i optageenheden, inden den
bruges af den næste patient.
Udskift batterier, inden optageenheden bruges af den næste patient.
Udstyr
Brug udelukkende optageenheden til diagnose og
modforanstaltninger.
Bekræft, at luftslangen og manchetten bæres korrekt. (Eksempel: knæk på
og stramning af luftslangen, manchettens placering og retning)
Instruktioner til patienten, som bærer udstyret
Informer patienten om, hvordan man stopper automatisk måling af
blodtryk midlertidigt for at standse optageenheden, hvis der opstår
problemer, når vedkommende er alene.
Informer patienten om hurtigt at fjerne optageenheden, hvis
vedkommende har smerter, eller hvis der opstår problemer.
Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af babyer ogspædbørn, da luftslangen udgør en kvælningsfare.
3. Sikkerhedshensyn ifm. batterier, der bruges til måling af blodtryk.
Isæt batterier i henhold til polaritetstegnene »+« og »-«, som er vistpå batteridækslets inderside. (Forsigtighedsregel ifm. polariteter)
Udskift brugte batterier med nye samtidig.
Tag batterierne ud, hvis optageenheden ikke skal bruges i langtid. Batteriet kan lække og forårsage en funktionsfejl.
Brug to alkaliske batterier (størrelse AA) eller specificeredegenopladelige batterier (størrelse AA, Ni-MH).
Tryk og hold »-«-fjederterminalen inde med batteriet.
Skub og isæt batteriets »+«-terminal langs »+«-terminalen
i batterirummet. Hvis batteriet er isat fra »+«-terminalen, kanbatteridækslet blive beskadiget.
v

Undlad at røre ved batteriet og patienten på samme tid.
Det kan eventuelt forårsage et elektrisk stød.
Undlad at blande et gammelt batteri med et nyt. Undlad at bruge
forskellige typer batterier og batterier fra forskellige producenter.
Hvis ikke det undlades, kan det forårsage lækage, varme og
eksplosion. Der kan forekomme funktionsfejl i optageenheden.

4. Sikkerhedshensyn under brug.
Undlad at bruge optageenheden, når der køres bil eller andre
køretøjer.
Eksempel: Optageenheden kan hæmme krops- eller
armbevægelse under kørsel m.m.

Dette medicinske udstyr kan kun betjenes af en læge eller
person bemyndiget ved lov. Forklar den korrekte brug forpatienten, og sørg for, at de kan standse måling, når der opstår
problemer.
Brug ikke en mobiltelefon i nærheden af optageenheden(nærmere end 30 cm).
Det kan forårsage en funktionsfejl.

Stop brugen af optageenheden, og stop automatisk måling af
blodtryk midlertidigt, hvis patienten mærker smerter i sin arm,eller målingen er forkert.
Undlad at bruge optageenheden i et kraftigt magnetisk eller
elektrisk område.
Undlad at bruge optageenheden til en patient, der bruger en
hjerte-lunge-maskine.
viInstruktioner til patientenBemærkHvis temperaturen er lav, bliver batteristrømmen lavere, ogmålingstællingen reduceres.

5. Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden.
Behandling af målingsdata
Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af
en dertil indrettet perifer enhed.
OptageenhedenNår tilbehør er blevet rengjort, skal det arrangeres og opbevares.
Rengør optageenheden, så den er klar til brug til næste måling.
Stop automatisk måling af blodtryk midlertidigt. Ellers startes
tryksætning for den automatiske måling ved starttidspunktet forden næste måling, og manchetten eller andre dele kan bliveødelagt under oppumpning.
Tag batterierne ud af optageenheden, hvis den ikke skal bruges
i lang tid. Batterier kan lække og beskadige optageenheden.
Forhindr børn i selv at bruge optageenheden. Undlad atanbringe optageenheden et sted, som er tilgængeligt forspædbørn. Ellers kan det forårsage ulykker eller beskadigelse.
Hold fat i konnektorhuset, når kablet tilsluttes eller fjernes. Undlad
at trække i kablet.

viiBemærk

Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden (TM-2440)
Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af endertil indrettet perifer enhed, når måling er afsluttet.
Genopladeligt lithium-batteri til backup
Optageenheden er konstrueret med et lithium-batteri til backup. Dette
batteri leverer strøm til det indbyggede ur, når AA-batterierne, sombruges til måling af blodtryk, udskiftes. Lithium-batteriet oplades fra
AA-batterierne.
Sådan kan backup-batteriets levetid forlænges
Når det bruges for første gang efter køb eller efter en måneds
opbevaring eller længere, skal batterierne udskiftes og
backup-batteriet oplades. Det er nok, hvis backup-batteriet oplades
i mindst 48 timer.
(Backup-batteriet oplades altid af AA-batterierne.)
Udskift med to nye AA-batterier, når batteriindikatoren viser.
Når
vises på batteriindikatoren, kan måling af blodtryk og
datakommunikation ikke foretages. Udskift med to nye AA-batterier.
Tag batterierne ud for at forhindre, at optageenheden udsættes forlækage af batterivæske, hvis optageenheden ikke bruges i mindst enmåned.

6. Modforanstaltninger, når udstyret har en fejl
Stop brugen, og tag AA-batterierne ud. Hvis batteriterminalerne
er blevet kortsluttede, kan batteriet være varmt.
I tilfælde af en funktionsfejl kan manchetten blive varmunder måling, så den skal håndteres forsigtigt.
viiiSæt oplysningsmærkaten med »Funktionsfejl« eller »Må ikke
bruges« på optageenheden. Kontakt din forhandler.
Stop omgående optageenheden, når måletiden er mere end
180 sekunder, og lufttrykket bliver højere end 299 mmHg.

7. Sikkerhedshensyn ifm. vedligeholdelseBekræft optageenhedens korrekte ydeevne og sikkerhed, nården ikke har været i brug i lang tid.
For at opretholde korrekt måling og sikkerhed skal der foretages
eftersyn og vedligeholdelse inden brug. Brugeren (hospital, klinikosv.) er ansvarlig for administration af det medicinske udstyr. En
ulykke kan forekomme, hvis der ikke foretages korrekt eftersyn
og vedligeholdelse.

Brug en tør og fnugfri klud til optageenhedens pleje.
Undlad at bruge flygtige midler såsom fortyndervæske, benzen.
Undlad at bruge en våd klud.
Undlad at skille optageenheden ad eller modificere den(medicinsk elektronisk udstyr). Det kan forårsage beskadigelse.

8. Sikkerhedshensyn og modforanstaltninger ifm. funktionsfejl, derskyldes kraftige elektromagnetiske bølger
Optageenheden er i overensstemmelse med EMD-standarden
IEC60601-1-2: 2014. For at forhindre elektromagnetisk
interferens med andet udstyr skal brug af mobiltelefoner inærheden af optageenheden imidlertid undlades.
ixHvis optageenheden er placeret i nærheden af
elektromagnetiske bølger, kan støj invadere i bølgeformer, og
der kan forekomme funktionsfejl.
Hvis der forekommer uventet funktionsfejl under brug, skal den
elektromagnetiske interferens kontrolleres, og den passende
handling skal foretages.

Følgende eksempler er generelle årsager til funktionsfejl og
modforanstaltninger.
Brug af mobiltelefoner
Radiobølger kan forårsage uventede funktionsfejl.
Trådløst kommunikationsudstyr, hjemmenetværksudstyrsåsom walkie-talkies, mobiltelefoner, trådløse telefonerog disse typer kommunikationsudstyr kan påvirke
optageenheden. Det er derfor nødvendigt, at de har en
minimumsafstand på mindst 30 cm fra optageenheden.
Hvis der er statisk elektricitet i anvendelsesmiljøet (afladninger
fra udstyr eller det omkringliggende område)Inden optageenheden tages i brug, skal der sørges for, atoperatøren og patienten har afladet statisk elektricitet.
Befugt rummet.

9. Miljøbeskyttelse
Lithium-batteriet skal tages ud af optageenheden, inden den
bortskaffes.

xSikkerhedshensyn ifm. sikker måling
Dette afsnit beskriver sikkerhedshensyn vedrørende målingen og
sensoren. Tal med en læge om vurdering af resultaterne og
behandlingen. Selvdiagnose og selvbehandling baseret på
resultater kan være farligt.

Måling af blodtryk
Sørg for, at slangen ikke er alt for bøjet, og at luften løberkorrekt igennem den. Hvis en bøjet luftslange bruges,
kan der forblive lufttryk i manchetten, hvilket kan forhindre
blodet i at løbe til armen.
Mål ikke blodtrykket på en arm, hvis patienten har følgende
problemer. Dette kan forårsage en ulykke eller forværring af
skaden.
1) Armen har en skade eller sygdom.
2) Armen modtager intravenøst drop eller blodtransfusion.
3) Anastomose til kunstig dialyse.
4) Patient er sengeliggende i lang tid (En situation, hvor der ermulighed for trombe).

Bekræft patientens tilstand, hvis der er problemer medmåling. Den formoder, at tilstanden forværres overmålingsgrænsen, eller at den bøjede luftslange har
forhindret luftgennemstrømningen.
For hyppig måling af blodtryk kan forårsage
legemsbeskadigelse som følge af forstyrrelse af
blodgennemstrømningen. Bekræft, at brug af udstyret ikke
medfører længerevarende forringelse af blodkredsløbet,når udstyret bruges gang på gang.
Måling af blodtryk er muligvis ikke nøjagtigt, hvis patienten
har vedvarende arytmi eller bevæger sig umådeholdent.
xiBær manchetten på samme niveau som hjertet. (Hvisniveauet er forskelligt, forekommer der en fejl imåleværdien.)
Optageenheden reagerer på artefakt og chok. Hvis der ernogen tvivl om m åleværdien, skal blodtrykket måles ved
auskultation eller palpation.
Der kan forekomme målingsfejl, hvis manchetten ikke
egner sig til patientens armomkreds.
Undlad at pumpe manchetten op, inden den er svøbt om
patientens arm. Det kan medføre skader, og at manchettensprænger.

BemærkMåling af blodtryk kan forårsage subkutan blødning. Denne subkutane
blødning er midlertidig og forsvinder med tiden.
Hvis patienten bruger en hjerte-lunge-maskine, kan blodtrykket ikkemåles, da hjerteslaget udebliver.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis der bæres tyk beklædning.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis beklædningen er rullet op og
klemmer armen.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis den perifere cirkulation er
utilstrækkelig, blodtrykket er alt for lavt, eller hvis patienten lider af
hypotermi (blodgennemstrømningen er utilstrækkelig).
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten har hyppig arytmi.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt med en uegnet manchetstørrelse.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis manchetten ikke bæres påsamme niveau som hjertet.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten bevæger sig eller
taler under målingen.
Der er ikke foretaget kliniske forsøg på nyfødte spædbørn og gravide
kvinder.
Søg råd fra en læge inden brug, hvis du har gennemgået en
mastektomi.
xii

Manchet
Bortskaf manchetter, der er blevet kontamineret af blod, for atforhindre infektiøse sygdomme i at sprede sig.
Undgå opbevaring af den foldede manchet eller snoede
luftslange på trange steder i længere perioder. Sådan
behandling kan forkorte komponenternes levetid.

