Wrist Digital Blood Pressure Monitor
Model UB-1100BLE
Instruction Manual English
Original

Manuel d’instructions Français
Traduction

Manual de Instrucciones Español
Traducción
Manuale di Istruzioni
Traduzione

BedienungsanleitungÜbersetzung

使用手冊
翻譯

‫دليل اإلرشادات‬‫الترجمة‬1WMPD4003739D

Italiano
Deutsch中文‫العربية‬Contenido

Bienvenida ........................................................................................................................................................... 2
Cuestiones preliminares ...................................................................................................................................... 2
Precauciones ....................................................................................................................................................... 2
Identificación de partes ........................................................................................................................................ 5Contenido ............................................................................................................................................................ 5
Símbolos .............................................................................................................................................................. 6
Uso del monitor.................................................................................................................................................. 10
Mediciones......................................................................................................................................................... 17¿Qué es un indicador del arritmia(IHB)? ........................................................................................................... 21¿Qué es un arritmia(IHB)?................................................................................................................................. 21
Indicador de clasificación de la OMS ................................................................................................................. 21
Acerca de la presión arterial .............................................................................................................................. 22
Configuración mediante la aplicación ................................................................................................................ 24
Ajuste ................................................................................................................................................................. 25
Solución de problemas ...................................................................................................................................... 27
Mantenimiento ................................................................................................................................................... 28
Datos técnicos ................................................................................................................................................... 28

Español 1

Bienvenida¡Enhorabuena! Tiene en sus manos un monitor de presión arterial A&D de última tecnología.
Gracias a su precisión y facilidad de uso, este monitor facilitará en gran medida el control diario de su presión
arterial.
Le recomendamos que lea detenidamente este manual antes de utilizar por primera vez el dispositivo.
La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. A&D utiliza estas
marcas bajo licencia. Las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos
titulares.

Cuestiones preliminares
Este dispositivo cumple con la Directiva Europea 93/42 EEC para productos médicos. Esto se especifica mediantela marca de conformidad. (0123: número de referencia del organismo notificado)
A&D Company, Limited declara que el equipo de radiofrecuencia tipo UB-1100BLE cumple con la directiva
2014/53/UE. El texto completo de la declaración de la UE está disponible en la dirección de Internet siguiente:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
Este dispositivo ha sido diseñado para ser usado en adultos, no en neonatos ni niños.
Entorno de uso. El dispositivo está listo para ser utilizado en un entorno sanitario doméstico.
Este dispositivo ha sido diseñado medir la presión arterial y el pulso para diagnóstico.

Precauciones
Para la construcción de este dispositivo se utilizan componentes de precisión. Deben evitarse condiciones
extremas de temperatura, humedad, luz solar directa, golpes o polvo.
Limpie el dispositivo y el brazalete con un paño seco y suave, que puede estar impregnado en agua con un
detergente neutro. Nunca utilice alcohol, benceno, disolventes ni ningún otro agente químico agresivo para
limpiar el dispositivo ni el brazalete.
Español 2

Tanto el dispositivo como el brazalete no son resistentes al agua. Evite exponerlos a la lluvia, el agua o el sudor.
Pueden producirse distorsiones en la medición si el dispositivo se utiliza cerca de televisores, hornos microondas,
teléfonos móviles, rayos X u otros dispositivos generadores de campos eléctricos intensos.
Cuando reutilice el dispositivo, asegúrese de que esté limpio.
Los equipos, piezas y baterías usados no se deben tratar como desechos domésticos ordinarios, sino que se
deberán eliminar según la normativa aplicable.
No modifique el dispositivo, ya que se podrían producir accidentes o daños en él.
Para medir la presión arterial, la muñeca debe ser comprimida por el brazalete un tiempo suficiente como paradetener temporalmente el flujo de sangre de la arteria. Esto puede producir temporalmente dolor, adormecimientoo enrojecimiento en la muñeca. Esto se puede producir especialmente cuando la medición se realice de forma
repetida.
Cualquier dolor, adormecimiento o enrojecimiento desaparecerá con el tiempo.
Si siente un dolor intenso durante la medición, retire el brazalete.
La medición frecuente de presión arterial puede producir dolor debido a la interrupción del ritmo sanguíneo.
Evite tener el brazalete plegado durante largos periodos de tiempo, ya que esto puede acortar la vida útil de loscomponentes.
Cuando se utilice el adaptador de CA, asegúrese de que se pueda desenchufar de la red eléctrica cuando sea
necesario.
En algunos casos, la temperatura del brazalete puede llegar hasta los 44 °C bajo una temperatura ambiente de
40 °C. Si considera que el brazalete está demasiado caliente, quíteselo de inmediato.
No utilice este dispositivo simultáneamente con ningún otro equipo médico de alta frecuencia.
No se han realizado ensayos clínicos en neonatos ni mujeres embarazadas. No utilizar en neonatos ni mujeres
embarazadas.
Si se le ha realizado una masectomía, póngase en contacto con su médico antes de utilizar el dispositivo.
No permita que niños utilicen solos este dispositivo ni lo utilice en un lugar que esté a su alcance. En caso
contrario, podrían producirse accidentes o daños.
Contiene piezas pequeñas con las que los niños se podrían atragantar.
No toque simultáneamente las baterías y al paciente. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
Español 3

