Polski (tłumaczenie)

Holter do ambulatoryjnego
pomiaru ciśnienia krwi

Monitor do ambulatoryjnego
pomiaru ciśnienia tętniczego

1WMPD4003691B

2201

2017 A&D Company, Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej części tej publikacji nie można powielać, przesyłać,
przepisywać, tłumaczyć na dowolny język w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody spółki A&D Company, Limited.
Treść niniejszej instrukcji oraz dane techniczne urządzenia,
którego niniejsza instrukcja dotyczy, mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Symbol słowny Bluetooth® i loga są zastrzeżonymi znakami
towarowymi, należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc.,a firma A&D wykorzystuje je w ramach licencji.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe pozostają własnością
poszczególnych właścicieli.

Zgodność
Zgodność z dyrektywą europejską

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą dotyczącą wyrobów
medycznych 93/42/EWG.
Wskazuje na to znak CE oraz numer referencyjny wyznaczonego organu.
To urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy RoHS ws. ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym 2011/65/UE.
To urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy 2014/53/UE dotyczącej
urządzeń radiowych.
A&D Company, Limited oświadcza niniejszym, że to urządzenie spełnia
wymogi Dyrektywy 2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych.
Pełny tekst tej deklaracji UE jest dostępny pod niżej podanym adresem
internetowym: https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Zgodność z przepisami FCC

To urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Obsługa
podlega dwóm poniższym warunkom: (1) Urządzenie to nie możepowodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musizezwalać innym urządzeniom nadawczym na wykorzystywanie
danego pasma nawet wówczas, gdy może to być przyczyną
nieprawidłowego funkcjonowania. (FCC = Amerykańska Federalna
Komisja Łączności)UWAGA DOTYCZĄCA FCC

Wprowadzenie do urządzenia zmian lub modyfikacji niezatwierdzonych
w wyraźny sposób przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie
zgodności z przepisami może unieważnić pozwolenie na obsługę
urządzenia. Ten nadajnik nie może być umieszczany w pobliżu innychanten lub nadajników ani nie może być używany w połączeniu z nimi.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi
narażenia na promieniowanie ustalonymi dla niekontrolowanegośrodowiska i spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących
narażenia na fale o częstotliwości radiowej (RF). Niniejsze urządzenie
generuje bardzo niewielką ilość energii RF, która jest uważana zazgodną z wymaganiami dotyczącymi współczynnika absorpcji
swoistej (SAR) bez przeprowadzania testu.
TM-2441i

Zgodność z przepisami IC
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnienia z licencji
Industry Canada. Obsługa podlega dwóm poniższym warunkom: (1)to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) musi ono być
odporne na zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować
niepożądane działanie urządzenia.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami IC dotyczącymi
narażenia na promieniowanie ustalonymi dla niekontrolowanegośrodowiska i spełnia wymagania przepisów IC RSS-102 dotyczących
narażenia na fale o częstotliwości radiowej (RF). Niniejsze urządzenie
generuje bardzo niewielką ilość energii RF, która jest uważana zazgodną z wymaganiami dotyczącymi współczynnika absorpcji swoistej(SAR) bez przeprowadzania testu.

Zgodność z australijskimi przepisami EMD
Niniejsze urządzenie spełnia następujące wymagania:
Norma emisji EMD dla urządzeń przemysłowych, naukowych
i medycznych AS/ NZS 2064:1997, norma dotycząca ogólnej
odporności EMD AS/NZS 4252. 1:1994. Zgodność z powyższymi
przepisami wskazuje znak C-Tick.

Protokół Bluetooth®
Niniejsze urządzenie wyposażono w moduł komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth; może ono łączyć się z innymi wyrobami
medycznymi również obsługującymi protokół Bluetooth.
Aplikacje i urządzenia kompatybilne z protokołem Bluetooth 4.1.
Każde urządzenie wymaga aplikacji do odbioru danych.

ii

Definicje dotyczące ostrzeżeń
Aby zapobiec wypadkom w związku z nieprawidłową obsługą,w niniejszej instrukcji obsługi podano następujące znaki i oznaczenia
dotyczące ostrzeżeń.
Znaczenia poniższych znaków i oznaczeń wyjaśniono poniżej.

Definicje dotyczące ostrzeżeń

Nieuchronnie niebezpieczna sytuacja, która doprowadzi

Zagrożenie do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, jeśli

nie zostanie uniknięta.
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która możeOstrzeżenie prowadzić do śmierci lub poważnego uszczerbku
na zdrowiu, jeśli nie zostanie uniknięta.
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która możeprowadzić do pomniejszego lub średniego uszczerbku na
Uwaga
zdrowiu, jeśli nie zostanie uniknięta. Może być również
stosowany do ostrzegania o niebezpiecznej praktyce.

Znaczenie symboli

Symbolwskazuje „Uwaga”. Charakter wymaganego środka
ostrożności opisano wewnątrz lub obok symbolu za pomocą
tekstu albo obrazu. Przykłady obejmują ostrzeżenie przedporażeniem prądem.
Symboloznacza „Nie wolno”. Charakter zabronionego
działania opisano wewnątrz lub obok symbolu za pomocą
tekstu albo obrazu. Przykład to „Nie demontować”.
Symbolwskazuje działanie obowiązkowe. Charakter
działania obowiązkowego opisano wewnątrz lub obok symbolu
za pomocą tekstu albo obrazu. Przykład dotyczy działania
obowiązkowego natury ogólnej.

Inne
Ważne

Zapewnia informacje przydatne dla użytkownika
obsługującego urządzenie.

W niniejszej instrukcji obsługi opisano środki ostrożności dotyczące
poszczególnych czynności. Przed użyciem urządzenia należy
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
iii

Środki ostrożności dotyczące stosowania
Aby stosować TM-2441 (rejestrator do monitora do ambulatoryjnego
pomiaru ciśnienia tętniczego) w sposób bezpieczny i poprawny, przez
rozpoczęciem stosowania monitora należy uważnie przeczytaćniżej opisane środki ostrożności. Poniższa treść odzwierciedla
podsumowanie ogólnych zagadnień mających wpływ na
bezpieczeństwo pacjentów i operatorów oraz opis bezpiecznej
obsługi rejestratora. W niniejszej instrukcji obsługi opisano środki
ostrożności dotyczące poszczególnych czynności. Przed użyciemurządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
1. Środki ostrożności dotyczące zakładania i przechowywania
rejestratora.

Zagrożenie
Rejestrator należy przechowywać z dala od łatwopalnychśrodków znieczulających lub gazów łatwopalnych,
wysokociśnieniowych komór tlenowych oraz namiotów
tlenowych. Używanie rejestratora w takich miejscach możewywołać eksplozję.
Nie należy używać rejestratora razem z urządzeniami dorezonansu magnetycznego (MRI).

Uwaga

Aby zachować potencjał urządzenia, podczas stosowania
i przechowywania rejestratora, należy zwracać uwagę na następujące
warunki środowiskowe. Na parametry pracy rejestratora wpływać
może nadmierna temperatura, wilgotność i wysokość.
Unikaj miejsc, w których rejestrator może zalać woda.
Unikaj miejsc, w których panuje wysoka temperatura, wysoka
wilgotność, które są narażone na bezpośrednie działanie
słońca oraz krążące w powietrzu kurz, sól i siarkę.
Unikaj miejsc, w których rejestrator może być narażony na
przechylenia, drżenia lub uderzenia (również w trakcie transportu).
Unikaj miejsc, w których przechowywane są środki chemiczne
albo występuje gaz.
iv

UwagaWarunki obsługi:Temperatura: +10 °C do +40 °C,
Wilgotność:30% wilgotności względnej do 85% wilgotności
względnej (brak kondensacji).
Warunki transportu i przechowywania:
Temperatura: - 20 °C Do +60 °C,
Wilgotność:10% wilgotności względnej do 95% wilgotności
względnej (brak kondensacji).
2. Środki ostrożności, które należy stosować przed rozpoczęciem
korzystania z rejestratora.

Uwaga

Upewnij się, że rejestrator działa bezpiecznie i poprawnie.
Kiedy rejestrator jest używany w połączeniu z innymiurządzeniami, może to prowadzić do postawienia błędnej
diagnozy lub problemów bezpieczeństwa. Potwierdź, żeurządzenia mogą zostać bezpiecznie podłączone.
Sprawdzaj wzajemne zakłócenia z innymi wyrobami
medycznymi. Upewnij się, że rejestrator działa poprawnie.
Używaj akcesoriów, opcji oraz materiałów eksploatacyjnych
autoryzowanych przez firmę A&D.
Ostrożnie przeczytaj instrukcje obsługi dostarczane z
elementami opcjonalnymi. W niniejszej instrukcji obsługi nie
opisano żadnych przestróg i ostrzeżeń.
Aby bezpiecznie i poprawnie obsługiwać rejestrator, przedużyciem należy go sprawdzić.
Na co najmniej godzinę przed użyciem rejestratora należy
go włączyć i pozostawić w tym stanie w normalnych warunkachroboczych.
Do złącza USB podłączaj jedynie dedykowane urządzenia
peryferyjne. Nie podłączaj innych urządzeń.
Do gniazda przewodu powietrza nie należy podłączać żadnego
innego mankietu poza mankietem autoryzowanym przez A&D.
v

Przygotowanie rejestratoraUsuń dane zapisane w rejestratorze, zanim zostanie on użyty przeznastępnego pacjenta.
Wymień baterie, zanim rejestrator zostanie użyty przez następnego
pacjenta.
Urządzenie
Rejestratora używaj jedynie do stawiania diagnozy oraz na potrzeby
działań zapobiegawczych.
Upewnij się, że przewód powietrza i mankiet zostały założone
poprawnie. (Przykład: skręcenia i naprężenie przewodu powietrza,
umiejscowienie i skierowanie mankietu)
Instrukcje dla pacjenta zakładającego urządzenie
Poinstruuj pacjenta, jak przesunąć przełącznik AUTO w położenie
„OFF”, aby zatrzymać rejestrator w razie wystąpienia problemów,
gdy pacjent jest sam.
Poinstruuj pacjenta, jak szybko zdjąć rejestrator w przypadku
wystąpienia bólu lub jakichkolwiek problemów.
Zachowaj ostrożność podczas używania przy dzieciach
i niemowlętach, ponieważ istnieje zagrożenie przypadkowego
uduszenia przewodem powietrza.
3. Środki ostrożności dotyczące stosowania baterii podczas pomiaruciśnienia tętniczego.