Måling af pulsfrekvensen
Undlad at bruge den viste pulsfrekvens til at diagnosticere det
uregelmæssige hjerteslag.

BemærkOptageenheden måler pulsfrekvensen, når blodtrykket måles.

xiii

Pakliste
Optageenheden er et præcisionsinstrument, så det skal bruges
forsigtigt.
For store rystelser kan medføre svigt og funktionsfejl.

BemærkOptageenheden sendes i en særlig emballage, der er designet tilat beskytte den mod beskadigelse under transport. Når du åbner
denne æske, skal du sørge for, at du har alt det, der er anført påpaklisten. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte din lokale
forhandler eller den nærmeste A&D-forhandler. Vi anbefaler, at dugemmer den særlige emballage.
Der henvises til »10. Valgfrie varer (skal bestilles)« forvalgmuligheder.
Optageenhed til blodtryk ............................................................. 1
Tilbehør
Manchet til voksne

20 til 31 cm(7,8" til 12,2") til venstre arm
TM-CF302A ................... 2Betræk til manchet til voksne ..................................................... 2Bæreholder ..................................... AX-133025995 ........... 1Bælte .............................................. AX-00U44189 ............ 1
Klemme ................................................................................. 1
Aktivitetsoptagelsesark (10 ark) ...... AX-PP181-S ............... 1
USB-kabel ...................................... AX-KOUSB4C ............ 1
ABPM Data Manager CD ....................................................... 1

Denne instruktionsvejledning ................................................. 1
xiv

Optageenhed til blodtrykBæreholder

Manchet til voksne til venstre arm
KlemmeBælteUSB-kabelBetræk til manchet til voksne

Aktivitetsoptagelsesblad (10 blade)
ABPM Data Manager CD

xv

Denne instruktionsvejledning

Indhold
Overensstemmelse ..........................................................................................i
Overensstemmelse med europæisk direktiv ................................ iOverensstemmelse med de australske EMD-rammer .................. i
Advarselsdefinitioner .......................................................................................ii
Sikkerhedshensyn ifm. brug .......................................................................... iii
Sikkerhedshensyn ifm. sikker måling ............................................................xiMåling af blodtryk .......................................................................xi
Manchet ................................................................................... xiiiMåling af pulsfrekvensen .......................................................... xiii
Pakliste ..........................................................................................................xiv
1.
Introduktion ......................................................................................... 4
2.
Funktioner ........................................................................................... 4
3.
Forkortelser og symboler ................................................................... 6
4.
Specifikationer .................................................................................. 11
4.1.
4.2.
5.

Optageenhed ..................................................................11
Mål................................................................................. 14
Komponentnavne............................................................................. 15

5.1. Optageenhed ................................................................. 15
5.2. Visning med OLED (organisk lysemitterende diode) ...... 16
5.3. De vigtigste skiftehandlinger .......................................... 17
5.3.1. A-BPM-handlinger ................................................................. 17
5.3.2. Andre handlinger.................................................................... 206.
Måling af blodtryk Funktioner .......................................................... 226.1. Automatisk måling af blodtryk (A-BPM) .......................... 22
6.1.1. Ventetilstand for A-BPM ....................................................... 23
6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiode ........................................ 24
6.1.3. Standsning af måling ............................................................. 25
16.2. Målingsresultat............................................................... 26
6.2.1. Visning af målingsresultater .................................................. 26
6.2.2. Gemning af målingsresultater............................................... 26
6.2.3. Udlæsning af målingsresultater ............................................ 27
6.2.4. ID-numre................................................................................. 27
7.
Klargøring af optageenheden.......................................................... 28
7.1. Isætning af batterier (batteriskift).................................... 28
7.1.1. Sådan udskiftes batterier....................................................... 30
7.2. Klargøring af bæreholderen ........................................... 31
7.3. Eftersyn til brug .............................................................. 32
7.3.1. Tjeklister inden isætning af batterier..................................... 32
7.3.2. Tjeklister efter isætning af batterier....................................... 33
8.
Handlinger......................................................................................... 33
8.1. Rutediagram for handlinger ............................................ 33
8.2. Indledende indstillinger .................................................. 35
8.2.1. Fabriksindstillinger ................................................................. 35
8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling ............................................ 36
8.2.3. Indledende tryksætningsværdi ............................................. 37
8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer ............................. 37
8.3.1. A-BPM's elementer og parametre ........................................ 39
8.3.2. A-BPM-programeksempler ................................................... 41
8.4. Sletning af målingsdata .................................................. 43
8.5. Fastgørelse af produktet til patienten ............................. 45
8.5.1. Oplysninger til patienter ......................................................... 45
8.5.2. Manchetbetræk ...................................................................... 48
8.5.3. Fastgørelse af manchet, bæreholder og optageenhed ...... 49
8.6. Måling af blodtryk Handlinger ......................................... 52
8.6.1. A-BPM-handlinger ................................................................. 52
8.6.2. Manuel måling........................................................................ 54
8.6.3. Standsning og midlertidigt stop af målinger......................... 552

Tilslutning af optageenheden til en dertil indrettet perifer
enhed ............................................................................ 56
8.7.1. Tilslutning med USB-kabel .................................................... 56
Vedligeholdelse ................................................................................ 58

8.7.

9.

9.1. Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering ... 58
9.2. Rengøring af produktet .................................................. 59
9.3. Periodisk eftersyn .......................................................... 61
9.3.1. Eftersyn inden isætning af batterier ...................................... 61
9.3.2. Eftersyn efter isætning af batterier........................................ 62
9.4. Bortskaffelse .................................................................. 63
9.5. Fejlfinding ...................................................................... 64
9.6. Fejlkoder ........................................................................ 65
10.
Valgfrie varer (skal bestilles) ............................................................ 68
11.
Bilag................................................................................................... 70
11.1. Princippet for måling af blodtryk ..................................... 70
11.2. EMD-oplysninger ........................................................... 72

3

1. Introduktion

Tak for dit køb!

TM-2440 optageenhed til ambulatorisk blodtryk muliggør
nøjagtig måling af patientens blodtryk automatisk på
forudindstillede tidspunkter (f.eks. 24 timer kontinuerligt). Denne
vejledning forklarer indstillingerne, betjeningen, tilstande og
programmer til måling af blodtryk, foruden kommunikation med
den dertil indrettede perifere enhed, vedligeholdelse,
specifikationer og advarsel. Læs denne vejledning for korrekt
brug, og opbevar den på et tilgængeligt sted.

2. Funktioner

Opsummering

Optageenheden er en transportabel blodtryksovervåger, der kan
foretage ikke-invasiv blodtryksmåling og pulshastighed for patienten
under vejledning af en læge. Formålet med brugen er at måle og
lagre variation af blodtrykket i løbet af en dag i deres daglige liv.
Optageenheden er designet til at være transportabel og byder på
datastyringsfunktion og enkel betjening.

Mål for måling af blodtryk

Denne optageenhed er designet til voksne (over 12 år).

4

Brugsformål
Optageenheden muliggør automatisk måling af blodtryk og
manuel måling af blodtryk. Blodtryksmåletal kan bruges til atrådføre sig med læger og til styring af egenomsorg.
Automatisk måling af blodtryk (A-BPM)
A-BPM-funktionen kan specificere seks par arbitrære
starttidspunkter og intervaller for hver 24 timer og kan
automatisk måle og registrere blodtryk.
Manuel måling af blodtryk
Blodtryk kan måles manuelt når som helst, også når
A-BPM-funktionen er aktiveret.

Bevægelighed

Optageenhedens vægt er ca. 120 g (ekskl. batterier).
Den er på størrelse med en håndflade og udstyret med en
mikropumpe.
To alkaliske AA-batterier kan bruges. (LR6 eller AA-størrelse)
To genopladelige batterier (AA-størrelse, Ni-MH-batteri) kan bruges.

Funktionalitet

Indstillingerne for optageenheden og programmet for
blodtryksmåleprogram kan nemt konfigureres ved hjælp af ABPM
Data Manager, som installeres på computeren (dertil indrettet
perifer enhed).

Omfattende analytisk ydeevneMålingsintervallet kan indstilles for den automatiske måling af
blodtryk.
Blodtrykket kan måles omgående med manuel måling når som helst.
Analysen kan udføres effektivt ved hjælp af ABPM Data Manager
installeret på computeren (dertil indrettet perifer enhed).
5

Kortere måletid

Hastigheden for luftudslip er kontrolleret for at minimere måletiden.
Tryksætningsværdien er kontrolleret for at minimere måletiden.

Bekvemmelighed

Dertil indrettet perifer enhed kan modtage data vha. et USB-kabel.
Modtagede data kan nemt analyseres og udskrives.

3. Forkortelser og symboler
Symboler

Betyder

SYS

Systolisk blodtryk

DIA

Diastolisk blodtryk

PUL

Pulsfrekvens

PP
kPa
mmHg
/min

Puls tryk PP = SYS - DIA
Enhed for blodtryk
Enhed for pulsfrekvens/minutViser: A-BPM udføres.
Hukommelse fuld, slet data for at starte målingen.
vises skal
Batteriindikator. Når niveau 1
man udskifte batterierne for at bruge optageenheden.
A-BPM søvnmærke
Mærket vises under konfigurationen.
Exx

Fejlkoder. xx = 00 til 99

OLED

Organisk lysemitterende diode
Alarm-mærke
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød:
Udstyrstype BF.
Producent af CE-mærkning. Fremstillingsdato.
6

Symboler

Betyder

SMALL

Symbol for lille manchet
Armens omkreds 15 til 22 cm

5,9" til 8,7"

ADULT

Symbol for manchet til voksne
Armens omkreds 20 til 31 cm

7,8" til 12,2"

LARGE

Symbol for stor manchet
Armens omkreds 28 til 38 cm

11,0" til 15,0"

Symbol for ekstra stor manchet
EXTLARGE
Armens omkreds 36 til 50 cm 14,2" til 19,7"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

Symbol trykt på pakning.
Manchet til voksne er inkluderet i tilbehør.
Se brugermanualen eller hæftet.
Symbol for »Hold tør« og »Må ikke udsættes for regn«.