Dispositivos inalámbricos, como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus bases, dispositivos domésticosde red o walkie-talkies pueden interferir sobre el monitor de presión arterial. Por lo tanto, debe mantenerse una
distancia de 30 cm respecto a dichos dispositivos.
Desenchufe el adaptador de corriente CA cuando no lo esté utilizando para realizar una medición.
El uso de accesorios distintos de los especificados en este manual puede suponer un riesgo para la seguridad.
En caso de cortocircuito de la batería, podría sobrecalentarse y producir quemaduras.
Antes de utilizarlo, deje que el que el dispositivo se adapte al entorno (alrededor de una hora).
No comience el inflado sin que el brazalete esté colocado alrededor muñeca.
El rendimiento del monitor de presión arterial automático puede verse afectado en condiciones extremas detemperatura, humedad o altitud.

Contraindicaciones

A continuación se indica una serie de consejos para el uso correcto del dispositivo.
No coloque el brazalete en la muñeca si tiene en ella otro dispositivo médico. Es posible que el equipo no
funcione correctamente.
Para evitar problemas médicos, las personas con problemas circulatorios en la muñeca deberán consultar con un
médico antes de utilizar este dispositivo.
No realice usted mismo diagnósticos sobre los resultados de la medición ni comience a tratarse sin
asesoramiento médico. Consulte siempre con su médico cualquier cuestión relacionada con los resultados o lostratamientos.
No coloque el brazalete en la muñeca si tiene en ella alguna herida abierta.
No coloque el brazalete en la muñeca si está recibiendo algún goteo intravenoso o transfusión de sangre, ya que
podrían producirse lesiones.
No utilice este dispositivo en presencia de gases inflamables, como gases anestésicos, ya que podría explotar.
No utilice el dispositivo en entornos con altas concentraciones de oxígeno, como cámaras de oxígeno de altapresión o tiendas de oxígeno. Podría producirse fuego o explosiones.

Español 4

Identificación de partes
LED ROJO
Botón Start (Inicio)/Stop (detener)

OLED
Botón de restablecimiento

Brazalete

Conector USB

Contenido· 1 monitor de presión arterial· 1 manual de instrucciones· 1 cable de carga· 1 tarjeta de código QR
Español 5

Símbolos
Símbolos impresos en el dispositivo y el brazaleteSímbolosFunción/significado
Modo en espera y encendido del dispositivo.
Corriente directa
Tipo BF: el dispositivo y el brazalete han sido diseñados para proteger al usuario frente a descargas
eléctricas.
Etiqueta de dispositivos médicos conformes con la directiva de la CE
Representante de la UE

IP

FabricanteFecha de fabricación
Símbolo de protección internacional: la clasificación IP indica el grado de protección de los contenedores
según la normativa IEC 60529. Este dispositivo está protegido frente a objetos externos de al menos 12 mm
de diámetro, como un dedo. Este dispositivo no es sumergible.
Etiqueta WEEE

SN
BT

Número de serie
Dirección Bluetooth
Consulte el manual de instrucciones
Indica normalmente niveles elevados o potencialmente peligrosos de radiación no ionizante, así comoequipo o sistemas (por ejemplo dispositivos eléctricos médicos) que incluyen transmisores de RF o que
intencionalmente apliquen energía RF para el diagnóstico o el tratamiento.
Mantener alejado de líquido y humedad
Bus universal en serie (USB)
Español 6