Uwaga

Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów „+” i „-”,
widocznymi wewnątrz pokrywy komory baterii. (Uwaga na
polaryzację)Jednocześnie wymieniaj zużyte baterie na nowe.
Jeżeli rejestrator nie będzie używany przez długi czas, wyjmij
z niego baterie. Z baterii może występować wyciek i może ona
powodować awarię.
Używaj dwóch baterii alkalicznych (rozmiar AA) albo określonych
baterii (rozmiar AA, Ni-MH).
Naciśnij i przytrzymaj baterią zacisk sprężynowy przy biegunie „-”.
Wsuń baterię i zainstaluj biegun „+” baterii przy oznaczeniu bieguna„+” w komorze baterii. W wypadku rozpoczęcia instalacji baterii odbieguna „+” pokrywa komory baterii może ulec uszkodzeniu.
viUwagaNie dotykaj jednocześnie baterii i pacjenta. Może to doprowadzić
do porażenia prądem.
Nie mieszaj starych baterii z nowymi. Nie używaj baterii różnego
typu i różnych producentów. Nieprzestrzeganie zalecenia możedoprowadzić do wycieku, nagrzania i wybuchu. Może wystąpić
awaria rejestratora.
4. Środki ostrożności podczas obsługi.

Zagrożenie

Nie używaj rejestratora w trakcie jazdy samochodami lub
innymi pojazdami.
Przykład: w trakcie jazdy rejestrator może na przykład
ograniczać ruchy ciała lub rąk itp.

Ostrzeżenie

Ten wyrób medyczny obsługiwać może jedynie lekarz lub osoba
prawnie do tego upoważniona. Wyjaśnij pacjentowi sposób
prawidłowej obsługi i dopilnuj, aby potrafił przerwać pomiar
w wypadku zaistnienia problemu.
Nie używaj telefonu komórkowego w odległości mniejszej niż
30 cm od rejestratora.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Uwaga

Przestań używać rejestratora i przełącz przełącznik AUTO
do pozycji „OFF”, jeżeli pacjent czuje ból ręki lub pomiar jest
nieprawidłowy.
Nie wolno używać rejestratora w obecności silnego pola
magnetycznego lub elektrycznego.
Rejestratora nie może zakładać pacjent korzystający ze
sztucznego płuco-serca.
viiWażneWytyczne dla pacjenta
W niższej temperaturze spada moc baterii i liczba pomiarów zostajezmniejszona.
5. Środki ostrożności po użyciu rejestratora.

Uwaga
Przetwarzanie danych pomiarowychPamiętaj, aby przetwarzać dane pomiarowe natychmiast za
pomocą dedykowanego urządzenia peryferyjnego.
Rejestrator
Po wyczyszczeniu akcesoriów odpowiednio je ułóżi przechowaj.
Wyczyść rejestrator do następnego pomiaru.
Przesuń przełącznik AUTO do pozycji „OFF”. Jeśli
przełącznik AUTO zostanie pozostawiony w pozycji „ON“,zwiększanie ciśnienia w celu automatycznego pomiaru
rozpocznie się w czasie rozpoczęcia następnego pomiaru
i mankiet lub inne części mogą zostać uszkodzone z powodu
napompowania.
Jeżeli rejestrator nie będzie używany przez długi czas, wyjmij
z niego baterie. Możliwy wyciek z baterii może zniszczyć
rejestrator.
Unikaj sytuacji, w której dziecko samodzielnie korzysta z
rejestratora. Nie umieszczaj rejestratora w miejscu, do którego
dostęp ma niemowlę. Może to spowodować wypadek lub
uszkodzenie.
Podłączając i odłączając kabel, przytrzymuj obudowę złącza.
Nie wyciągaj kabla.
viiiWażneŚrodki ostrożności po użyciu rejestratora (TM-2441)
Pamiętaj, aby natychmiast po zakończonymi pomiarze przetwarzać
dane pomiarowe za pomocą dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.
Bateria zapasowa litowa nadająca się do powtórnego ładowania
Rejestrator jest dostarczany z baterią zapasową litową. Ta bateria
zasila wbudowany zegar podczas wymiany baterii AA
wykorzystywanych do pomiaru ciśnienia tętniczego.
Bateria litowa zasilana jest za pomocą baterii AA.
Jak wydłużyć żywotność baterii zapasowej
W przypadku pierwszego użycia po zakupie lub po okresie
miesięcznego lub dłuższego przechowywania, należy wymienić
baterie i naładować baterię zapasową. Wystarczy jeżeli bateria
zapasowa będzie ładowana przez 48 godzin lub dłużej.
(Bateria zapasowa zawsze zasilana jest za pomocą baterii AA.)
Wymień baterie AA na dwie nowe, jeżeli na wskaźniku poziomu
naładowania baterii wyświetli się.
Jeżeli na wskaźniku poziomu naładowania baterii wyświetlany jest
komunikat, nie można wykonać pomiaru ciśnienia tętniczegoi nie można wykonać przesyłu danych. Wymień baterie AA na dwie
nowe.
Jeżeli rejestrator nie był używany przez miesiąc lub dłużej, wyjmij
baterie, aby bateria nie zaczęła przeciekać.

ix

6. Środki naprawcze podejmowane w przypadku błędu urządzenia

Ostrzeżenie
Przerwij obsługę i wyjmij baterie AA. Jeżeli nastąpiło zwarcie
przy biegunach baterii, bateria może być gorąca.
W razie wystąpienia nieprawidłowości, rejestrator możenagrzewać się podczas pomiaru — należy go obsługiwać
z zachowaniem ostrożności.
Na rejestratorze należy umieścić etykietę „Awaria” lub„Nie używać”. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zatrzymaj rejestrator natychmiast, gdy czas pomiaru przekracza
180 sekund, a ciśnienie powietrza wzrośnie powyżej 299 mmHg.
7. Środki ostrożności dotyczące konserwacji

Ostrzeżenie
Sprawdź, czy rejestrator działa poprawnie i bezpiecznie, jeśli nie
był używany przez dłuższy czas.
Aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo pomiaru, przedużyciem przeprowadź kontrolę i konserwację. Użytkownik(szpital, klinika itd.) jest odpowiedzialny za zarządzaniesprzętem medycznym. Jeżeli kontrola i konserwacja nie
zostaną przeprowadzone prawidłowo, wystąpić może wypadek.

Uwaga
Do czyszczenia rejestratora używaj suchej, niestrzępiącej się
szmatki.
Nie stosuj środków wziewnych, takich jak rozcieńczalnik
i benzyna.
Nie używaj mokrej szmatki.
Nie demontuj ani nie modyfikuj rejestratora (elektronicznegourządzenia medycznego). Może to prowadzić do uszkodzenia.
x8. Środki ostrożności i działania naprawcze związane z awarią
wywołaną silnym polem elektromagnetycznym

Uwaga
Rejestrator spełnia wymagania normy EMD IEC60601-1-2: 2014.
Niemniej aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym zestrony innych urządzeń, nie należy używać telefonów
komórkowych w pobliżu rejestratora.
Gdy rejestrator znajduje się w pobliżu silnego pola
elektromagnetycznego, szum może wpłynąć fale, co możeprowadzić do awarii. Jeżeli podczas obsługi wystąpi
nieoczekiwana awaria, należy sprawdzić zakłócenie
elektromagnetyczne i podjąć właściwe działania.
Nie korzystać z połączenia Bluetooth w zasięgu
bezprzewodowej sieci LAN lub innych urządzeń
bezprzewodowych, w pobliżu urządzeń emitujących faleradiowe, takich jak kuchenki mikrofalowe, w miejscach,w których występuje dużo przeszkód oraz w innych miejscach,w których występuje słaby sygnał. Może to bowiem prowadzić
do częstej utraty połączenia, bardzo wolnej prędkości
komunikacji oraz występowania błędów.