SN

Serienummer
Symbol trykt i batterirummet.
Retning (polaritet) til installation af batteri.

x2
1.5V LR6 Symbol trykt på pakning.
1.2V HR6 Tilbehør er eksklusive batterier.
not included
EMD

Elektromagnetiske forstyrrelser
Symbol for »Håndter med forsigtighed«.
Symbolet for direktiv om affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr.

7

Symboler

Betyder

BPM

Blodtryksmåling

A-BPM

Automatisk blodtryksmåling.

Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM symboler. #1
START, Operation
Not made with natural Forsigtighedsanvisning for patient. Er trykt
rubber latex.
på manchetten.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

Advarsler på batteridækslet.
Brug alkaline-batterier eller specificeredegenopladelige batterier, og sørg forkorrekt polaritet (+,-).
Sammenbland ikke batterier der er nye,brugte eller af forskellige mærker.
Fastgør manchettens luftslange grundigt
til hoveddelen.

#1 : Se »6.1. Automatisk blodtryksmåling (A-BPM) « og
»8.3. A-BPM forudindstillede programmer« for 24-timers
blodtrykoptager.

8

I.H.B.

Optageenheden registrerer et uregelmæssigt hjerteslag, derafviger ±25 % fra den gennemsnitlige pulsfrekvens som I.H.B.
(Uregelmæssigt hjerteslag).
De primære faktorer til, at I.H.B. vises, er fysiologiske faktorer
sammen med hjerte, sygdom og andre faktorer.
Eksempler omfatter kropsbevægelse, en stigning ikropstemperatur, aldring, fysiologiske egenskaber og
følelsesmæssige ændringer.
I.H.B. kan vise, når en meget let vibration såsom skælven ellerrysten forekommer.
Foretag analysen vha. en dertil indrettet perifer enhed for atvide, om I.H.B. er blevet registreret eller ej.
Se brugermanualen til ABPM Data Manager for flere
oplysninger.

Pulsfrekvensen er hurtigere 25 % end
gennemsnitsværdien eller mere.
Pulsfrekvensen er langsommere 25 % end
gennemsnitsværdien eller mere.

9

Ventetilstand

Ventetilstand for A-BPM er en tilstand, hvor blodtrykket ikkemåles i løbet af intervalperioden.
Starttidspunkt
TTTMåling af blodtryk

Starttidspunkt
T

SektionT

T

T
SektionDertil indrettet perifer enhed

Tidspunkt
T : Intervalperiode

Dertil indrettet perifer enhed betyder computeren hovedsageligt, at ABPM
Data Manager er installeret. ABPM Data Manager lagres på en ekstra CD.
Brug perifert udstyr, der opfylder kravene til medicinsk elektrisk udstyr(IEC60601-1), når du tilslutter optageenheden til perifert udstyr. Tilslut ikke
optageenheden til et andet apparat (eksempel: IEC60950) i området, derbruger medicinsk udstyr.
Brug et USB-kabel, der er kortere end 1,5 m.

10

4. Specifikationer
4.1. Optageenhed
ElementerMålemetode

Beskrivelser
Oscillometrisk målemetode

Trykregistreringsmetode Halvleder-tryksensor
Trykvisningsområde

0 til 299 mmHg

Målenøjagtighed

Tryk:
Pulsfrekvens:±3 mmHg±5 %Minimalvisningsinddeling

Tryk:
Pulsfrekvens:

1 mmHg1 slag/minutMåleområde

Systolisk tryk:
Diastolisk tryk:
Pulsfrekvens:

60 til 280 mmHg
30 til 160 mmHg
30 til 200 slag/minut

Fjernelse af tryk

Konstant udledning med kontrolleretlækageventil som sikkerhedsmekanisme

Udledning

Elektromagnetisk ventil

Tryksætningsmetode

Mikropumpe

Automatisk tryksætning 85 til 299 mmHg
Intervalperiode( af A-BPM )Intervaller ved hver sektion, som inddeler 24
timer i maks. seks dele.
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutterUr

24 timers urSkærmOLED, 96 x 39 pixel, hvide tegnMålingstælling

200 gange eller mere. Det svinger som følge af
måleforholdene.

HukommelseMåledata: 600 data maks.

11

Elementer

Strømforsyning

Beskrivelser
Med den samme type batterier:2 x 1,5 V batterier (LR6 eller AA-størrelse)
Alkalisk batteri eller nikkel-hydrogen-batteri(Ni-MH) 1.900 mAh eller mere
Backup-batteri til det indbyggede ur:
Genopladeligt lithium-møntcellebatteri
ML2016H

Normeret spændingJævnstrøm 2,4 V og jævnstrøm 3,0 VGrænseflade

USB: USB1.1-kompatibel.
Kabellængde: 1,5 m eller kortere.
Micro-USB-terminalen af typen B kan
oprette forbindelse til en dertil indrettet
perifer enhed (vha. standard
driver-software).

Driftsforhold

Temperatur: +10 til +40 °C
Luftfugtighed: 30 til 85 % relativ luftfugtighed(ingen kondensering)Transport- og
opbevaringsforhold

Temperatur: -20 til +60 °C
Luftfugtighed: 10 til 95 % relativ luftfugtighed(ingen kondensering)

Atmosfærisk tryk til bådedrifts- og
700 til 1.060 hPa
opbevaringsforhold
Beskyttelsestype modelektriske stød

Internt strømforsynet medicinsk udstyr

Beskyttelsestype modelektriske stød

Type BF: Optageenheden, manchetten og
slangen er designet til at yde særlig beskyttelse
mod elektriske stød.

CE-mærkning

EC-direktivets mærkat til medicinsk udstyr.
12

Elementer

Beskrivelser

C-Tick-mærkning

Certificeringsvaremærket registreret til ACA af
varemærkekontoret.

Mål

Ca. 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm

Masse

Ca. 120 g (ekskl. batterier)

Estimeret levetid

Optageenhed: 5 år. Selvgodkendelse medinterne data. Korrekt drift og vedligeholdelse
under de bedste forhold. Holdbarhed variererafhængigt af anvendelsesforholdene.

Indtrængningsbeskyttelse Udstyr: IP22
Standardtilstand

Kontinuerlig måling

Genstarttidspunkt efter
defibrilleringOmgående

EMD

IEC 60601-1-2: 2014Bemærk:# Specifikationer kan ændres til forbedring uden forudgående
varsel.
# Klinisk forsøg med dette udstyr er foretaget baseret på ISO
81060-2:2013.
# Optageenheden er ikke medicinsk udstyr tilpatientmonitorering. Vi anbefaler ikke denanvendelsesmetode, hvor patienten skal monitoreres i realtid,
som er på plads på intensivafdelinger.
ACA: Australian Communications Authority (den australske
kommunikationsmyndighed)13

4.2. Mål

66

24,5

95

Enhed: mm

14

5. Komponentnavne
5.1. Optageenhed

Manchet til voksne til venstre arm

Arterieplaceringsmærke

Luftslange
Luftprop
Lufttilslutning
EVENT -knap

OLED
START - og
STOP - knap

Batterirum og
2 LR6 (AA-størrelse) batterier
til måling

Batteridæksel

Micro-USB-port (nederst),
datakommunikationsterminal

15

5.2. Visning med OLED (organisk lysemitterende diode)BemærkFor at få en nøjagtig diagnose skal man være omhyggelig med ataflæse de data, der vises på optageenheden, nøjagtigt og tolke
dem korrekt.
Tilstanden for A-BPM er angivet på OLED'en.
Klokkeslæt.
Indstillings- og driftstilstand.
Målingsværdien for A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolisk blodtryk.
Diastolisk blodtryk.
Pulsfrekvens.

mmHg Enhed for blodtryksværdi.
/min
Enhed for pulsfrekvens.
Se »3. Forkortelser og symboler« for betydningen af
symbolerne på OLED'en.
Betydning

SymbolerMærket vises under konfiguration.
Viser: A-BPM udføres.
Hukommelsen er fuld
Slumremærke for A-BPM
Batteriindikator
16

5.3. De vigtigste skiftehandlinger
5.3.1. A-BPM-handlinger
Start eller midlertidigt stop af A-BPM.

Trin 1. Gem det forudindstillede program (med starttidspunkter og intervaller)
for A-BPM.
Trin 2. Tryk på EVENT -knappen og hold den inde for at skifte mellem
følgende tilstande.
»ON« ..... A-BPM startes, og mærket
vises.
Målinger af blodtryk foretages iht. det
forudindstillede A-BPM-program.
»OFF« .... A-BPM stoppes midlertidigt, og mærket
slukkes.
Manuel måling af blodtryk kan dog udføres ved at
trykke på START -knappen.

Udvidelse af A-BPM intervalperioden.

Trin 1. Sæt slumretilstanden til »ON« inden målingen.
Trin 2. Start A-BPM ved at trykke på EVENT -knappen og holde deninde.
-mærket vises.
Trin 3. Når der trykkes på EVENT -knappen under A-BPM, fordobles
intervalperioden.
Når der trykkes på EVENT -knappen igen, venderintervalperioden tilbage til grundværdien.

17

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses. A-BPM fortsætter dog. Den næste måling af
blodtryk udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Konfiguration af programmet til A-BPM.

Trin 1. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage
til visning af ventetilstanden.
vises, skal du trykke og holde
Trin 2. Hvis mærket
på EVENT -knappen for at afbryde A-BPM.
Trin 3. Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den inde,skal du holde EVENT -knappen inde, indtil Sleep vises på
OLED'en.
Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
Der henvises til »8.3.1. A-BPM's elementer og parametre«
EVENT -knap .....................Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap .........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.
(Manuel måling af blodtryk for A-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af A-BPM ventetilstand. Ventetilstand for A-BPM er
en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen under ventetilstanden for
A-BPM.
18

Indstilling af uret.
Konfiguration af monitorfunktionen for A-BPM.

Trin 1. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visning af ventetilstanden.
Trin 2.

Hvis mærket
vises, skal du trykke og holde på EVENT-knappen for at afbryde A-BPM.

Trin 3. Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den inde,skal du holde EVENT -knappen inde, indtil Display (efter
Sleep ) vises på OLED'en.
Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
Der henvises til »8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling«
EVENT -knap .....................Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.

195.3.2. Andre handlinger
For at vende tilbage fra ventetilstand og vise måleren.

Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke på
START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage
til visningen af ventetilstand.

Sletning af måledata
Trin 1.

Hvis indikationen på displayet er skjult, skal du trykke på
START/STOP eller EVENT -knappen for at vendetilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 2.

Hvis mærket
vises, skal du trykke og holde på
EVENT -knappen for at afbryde A-BPM.

Trin 3.

Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den
inde, skal du trykke på EVENT -knappen og holde deninde, indtil DataClear (efter Sleep og Display )vises på OLED'en.