Símbolos que se muestran en pantalla
Símbolos
SYS

Función/significado
Presión arterial sistólica en mmHg

DIA

Presión arterial diastólica en mmHg

PUL

Pulsaciones por minuto

Acción recomendada

El nivel de batería es bajo

Cargue el dispositivo

Modo de selección de usuario

Seleccione el usuario

La aplicación está conectada con el dispositivo
La aplicación se ha desconectado del dispositivo
Guía de posición correcta (CPG)
Indicador CPG:
Coloque el monitor de presión arterial al mismo
LOW (BAJO). El monitor de presión arterial
nivel que su corazón.
está más bajo que su corazón.
Indicador CPG:LEVEL (NIVELADO). El monitor de presión arterial
está al mismo nivel que su corazón.
Indicador CPG:
Coloque el monitor de presión arterial al mismo
HIGH (ALTO). El monitor de presión arterial está más nivel que su corazón.
alto que su corazón.
Se está llevando a cabo la medición. Permanezca
Se muestra mientras se está realizando la medición. quieto.
E PUL
/min

Se ha detectado correctamente el pulso.

Español 7

Coloque correctamente el brazalete y vuelva arealizar la medición.

Símbolos que se muestran en pantalla (continuación)
SímbolosErr 3

Función/significado
Presión arterial inestable debido a que se ha
producido un movimiento durante la medición. Los
valores sistólico y diastólico difieren en menos de
10 mmHg.
La presión no ha aumentado durante el inflado.
El brazalete no se ha colocado correctamente.

Err 9

Error interno del monitor de presión arterial.

Err 1

Acción recomendada
Realice otra medición.
No se mueva mientras se realiza.
Coloque correctamente el brazalete y vuelva arealizar la medición.
Pulse el botón de restablecimiento.
Una vez restablecido el dispositivo, el reloj
desaparecerá.
Si el error persiste, póngase en contacto con A&D
Medical.

Se están transfiriendo datos.
Modo avión
Se muestra cuando se detecta un movimiento delcuerpo o la muñeca.
Se muestra cuando el brazalete está flojo.

Pueden realizarse mediciones, pero el dispositivo
no transmitirá datos de forma inalámbrica.
La lectura puede dar un valor incorrecto.
Realice otra medición.
No se mueva mientras se realiza.
La lectura puede dar un valor incorrecto.
Coloque correctamente el brazalete y vuelva arealizar la medición.

Se está actualizando el firmware.
Se muestra cuando se detecta un ritmo cardíaco
irregular.
Se muestra si el brazo estaba en una posición
incorrecta cuando se realizó la medición, tanto si
estaba más alto como más bajo que su corazón.
Español 8

Realice otra medición y asegúrese de que su
muñeca esté a la misma altura que su corazón.

Símbolos que se muestran en pantalla (continuación)
SímbolosFunción/significado

Acción recomendada

Se muestra cuando el brazo está en la posición
correcta durante la medición.

Español 9

Uso del monitor

El monitor digital de tensión arterial UB-1100BLE permite cinco modos de medición.
1.

Medición en la aplicación:
El usuario puede realizar mediciones y ver sus tendencias en la aplicación A&D Connect.

2.

Medición en el modo sin conexión:
La medición también se puede llevar a cabo sin la aplicación A&D Connect.
Los datos se guardarán en el monitor y se transferirán a la aplicación la próxima vez que se conecte.

3.

Medición en el modo multiusuario (en la aplicación):
Es posible guardar en la aplicación hasta seis usuarios (cinco cuentas y un visitante). Cada usuario debe tener undispositivo móvil vinculado con el monitor.

4.

Medición en el modo de invitado (en la aplicación):
El usuario puede realizar mediciones como invitado sin registrar su cuenta en la aplicación A&D Connect. Los
datos se guardan en la memoria del dispositivo móvil, pero no en su cuenta.

5.

Medición en el modo visitante (sin conexión):
Seleccione “0 Visitor” (Visitante 0) para realizar solo una medición en el modo visitante del monitor. En el modo
visitante no se guardan datos.

Español 10

Carga del dispositivo

Uso del monitor

Es posible que la primera vez que se utilice el dispositivo, la batería esté parcialmente cargada, pero deberá cargarla
por completo después del primer uso.
1. Retire la cubierta del conector USB.

2. Conecte el cable de carga.

3. Durante la carga, se encenderá el indicador LED rojo.

4. Una vez que haya finalizado la carga, se apagará el indicador LED.

5. Una vez finalizada la carga, desconecte el cable.

Español 11

Uso del monitor
PRECAUCIÓN
 La vida útil de la batería varía en función de la temperatura ambiente y puede verse acortada a bajas
temperaturas.
 Utilice el cable decarga que se proporciona con el dispositivo.