UwagaPoniżej opisano najczęstsze przyczyny awarii oraz działania
naprawcze.
Używanie telefonów komórkowych
Fale radiowe mogą prowadzić do niespodziewanych awarii.
Na działanie rejestratora mogą mieć także wpływ urządzenia
komunikacji bezprzewodowej, urządzenia działające w sieci
domowej, takie jak telefony komórkowe i podobne urządzeniasłużące do komunikacji. Dlatego muszą znajdować się w
odległości co najmniej 30 cm od rejestratora.
xi

UwagaSytuacja kiedy w środowisku użytkowania występuje
elektryczność statyczna (wyładowania ze strony innychurządzeń lub pochodzące z pobliskiej okolicy)
Przed użyciem rejestratora upewnij się, że operator i pacjent
nie są naelektryzowani.
Nawilż pomieszczenie.
Używanie w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN
IEEE802.11g/b/n może prowadzić do wystąpienia wzajemnych
zakłóceń, co może skutkować zmniejszeniem prędkości
komunikacji lub zapobiec połączeniu. W takim wypadku
należy odciąć zasilanie od nieużywanego urządzenia alboużyć rejestratora w innym miejscu.

9. Ochrona środowiska

Uwaga
Przed zutylizowaniem rejestratora należy wyjąć z niego baterię
litową.

xii

Środki ostrożności związane
z bezpiecznym pomiarem
W niniejszej części opisano środki ostrożności dotyczące pomiaru orazczujnika. Przekaż pacjentowi poniższe informacje i wyjaśnij mu je.
Poprowadź pacjenta w prawidłowym użytkowaniu urządzenia.

Pomiar ciśnienia tętniczego

Ostrzeżenie

Upewnij się, że przewód nie został nadmiernie wygięty oraz że
przepływ powietrza jest swobodny. Użycie zagiętego przewodu
powietrza może uniemożliwić zmniejszenie ciśnienie mankietowe,co z kolei może zatrzymać przepływ krwi do ramienia.
Nie należy dokonywać pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu
w przypadku pacjenta z następującymi stanami.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną
wypadku lub odniesienia obrażeń.
1) W przypadku obecności ran lub zakażenia na ramieniu.
2) Jeśli do danego ramienia podłączony jest wlew dożylny lub
jest do niego dokonywana transfuzja krwi.
3) Jeśli do danego ramienia podłączono cewnik do dializy.
4) Pacjent od dłuższego czasu jest chory i leży w łóżku
(Gdzie istnieje możliwość wystąpienia zakrzepicy).

Uwaga

W razie problemów z dokonaniem pomiaru, należy upewnić się
co do stanu pacjenta. Urządzenie zgaduje, że stan pogarsza się
poza granicę pomiaru lub jeśli przepływ powietrza ustaje z
powodu zagięcia przewodu powietrza.
Zbyt częsty pomiar ciśnienia tętniczego może być przyczyną
obrażeń w wyniku zakłóceń przepływu krwi. Należy upewnić się,że wielokrotne używanie urządzenia nie będzie skutkowało zbyt
długim zaburzeniem przepływu krwi.
Pomiar ciśnienia tętniczego może być niedokładny u pacjentów
z przewlekłą arytmią lub jeśli podczas pomiaru będąwykonywane nagłe ruchy.
xiii

UwagaZakładaj mankiet na wysokości serca. (Jeżeli serce i mankietsą na innej wysokości, pojawia się błąd wartości pomiaru.)
Rejestrator reaguje na artefakty i uderzenia. Jeżeli występują
dowolne wątpliwości na temat wartości pomiaru, ciśnienietętnicze należy mierzyć poprzez osłuchiwanie lub badanie
palpacyjne.
Błąd pomiaru może wystąpić, jeśli mankiet nie pasuje do
obwodu ręki pacjenta.
Nie należy pompować mankietu przed owinięciem nim rękipacjenta. Może to doprowadzić do zniszczenia albo wybuchu
mankietu.

WażnePomiar ciśnienia tętniczego może wywołać krwawienie podskórne.
Krwawienie podskórne jest tymczasowe i znika po pewnym czasie.
Jeżeli pacjent używa płuco-serca, ciśnienie tętnicze nie może zostać
zmierzone z powodu braku bicia serca.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli pacjent nosigrubą odzież.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli tkanina jest
podwinięta, a ręka ściśnięta.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli krążenie
obwodowe jest zbyt słabe, ciśnienie tętnicze jest wyjątkowo niskie lubjeśli pacjent cierpi na hipotermię (przepływ krwi jest niewystarczający).
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli pacjent maczęstą arytmię.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie przynieprawidłowym rozmiarze mankietu.
xivWażneCiśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli mankiet nie
jest założony na tej samej wysokości, co serce.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli pacjent
porusza się lub mówi podczas pomiaru.
Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem niemowląt i kobiet
w ciąży.
Jeżeli pacjentkę poddano zabiegowi mastektomii, powinna
skontaktować się z lekarzem.

MankietOstrzeżenie
Wyrzuć mankiet zanieczyszczony przez krew, aby zapobiec
rozprzestrzenieniu się choroby zakaźnej.
Unikaj długiego przechowywania ciasno zwiniętego mankietu
albo mocno skręconego przewodu powietrza. Może to skrócićżywotność poszczególnych komponentów.

Pomiar tętna

Ostrzeżenie
Nie używaj wyświetlanego tętna do diagnozowania
nieregularnego bicia serca.

Ważne
Rejestrator mierzy tętno podczas pomiaru ciśnienia tętniczego.

xv

Lista komponentów
Uwaga
Rejestrator jest urządzeniem precyzyjnym. Należy go używać
z zachowaniem ostrożności.
Nadmierne wstrząsy mogą powodować błąd i awarię.

Ważne
Rejestrator jest wysyłany w specjalnym opakowaniu,
zaprojektowanym tak, aby zabezpieczyć go na czas transportu.
Po otworzeniu opakowania upewnij się, że znajdują się w nim
wszystkie pozycje z listy komponentów. W wypadku dowolnych pytań
skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym sklepem A&D.
Radzimy zachować specjalne opakowanie.
Przejdź do części „10. Elementy opcjonalne (do zamówienia)”,
aby uzyskać informacje na temat dodatkowych komponentów.
Rejestrator ciśnienia tętniczego ................................................................. 1
Akcesoria
Mankiet dla dorosłych 20 do 31 cm (7,8" do 12,2") na lewą rękęTM-CF302B ................. 1Duży mankiet
28 do 38 cm (11,0" do 15,0") na lewą rękęTM-CF402B ................. 1
Pokrowiec mankietu dla dorosłych ...................................................... 2
Pokrowiec dużego mankietu ................................................................ 2
Etui .............................................................. AX-133025995 ............. 1
Pasek .......................................................... AX-00U44189 .............. 1
Zacisk ..................................................................................................... 1
Dzienniczek aktywności (10 arkuszy) ...... AX-PP181-S ................. 1
Kabel USB .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
Płyta CD z programem ABPM Data Manager ................................... 1
Niniejsza instrukcja obsługi .................................................................. 1
xvi

Rejestrator ciśnienia tętniczego
Etui

Mankiet dla dorosłych na lewą rękęDuży mankiet na lewą rękęZaciskPasek
Płyta CD z programem
ABPM Data Manager

Pokrowiec mankietu dla dorosłych
Pokrowiec dużego mankietu

Dzienniczek aktywności (10 arkuszy)

Kabel USB Niniejsza instrukcja obsługi

xvii

Spis treści
Zgodność ............................................................................................................ i
Zgodność z dyrektywą europejską................................................................... i
Zgodność z przepisami FCC ........................................................................... i
Zgodność z przepisami IC .............................................................................. ii
Zgodność z australijskimi przepisami EMD..................................................... ii
Protokół Bluetooth®......................................................................................... ii
Definicje dotyczące ostrzeżeń ........................................................................... iii
Środki ostrożności dotyczące stosowania ......................................................... iv
Środki ostrożności związane z bezpiecznym pomiarem ................................... xiii
Pomiar ciśnienia tętniczego ..........................................................................xiii
Mankiet ...................................................................................................... xv
Pomiar tętna ................................................................................................. xv
Lista komponentów ......................................................................................... xvi
1.

Wprowadzenie..................................................................................... 5

2.

Cechy .................................................................................................. 5

3.

Skróty i symbole .................................................................................. 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Dane techniczne ................................................................................ 13
Rejestrator ..................................................................................... 13
Wymiary......................................................................................... 16

Nazwy podzespołów .......................................................................... 17
5.1.
Rejestrator ..................................................................................... 17
5.2.
Wyświetlacz ................................................................................... 18
5.2.1. Panel LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) ............................... 18
5.2.2. Wyświetlacz OLED (organiczna dioda
elektroluminescencyjna) ............................................................. 191

5.3.
Działanie głównych przełączników ................................................. 20
5.3.1. Obsługa trybu A-BPM ................................................................ 20
5.3.2. Obsługa trybu S-BPM ................................................................ 23
5.3.3. Pozostałe działania .................................................................... 25
6.

Funkcje pomiaru ciśnienia tętniczego ................................................ 27
6.1.
Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (A-BPM) ...................... 27
6.1.1. A-BPM w trybie oczekiwania ...................................................... 29
6.1.2. Funkcja Sleep i czas interwału ................................................... 29
6.1.3. Zatrzymywanie pomiaru ............................................................. 30
6.1.4. Przechowywanie danych środowiskowych ................................. 30
6.2.
Samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego (S-BPM) ........................ 31
6.2.1. Programy S-BPM ....................................................................... 32
6.2.2. S-BPM w trybie oczekiwania ...................................................... 36
6.2.3. Zatrzymywanie i zawieszanie pomiaru ....................................... 37
6.3.
Wyniki pomiaru .............................................................................. 38
6.3.1. Wyświetlanie wyników pomiaru .................................................. 38
6.3.2. Zapisywanie wyników pomiaru ................................................... 38
6.3.3. Przesyłanie wyników pomiaru .................................................... 39
6.3.4. Numery ID .................................................................................. 39

7.