Trin 4.

Vælg en handling.
Hvis du sletter data, skal du trykke på
START/STOP -knappen og holde den inde.
Trin 4. Sletning
Erasing blinker under DataClear på
DataClear
OLED'en og sletning af data påbegyndes. OLED Erasing
Fortsæt til trin 5 efter sletning.
Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke på
EVENT -knappen, og fortsætte til trin 5.

Trin 5.

Optageenheden vender tilbage til ventetilstand.

20

Start af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed vha.
USB-kablet.
Trin 1.

Trin 2.

Forbind micro-USB-kablet mellem optageenheden og den
dertil indrettede perifere enhed.

Brummeren lyder, og følgende symbol vises på OLED'en.
Datakommunikationen går i standbytilstand.

Standby-tilstandTrin 3.

Foretag analysen vha. den dertil indrettede perifere enhed.
Datakommunikationstilstanden gå kun i aktiv online tilstandunder USB-kommunikation.

21

6. Måling af blodtryk Funktioner
Optageenheden er udstyret med automatisk måling af blodtryk(A-BPM) og kan gemme målingstilstande og målingsresultater.

6.1. Automatisk måling af blodtryk (A-BPM)
Når A-BPM-funktionen ikke bruges, skal du afbryde
funktionen ved at trykke på EVENT -knappen og holde deninde, så mærket
slukkes. Ellers vil målingen starte ved
det næste starttidspunkt, og manchetten kan sprænge.
A-BPM-funktionen måler blodtrykket ved forudindstillede
intervaller vha. det indbyggede ur og gemmer målingsresultatet i
hukommelsen.
A-BPM kan startes og afbrydes ved at trykke på
EVENT -knappen og holde den inde.
Mærketvises på OLED'en, mens A-BPM bruges. Blodtryk måles
automatisk ved A-BPM starttidspunktet.
Den indledende tryksætningsværdi indstilles til 180 mmHg på
fabrikken.
Hvis den første tryksætning ikke er nok, udføres tryksætning
automatisk igen op til to gange.
Når du sletter data fra hukommelsen eller stopper A-BPM
midlertidigt, nulstilles tryksætningsværdien til den indledende
tryksætningsværdi.
Når en målingsfejl forekommer, og ventetiden til det næste
starttidspunkt er længere end 8 minutter, måles blodtrykket én22

gang efter 120 sekunder. Målingsresultatet gemmes i
hukommelsen.
Hvis du vil afbryde A-BPM, skal du trykke på EVENT -knappen
og holde den inde.

6.1.1. Ventetilstand for A-BPM
I A-BPM ventetilstand viser OLED det aktuelle klokkeslæt
-mærket som følger.
sammen med
I ventetilstanden skjules indikatorerne automatisk.
Tryk på en vilkårlig knap for at vise elementer.
Ventetilstand for A-BPM er en tilstand, hvor blodtryk ikkemåles i løbet af intervalperioden.

Aktuelt klokkeslæt

23

6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiodeSæt slumretilstanden til »ON« i det forudindstillede program.
Når der trykkes på EVENT -knappen under A-BPM, fordobles
intervalperioden.
Når der trykkes på EVENT -knappen igen under A-BPM,
vender intervalperioden tilbage til den originale længde.
Der henvises til »8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer«
for oplysninger om, hvordan slumretilstanden konfigureres.
T : IntervalperiodeMåling af blodtryk
T

T

2T

2T

EVENT -knap
Start A-BPM
Gem slumretilstandens parametre

24

2T

T

T

Tidsp
k

EVENT -knap

6.1.3. Standsning af måling
Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses. A-BPM fortsætter dog. Den næste måling af blodtryk
udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

BemærkNår målingen er stoppet, vises stopkoden E07 på OLED'enog gemmes i hukommelsen.

256.2. Målingsresultat
6.2.1. Visning af målingsresultater
Monitorfunktionen kan vælge »Display ON«- eller »Display
OFF«-kommandoen for A-BPM's målingsresultat.
»Display ON«-kommandoens indhold omfatter»Tryksætningsværdi under målingen«, »målingsresultat« og»Fejlkode til målingsresultatet«.
Når »Display OFF«-kommandoen vælges, vises uret.
Fabriksindstillingen er sat til »Display ON«.
Der henvises til »8.2.2 Ur og monitorfunktion til måling«.

6.2.2. Gemning af målingsresultater
Databehandling af målingsresultatet
Må ikke bruges i et kraftigt elektromagnetisk felt.
Hukommelseskapaciteten for målingsresultatet er 600 datasæt.
Når hukommelsen er fuld, vises mærket
, og optageenheden kan
ikke udføre måling, til der er slettet data fra hukommelsen.

BemærkSlet data fra hukommelsen, inden optageenheden gives til en ny
patient. Vi anbefaler, at der bruges separate hukommelsesdata
i optageenheden til hver person. Hvis optageenheden husker flere
personers data, kan det være vanskeligt at behandle dataene
korrekt.
26

6.2.3. Udlæsning af målingsresultaterMålingsdata, der er gemt i hukommelsen, kan udlæses til den
perifere enhed vha. USB-dataoverførsel.
Der henvises til »8.7. Tilslutning af optageenheden til en dertil
indrettet perifer enhed«.

BemærkNår batteriindikatoren viser, kan dataoverførsel ikke
bruges. Udskift batterierne for at bruge dataoverførsel.

6.2.4. ID-numre
Det fabriksindstillede ID-nummer er »0«.
Konfigurer ID-numre vha. den dertil indrettede perifere enhed.

BemærkID-numre kan ikke konfigureres med optageenheden og kræver
brug af en dertil indrettet perifer enhed.

27

7. Klargøring af optageenheden
7.1. Isætning af batterier (batteriskift)Isæt to nye batterier iht. den korrekte retning for »+« and »-« ibatterirummet, inden optageenheden fastgøres.
Udskift begge batterier på samme tid.
Tag batterierne ud af optageenheden, hvis den ikke skal
bruges i lang tid. Batterier kan lække og forårsage enfunktionsfejl.
Brug to alkaliske batterier: typen LR6 eller specifikke
genopladelige AA Ni-MH-batterier.
Når batteriet sættes i batterirummet, skal fjederterminalen først
skubbes ind vha. batteriets »-«-terminal. Isæt derefter»+«-terminalen.
Hvis batteriet isættes fra »+«-terminalen, kan batterietsbelægning blive beskadiget af fjederterminalen.
Undlad at blande og bruge forskellige slags batterier eller
brugte og nye batterier. Det kan forårsage lækage, varme ellerskader.

BemærkNår niveau 1
for batteriets niveau vises, skal batterierne
udskiftes med to nye batterier, inden optageenheden fastgøres.
Optageenheden kan ikke udføre måling af blodtryk eller
dataoverførsel, når niveau 1
vises.
Når batteriet og det indbyggede batteri er dødt, vises ingenting.
Isæt batterier iht. retningssymbolet ().

28

ProcedureIsæt batterier.

Trin 1. Åbn batteridækslet.
Trin 2. Tag de brugte batterier ud.
Trin 3. Der henvises til
retningssymbolet ()
inde i batterirummet. Isætto nye batterier i denkorrekte retning for »+« og»-«.

Trin 1. Åbn.

Skub fjederterminalen
med batteriets»-«-terminal.
Trin 4. Isæt batteriet ved atskubbe »+«-terminalen.
Trin 5. Isæt det andet batterivha. samme metode.
Trin 6. Luk batteridækslet.

Trin 2. Tag batterierne ud.
Trin 6. Luk.
Trin 3. Skub fjederterminalen.
Trin 4. Isæt.

Hold batterier og batteridækslet uden for spædbørns og børnsrækkevidde for at forhindre, at de sluges, eller andre ulykker.
Brug standard AA-batterier. Undlad brug af et udbulet
genopladeligt batteri eller et, der er svøbt i tape. Det kan gøre
det vanskeligt at åbne dækslet.
297.1.1. Sådan udskiftes batterierMålingsresultater og indstillingsparametre gemmes, når batterier
tages ud. Når det indbyggede batteri bliver afladet, nulstilles
dataene til 01/01/2017 00:00.
Kontroller og indstil det aktuelle klokkeslæt, når batterierne
udskiftes. Der henvises til »8.2.2. Ur og monitorfunktion tilmåling« for at indstille uret.

30

7.2. Klargøring af bæreholderenBemærkBrug bæreholderen til tilbehør, når bæreholderen fastgøres.
Vi anbefaler brug af bæltet for at fastgøre optageenheden til enpatient.
Brug tilbehørsbæreholderen, når optageenheden bruges.
For at fastgøre bæreholderen skal den placeres gennem
tilbehørsbæltet eller gennem et almindeligt bælte.

Bæreholder
Bælte

31

7.3. Eftersyn til brug
Efterse optageenheden for at opretholde ydeevne og
sikkerhed på effektiv vis inden brug.
Bekræft følgende tjekliste inden/efter isætning af batterier.
Hvis der konstateres et problem, skal brug af optageenheden
standses og meddelelsen »Funktionsfejl« eller »Må ikke
bruges« påsættes. Kontakt din lokale forhandler for reparation.

7.3.1. Tjeklister inden isætning af batterier
Nr.

Element

Beskrivelse
Ingen skader og deformation som følge af fald.

1

Yderside2

Batteri

Kontroller batterierne, der ikke skal aflades.
Udskift med to nye batterier, inden
patientbrug.

3

ManchetKontroller, at manchetten ikke er trævlet. Hvis
manchetten er trævlet, kan den forårsage
sprængning som følge af internt tryk.

4

Manchetforbindelse

5

Fastgørelser

Ingen skader og løse knapper.

Kontroller, at slangen ikke er knækket eller
foldet sammen.
Kontroller, at lufttilslutningen og -konnektoren
er forsvarligt forbundet.
Kontroller, at tilbehør ikke er beskadiget.
(Bæreholder, bælte osv.)

32

7.3.2. Tjeklister efter isætning af batterier
Nr.

Del

Beskrivelse
Kontroller, at der ikke er nogen ild, røg ellerubehagelige lugte.

1

Batteri2

Skærm

Kontroller, at der ikke er nogen underlig visning.

3

Drift

Kontroller, at optageenheden fungerer korrekt.

4Måling

Kontroller, at målingsfunktionen kan udføres korrekt.
Fastgørelsesmanchet, måling, skærm og resultat er
korrekt.

Kontroller, at der ikke er nogen underlige lyde.