 No es posible realizar ninguna medición de presión arterial mientras se está cargando.
 Cuando desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica, no lo agarre por el cable.
 Al desconectar el cable de carga del monitor de presión arterial, tire del conector.
 No conecte el dispositivo a ningún equipo diferente del especificado.
 No cambie la batería.
 Si no es posible recargar la batería, póngase en contacto con su distribuidor.
 La sobrecarga de la batería puede reducir su vida útil.
 El cambio de las baterías de litio por personal sin la formación adecuada podría producir situaciones
de peligro por ignición o explosión.

Español 12

Función inalámbricaEn el caso poco probable de que este monitor produzca interferencias de ondas de radio en otra estación
inalámbrica, deje de utilizarlo inmediatamente y cambie su ubicación.



Asegúrese de utilizarlo en una ubicación en la que la visibilidad entre los dispositivos que desea conectar sea
correcta. La distancia de conexión se puede verse reducida por estructuras arquitectónicas u otras
obstrucciones. En concreto, puede no ser posible establecer la conexión cuando se utilizan los dispositivos a
través de estructuras hormigón armado.

No utilice la conexión Bluetooth® dentro del alcance de una red LAN inalámbrica ni de otros dispositivos
inalámbricos, así como tampoco cerca de dispositivos que emitan ondas, como microondas, en ubicaciones enlas que pueda haber obstrucciones ni en lugares en los que la intensidad de la señal sea débil. De lo contrario, es
posible que la conexión se interrumpa con frecuencia, se ralentice o se produzcan errores.

El uso de este dispositivo cerca de otro dispositivo LAN inalámbrico IEEE802.11g/b/n puede producir
interferencias, lo que puede reducir las velocidades de comunicación o impedir la conexión.
En ese caso, apague el dispositivo que no se esté usando o utilice el monitor en otra ubicación.

Si el monitor no se conecta correctamente cuando se utiliza cerca de una estación inalámbrica o una estación
emisora, pruebe a utilizar el monitor en otra ubicación.



A&D Company Limited no se responsabiliza de ningún daño debido al mal funcionamiento, pérdida de datos, etc.
que se puedan derivar del uso de este producto.



No se garantiza la conexión de este producto a todos los dispositivos compatibles con Bluetooth®.

Español 13

Para conectar su dispositivo móvil, descargue e instale la aplicación A&D en su dispositivo móvil.
Anteriormente denominada «APP».

Para conocer las compatibilidades más recientes, visite

https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict_compatibility.html

Español 14

Uso del monitor

Configuración del dispositivo (vinculación)

1. Asegúrese de que el Bluetooth® de su dispositivo móvil esté ACTIVADO.
2. Inicie la aplicación A&D Medical Connect.
El icono de la izquierda
parpadeará en el monitor.
3. Acepte la solicitud de vinculación de la ventana emergente.

Vinculación de varios usuarios
El monitor se puede registrar para hasta cinco usuarios.
vincular un dispositivo móvil para cada usuario.

Siga las instrucciones indicadas anteriormente para

En cualquier momento es posible añadir nuevos usuarios. Cuando se haya alcanzado un máximo de 5 usuarios, seborrará del dispositivo el usuario que tenga un menor número de mediciones.
Nota: Si un nuevo usuario utiliza el mismo dispositivo móvil, no es necesario volver a vincularlo.
Nota: Sin vinculación, el valor predeterminado en el modo visitante es sin memoria.

PRECAUCIÓN
La distancia de comunicación entre el monitor y el dispositivo receptor es de 10 m (33 pies). Esta
distancia puede verse reducida por las condiciones del entorno, por lo que deberá comprobar que la
distancia es lo suficientemente corta como para que se lleve a cabo la conexión una vez finalizada la
medición.
Español 15

Colocación del brazalete

Uso del monitor

1. Envuelva el brazalete alrededor de su muñeca sobre 1 cm (0,4”) por encima de la mano, como se muestra en lailustración siguiente.
2. Ajuste firmemente el brazalete mediante la tira de velcro.
Nota: Para lograr una medición precisa, ajuste el brazalete y realice la medición sobre la muñeca desnuda.