Przygotowanie rejestratora ................................................................ 40
7.1.
Instalowanie baterii (wymiana baterii) ............................................ 40
7.1.1. Jak wymieniać baterie ................................................................ 42
7.2.
Przygotowanie etui ........................................................................ 42
7.3.
Kontrola przed użyciem ................................................................. 43
7.3.1. Lista kontrolna przed instalacją baterii ....................................... 43
7.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii ............................................. 442

8.

Obsługa ............................................................................................. 45
8.1.
Schemat obsługi ............................................................................ 45
8.2.
Ustawienia początkowe ................................................................. 47
8.2.1. Ustawienia fabryczne ................................................................. 47
8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania pomiaru...................................... 48
8.2.3. Wartość początkowego zwiększania ciśnienia S-BPM ............... 50
8.3.
Wstępnie ustawione programy A-BPM ........................................... 50
8.3.1. Elementy i parametry trybu A-BPM ............................................ 52
8.3.2. Przykłady programów A-BPM .................................................... 55
8.3.3. Czas rozpoczęcia oraz czas działania........................................ 57
8.4.
Programy S-BPM ........................................................................... 58
8.4.1. Elementy i parametry trybu S-BPM ............................................ 59
8.4.2. Przykłady wyświetlacza S-BPM ................................................. 60
8.5.
Usuwanie danych pomiarowych..................................................... 63
8.6.
Zakładanie produktu pacjentowi..................................................... 64
8.6.1. Informacja dla pacjentów ........................................................... 64
8.6.2. Pokrowiec mankietu ................................................................... 66
8.6.3. Zakładanie mankietu, etui i rejestratora...................................... 67
8.7.
Obsługa pomiaru ciśnienia tętniczego ........................................... 70
8.7.1. Obsługa trybu A-BPM ................................................................ 70
8.7.2. Obsługa trybu S-BPM ................................................................ 72
8.7.3. Pomiar ręczny ............................................................................ 74
8.7.4. Zatrzymywanie i zawieszanie pomiaru ....................................... 75
8.8.
Podłączanie rejestratora do dedykowanego urządzenia
peryferyjnego ................................................................................. 77
8.8.1. Podłączanie za pomocą kabla USB ........................................... 77
8.8.2. Korzystanie z funkcji łączności Bluetooth® ................................. 79
8.8.3. Zawieszanie połączenia Bluetooth® (tryb samolotowy) .............. 80

3

9.

Konserwacja ...................................................................................... 81
9.1.
Przechowywanie produktu, inspekcja i bezpieczeństwo ................ 81
9.2.
Czyszczenie produktu .................................................................... 82
9.3.
Okresowe kontrole ......................................................................... 84
9.3.1. Kontrola baterii przed użyciem ................................................... 84
9.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii ............................................. 85
9.4.
Utylizacja ....................................................................................... 86
9.5.
Rozwiązywanie problemów ............................................................ 87
9.6.
Kody błędu..................................................................................... 88

10.

Elementy opcjonalne (do zamówienia) .............................................. 9111.
Załącznik ........................................................................................... 93
11.1.
Zasady dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego ............................ 93
11.2.
Informacje dotyczące EMD ............................................................ 96

4

1. WprowadzenieDziękujemy za zakup tego urządzenia!

Rejestrator TM-2441 do ambulatoryjnego pomiaru ciśnieniatętniczego służy do dokładnego, automatycznego pomiaruciśnienia tętniczego u pacjentów, zaprogramowaną liczbę razy(np. stale przez 24 godziny). W niniejszej instrukcji objaśniono
ustawienia, działania, tryby i programy pomiaru ciśnieniatętniczego, komunikację z dedykowanymi urządzeniami
peryferyjnymi, konserwację, a także podano dane techniczne
i ostrzeżenia. Instrukcję należy przeczytać i przechowywać
w łatwo dostępnym miejscu.

2. Cechy
Podsumowanie
Rejestrator jest monitorem do ambulatoryjnego pomiaru ciśnieniatętniczego, przeznaczonym do bezinwazyjnego pomiaru ciśnieniatętniczego oraz tętna pacjenta pod nadzorem lekarza. Służy dopomiaru i przechowywania wahań ciśnienia tętniczego w ciągu
dnia w codziennym życiu. Rejestrator zaprojektowano z myślą
o mobilności, zarządzaniu danymi oraz prostej obsłudze.

Przeznaczenie urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego

Niniejszy rejestrator może dokonywać pomiaru u osób dorosłych(powyżej 12. roku życia).

5Przeznaczenie

Rejestrator może dokonywać pomiaru ciśnienia tętniczego
w dwóch trybach. Zmierzone wartości ciśnienia tętniczego można
konsultować z lekarzem lub wykorzystać we własnym zakresie.

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (A-BPM)
W tym trybie można wybrać sześć par czasów rozpoczęcia orazinterwałów co 24 godziny; pomiar ciśnienia tętniczego będzie
wykonywany i rejestrowany automatycznie.
Samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego (S-BPM)
W tym trybie pacjent może samodzielnie dokonywać pomiaruciśnienia tętniczego w warunkach domowych lub szpitalnych.
Tryb ten udostępnia pięć typów programów odpowiednich do
zastosowania.

Kompaktowość

Masa rejestratora wynosi około 135 g (bez baterii).
Urządzenie mieści się w dłoni i jest wyposażone w mikropompę.
Jest ono zasilane dwoma bateriami alkalicznymi AA.
(Rozmiar LR6 lub AA)
Do zasilania można użyć dwóch baterii nadających się dopowtórnego ładowania (rozmiar AA, bateria Ni-MH).

Obsługa

Ustawienia rejestratora oraz program pomiaru ciśnieniatętniczego można w łatwy sposób skonfigurować za pomocą
oprogramowania ABPM Data Manager zainstalowanego na
komputerze (dedykowane urządzenie peryferyjne).

6

Zaawansowane funkcje analityczne

W trybie automatycznym pomiaru ciśnienia tętniczego można
określić czas interwału pomiaru.
Ponadto w trybie ręcznym pomiaru ciśnienia tętniczego można
dokonywać w dowolnym czasie.
W trybie S-BPM dostępnych jest pięć programów
przeznaczonych do różnych warunków.
Analizę można przeprowadzić za pomocą oprogramowania
ABPM Data Manager zainstalowanego na komputerze(dedykowane urządzenie peryferyjne).

Skrócony czas pomiaru

Kontrola tempa spuszczania powietrza pozwala na skrócenie
czasu pomiaru.
Skrócenie czasu pomiaru umożliwia także funkcja kontrolizwiększania ciśnienia powietrza.

Wygoda obsługi

Dedykowane urządzenie peryferyjne może odbierać dane za
pomocą kabla USB. Otrzymane dane można łatwo analizować
lub wydrukować.

7

3. Skróty i symbole
SymboleSYS

Znaczenie
Skurczowe ciśnienie tętnicze

DIA

Rozkurczowe ciśnienie tętnicze

PUL

Tętno

PP
kPa
mmHg
/min

Ciśnienie tętna

PP = SYS - DIA

Jednostka ciśnienia tętniczego
Jednostka tętna/minutę

---Wskaźnik bicia serca podczas pomiaru.
Używana jest funkcja łączności Bluetooth.
Wyświetlanie: Tryb A-BPM jest aktywny.
Miga:
Czas interwału „1 cykl” jest wykonywany.
Wskaźnik IHB/AFib.
WyciszeniePamięć zapełniona, aby rozpocząć pomiar, należy
usunąć dane.
Wskaźnik poziomu naładowania bateriiJeżeli wyświetlany jest komunikat poziom 1,
nie można wykonać pomiaru ciśnienia tętniczegoi nie można wykonać przesyłu danych. Wymień
baterie na 2 nowe baterie LR6 (rozmiar AA).
Wskaźnik Sleep w trybie A-BPM
Wskaźnik wyświetlany podczas konfiguracji.
Przekroczenie zakresu lub nieprawidłowa wartość pomiaru.

xx

Kody błędów. xx = od

LCD
OLED

do

Wskaźnik S-BPM STARTWskaźnik S-BPM STOPWyświetlacz ciekłokrystaliczny
Organiczna dioda elektroluminescencyjna
8Symbole

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

ZnaczenieWskaźnik alarmu
Stopień ochrony przed porażeniem prądem:Urządzenie typu BF.
Znak CE producenta. Data produkcji.
Symbol małego mankietu
Obwód ramienia: od 15 do 22 cm od 5,9" do 8,7"
Symbol mankietu dla dorosłych
Obwód ramienia: od 20 do 31 cm od 7,8" do 12,2"
Symbol dużego mankietu
Obwód ramienia: od 28 do 38 cm od 11,0" do 15,0"
Symbol mankietu XLObwód ramienia: od 36 do 50 cm od 14,2" do 19,7"
Symbol nadrukowany na opakowaniu.
Duży mankiet jest dostępny jako akcesorium.
Symbol nadrukowany na opakowaniu.
Mankiet dla dorosłych jest dostępny jako
akcesorium.
Patrz instrukcja obsługi lub broszura informacyjna.
Symbol oznaczający „przechowywać w suchym
miejscu” oraz „chronić przed deszczem”.
Numer seryjny
Symbol nadrukowany w komorze baterii.
Sposób wkładania (polaryzacja) baterii.