8. Handlinger

8.1. Rutediagram for handlingerBemærkDe indledende indstillinger (for det indbyggede ur, monitorfunktion
og indledende tryksætningsværdi) og det forudindstillede programfor A-BPM behøver ikke udføres hver gang. Udfør indstillingerne,når optageenheden bruges for første gang, når indstillingerne ergået tabt, eller når indstillingerne bør ændres.
Disse indstillinger kan også udføres vha. en dertil indrettet perifer
enhed.
Se brugermanualen til ABPM Data Manager for flere oplysninger.

33Isætning af batterierne.
De indledende indstillinger til det indbyggede ur,målingsmonitorfunktionen og tryksætningsværdien.

A-BPM(I 24 timer)

Gem det forudindstillede A-BPM-program.
Fastgør optageenheden og manchetten.

Start A-BPM ved at trykke på EVENT -knappen og
holde den inde.
A-BPM
Afbryd A-BPM ved at trykke på EVENT -knappen og
holde den inde.
Forbind optageenheden til den dertil indrettede perifere
enhed.
Databehandling.
Rens og gem produktet.

Hele brugsproceduren348.2. Indledende indstillinger
8.2.1. Fabriksindstillinger
Fabriksindstillingerne (indledende indstillinger) er beskrevet nedenfor:

Almindelige elementer ifm. indstillingerne
Element

Fabriksindstilling

Monitorfunktion

ON (er indikeret)År, måned, dag, time, minut

Forsendelsesdato

A-BPM's elementer

Element

Fabriksindstilling

Slumretilstand

OFFIntervalperiode, når slumretilstanden er ON

30 minutter

Starttidspunkt for sektion 1

0 timeIntervalperiode for sektion 1

30 minutter

Starttidspunkt for sektion 20 time #1

Starttidspunkt for den automatiske måling

OFF

Driftstid for den automatiske måling

OFF

Fabriksindstillingernes indholdNår EVENT -knappen holdes inde, startes A-BPM. Blodtryk måles
hvert 30. minut, indtil A-BPM afbrydes ved at man trykker
på EVENT -knappen og holder den inde.

#1 : Indstillingerne mellem intervalperioden for sektion 2 og
intervalperioden for sektion 6 er udeladt, da starttiden for
sektion 1 og 2 er den samme værdi.

35

8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Metoden til at bruge knapper på optageenheden.
Metoden til at bruge en dertil indrettet perifer enhed, som er
forbundet til optageenheden vha. USB-kablet.

Driftsprocedure, der bruger knapper

Trin 1. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage
visning af ventetilstanden.
Trin 2. Hvis mærket
vises, skal du trykke og holdepå EVENT -knappen for at afbryde A-BPM.
-mærket slukkes.
Trin 3. Mens du holder START/STOP -knappen inde, skal du holde
EVENT -knappen inde, indtil Display (efter Sleep )vises på OLED'en.
Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
EVENT -knap ....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.
Brug derefter disse knapper i andre punkter.
Trin 5. Efter konfiguration af indstillinger skal du trykke på
START/STOP -knappen for at vende tilbage til ventetilstanden.

36

Element

OLED
Display
Monitorfunktion
xx
Clock
År
Year xxClockMånedMon. xx
Clock
Dag
Day
xx
Clock
Time
Hour xx
Clock
Minut
Min.
xx

Områdexx = OFF, ONxx =17 til 99.

Sidste to tal i året.

xx =1. til 12. måned

xx =1. til 31. dag

xx =0. til 23. timexx =0. til 59 minutter

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger og indledende indstillinger,når batterierne er helt afladede.

8.2.3. Indledende tryksætningsværdi
Den indledende tryksætningsværdi indstilles til 180 mmHg på
fabrikken.

8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Metoden til at bruge knapper på optageenheden.
Metoden til at bruge en dertil indrettet perifer enhed, som er
forbundet til optageenheden vha. USB-kablet.
A-BPM kan kun bruges, mens den automatiske måling kan udføres.

37

Driftsprocedure, der bruger knapper

Trin 1. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage
visning af ventetilstanden.
Trin 2. Hvis mærket
vises, skal du trykke og holdepå EVENT -knappen for at afbryde A-BPM.
-mærket slukkes.
Trin 3. Mens du holder START/STOP -knappen nede, skal duholde EVENT -knappen inde, indtil Sleep vises på OLED.
Trin 4. Specificer slumretilstanden vha. følgende kontakter.
Hvis slumretilstanden er »ON«, skal der fortsættes til trin 5.
EVENT -knap .....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ..........Beslutning, næste element.
Trin 5. Specificer starttidspunkt og interval for op til seks sektioner vha.
følgende knapper.
EVENT -knap .....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ..........Beslutning, næste element.
Trin 6. Specificer starttidspunkt og driftstid for den automatiske måling
vha. følgende knapper.
EVENT -knap .....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.
Trin 7. Efter indstilling vender optageenheden tilbage tilventetilstanden.
Undlad at tage batterierne ud under ændring af indstillingerne.
Hvis batterierne tages ud, skal indstillingerne indtastes igen.

38

8.3.1. A-BPM's elementer og parametre
Det forudindstillede program til A-BPM er som følger:
Element

OLED
Parameter
Sleep
Slumretilstand#1, #2xx xx = ON, OFFIntervalpe Cycle
riode
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 1
unkt
xx xx = 0. til 23. time
Sektion1
Intervalpe Cycle 1
riode
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 2
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion2
Intervalpe Cycle 2
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 3
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion3
Intervalpe Cycle 3
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 4
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion
4
Intervalpe Cycle 4
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 5
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion5
Intervalpe Cycle 5
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 6
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion
6
Intervalpe Cycle 6
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp START#3, #4
unkt
xx xx = OFF , 0 til 23. time
Operation
Driftstid#3, #4xx xx = OFF , 1 til 27. time
Automatisk måling

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger.
39

#1 : Når slumretilstand er indstillet til »ON«, kan slumretilstandens
starttidspunkt og driftstid for den automatiserede måling og
intervalperiode bruges. Intervalperioden for disse sektioner(1 til 6) kan ikke bruge.
#2 : Når slumretilstand er indstillet til »OFF«, vises intervalperiode
for slumretilstand ikke.
#3 : Eksempel på automatisk måling.
Starttidspunkt : Gemmer et tidspunkt. (0 til 23 timer)
Driftstid :Indstillet til »OFF«
Respons :A-BPM starter blodtryksmåling ved det
forudindstillede Starttidspunkt og fortsætter,
indtil A-BPM afbrydes.
Hvis EVENT -knappen holdes nede, indtil-mærket vises, starter A-BPM ved det
forudindstillede Starttidspunkt.
#4 : Eksempel på automatisk måling.
Starttidspunkt : Indstillet til »OFF«
Driftstid :Gemmer den tid, der skal fortsættes.
(1 til 27 timer)
Respons :A-BPM starter blodtryksmåling og stopper
efter Driftstid.
Hvis-mærket skjules ved at trykke og
holde på EVENT -knappen under Driftstid,
stopper A-BPM.
Hvis-mærket vises ved at trykke og holdepå EVENT -knappen igen, udføres A-BPM
i Driftstiden.

40

Elementets indhold

Slumretilstand:Intervalperiode for den automatiske måling kan specificeres.
Intervalperiode for sektion 1 til 6 kan ikke bruges. Der henvises til»6.1.2 Slumrefunktion og intervalperiode«.
Sektion:24 timer kan inddeles i maksimum 6 sektioner. Hver sektion kan
specificere Starttidspunkt og Interval. A-BPM kan kun bruges,
mens den automatiske måling kan udføres.
Automatisk måling :Hele A-BPM kan kontrolleres. Specificer Starttidspunkt og
Driftstid. Der henvises til »8.3.2. A-BPM-programeksempler«.

8.3.2. A-BPM-programeksempler
Eksempel Starttidspunkter og intervaller. Forenklet input.
24:00
22:00 00:00

Dobbelte sektioner
Starttidspunkt for sektion 1 =Intervalperiode for sektion 1 =Starttidspunkt for sektion 2 =Intervalperiode for sektion 2 =Starttidspunkt for sektion 3 =Sektion 2
7:00
15 18:00
06:00
07:00
22:00
Sektion 160
12:00
7:00 ... Det samme som sektion 1

Sektion 3 og følgende elementer vises ikke, da starttidspunktet for
sektion 3 er det samme som sektion 1.
Når starttidspunktet for sektion 2, 3, 4, 5 eller 6 er det samme som
sektion 1, vises disse starttidspunkter og intervaller ikke.

41

Eksempel 1 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF,
Driftstiden for den automatiske måling = OFF.
Efter A-BPM er startet, udføres måling af blodtryk iht. starttidspunktet
og intervallet for hver sektion, til A-BPM stoppes midlertidigt.
Måling af blodtryk

Ikke målt

Sektion 1
A-BPM starter.

Sektion 2

Tidspunkt

A-BPM er stoppet midlertidigt.

Eksempel 2 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = 7:00,
Driftstiden for den automatiske måling = OFF.
Efter A-BPM er startet, startes måling af blodtryk kl. 7:00. A-BPM
fortsættes iht. starttidspunktet og intervallet for hver sektion, til den
stoppes midlertidigt.
07:00Måling af blodtryk

Sektion 2

Sektion 1
A-BPM starter.

Ikke målt

A-BPM er stoppet midlertidigt.

42

TidspunktEksempel 3 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF,
Driftstiden for den automatiske måling = 26 timer.
Efter A-BPM er startet, udføres måling af blodtryk iht.
starttidspunktet og intervallet for hver sektion for 26 timer.
Ikke målt

Måling af blodtryk

Sektion 1

Sektion 2

A-BPM starter.

Tidspunkt

Efter 26 timer

8.4. Sletning af målingsdataFormål med brug og forklaring af funktionMålingsdata slettes, men indstillinger slettes ikke.
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Metoden til at bruge knapper på optageenheden.
Metoden til at bruge en dertil indrettet perifer enhed, som er
forbundet til optageenheden vha. USB-kablet.
Hvis målingsdata slettes, kan de ikke bruges igen.
Sikkerhedskopier data inden sletning.
Slet den sidste patients målingsdata, inden den næste
patient bruger optageenheden.
Sletning af data kan tage adskillige minutter.
Hav ingen drift for at slette data korrekt.
43

Fremgangsmåde ved brug af kontakter
Trin 1.

Hvis indikationen på displayet er skjult, skal du trykke på
knappen START/STOP eller EVENT -knappen for atvende tilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 2.

Hvis-mærket vises, skal man trykke og holde på
EVENT -knappen for at afbryde A-BPM. Det-mærket slåsfra.

Trin 3.

Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den
inde, tryk og hold på EVENT -knappen indtil DataClear(efter Sleep og Display ) vises på OLED'en.

Trin 4.

Vælg en handling.

Trin 5.