Cómo realizar mediciones precisas

Para la medición precisa de la presión arterial :Siéntase en una silla en posición cómoda. Repose el brazo sobre la mesa. No cruce las piernas. Mantenga lospies en el suelo y la espalda derecha.
Relájese durante 5-10 minutos antes de realizar la medición.
Coloque el centro del brazalete a la misma altura que su corazón.
No se mueva ni hable mientras se realiza la medición.
No realice la medición inmediatamente después de practicar ejercicio físico o bañarse. Descanse durante 20 o
30 minutos antes de realizar la medición.
Intente medir su presión arterial a la misma hora cada día.
Español 16

Mediciones

Medición en la aplicación
1.

Asegúrese de que el Bluetooth® de su dispositivo móvil esté ACTIVADO.

2.

Abra la aplicación A&D Connect. La aplicación detectará
automáticamente la presencia del monitor.

3.

Pulse el botón Take Measurement (Realizar medición), seguidode Start (Inicio), en la pantalla de la aplicación.
Número de usuario

Nombre de usuario
Take measurement(Realizar medición)

Pantalla de la aplicación

Start(Inicio)

Pantalla del monitor

4.

El indicador CPG mostrará brevemente la correcta posición de la muñeca.

5.

El brazalete empieza a inflarse. Es normal que apriete. La aplicación muestra el valor de presión cuando empiezaa inflarse.

6.

Una vez finalizada la medición, el monitor mostrará resultados similares
al icono de la derecha.
(Se mostrarán los valores de presión sistólica y diastólica, y las pulsaciones.)

Nota:

Vuelva a pulsar el botón Start (Inicio) para apagar el monitor. El
monitor también tiene una función de apagado automático. Deje
pasar al menos un minuto antes de volver a realizar otra medición
en la misma persona.

Español 17

Pantalla del monitor

Iconos de notificaciónde resultados (consulte la página 8,
21 para obtener más información)

Pantalla de la aplicación

Mediciones
Medición en el modo sin conexión
1.

Pulse el botón Start (Inicio)/Stop (detener) del monitor.
Se muestra el logotipo de A&D durante 1 segundo y, a continuación, la pantalla deselección de usuarios.

2.

Vuelva a pulsar el botón Start (Inicio) /Stop (detener)para seleccionar un usuario o para cambiar de nombre deusuario en la pantalla User Select (Selección de usuario).
El nombre de usuario se puede cambiar en la sección deconfiguración de la aplicación.
Cuando no esté configurado este ajuste, se mostrará elnombre como nombre de usuario.

Número de usuario

Seleccione el usuario

3.

La medición comienza automáticamente tras 3 segundos.

4.

Parpadea brevemente el valor cero (0). Cuando comienza la medición, cambia la pantalla.

5.

El brazalete empieza a inflarse. Es normal que apriete. El monitor muestra el valor depresión cuando empieza a inflarse.

6.

Una vez finalizada la medición, el monitor mostrará resultados similares al icono de laderecha. (Se mostrarán los valores de presión sistólica y diastólica, y las pulsaciones.)

Nota: Vuelva a pulsar el botón Start (Inicio)/Stop (detener) para apagar el monitor. El monitor también
tiene una función de apagado automático. Deje pasar al menos un minuto antes de volver arealizar otra medición en la misma persona.

Español 18

Nombre de usuario

Mediciones
Carga de mediciones guardadas
El monitor puede guardar hasta 100 lecturas por usuario, que pueden transferirse a laaplicación la próxima vez que se conecte.
Para transferir datos, abra la aplicación A&D Connect y seleccione Upload
Measurement (Cargar medición) en la ventana emergente del panel.

Upload Measurement(Cargar medición)

Medición en el modo multiusuario

Pantalla de laaplicación

1. Es posible utilizar y guardar mediciones en la aplicación de hasta cinco usuarios. Cada usuario debe tener undispositivo móvil vinculado con el monitor. (Consulte la página 15 para obtener más información sobre lavinculación.)
2. Si está realizando la medición sin la aplicación, pulse el botón Start (Inicio)/Stop(detener) del monitor para cambiar los nombres de usuario. Seleccione elusuario que desee antes de cada lectura. Los datos se transferirán a laaplicación la próxima vez que se conecte.
Nota: Los nombres de usuario se mostrarán ordenados por frecuencia de uso.

Español 19

Mediciones
Medición en el modo visitante
1.
2.
3.
4.