x2
1.5V LR6 Symbol nadrukowany na opakowaniu.
1.2V HR6 Baterie nie znajdują się w akcesoriach.
not included
EMD

Zakłócenia elektromagnetyczne
Symbol oznaczający „obchodzić się z ostrożnością”.
Symbol oznaczający sposób utylizacji orazdyrektywę dotyczącą urządzeń elektronicznych.
9Symbole
BPM
A-BPM

Znaczenie
Pomiar ciśnienia tętniczego
Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego

Samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Symbole trybu A-BPM.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Symbole trybu S-BPM.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Symbole Bluetooth.
#3
Not made with natural Informacja dla pacjenta. Nadrukowana narubber latex.
mankiecie.
Ostrzeżenia na pokrywie komory baterii.
Stosować baterie alkaliczne lub
odpowiednie baterie nadające się do
Caution• Use alkaline batteries or specified
powtórnego ładowania; sprawdzić
rechargeable batteries andpolaryzację (+,-).
ensure correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
Nie używać baterii zużytych
branded batteries.
z nowymi; nie stosować baterii• Firmly secure cuff air hose to
main body.
różnych producentów.
Prawidłowo przymocować przewód
powietrza mankietu do obudowy.
#1: Przejdź do części „6.1. Automatyczny pomiar ciśnieniatętniczego (A-BPM)” oraz „8.3. Wstępnie ustawione
programy A-BPM” zawierają informacje dotyczące
24-godzinnego rejestratora ciśnienia tętniczego.
#2: Przejdź do części „6.2. Samodzielny pomiar ciśnieniatętniczego (S-BPM)” i „8.4. Programy S-BPM”, gdzie
znajdują się informacje o pięciu typach programów.
#3: Przejdź do części „8.8.2. Korzystanie z komunikacjiBluetooth®” i „8.8.3. Zatrzymywanie komunikacjiBluetooth® (tryb samolotowy)”.
10

Wskaźnik IHB/AFibGdy urządzenie wykryje nieregularne bicie serca podczas
pomiaru, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik IHB/AFibwraz ze zmierzonymi wartościami. (Tylko S-BPM)

1 cyklFunkcja „1 cykl” w trybie S-BPM obejmuje kilka pomiarówciśnienia tętniczego oraz czasów interwałów, które są
powtarzane zgodnie z ustawioną liczbą pomiarów.
Ostatni czas interwału jest pomijany.
Pomiar ciśnienia tętniczego
T

T

T

Czas

Czas
rozpoczęcia

T: Czas interwału
Liczba pomiarów

11

Tryb oczekiwania

A-BPM w trybie oczekiwania to okres, w którym ciśnienietętnicze nie jest mierzone podczas czasu interwału.
Pomiar ciśnienia tętniczego
T

T

T

T

T

T

Okres

T
Okres

Czas
T: Czas interwału

S-BPM w trybie oczekiwania to okres, w którym ciśnienietętnicze nie jest mierzone w czasie interwału oraz między
poprzednim cyklem „1 cykl” a kolejnym cyklem „1 cykl”.
Czas rozpoczęcia
rozpoczęcia
T

T

Czas
Pomiar ciśnienia tętniczego

TryboczekiwaniaT

1 cyklT
1 cykl

Dedykowane urządzenie peryferyjne

Czas
T: Czas interwału

Określenie dedykowane urządzenie peryferyjne oznacza
komputer, na którym zainstalowano program ABPM Data Manager.
Program ABPM Data Manager jest dostępny na płycie CD.
W przypadku podłączania rejestratora do urządzenia peryferyjnego,należy używać urządzenia peryferyjnego zgodnego z wymaganiami
dotyczącymi elektrycznych wyrobów medycznych (IEC60601-1).
Nie należy podłączać rejestratora do innych urządzeń
(np. IEC60950) w obszarze, w którym używany jest sprzęt
medyczny. Do podłączenia należy użyć kabla USB o długości
mniejszej niż 1,5 m.
12

4. Dane techniczne
4.1. Rejestrator
Pozycje
Opisy
Metoda pomiaru
Metoda pomiaru oscylometrycznego
Metoda detekcji ciśnienia Półprzewodnikowy czujnik ciśnienia
Zakres wyświetlania
od 0 do 299 mmHg
danychCiśnienie:±3 mmHg
Dokładność pomiaruTętno:±5 %MinimalnaCiśnienie:
1 mmHgpodziałka wyświetlacza Tętno:1 uderzenie/minutę
Ciśnienie skurczowe:
od 60 do 280 mmHg
Ciśnienie rozkurczowe: od 30 do 160 mmHg
Zakres pomiaruTętno:
od 30 do 200
uderzeń/minutę
Stały wylot za pomocą regulowanego zaworu
Zmniejszanie ciśnienia
wylotu zapewniający bezpieczeństwo
Wylot
Zawór elektromagnetyczny
Metoda zwiększania
Mikropompaciśnienia
Automatyczne
od 85 do 299 mmHg
zwiększanie ciśnienia
Interwały po każdym okresie dzielącym cykl
Czas interwału (A-BPM) 24 godzin na maksymalnie sześć części.
Interwał: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Clock
24-godzinny zegar
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pikseli, białe znaki
S-BPM:
Wyświetlacz
LCD, 40 x 50 mm, wyświetlacz: ciśnienie
skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, tętno,zegar, błąd, monitor i symbole stanu
13

PozycjePamięć

Zasilanie

Liczba pomiarówNapięcie znamionowe

Interfejs

Warunki pracy
Warunki transportowe
i magazynowania

Opisy
Dane z pomiaru: z maks. 600 punktów danych
Baterie tego samego typu:
Baterie 2 x 1,5 V (LR6 lub AA)
Bateria alkaliczna lub bateria niklowowodorkowa (Ni-MH) o pojemności
1 900 mAh lub większej
Bateria zapasowa dla wbudowanego zegara:
Pastylkowa bateria litowa nadająca się dopowtórnego ładowania ML2016H
co najmniej 200.
(w przypadku używania nowych baterii
alkalicznych lub baterii niklowo-wodorkowych.
Liczba ta może być inna zależnie od warunków
pomiarów.)
3,0 V DC (bateria alkaliczna LR6),2,4 V DC (bateria niklowo-wodorkowa AA)
USB: Zgodny z USB1.1.
Długość kabla: 1,5 m lub krótszy.
Do podłączenia do dedykowanegourządzenia peryferyjnego można użyćterminalu micro-USB (korzystając ze
standardowego sterownika).
Bluetooth wer. 4.1 (BLE):możliwość połączenia z urządzeniami
bezprzewodowymi.
Temperatura: od +10 do +40 °C
Wilgotność:od 30 do 85% wilgotności
względnej (bez kondensacji)
Temperatura: od -20 do +60 °C
Wilgotność:od 10 do 95% wilgotności
względnej (bez kondensacji)Ciśnienie atmosferyczne
podczas użytkowania
od 700 do 1 060 hPa
i magazynowania
14

Pozycje
Typ ochrony przedporażeniem prądem
Stopień ochrony przedporażeniem prądem
Znak CE
Znak C-Tick
Wymiary
Masa
Okres użytkowania
Stopień ochrony
Tryb domyślny
Czas uruchomienia po
defibrylacji
EMD
Komunikacja
bezprzewodowa

OpisyUrządzenie zasilane wewnętrznie
Typ BF: Rejestrator, mankiet oraz przewody
zostały zaprojektowane z myślą o ochronie
przed porażeniem prądem.
Etykieta dyrektywy WE dotyczącej wyrobów
medycznych.
Certyfikowany znak towarowy zarejestrowany
w ACA przez biuro ds. znaków towarowych.
Ok. 95 (dł.) × 66 (szer.) × 24,5 (wys.) mm
Ok. 135 g (bez baterii)
Rejestrator: 5 lat. Samodzielne uwierzytelnienie za
pomocą danych wewnętrznych. Właściwa obsługa
i konserwacja w najlepszych warunkach. Trwałość
jest uzależniona od warunków użytkowania.
Urządzenie: IP22
Pomiar ciągły
Natychmiastowo
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth wer. 4.1 BLP
Zakres częstotliwości: 2,4 GHz (od 2 400 do 2 483,5 MHz)
Modulacja: GFSKSkuteczna moc promieniowana: <20 dBm

Uwaga:# ze względu na proces udoskonalania urządzeń, specyfikacja możeulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
# Badanie kliniczne z udziałem tego urządzenia należy wykonywać
zgodnie z normą ISO 81060-2:2013.
# Rejestrator nie jest wyrobem medycznym służącym domonitorowania stanu pacjenta. Nie zalecamy używania urządzenia
do monitorowania stanu pacjenta w czasie rzeczywistym w takich
miejscach jak oddziały intensywnej terapii.
ACA: Australian Communications Authority(australijski urząd ds. telekomunikacji)15

4.2. Wymiary

66

24,5

95

Jednostka: mm

16

5. Nazwy podzespołów
5.1. RejestratorWskaźnik pozycji tętnicy

Mankiet dla dorosłych i duży mankiet na lewą rękęPrzewód powietrza
Wtyczka powietrza
Gniazdo przewodu powietrza
Przycisk EVENT
trybu A-BPM
OLED trybu A-BPM
Przycisk STARTi STOP trybu
A-BPM

Przełącznik AUTO
trybu A-BPM

LCD
Przycisk
START
i
STOP
trybu S-BPM

Przełącznik LOCK
trybu A-BPM

Komora baterii
i 2 baterie LR6 (AA)do pomiaru

Pokrywa komory bateriiPort micro USB (na dole),Złącze wymiany danych

175.2. Wyświetlacz
Ważne
Aby postawić precyzyjną diagnozę, należy dokładnie przeczytać danewyświetlone na rejestratorze oraz poprawnie je zinterpretować.