Hvis du sletter data, skal du trykke på
START/STOP-knappen og holde den inde.
Erasing blinker under DataClear på OLED'en og
sletning af data påbegyndes. Fortsæt til trin 5 efter sletning.
Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke på
EVENT-knappen, og fortsætte til trin 5.
Optageenheden vender tilbage til ventetilstand.

44

8.5. Fastgørelse af produktet til patienten
8.5.1. Oplysninger til patienter
Forklar følgende til patienten, så vedkommende kan bruge
optageenheden på sikker vis.

Sikkerhedshensyn under måling af blodtrykAfspænd armen, og sid stille, når oppumpning starter.
Hold den samme stilling under hele målingen.
Undgå vibration og støj under målingen.
Blodtrykket måles i ca. 1 minut efter tryksætning. Forhold dig
stille, til målingen afsluttes. Målingsprocessen mellem
oppumpning af manchetten til udledning af luften kræver op til
170 sekunder.
Optageenheden kan pumpes op igen for at måle blodtrykket igenefter afslutning på tryksætningen. Det kan eventuelt skyldes
kropsbevægelse osv.
Optageenheden kan starte måling af blodtrykket efter ca. 120
sekunder, når målingsdata er ugyldige, og den næste måling er
efter 8 minutter. Det kan eventuelt skyldes kropsbevægelse osv.
Optageenheden kan vanskeliggøre betjening af køretøjer og
maskiner. Undgå at betjene køretøjer og maskiner, når
optageenheden bæres.

45

Standsning og midlertidigt stop af målingen

Tryk på START/STOP -knappen for at standse måling af
blodtryk. En fejlkode gemmes i hukommelsen. Blodtrykket måles
igen efter 120 sekunder.
Ifm. A-BPM stoppes kun den aktuelle måling af blodtryk, ogmåling vil blive udført ved det næste starttidspunkt.
For at afbryde A-BPM skal du trykke på EVENT -knappen og
holde den inde, så-mærket slukkes.
Fjern manchetten, hvis den aktuelle måling af blodtryk ikke kan
standses med START/STOP -knappen.
Tryk på START/STOP -knappen for at standse måling af
blodtryk. En fejlkode gemmes i hukommelsen.
Under A-BPM stoppes kun den aktuelle måling af blodtryk,og måling vil blive udført ved det næste starttidspunkt.
Stands målingen, fjern manchetten, og spørg en læge tilråds, hvis der opleves smerter i armen, eller der opstår etuventet forhold.
Afbryd A-BPM ved at trykke på EVENT -knappen og holde
den inde, så-mærket slukkes.
Tryk på EVENT -knappen, og hold den inde for at genoptage
A-BPM automatiseret måling.
-mærket vises på OLED'en.
Registrering af data udføres kontinuerligt undtagen i den
perioden hvor optagelsen afbrydes.

46

Brug af manuel måling under A-BPM

Proceduren for en midlertidig måling, der ikke er inkluderet i det
forudindstillede program.

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage
til visningen af A-BPM ventetilstand.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen for omgående at måleblodtrykket under A-BPM.
Trin 3. Målingsresultater gemmes i hukommelsen.
Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling,
stoppes målingen midlertidigt.

Sikkerhedshensyn ifm. brug af optageenheden

Optageenheden er et præcisionsinstrument. Undlad at tabe ellerryste optageenheden.
Optageenheden og manchetten er ikke vandtætte
(vandafvisende). Forhindr produktet i at komme i kontakt med
regn, sved og vand.
Undlad at anbringe noget oven på produktet.
Hvis manchetten flytter sig som følge af overdreven bevægelseog motion, skal manchetten fastgøres igen.
Arranger luftslangen, så der ikke opstår knæk, og så den ikke
vikles omkring patientens hals om natten.

Udskiftning af batterier

Når mærket
vises, kan optageenheden ikke måleblodtryk eller kommunikere med den dertil indrettede perifere
enhed. Udskift omgående med to nye batterier.
47

8.5.2. Manchetbetræk
BemærkHold manchetten og manchetbetrækket rent.
Skift manchetbetræk til hver person.
Brug et passende manchetbetræk, ekstra manchetter.

48

8.5.3. Fastgørelse af manchet, bæreholder og optageenhed
Undlad at fastgøre manchetten, hvis patienten har
dermatitis, udvendige sår osv.
Fjern manchetten, og stop brug, hvis patienten udvikler
dermatitis eller andre symptomer.
Forhindr luftslangen i at vikle sig omkring patientens hals og
krop.
Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af spædbørn, daluftslangen udgør en kvælningsfare.
Isæt luftslangens konnektor forsvarligt, til den ikke kan
drejes længere. Hvis forbindelsen ikke er korrekt, kan det
medføre luftlækage og målingsfejl.

BemærkFastgør manchetten i den rigtige stilling, og svøb den omkring
armen for at måle blodtrykket korrekt.
Forhindr manchetten og luftslangen i at vibrere under måling.
Optageenheden måler små ændringer i lufttrykket inde imanchetten.
Manchettilbehøret er en manchet til voksne til venstre arm. Hvis
manchettens størrelse ikke passer, kan der købes ekstra
manchetter.
Armomkreds
Lille manchet
15 til 22 cm
05,9" til 08,7"
Manchet til voksne
20 til 31 cm
07,8" til 12,2"
Stor manchet
28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstrastor manchet
36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Hold manchetten ren.
Vi anbefaler, at patienten bruger bæreholderen og bæltet.
Manchetten er fremstillet uden brug af naturlig gummilatex.
49Påsætning af manchetten, optageenheden og holderen

Trin 1. Før manchettens ende gennem ringen, og lav et armbånd.
Trin 2. Find arteria brachialis i venstre arm vha. palpation.
Trin 3. Fastgør manchetten direkte mod huden, så det hvide mærke er
direkte over arteria brachialis, og manchettens nederste kantplaceres ca. 1 - 2 cm over albuens inderside.
Trin 4. Svøb manchetten, så ringen er inden for området, så den er
flad og ikke glider ned, men så der er plads til at indsætte tofingre.
Trin 5. Fastgør luftslangen med tape, så den løber over skulderen.
Trin 6. Før bæltet gennem bæreholderen.
Trin 7. Juster bæltet, så bæreholderen sidder på venstre side.
Trin 8. Forbind luftproppen til lufttilslutningen på optageenheden.
Trin 9. Sæt optageenheden i bæreholderen.
Trin 1. Ring

ManchetTrin 2. Arteria brachialis

AL
ERV
INT

Trin 3. Hvidt mærke tilplacering på arterieCa.
1 - 2 cm
ovenover

Trin 3. Hvidt mærke til placering på arterie
Trin 4. Sørg for, at der er plads tilat indsætte to fingre

50Trin 5. Luftslange
Luftslange

Trin 5. Tape
Trin 5. Klemme
Trin 5. Manchet

Trin 7. Bælte
Trin 7. Bæreholder
Trin 8. Luftprop
Trin 8. Lufttilslutning

Trin 9. IsætBæreholder

Trin 6. Bælte

51

8.6. Måling af blodtryk Handlinger
8.6.1. A-BPM-handlinger
Når A-BPM starter, måles blodtrykket iht. de forudindstillede
parametre.

BemærkIndstil det indbyggede ur og den indledende tryksætningsværdi
inden måling, da A-BPM bruger dem. Der henvises til »8.2.2. Urog monitorfunktion til måling« og »8.3. Forudindstillede
A-BPM-programmer«.
Når optageenheden fjernes, skal du afbryde A-BPM ved at trykke
på EVENT -knappen og holde den inde.
Hvis optageenheden fjernes under A-BPM, starter oppumpningaf manchetten ved næste starttidspunkt, kan manchettensprænge.
For at genoptage A-BPM skal du trykke på EVENT -knappen
og holde den inde.
Mærketvises, mens A-BPM er aktiveret.

Manuel måling af blodtryk kan udføres i løbet af ventetilstanden
for A-BPM.
Målingsresultatet af den manuelle måling af blodtryk kan
gemmes i hukommelsen.
Når A-BPM stoppes, vises fejlkoden E07 på OLED'en og
gemmes i hukommelsen.

Start af A-BPM

Trin 1. Tryk på EVENT -knappen, og hold den inde.
Trin 2.

-mærket vises på OLED'en. A-BPM startes.
52Sådan stoppes A-BPM midlertidigt

Trin 1. Tryk på EVENT -knappen, og hold den inde.
Trin 2. Mærket

er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses. A-BPM fortsætter dog. Den næste måling af
blodtryk udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM(Manuel måling af blodtryk af A-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af A-BPM ventetilstand. Ventetilstand for A-BPM er
en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen under ventetilstanden for
A-BPM.

Udvidelse af intervalperioden eller tilbagebringelse herafNår slumretilstanden er »ON«, og der trykkes på EVENT -knappen
i løbet af ventetilstanden for A-BPM, fordobles intervalperioden.

538.6.2. Manuel måling
Brug den manuelle måling af blodtryk til en foreløbig testmåling ogomgående måling af blodtryk.

BemærkManuel måling af blodtryk kan starte omgående i en ventetilstand.
Målingsresultatet gemmes i hukommelsen.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.
(Manuel måling af blodtryk for A-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af A-BPM ventetilstand. Ventetilstand for A-BPM er
en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen under ventetilstanden for
A-BPM.

54

8.6.3. Standsning og midlertidigt stop af målinger
A-BPM-funktionen kan stoppes midlertidigt efter behov. Og
igangværende A-BPM eller manuel måling af blodtryk kanomgående stoppes.

BemærkNår blodtryksmålingen er stoppet, vises stopkoden E07 på
OLED'en og gemmes i hukommelsen.

Sådan stoppes A-BPM midlertidigt

Trin 1. Tryk på EVENT -knappen, og hold den inde.
Trin 2. Mærket

er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning af igangværende måling af blodtrykNår der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses.
Under A-BPM er denne funktion imidlertid ikke midlertidigt
stoppet. Den næste måling af blodtryk udføres iht. indstillingerne
for A-BPM.

55

8.7. Tilslutning af optageenheden til en dertil indrettet perifer enhed8.7.1. Tilslutning med USB-kabel
Se brugermanualen til ABPM Data Manager vedrørende
kommunikationsindstillingerne.

Tilslutning af kablet
Tilslut et godkendt USB-kabel til mikro-USB-terminalen.
Isæt kablet i den rigtige retning. Ukorrekt forbindelse kanforårsage driftssvigt og funktionsfejl. Kontroller, at
terminalkablet er korrekt tilsluttet.
Blodtryk kan ikke måles under USB-kommunikation.
Fastgør den ikke til patienten, når optageenheden er tilsluttet
kablet. Kablet kan blive viklet rundt om kroppen eller nakken.
Forberedelse af dertil indrettet perifer enhed
Fjern optageenheden og manchetten fra patienten, før dutilslutter optageenheden (TM-2440) til den dertil
indrettede perifere enhed.