Pulse el botón Start (Inicio)/Stop (detener) del monitor.
Vuelva a pulsar el botón Start (Inicio)/Stop (detener) para cambiar el nombre de usuario de «0 Visitor»(Visitante 0).
El indicador CPG mostrará brevemente la correcta posición de la muñeca. La medición comienza
automáticamente tras 3 segundos.
Una vez finalizada la medición, el monitor mostrará resultados similares al icono de la derecha.
(Se mostrarán los valores de presión sistólica y diastólica, y las pulsaciones.)
El modo visitante solo está disponible a través del monitor. En el modo visitante no
se guardan datos.

Notas para lograr una medición precisa

Siéntese en una posición cómoda. Ponga el brazo sobre la mesa con la palma de la mano abierta mirando hacia
arriba y el brazalete al mismo nivel que el corazón.
Relájese durante 5 o 10 minutos antes de realizar la medición. Si está alterado, deprimido o sometido a estrés, la
medición lo reflejará como un valor mayor (o menor) a la lectura de presión arterial normal y el valor depulsaciones será más rápido de lo normal.
La presión arterial de un individuo varía constantemente, en función de su actividad y su alimentación. Loslíquidos que haya ingerido pueden tener un impacto rápido sobre su presión arterial.
Este dispositivo basa sus mediciones según el ritmo cardíaco. En el caso de que su latido sea débil o irregular, es
posible que el dispositivo no pueda determinar su presión arterial.
En caso de que el dispositivo detecte un estado anómalo, detendrá la medición y mostrará un símbolo de error.
Consulte la página 7,8 para obtener una descripción de los símbolos.
Este monitor de presión arterial ha sido diseñado para ser utilizado únicamente en adultos. Consulte con su
médico antes de utilizarlo en niños. No permita que los niños utilicen este dispositivo sin supervisión de un adulto.
El rendimiento de este monitor de presión arterial automático puede verse afectado en condiciones extremas detemperatura, humedad o altitud.
Español 20¿Qué es un indicador del arritmia(IHB)?

Cuando el monitor detecta un ritmo anómalo durante la medición, se mostrará el indicador de arritmia en la pantalla
con los valores registrados.
Nota: Póngase en contacto con su médico si se muestra elsímbolo de arritmia con frecuencia.

¿Qué es un arritmia(IHB)?

El monitor de presión arterial UB-1100BLE proporciona una medición de la presión arterial y la frecuencia del pulso
incluso cuando se producen latidos cardíacos irregulares. Un latido cardíaco irregular se define como un latido quevaría del promedio de todos los latidos durante la medición de la presión arterial.

Indicador de clasificación de la OMS
Indicador según la aplicación:
Cada segmento del indicador se corresponde con laclasificación de presión arterial de la OMS que se describe en
la en la página siguiente.

Español 21

Acerca de la presión arterial¿Qué es la presión arterial?

La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. La presión sistólica se
produce cuando el corazón se contrae. La presión diastólica se produce cuando el corazón se expande. La presión
arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial de un individuo está representada mediantela presión fundamental, que se mide a primera hora de la mañana en reposo y en ayunas.

¿Qué es la hipertensión y cómo se controla?

La hipertensión (valor anormalmente alto de la presión arterial) no controlada puede producir problemas de salud
graves, como ictus y ataques al corazón. La hipertensión se puede controlar modificando la forma de vida,
evitando el estrés y mediante medicación bajo supervisión médica.
Para evitar la hipertensión o mantenerla controlada:
No fumeHaga ejercicio regularmente
Reduzca la ingesta de grasas y sal
Hágase controles médicos regularmente
Mantenga un peso adecuado¿Por qué medir la presión arterial en casa?

La presión arterial medida en la clínica o en un entorno hospitalario puede producir aprensión y elevar los valores
entre 25 y 30 mmHg más que si se realizara en casa. La medición en casa reduce los efectos de interferencias
externas sobre la lectura de la presión arterial, complementa las lecturas del médico y proporciona un historial depresión sanguínea más completa y precisa.

Español 22

Clasificación de presión arterial OMS

Presión arterial diastólica

Material de referencia: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece losmmHg
estándares de presión sanguínea, independientemente de la edad,
Hipertensión de grado 3 (grave)110
como se muestra en el cuadro siguiente.
105
Hipertensión de grado 2 (moderada)