5.2.1. Panel LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
Odczyt górny
Odczyt środkowy
Odczyt dolny

W każdym trybie wyświetlane mogą być następujące wartości:Wynik pomiaru
Skurczowe
Odczyt górny ciśnienietętnicze
Odczytśrodkowy

Rozkurczoweciśnienietętnicze

Odczyt dolny Tętno

A-BPM

S-BPM

Czas interwału

ProgramPozostały czas

Wartość
ciśnienia

Czas nazegarze

Czas nazegarze

Przejdź do części „3. Skróty i symbole”, aby uzyskać
informacje o znaczeniach symboli na ekranie LCD.
18

5.2.2.

Wyświetlacz OLED (organiczna dioda elektroluminescencyjna)

Stan trybu A-BPM jest widoczny na wyświetlaczu OLED.
Czas zegara.
Status ustawień i obsługi.
Wartość pomiarowa dla trybu A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Skurczowe ciśnienie tętnicze.
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze.
Tętno.

mmHg Jednostka ciśnienia tętniczego.
/min
Jednostka tętna.
Przejdź do części „3. Skróty i symbole”, aby uzyskać
informacje o znaczeniach symboli na wyświetlaczu OLED.
Znaczenie

SymboleWskaźnik wyświetlany podczas konfiguracji.
Wyświetlanie: Tryb A-BPM jest aktywny.
Miga:
Czas interwału „1 cyklu” jest realizowany.
Używana jest funkcja łączności Bluetooth.
Pełna pamięć
Wskaźnik Sleep w trybie A-BPM
Wskaźnik poziomu naładowania baterii19

5.3. Działanie głównych przełączników
5.3.1. Obsługa trybu A-BPM
Rozpoczynanie lub zawieszanie trybu A-BPM.
Przełączanie pomiędzy trybami A-BPM i S-BPM

Krok 1. Zachowaj wstępnie ustawiony program (czasów rozpoczęcia
i interwałów) dla trybu A-BPM.
Krok 2. Ustaw przełącznik AUTO na potrzeby następujących zadań.
„ON” ...... A-BPM jest uruchamiany i pokazany zostajewskaźnik .
Pomiar ciśnienia tętniczego przeprowadzany jest
zgodnie ze wstępnie ustawionym programem A-BPM.
„OFF” .... Tryb A-BPM jest zawieszony i wskaźnik
jest ukryty.
Pomiar ciśnienia tętniczego może zostać
przeprowadzony za pomocą wstępnie ustawionych
programów S-BPM.

Blokowanie trybu A-BPM w pozycji „ON”.

Zachowaj przełącznik AUTO w pozycji „ON” za pomocą
przełącznika LOCK , aby można było zrealizować tryb A-BPM.

Zwiększanie czasu interwału w trybie A-BPM.

Krok 1. Ustaw tryb uśpienia w pozycji „ON” i dopiero później wykonaj
pomiar.
Krok 2. Ustaw przełącznik AUTO
A-BPM.
Pokazywany jest wskaźnik

w pozycji „ON”, aby użyć trybu.

Krok 3. Po naciśnięciu przycisku EVENT podczas A-BPM,
czas interwału zostaje podwojony.
Po ponownym naciśnięciu przycisku EVENT czas
interwału powróci do wartości podstawowej.
20

Zatrzymywanie aktywnego trybu A-BPM

Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany. Tryb A-BPM jest
jednak kontynuowany. Kolejny pomiar ciśnienia tętniczego
realizowany jest zgodnie z ustawieniami trybu A-BPM.

Ustawianie programu dla trybu A-BPM.
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP ,naciśnij przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu OLED
pojawi się Sleep .
Krok 4. Przyciski działania są następujące:Przejdź do części „8.3.1. Elementy i parametry trybu A-BPM”
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM.
(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM)

Krok 1. Jeśli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM. A-BPM w trybie
oczekiwania to okres, w którym ciśnienie tętnicze nie jest
mierzone podczas czasu interwału.
Krok 2. Naciśnij przycisk START/STOP w trybie oczekiwania A-BPM.
21

Ustawianie zegara.
Ustawianie funkcji monitorowania w trybie A-BPM.
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciskając przycisk START/STOP , naciśnij i przytrzymaj
przycisk EVENT aż na wyświetlaczu OLED pojawi się
komunikat Display (po komunikacie Sleep ).
Krok 4. Oto przyciski obsługi:Przejdź do części „8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania
pomiaru”
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.

22

5.3.2. Obsługa trybu S-BPM
Rozpoczynanie trybu S-BPM.

Krok 1. Wybierz program S-BPM i zapisz jego parametry.
Krok 2. Ustaw przełącznik AUTO w pozycji „OFF”.
Krok 3. Oto jak wygląda sposób obsługi:Programy S-BPM
Obsługa
Pomiar ciśnienia tętniczego
w gabinecie lekarskim
OBP Naciśnij przycisk/ ,Automatyczny pomiar ciśnienia
aby uruchomić wstępnie
tętniczego w gabinecie lekarskim AOBP ustawiony program w trybie
oczekiwania.
Pomiar ciśnienia tętniczego
w warunkach domowych
HBP
Automatyczny pomiar ciśnieniaWstępnie ustawionytętniczego w nocy
ANBP program przechodzi do trybu
oczekiwania, aż do „czasu
Automatyczny samodzielny pomiar
rozpoczęcia” lub „czasuciśnienia tętniczego
ASBP rozpoczęcia alarmu”.

Zatrzymywanie trybu S-BPM.

Oto jak wygląda sposób obsługi:Programy S-BPM
Obsługa
Pomiar ciśnieniatętniczego w gabinecie
lekarskim
OBP
Automatyczny pomiarNaciśnij przycisk/ , aby zatrzymaćciśnienia tętniczego
w gabinecie lekarskim pomiar ciśnienia tętniczego.
AOBP
Pomiar ciśnieniatętniczego w warunkachdomowych
HBP

Automatyczny pomiar Naciśnij przycisk/ , aby zatrzymaćciśnienia tętniczego
pomiar ciśnienia tętniczego. Przy następnym
w nocyANBP czasie rozpoczęcia mierzone jest ciśnienietętnicze lub słychać brzęczyk.
#1
AutomatycznyJeżeli musisz całkowicie wstrzymać pracę
samodzielny pomiar rejestratora, wyjmij baterie z rejestratora lubciśnienia tętniczego przełącz do pozycji OBP, AOBP lub HBP.
ASBP
#1: Przejdź do części „6.2.1. Programy S-BPM”.
23

Ustawianie programu w trybie S-BPM.
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Naciskając i przytrzymując równocześnie przycisk/
naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP , aż nawyświetlaczu LCD pojawi się.

,

Krok 3. Operacje są następujące:Przejdź do części „8.4. Programy S-BPM”.
Przełącznik/............... Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie S-BPM.
(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie S-BPM)
Krok 1. Jeśli wyświetlacz LCD jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania S-BPM.

Krok 2. Naciśnij przycisk/
w trybie oczekiwania S-BPM.
Pomiar ciśnienia tętniczego dla „1 cyklu” przeprowadzany
jest natychmiastowo.
Funkcja „1 cykl” obejmuje kilka pomiarów ciśnieniatętniczego oraz czasów interwałów, które są powtarzane
zgodnie z ustawioną liczbą pomiarów. Ostatni czas interwału
jest pomijany.
S-BPM w trybie oczekiwania to okres, w którym ciśnienietętnicze nie jest mierzone podczas czasu interwału
i pomiędzy ostatnim „1 cyklem” i następnym „1 cyklem”.

24

5.3.3. Pozostałe działania
Powrót z trybu oczekiwania do wyświetlacza.

Jeżeli wyświetlacz OLED lub LCD jest ukryty, naciśnij
przycisk START/STOP lub EVENT , aby powrócić
do wyświetlacza trybu oczekiwania.