For at tilslutte optageenheden til den dertil indrettede perifere enhedved hjælp af USB-kablet
Trin 1.

Åbn mikro-USB-terminalen på optageenheden.
Tilslut USB-kablet.
Mikro USB-terminal
USB-kabel

56

Start af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed
Trin 1. Forbind micro-USB-kablet mellem optageenheden og den
dertil indrettede perifere enhed.

Trin 2. Brummeren lyder, og følgende symbol vises på OLED'en.
Datakommunikationstilstanden går i standby-tilstand.

Standby-tilstandTrin 3. Foretag analysen vha. den dertil indrettede perifere enhed.
Datakommunikationstilstanden gå kun i aktiv online tilstand underUSB-kommunikation.

Aktiver
onlinetilstandStandsning af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed
Trin 1. Fjern kablet i standby-tilstanden.

57

9. Vedligeholdelse

9.1. Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering
Medicinske instrumenter såsom denne optageenhed skalhåndteres, så de fungerer korrekt efter behov, og så patient- og
operatørsikkerhed opretholdes pålideligt. En tommelfingerregeler, at det er nødvendigt for patienten at inspicere instrumentet
med daglige tjek såsom »Eftersyn inden brug«.
Daglig håndtering såsom eftersyn inden brug er nødvendig for at
opretholde optageenhedens ydeevne, sikkerhed og effektivitet.
Vi anbefaler et periodisk eftersyn af optageenheden hvert år.

BemærkDen medicinske institution skal udføre vedligeholdelse for atsikre sikker brug af det medicinske instrument.

58

9.2. Rengøring af produktet
Rengør optageenheden før brug og efter brug.
Rengør optageenheden før den monteres på næste patient.
Sprøjt ikke vand på optageenheden og nedsænk den ikke
i vand for at rense den. Det kan forårsage funktionsfejl.
Rengør optageenheden efter aftørring af vand og antiseptisk
opløsning, så det ikke trænger ind i optageenheden.
Desinficer optageenheden med jævne mellemrum for atforebygge infektioner. Brug ikke sterilisator til optageenheden.
Brug ikke organiske opløsningsmidler (for eksempel fortynder)eller povidon-jod-opløsning til at rengøre optageenheden. Det
kan forårsage misfarvning, skader og funktionsfejl.
Brug ikke hårtørrer osv. til at tørre optageenheden. Det kanforårsage funktionsfejl og skader.
Kontrol efter
rengøringBekræft, at manchetblæren er korrekt indsat inde imanchetten. Hvis den ikke er korrekt indsat, oppustes
manchetblæren uden for manchetten under oppumpning,
hvilket kan forårsage skader eller eksplosion.

Rengøring af optageenheden

Tør snavs og støv af optageenhedens ydre ved hjælp af en blød
klud, der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt vredet.
Hvis der er stænk af blod eller medicin osv. på enheden, rengøres
det først ved hjælp af en blød klud, der er fugtet med antiseptisk
opløsning og grundigt vredet, hvorefter den våde enhed tørres af
med en blød klud, der er fugtet med vand eller varmt vand og
grundigt vredet.
Vi anbefaler de kemikalier (ingrediensnavn) i antiseptisk opløsning,
der angives på tabellen (Eksempel på antiseptisk opløsning(Ingrediens navn)).
59

Rengøring af manchetten

Når du renser og desinficerer manchettens beklædning og
manchettens stof, skal du fjerne manchetblæren, som er placeret
inden i manchetten. Rengør snavs og støv ved hjælp af en blød
klud, der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt vredet.
Se de antiseptiske opløsninger i tabellen (Eksempel påanvendelig antiseptisk opløsning (Ingrediens navn)) til brugved desinfektion.
Eksempel på anvendelig antiseptisk opløsning(Ingrediens navn)
Komponentnavn

Produktnavn

Benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid 10% opløsning

Isopropanol

70% i 1-propanol

Ethanol

Ethanol til desinfektion 76,9 til 81,4
volumenprocent

Læs de forskrifter, der er beskrevet på produktet, og følg dem.

Note
Manchet og luftslange er forbrugsmaterialer.
Hvis der ofte opstår målefejl, eller blodtrykket ikke kan måles, er
det nødvendigt at udskifte dem.
Se »10. Valgfrie elementer (skal bestilles)« i denne manual.

60

9.3. Periodisk eftersyn
Udfør det daglige periodiske eftersyn for at bruge optageenheden
korrekt.
Eftersynet er beskrevet nedenfor:

9.3.1. Eftersyn inden isætning af batterier
Elementer
Yderside
Drift
Skærm

Målingsmanchet

Redskaber til
brug
Forbindelse

Beskrivelse
Ingen skader eller deformation som følge af fald.
Intet snavs, rust eller ridser på nogen dele.
Ingen revner i eller raslen fra panelet.
Ingen skader til raslen af knapper.
Intet snavs og ingen ridser på skærmpanelet.
Udskift manchetten, hvis der konstateres et problem.
Manchetten er udskiftelig.
Hvis der er revner i eller klæbestof på forbindelsen
mellem manchetten og manchetblæren.
Hvis luftslangen mister sin smidighed og bliver hård.
Når luftslangens overflade bliver glat eller føles
fedtet.
Når der er revner i luftblæren.
Vi anbefaler udskiftning af manchetter hvert tredje
år, uanset hyppigheden af brug.
Luftslangen må ikke foldes. Hvis der forbliver luft imanchetten, kan det medføre perifer funktionsfejl som
følge af, at blodtilførsel til armen standses.
Manchetblæren er korrekt isat i manchetmaterialet.
Manchetten er ikke trævlet. Manchetten trævler ikke.
Ingen beskadigelse af bæreholder, bælte og manchet.
Luftproppen er korrekt forbundet til lufttilslutningen.
61

9.3.2. Eftersyn efter isætning af batterier
Element
YdersideDriftMålings-manchet
Eftersyn af
blodtryksværdien

Beskrivelse
Ingen brand, røg eller ubehagelige lugte.
Ingen underlige lyde.
Ingen problemer med at bruge knapperne.
Målingsværdier tæt på den sædvanlige værdi.
Ingen underlige lyde eller handlinger undermåling.
Kontakt din lokale forhandler, hvis
blodtryksværdierne er forkerte.

629.4. Bortskaffelse
Følg den lokale regerings love vedrørende bortskaffelse og genbrug
af produktet ifm. miljøbeskyttelse.

Bortskaffelse af manchetten

Manchetten, der bæres af patienten, er medicinsk affald.
Bortskaf på korrekt vis som medicinsk affald.

Bortskaffelse af det indbyggede genopladelige batteri
Optageenhedens backupbatteri indeni. Ved bortskaffelse af
optageenheden skal batteriet bortskaffes korrekt ioverensstemmelse med de lokale regler for miljøbeskyttelse.

Andet

Navn

Del
Etui
Emballage
Pude
Pose
Etui
Indvendige
dele
Ramme
Inde i opBackup-batteri
tageenhepå printpladedenBatteriMateriale
KartonLuftpude, særligt etui
Vinyl
ABS- + PC-resin
Generelle dele
Jern
Genopladeligt lithium-møntcellebatteri :ML2016H
Alkalisk batteri :1,5 V LR6 eller
AA-størrelse
AA-størrelse
Genopladeligt batteri :Ni-MH-batterier, mindst 1.900 mAh
63

9.5. Fejlfinding
Se følgende tjekliste og liste over fejlkoder, inden du kontakter din
lokale forhandler.
Kontakt din lokale forhandler, hvis disse metoder ikke udbedrer
problemet, eller hvis problemet opstår igen.
Problem
Hovedårsag
Løsning
Intet display efter at
der er trykket på en Batterierne er brugt op. Udskift med nye batterier.
af knapperne.
OLED kan gå ud på
Ingen OLED under
Fjern batterierne, og sæt
grund af elektrostatisk
A-BPM.
dem i igen.
effekt.
Backup-batteriet
Oplad det i 48 timer ved
Uret nulstilles ofte.
oplades ikke.
#1 hjælp af nye batterier.
Kontroller manchetten og
Manchet er ikke
luftslangen for foldning,
Ingen trykdannelse
korrekt tilsluttet.
knæk og korrekt tilslutning.
Ingen
Kommunikationskablet Kontroller, at kablet er
USB-kommunikation
fjernes.
korrekt tilsluttet.

#2

Batteridækslet kan
ikke åbnes

Ikke-standardbatterier Kontakt din lokale
blev brugt.
forhandler.

#1 : Brugere (uautoriseret vedligeholdelsespersonale) kan ikke
udskifte backup-batteriet (lithium-batteri), som sidder på
printpladen inde i optageenheden. Backup-batteriet oplades
fra batterierne (LR6 eller AA-størrelse) til målingen.
#2 : Dertil indrettet perifer enhed er påkrævet.

Undlad at skille optageenheden ad eller at modificere den. Den
kan blive beskadiget.
649.6. Fejlkoder
Fejlkoder ifm. måling
Kode

BetydningÅrsag og løsning

Fejl med nul tryk

Udled den luft, der er tilbage i manchetten.

Lavt batteri

Udskift med nye batterier.

Mislykket tryksætning

Oppumpning når ikke måltrykket.
Bekræft manchetforbindelsen.
Hvis der er problemer med
manchetforbindelsen, kan
optageenheden have svigtet og
behøve eftersyn.

Trykket overstiger
299 mmHg

Kropsbevægelse kan være forekommet
under tryksætning. Slap af, og forbliv stilleunder måling. Efterse optageenheden,hvis løsningen ikke er nok.

Gennemtving stopvha.
START/STOP-knappen.

Tryk kun på START/STOP -knappen
efter behov.

Blodtryk kan ikkemåles.

Hjerteslaget kan ikke registreres som
følge af kropsbevægelse eller støj frabeklædning.
Slap af, og undlad at bevæge dig.
Bekræft manchettens placering.
Hvis fejlen forekommer, selv i
afslappet tilstand, skal du kontakte dinforhandler for eftersyn og reparation af
optageenheden.

Overdrevenkropsbevægelse.

Slap af, og forbliv stille under målingen.

Uden for område,30 PUL 200

Prøv med en anden måling af blodtryk,
hvis disse fejl forekommer flere gange.
65

Kode

Betydning
Uden for område,30 DIA 160
Uden for område,60 SYS 280

Årsag og løsning#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolisk blodtryk
DIA : Diastolisk blodtryk
PP : Pulstryk

Uden for område,10 PP 150#1Måling er mere end
180 sekunder.