100
95
90
85
80

Hipertensión de grado 1 (leve)
Alta-normal
NormalÓptima120

Variaciones de la presión arterial

130 140 150 160 170 180
Presión arterial sistólica
mmHg

Presión arterial

La presión arterial de un individuo varía cada día y en función de la temporada. Puede variar entre 30 y 50 mmHg alo largo del día en función de las condiciones. En individuos hipertensos, las variaciones son todavía más
pronunciadas. Normalmente, la presión arterial aumenta mientras se trabaja o se hace ejercicio y disminuye
mientras se duerme. Por ello, no le dé una relevancia excesiva a los resultados de una medición puntual.
Para conocer su presión arterial normal, realice lasFluctuación típica en un día
mediciones siempre a la misma hora del día utilizando los(medida cada 5 minutos)
procedimientos descritos en este manual. La toma regular
Sistólicade lecturas permite tener un historial de presión arterial más
amplio. Asegúrese de tomar nota de la fecha y la hora a laque registra su presión arterial. Consulte con su médico parainterpretar sus datos de presión arterial.
Diastólica
PM

Español 23

Sueño
AM

Hora

Configuración mediante la aplicación
AjusteNickname (Alias)
Start Time
(Tiempo de inicio)

Remove User
(Eliminar usuario)
Check Software
Update (Comprobar
actualizaciones desoftware)Unpair (Desvincular)
Reset (Restablecer)

C.P.G.
My Position(Mi posición)

Descripción
El usuario puede sobrescribir el nombre que el monitor muestra de forma
predeterminada, y asignarle uno personalizado (hasta 10 caracteres).
Permite al usuario elegir cuánto tiempo transcurre entre que se pulsa el botón Start (Inicio)/Stop (detener) y el momento en el que el monitor comienza a realizar la medición. Paravarios usuarios, puede ser útil un intervalo mayor. Para un único usuario, se recomienda
utilizar un intervalo más breve. El valor predeterminado para la configuración de unusuario es 1 segundo; para varios usuarios es 5 segundos.
Permite al usuario eliminarse a sí mismo como usuario del monitor de presión arterial.
Permite a los usuarios actualizar el monitor con el software Bluetooth® más reciente.
Permite al usuario desvincular su dispositivo móvil del monitor de presión arterial. Esto sepuede lograr a través de la configuración de Bluetooth® en el dispositivo móvil.
Esta función restablecerá la configuración de fábrica del monitor. Se eliminarán todos losdatos del monitor.
Esto no afectará a los datos guardados en su dispositivo móvil.
Permite al usuario activar o desactivar el indicador de corrección de posición de guía.
Permite al usuario establece la posición correcta del ángulo de la muñeca

Español 24

AjusteIndicador CPG

El indicador CPG (Correct Position Guidance, guía de posición correcta) informa sobre ladiferencia de altura (ángulo de la muñeca) del monitor de presión arterial y la altura delcorazón en la postura correcta (por ejemplo, sentado, altura de la mesa y la silla, etc.)
durante la medición. Puede utilizarse este indicador para lograr una medición más estable.
Indicador CPG
El monitor de presión arterial
está más bajo que su corazón.

El monitor de presión arterial está almismo nivel que su corazón.

Ángulo demasiado
bajoÁngulo correcto
Alturaincorrecta

Alturacorrecta

El monitor de presión arterial
está más alto que su corazón.
Ángulo demasiado
alto

Alturaincorrecta

HIGH(ALTO)LEVEL(NIVELADO)LOW(BAJO)

AjusteSe comprueba la posición del dispositivo tanto antes como después de la medición. La posición demedición correcta se indica en la aplicación A&D Connect mediante el “logotipo de marca de brazo”.

Mi posición
El CPG permite establecer la posición correcta del ángulo de la muñeca para cadausuario.
Pulse el icono de configuración de la pantalla Take Measurement (Realizar medición)del monitor de muñeca.
Seleccione My Position (Mi posición) y, a continuación Set my Position (Establecer
mi posición).
Español 25

Pantalla de laaplicación

AjustePulse Next (Siguiente) para establecer su posición CPG.
Coloque el monitor de muñeca al nivel del corazón y pulse Set (Establecer).
El monitor de presión arterial memoriza su mejor posición.
Se mostrará una marca en el cuadro Set my Position (Establecer mi posición)
una vez finalizado el procedimiento.

Pulse Next (Siguiente) paraestablecer su posición.

Configuración del monitor

Pantalla de laaplicación

El modo avión permite utilizar el dispositivo en un entorno en el que no se permite emitir ondas deradiofrecuencia. Puede realizarse la medición con el modo avión y transferir los datos a la aplicación la próxima
vez que se conecte.
1. Mantenga pulsado el botón Start (Inicio)/Stop (detener) para que se seleccione el modo
avión.
Toque el botón Start (Inicio)/Stop (detener)para cambiar de ON(activado) a OFF(desactivado).
2. Seleccione ON (activado) y espere 3 segundos para entrar en el modo avión.
En el modo avión, se ilumina el icono del avión de la izquierda.