Usuwanie danych pomiarowych
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeśli wskazanie nie będzie widoczne, naciśnięcie przycisku
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP ,naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT , aż nawyświetlaczu OLED pojawi się komunikat DataClear(po komunikatach Sleep i Display ).
Krok 4. Wybierz tryb działania.
Jeśli chcesz usunąć dane, naciśnij i przytrzymaj przycisk
START/STOP .
Usuwanie
Na wyświetlaczu OLED zacznie migać
DataClearkomunikat Erasing pod komunikatem OLED
Erasing
DataClear i rozpocznie się usuwanie
danych.
Po usunięciu przejdź do kroku 5.
Jeśli dane zostaną zachowane (nie będą usuwane),naciśnij przycisk EVENT i przejdź do kroku 5.
Krok 5. Rejestrator powróci do trybu oczekiwania.
25

Parowanie urządzeń w celu nawiązania komunikacji Bluetooth®.
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT , aż nawyświetlaczu OLED pojawi się komunikat Pairing(po komunikacie FlightMode ). Rejestrator rozpocznieoczekiwanie na parowanie.
Krok 4. Gdy parowanie Bluetooth zostanie zakończone,
na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik .
Aby przerwać parowanie, naciśnij przycisk EVENT .
Rejestrator przejdzie do wyświetlacza trybu oczekiwania.

Zawieszanie komunikacji Bluetooth®. (Tryb samolotowy)
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu
OLED pojawi się komunikat FlightMode .
Krok 4. Tryb samolotowy można włączyć/wyłączyć za pomocą
przycisku START/STOP .
Przycisk START/STOP
FlightMode
FlightMode
ON
OFF
Krok 5. Naciśnij przycisk EVENT , aby powrócić do wyświetlacza
trybu oczekiwania.

266. Funkcje pomiaru ciśnienia tętniczego
Rejestrator wyposażony jest w tryb automatycznego pomiaruciśnienia tętniczego (A-BPM) oraz tryb samodzielnego pomiaruciśnienia tętniczego (S-BPM) i pozwala przechowywać stan orazwyniki pomiaru.

6.1. Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (A-BPM)
Uwaga
Gdy tryb A-BPM jest zawieszony lub nieużywany, ustaw
Przełącznik AUTO w pozycji „OFF”. Jeżeli przełącznik
AUTO jest pozostawiony w pozycji „ON”, pomiar rozpoczniesię od następnego czasu rozpoczęcia i mankiet może pęknąć.
Użyj przełącznika LOCK , aby zapobiec przypadkowemu
przesunięciu przełącznika AUTO do pozycji „OFF”,
gdy używany jest tryb A-BPM.
Przełącznik

AUTO w pozycji „OFF”

Przełącznik AUTO w pozycji „ON”

Przełącznik LOCK w pozycji „LOCK”
Przełącznik AUTO
Tryb A-BPM pozwala mierzyć ciśnienie tętnicze we wstępnie
ustawionych interwałach za pomocą wbudowanego zegara
oraz przechowywać wyniki pomiaru w pamięci.
Tryb A-BPM można uruchomić i zawiesić za pomocą
przełącznika AUTO . Użyj przełącznika LOCK , aby w
trakcie trybu A-BPM przełącznik przypadkowo nie przesunął się.
27

Wskaźnik
jest wyświetlany na LCD w trakcie działania trybu
A-BPM. Ciśnienie tętnicze jest mierzone automatycznie w czasie
rozpoczęcia trybu A-BPM.
Wartość początkowego zwiększania ciśnienia A-BPM jest
ustawiona na AUTO, aby odpowiednia wartość zwiększaniaciśnienia została wybrana automatycznie.
Jeżeli pierwsze zwiększanie ciśnienia nie wystarcza, ponowne
napełnianie ciśnieniem wykonywane jest automatycznie dodwóch razy.
Po usunięciu danych z pamięci albo przesunięciu przełącznika
AUTO do pozycji „OFF” wartość zwiększania ciśnienia jest
kasowana do wartości początkowej zwiększania ciśnienia.
W wypadku wystąpienia błędu pomiaru oraz jeśli czas
oczekiwania do następnego czasu rozpoczęcia przekracza
8 minut ciśnienie tętnicze mierzone jest raz po 120 sekundach.
Wynik pomiaru jest zapisywany w pamięci.
Aby zawiesić pomiar w trybie A-BPM, zwolnij przełącznik
LOCK i przesuń przełącznik AUTO w pozycję „OFF”.

28

6.1.1. A-BPM w trybie oczekiwania
W trybie oczekiwania A-BPM na wyświetlaczu LCD mogą byćwyświetlane elementy służące do monitorowania stanu pomiaru.
W trybie oczekiwania wskaźniki są automatycznie ukrywane.
Naciśnij dowolny przycisk, aby wyświetlić elementy na wyświetlaczu.
A-BPM w trybie oczekiwania to okres, w którym ciśnienietętnicze nie jest mierzone podczas czasu interwału.
Interwał pomiaru
Czas pozostały do kolejnego czasu
rozpoczęcia

6.1.2. Funkcja Sleep i czas interwału
Ustaw tryb uśpienia w pozycji „ON” we wstępnie ustawionym
programie.
Po naciśnięciu przycisku EVENT w trybie A-BPM, czas
interwału zostaje podwojony.
Po ponownym naciśnięciu przycisku EVENT w trybie A-BPM,
czas interwału jest przywracany do pierwotnej długości.
Przejdź do części „8.3. Wstępnie ustawione programy A-BPM”,
aby uzyskać informacje na temat ustawiania trybu uśpienia.
T: Czas interwału

Pomiar ciśnienia tętniczego
T

T

2T

2T

2T

T

T

Czas

Przycisk EVENT
Przycisk EVENT
Przełącznik AUTO w pozycji „ON”
Zapisywanie parametrów na temat trybu uśpienia
296.1.3. Zatrzymywanie pomiaru
Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany. Tryb A-BPM jest jednak
kontynuowany. Kolejny pomiar ciśnienia tętniczego realizowany
jest zgodnie z ustawieniami trybu A-BPM.

Ważne
Po zatrzymaniu pomiaru na wyświetlaczu OLED pojawi się kod
zatrzymania E07 i zostanie on zapisany w pamięci.

6.1.4. Przechowywanie danych środowiskowych
Dane środowiskowe są zapisywane, gdy przełącznik
jest ustawiony w pozycji „ON” dla A-BPM.

AUTO

Ważne
Dane środowiskowe można przechowywać maksymalnie przez
12 godzin.
Jego pobranie do ABPM Data Manager może zająć 50 minut.

30

6.2. Samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego (S-BPM)
Ustaw przełącznik AUTO w pozycji „OFF“ w celu użycia
programów S-BPM.
Rejestrator wyposażony jest w pięć rodzajów programów S-BPM,
które są dostosowane do różnych środowisk pomiarowych.
Parametry i wyniki pomiarów mogą być przechowywane w pamięci.
Opisy i funkcje programu
PozycjePomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim
OBP Program służący do pomiaru ciśnienia
Nie dot.
tętniczego przez personel szpitala. „1 cykl”:
Pomiar ciśnienia tętniczego odbywa się raz.
Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego
w gabinecie lekarskim
LiczbaAOBP Program służący do pomiaru ciśnieniatętniczego podczas rehabilitacji w szpitalu.
Interwał„1 cykl”: Pomiar jest realizowany zgodnie
z liczbą pomiarów i czasem interwału.
Pomiar ciśnienia tętniczego w warunkachdomowych#1
LiczbaHBP Program do pomiaru ciśnienia tętniczego
w warunkach domowych.
Interwał„1 cykl”: Pomiar jest realizowany zgodnie
z liczbą pomiarów i czasem interwału.
Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego w nocy #2
Czas
Program do pomiaru ciśnienia tętniczegorozpoczęcia
ANBP w nocy. Wykorzystywana jest tutaj liczba
Liczbapomiarów i czas interwału. W programie ANBPmożna określić maksymalnie sześć czasów
Interwałrozpoczęcia kolejnych pomiarów w ciągu dnia.
Automatyczny samodzielny pomiar ciśnienia
Czastętniczego#2
rozpoczęciaASBP Program sygnalizujący o czasach
alarmurozpoczęcia za pomocą brzęczyka. Naciśnij
przycisk/ , aby zmierzyć ciśnienie
Liczbatętnicze w domu. Brzęczyk można ustawić
Interwałmaksymalnie sześć razy dziennie.
#1: Ciśnienie tętnicze mierzone jest zgodnie z wytycznymiJapońskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia.
#2: Po zmianie liczby pomiarów i czasu interwału w trybie ANBP lub
ASBP zmianie ulegają również ustawienia HBP.
31
Nazwa

6.2.1. Programy S-BPM
Pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim

OBP
Po naciśnięciu przycisku/, ciśnienie tętnicze mierzone
jest jednokrotnie, a wynik zapisywany jest w pamięci.
Pomiar ciśnienia tętniczegoNaciśnij przycisk

/

Czas

, aby rozpocząć pomiar.