Hvis oppumpningshastigheden eller
udledningshastigheden er langsom, er eteftersyn nødvendigt.

Udledning er mereend 90 sekunder.

Udledningshastigheden kan værelangsom, et eftersyn er nødvendigt.

Hjerteslag kan ikke registreres pga.
kropsbevægelse osv. Mål blodtrykket,
når patienten er afslappet og ikkebevæger sig.
Hvis intervalperioden er sat til
Indstillingerne for
120 minutter, kan forskellen mellemintervalperioden er det sidste starttidspunkt og næste
forkerte.
starttidspunkt ikke inddeles perfekt i
to timer.
Vises på starttidspunktet for målingen.
Fejl med nul tryk for
Udled den luft, der er tilbage isikkerhedskredsløb.
manchetten helt.
Hjerteslag kan ikke
registreres.

66

Kode

BetydningÅrsag og løsning

Sikkerhedskredsløb
registrerer
overbelastningstryk.

Kropsbevægelse kan være blevet
registreret under tryksætning. Slap af,
og undlad bevægelse under måling.
Kontakt din forhandler for eftersyn,
hvis denne fejl forekommer, selv nårdu er afslappet og ikke bevæger dig.

Fejlkoder ifm. optageenhedens hardware
Kode

Betydning

Hukommelsesfejl

Årsag og løsning

Den kan optage i tilfælde af stærke
påvirkninger, som for eksempel hvis
man taber optageenheden.
Hvis denne kode ofte vises, kanårsagen være funktionsfejl i den
indbyggede hukommelse. Kontakt din
forhandler for at få et eftersyn.

BemærkFejlkoderne kan ændres uden varsel.

6710. Valgfrie varer (skal bestilles)

Manchetter

Navn
Beskrivelse
Bestillingskode
Lille manchet
Armomkreds
TM-CF202A
til venstre arm 15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Manchet til voksneArmomkreds
TM-CF302A
til venstre arm 20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Stor manchet
Armomkreds
TM-CF402A
til venstre arm 28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstrastor manchet
Armomkreds
TM-CF502A
til venstre arm 36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Manchet til voksneArmomkreds
TM-CF802A
til højre arm
20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Engangsmanchet
10 arkTM-CF306A
Betræk til lille manchet til venstre arm 10 ark
AX-133024667-SBetræk til manchet til
til venstre arm 10 ark
AX-133024500-S
voksneBetræk til stor manchet til venstre arm 10 ark
AX-133024663-SBetræk til ekstra stor
til venstre arm 10 ark
AX-133024503-S
manchetBetræk til manchet til
til højre arm
10 ark
AX-133024353-S
voksneMateriale til lille
til venstre arm 2 ark
AX-133025101-S
manchetMateriale til manchet til
til venstre arm 2 ark
AX-133024487-S
voksneMateriale til stor manchet til venstre arm 2 ark
AX-133025102-S
Materiale til ekstra stor
til venstre arm 2 ark
AX-133025103-S
manchetMateriale til manchet til
til højre arm
2 ark
AX-133025104-S
voksneLuftslangeadapter–
TM-CT200-110

68DataanalyseNavn

Beskrivelse

USB-kabel

Andet

–

Navn

Aktivitetsoptagelsesblad

Beskrivelse
10 arkBestillingskode
AX-KOUSB4C

Bestillingskode
AX-PP181-SBæreholder–

AX-133025995

Bælte

–

AX-00U44189

Klemmer

5 stk.

69

AX-110B-20-S

11. Bilag

11.1. Princippet for måling af blodtrykMålingsprocedure: Svøb manchetten omkring overarmen. Oppump
manchetten til et tryk, der overstiger det systoliske blodtryk. Udled
derefter luften fra manchetten gradvist. Når der registreres tryk imanchetten i fasen med luftudledning, forekommer bølgeformen i
synkronisering med hjerteslaget. Pulsbølgeformen stiger pludseligt
tæt på det systoliske blodtryk. Den stiger yderligere ved udledning, til
den når den højeste svingningshøjde, hvorefter den falder gradvist.
Ændringerne i pulsbølgeformen er illustreret på næste side. I den
oscillometriske måling af blodtryk specificeres det systoliske blodtryk
som det punkt, hvor svingningshøjden stiger pludseligt, efter pulsen imanchettrykket registreres, den gennemsnitlige blodtryksværdi
specificeres som det punkt, hvor svingningshøjden når det højeste,
det diastoliske blodtryk specificeres som det punkt, hvor
svingningshøjden falder gradvist og bliver lille. Faktisk registrerer
tryksensoren de hårfine ændringer i manchettrykket med tiden,
gemmer pulsbølgeformen i hukommelsen samt evaluerer det
systoliske og diastoliske blodtryk iht. den oscillometriskemålingsalgoritme. Detaljer i algoritmen svinger med
blodtryksmonitoren. Blodtryksværdier for voksne og spædbørnmåles vha. den oscillometriske metode og sammenlignes med dem,
der måles vha. den auskultatoriske metode. Diastolisk blodtryk
defineres som slutpunktet for fase 4 i den auskultatoriske metode.
Manchettrykkets pulsbølgeform afhænger af manchetmaterialets
karakteregenskaber. Ved at bruge den specificerede manchet ogmålingsalgoritmen opretholdes målingsnøjagtigheden derfor.
Luftslangens længde er inden for 3,5 m pga.
dæmpningsegenskaberne som følge af spredning af pulsbølgeform.

70

mmHg
200
150
100
50
0

Manchettryk (venstre arm)

Manchettryk (venstre arm)
200
150
100
50
0
Systolisk blodtryk
Gennemsnitligt blodtryk
Diastolisk blodtryk

Direkte metode (venstre arm)

Tidspunkt
Direkte metode (venstre arm)

Tidspunkt

Mikrofonmetode
OscillometriskmålemetodeFejlfaktorer ifm. måling af blodtryk

Pulsgrafen kan være en objektiv indikator på,
hvor pålidelig målingsnøjagtigheden er. Når der
forekommer støj som følge af uregelmæssigt
hjerteslag eller fysiske bevægelser, ændres
grafens svingningshøjde. Kontroller igen, eller
brug andre metoder, når pulsgrafen ikke er etjævnt omrids.

Manchettens placering i samme højde som hjertet

Pulsgraf

Svøb manchetten om armen på samme niveau som hjertet. Hvis
manchettens placering er forkert, forekommer der en målingsfejl.
Hvis manchetten for eksempel er 10 cm lavere end hjerteniveauet,
bliver blodtrykket målt 7 mmHg højere.
71

Korrekt manchetstørrelse

Brug en manchet med en passende størrelse. Hvis størrelsen er forlille eller for stor, opstår der en målingsfejl. Målinger med en manchet,der er for lille, har en tendens til at blive evalueret som højt blodtryk,uanset det korrekte blodtryk og normal arterie. Målinger med enmanchet, der er for stor, har en tendens til at blive evalueret som lavt
blodtryk, især hos dem, der lider af alvorlig ateriosklerose, eller som
har unormale arterieklapper. Den forkerte manchetstørrelse er enårsag til forskelle mellem den direkte metode og den oscillometriskemålemetode. Manchetten har en mærkat, der beskriverarmomkredsens område. Vælg og fastgør den korrektemanchetstørrelse til hver patient. Nøjagtigheden ved målingen af
blodtryk garanteres med tryksensorens tryknøjagtighed,udledningsegenskaberne og målingsalgoritmen, så længe deranvendes den korrekte manchet og luftslange. Efterse periodisk
tryksensorens tryknøjagtighed og udledningsegenskaberne.

11.2. EMD-oplysninger
De krav, der gælder for elektromedicinske instrumenter, er beskrevet
nedenfor:Ydeevne ifm. EMD-retningslinjerne

Brugen af optageenheden kræver særlige forholdsregler vedrørende
EMD (Elektromagnetiske forstyrrelser). Brug optageenheden ioverensstemmelse med advarsler vedrørende EMD, som beskrevet
i denne manual. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (f.eks.
telefoner) kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.

72

Tilbehør, der er i overensstemmelse med EMD-standarderne

Tilbehør og ekstraudstyr til denne optager er i overensstemmelse
med kravene i IEC60601-1-2: 2014. Hvis der ikke bruges
autoriseret tilbehør, kan det medføre øget emission og sænke
støjimmunitet.

Brug tilbehør, der er godkendt af firmaet A&D.
Uautoriseret tilbehør kan blive påvirket af elektromagnetisk
emission og have reduceret immunitet over for forstyrrelser.

GRÆNSER FOR EMISSIONERFænomenOverensstemmelse

Udstrålet RF-emission CISPR 11

73

Gruppe 1、Klasse B

IMMUNITET TEST-NIVEAUER : Kabinet portFænomen

Immunitet test-niveauer±8 kV kontakt
Elektrostatisk udladning
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
10 V/mFeltbårne RF EM-felter
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM ved 1 kHzNærhedsfelter fra trådløst
Se tabellen (Testspecifikationer for
RF-kommunikationsudstyr
KABINET PORT IMMUNITET for
IEC 61000-4-3 trådløst RF-kommunikationsudstyr)
Normeret strømfrekvens
30 A/mmagnetfelter
IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITET TEST-NIVEAUER : PATIENT KOBLING PortFænomen

Immunitet test-niveauer

Elektrostatisk udladning±8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

IMMUNITET TEST-NIVEAUER: Signal input / output portFænomen

Immunitet test-niveauer

Elektrostatisk udladning±8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Hurtige elektriske±1 kV
transienter/udbrud IEC 61000-4-4 100 kHz repetitionsfrekvens

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM-bånd og
Ledede forstyrrelser af RF-felter
amatør-radiobånd mellem
IEC 61000-4-8
0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz
74

Service

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

710
745
780

704 - 787

Pulsmodulation
18 Hz
FM
GMRS 460±5 kHzFRS 460
deviation
1 kHz sinus
LTE bånd
13,17

Pulsmodulation
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Pulsmodulation
870 800 - 960
iDEN 820
18 Hz
CDMA 850
930
LTE bånd 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
1.845
Pulsmodulation
DECT
1.700-1.990
217 HzLTE bånd
1.970
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11
Pulsmodulation
2.450 2.400-2.570
b/g/n
217 Hz
RFID 2450
LTE bånd 7
5.240
WLAN 802.11 Pulsmodulation
5.500 5.100-5.800
a/n
217 Hz5.785

Maksimumstrøm(W)
Afstand(m)
Immunitet
testniveau
(V/m)

Bånd
(MHz)

385

Modulation

Testfrekvens(MHz)

Testspecifikationer for KABINET PORT IMMUNITET for trådløst
RF-kommunikationsudstyr -

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

810

75

NOTAT

76

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123