Español 26

Solución de problemas
SíntomaPosible causa

No seenciende el
dispositivo.

Poca batería
Error interno del monitor
de presión arterial.
Está conectado el cablede carga de la batería.

El brazalete
no se infla.
El dispositivo
no realiza
mediciones.
Las lecturassondemasiado
altas odemasiado
bajas.
Otro

Poca batería

Solución
Cargue la batería.
Pulse el botón de restablecimiento.
Desconecte el cable de carga.
Cargue la batería.

Ha movido la muñeca o el
cuerpo durante la
No se mueva ni hable mientras se realiza la medición.
medición.
En el caso de que su latido sea débil o irregular, es posible que eldispositivo no pueda determinar su presión arterial.
El brazalete no está bien
colocado.

Siéntese y permanezca quieto.
Ponga el brazo sobre la mesa con la palma de la mano abierta mirando
hacia arriba y el brazalete al mismo nivel que el corazón.

El valor es diferente del En un entorno clínico u hospitalario, la aprensión puede elevar lamedido en un entorno lectura de los resultados. La medición en casa reduce los efectos declínico u hospitalario.
interferencias externas sobre la lectura de la presión arterial ycomplementa las lecturas del médico.
Nota: Si las acciones descritas anteriormente no resuelven el problema, póngase en contacto con su distribuidor. No
intente abrir ni reparar este producto, ya que cualquier intento de hacerlo invalidará su garantía.
Español 27

Mantenimiento

No abra el dispositivo. Este dispositivo hace uso de componentes eléctricos y de una compleja unidad de aireque podrían resultar dañados. Si no puede resolver el problema mediante las instrucciones de solución deproblemas, póngase en contacto con un distribuidor autorizado local o con el nuestro departamento de atención
al cliente. El servicio de atención al cliente de A&D proporcionará a los distribuidores autorizados la información
técnica, las piezas de repuesto y las unidades.
Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado para una larga duración de la vida útil. No obstante, para garantizar
su precisión y un funcionamiento adecuado, se recomienda realizar una inspección cada dos años. Para realizar
tareas de mantenimiento, póngase en contacto con A&D o con un distribuidor autorizado local.

Datos técnicos
Tipo
Método de medición
Rango de medición

Precisión de medición
Circunferencia de la muñeca
Suministro de corriente
Número de mediciones
Clasificación
Ensayo clínico
EMD

UB-1100BLE
Medición oscilométrica
Presión: 0 - 299 mmHg
Presión sistólica: 60 - 279 mmHg
Presión diastólica: 40 - 200 mmHg
Pulso: 40 - 180 pulsaciones/min
Presión: ±3 mmHg Pulso: ±5 %13,5 cm - 21,5 cm
3,7 V ion litio 325 mAhApróx. 100 veces (con un valor de presión de 170 mmHg, a temperatura ambiente de
23 °C)
Equipo ME alimentado de forma interna (baterías suministradas)
Clase II (suministrado con adaptador)
Modo de operación continua
Según ISO81060-2
IEC 60601-1-2: 2014

Español 28

Datos técnicos
Comunicación inalámbrica

Condiciones de funcionamiento
Condiciones paratransporte/almacenamiento
Dimensiones
Peso
Protección de entrada
Pieza aplicada
Vida útil
Elementos incluidos

Opcional

ZY (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth® Ver.4.1 baja energía
Tecnología BLP
Banda de frecuencia: de 2402 a 2480 MHz
Potencia de salida de RF máxima: 2,1 dBm
Modulación: GFSK
+10 a +40 °C / de 15 a 85 % de humedad relativa / de 800 a 1060 hPa-20 °C a +60 °C / 10 a 95 % de humedad relativa/700 a 1060 hPa
Apróx. 54 [ancho] x 76 [alto] x 21 [profundidad] mm
Apróx. 92 g
Dispositivo: IP20
Brazalete tipo BF
5 años (con un uso de seis veces al día)
UB -1100BLE - 1 unidad
Manual de instrucciones: 1 unidad
Cable de carga (KSUSB-2C): 1 unidad
Tarjeta de código QR: 1 unidad
Adaptador CA: AX-TB283

Español 29

NOTAS

Español 30

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599