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim AOBP

Po naciśnięciu przycisku/
uruchomiony zostaje
program AOBP.
Na początku urządzenie pozostaje w spoczynku przez czas
interwału, aby pacjent mógł się odprężyć.
Następnie w programie AOBP realizowany jest „1 cykl”.
Funkcja „1 cykl” obejmuje kilka pomiarów ciśnienia tętniczegooraz czasów interwałów, które są powtarzane zgodnie z ustawioną
liczbą pomiarów. Ostatni czas interwału jest pomijany.
Po naciśnięciu przycisku/
w trakcie „1 cyklu”,„1 cykl” jest zatrzymywany.
T: Czas interwału
Pomiar ciśnienia tętniczego
1 cyklT

T

TNaciśnij przycisk
Naciśnij przycisk
T

/

T

Czas

, aby rozpocząć „1 cykl”.
, aby zatrzymać „1 cykl”. Brak pomiaru/

TNaciśnij przycisk

T

T
/

T

T

, aby rozpocząć „1 cykl”.
32

Czas

Pomiar ciśnienia tętniczego w warunkach domowych

HBP
Po naciśnięciu przycisku/
uruchomiony zostaje
program HBP.
Następnie w programie HBP realizowany jest „1 cykl”.
„1 cykl” obejmuje zbiór pomiarów ciśnienia tętniczego orazczasów interwałów powtarzanych zgodnie z ustaloną liczbą
pomiarów. Ostatni czas interwału jest pomijany.
Po naciśnięciu przycisku/
w trakcie „1 cyklu”,„1 cykl” jest zatrzymywany.
T: Czas interwału
Pomiar ciśnienia tętniczego 1 cykl
TTNaciśnij przycisk
Naciśnij przycisk
T

/

T
/

T

, aby zatrzymać „1 cykl”.
TNaciśnij przycisk

T
/

33

Czas

, aby rozpocząć „1 cykl”.
Brak pomiaruT, aby rozpocząć „1 cykl”.

Czas

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego w nocy

ANBP
W programie ANBP można wstępnie ustawić sześć czasów
rozpoczęcia dziennie.
Jeśli zapisane są parametry programu ANBP, program ANBP
zostaje rozpoczęty i uruchamiany jest „1 cykl” dla każdego
czasu rozpoczęcia.
„1 cykl” obejmuje zbiór pomiarów ciśnienia tętniczego orazczasów interwałów powtarzanych zgodnie z ustaloną liczbą
pomiarów. Ostatni czas interwału jest pomijany.

WażneRęczny pomiar ciśnienia tętniczego w programie ANBPPo naciśnięciu przycisku
wykonywany jest „1 cykl”.
1 cyklT/

Pomiar ciśnienia tętniczego

T

T

T

Czas
rozpoczęci
1 cyklTT

1 cykl
T

T

Czas

Czas
rozpoczęci

Czas
rozpoczęci
1 cyklw trybie oczekiwania S-BPM ,1 cykl

1 cykl

T

T

T

T

Czas

Naciśnij przycisk/, Czasaby rozpocząć ręczny
rozpoczęci
pomiar ciśnienia tętniczego.
1 cyklT

Brak pomiaruNaciśnij przycisk/,
aby zatrzymać „1 cykl”.
34

T

Czas

Czas
rozpoczęci
T: Czas interwału

Automatyczny samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego

ASBP
W programie ASBP można wstępnie ustawić sześć czasów
rozpoczęcia alarmu.
Jeżeli parametry programu ASBP są zapisane, program ASBP
zostaje uruchomiony, a po każdym czasie rozpoczęcia rozlega
się brzęczyk. Naciśnij przycisk/, aby przeprowadzić„1 cykl”, gdy zadzwoni brzęczyk.
Funkcja „1 cykl” obejmuje kilka pomiarów ciśnienia tętniczegooraz czasów interwałów, które są powtarzane zgodnie z ustawioną
liczbą pomiarów. Ostatni czas interwału jest pomijany.

WażneRęczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie ASBP
Po naciśnięciu przycisku/
w trybie oczekiwania między
ostatnim „1 cyklem“ a następnym „1 cyklem“, wykonywany jest
„1 cykl“.
Pomiar ciśnienia tętniczego 1 cykl

1 cyklT

T

T

Czas rozpoczęcia
alarmuCzas rozpoczęcia
alarmuT

1 cykl

1 cyklT

CzasNaciśnij przycisk/,
aby rozpocząć „1 cykl”.

Naciśnij przycisk/,
aby rozpocząć „1 cykl”.

1 cykl

T

T

T

T

T

Czas

Naciśnij przycisk/, aby
przeprowadzić ręczny pomiar-BPM.
T: Czas interwału
35

1 cyklT

1 cyklBrak pomiaru

TTNaciśnij przycisk
Naciśnij przycisk

/

/

T

Czas

, aby zatrzymać „1 cykl”.

, aby rozpocząć „1 cykl”.
T: Czas interwału

Czas rozpoczęcia
alarmu6.2.2. S-BPM w trybie oczekiwania
W trybie oczekiwania S-BPM na panelu LCD wyświetlane są
tryb działania oraz wartość ciśnienia.
# W przypadku bezczynności trwającej kilka minut, wyświetlacz
LCD zostanie automatycznie ukryty. Nawet jeśli wyświetlacz
LCD jest ukryty, po naciśnięciu przycisku/będzie można
rozpocząć ręczny pomiar ciśnienia tętniczego. Po naciśnięciu
przycisku START/STOP lub EVENT , wyświetlacz znówbędzie widoczny.
Funkcja „1 cykl” obejmuje kilka pomiarów ciśnienia tętniczego orazczasów interwałów, które są powtarzane zgodnie z ustawioną liczbą
pomiarów. Ostatni czas interwału jest pomijany.
Wskaźnik zegara
miga na wyświetlaczu LCD podczas
czasu interwału „1 cyklu”.
S-BPM w trybie oczekiwania to okres, w którym ciśnienietętnicze nie jest mierzone w czasie interwału oraz między
ostatnim cyklem „1 cykl” a kolejnym cyklem „1 cykl”.
Program S-BPM
Wartość zwiększania ciśnienia
Aktualna godzina
366.2.3. Zatrzymywanie i zawieszanie pomiaruWażnePo zatrzymaniu trybu A-BPM na wyświetlaczu LCD pojawi się
kod zatrzymania E07 i zostanie on zapisany w pamięci.
Programy S-BPM

Obsługa

Pomiar ciśnieniatętniczego w
gabinecie lekarskim
OBP
Automatyczny
pomiar ciśnieniaNaciśnij przycisk/, aby zatrzymaćtętniczego w
pomiar ciśnienia tętniczego.
gabinecie lekarskim
AOBP
Pomiar ciśnieniatętniczego w
warunkachdomowych
HBP
AutomatycznyNaciśnij przycisk/, aby zatrzymać
pomiar ciśnienia
pomiar ciśnienia tętniczego. Przy następnym
tętniczego w nocy
czasie rozpoczęcia mierzone jest ciśnienie
ANBPtętnicze lub słychać brzęczyk.
#1
AutomatycznyJeżeli musisz całkowicie wstrzymać pracę
samodzielny pomiar
rejestratora, wyjmij baterie z rejestratora lubciśnienia tętniczego
przełącz do pozycji OBP, AOBP lub HBP.
ASBP
#1: Przejdź do części „6.2.1. Programy S-BPM”.
37

6.3. Wyniki pomiaru
6.3.1. Wyświetlanie wyników pomiaru
Funkcja monitorowania pozwala wybrać „Display ON” lub„Display OFF” w odniesieniu do wyników pomiaru w trybie
A-BPM. Z tej funkcji nie można korzystać w trybie S-BPM.
Polecenie „Display ON” pozwala wyświetlić parametry „Wartość
ciśnienia podczas pomiaru”, „Wynik pomiaru” oraz „Kod błędu
dla wyniku pomiaru”.
Po wybraniu polecenia „Display OFF” wyświetlany jest zegar.
Ustawienie fabryczne to „Display ON”.
Przejdź do części „8.2.2 Zegar i funkcja monitorowania pomiaru”.

6.3.2. Zapisywanie wyników pomiaru

Uwaga
Przetwarzanie danych z wynikami pomiaru
Nie używać w obecności silnego pola elektromagnetycznego.
Pojemność pamięci dla wyników pomiaru to 600 zestawów danych.
Gdy pamięć jest pełna, wyświetlany jest wskaźnik
,a rejestrator nie może przeprowadzić pomiaru do momentu
usunięcia danych z pamięci.

Ważne
Z pamięci rejestratora należy usunąć dane przed przekazaniem
go kolejnemu pacjentowi. Zalecamy używanie danych z pamięci
rejestratora dla każdej osoby osobno. Jeżeli w rejestratorze
zapisywane są dane wielu osób, przetwarzanie danych możebyć utrudnione.
38

6.3.3. Przesyłanie wyników pomiaru
Dane pomiarowe przechowywane w pamięci mogą być
przesyłane do urządzeń peryferyjnych za pomocą transferu
danych USB.
Przejdź do części „8.8 Podłączanie rejestratora do
dedykowanego urządzenia peryferyjnego”.

Uwaga
Podczas korzystania z funkcji komunikacji USB nie należy
odłączać kabla.
Może to prowadzić do uszkodzenia danych.

Ważne
Gdy na wskaźniku poziomu naładowania baterii wyświetlana
jest ikona, nie można przesyłać danych. Wymień
baterie, aby używać funkcji przesyłu danych.

6.3.4. Numery IDDomyślny fabryczny numer identyfikacyjny to „0”.
Skonfiguruj numery ID za pomocą dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.

Ważne
Numerów ID nie można skonfigurować za pomocą rejestratora
i wymagają one użycia dedykowanego urządzenia peryferyjnego.

39

7. Przygotowanie rejestratora
7.1. Instalowanie baterii (wymiana baterii)
Uwaga
Zainstaluj dwie nowe baterie, odpowiednio ustawiając
bieguny „+” i „-” wewnątrz komory baterii, a następnie
załóż rejestrator.
Jednocześnie wymieniaj obie baterie.
Wyjmij baterie z rejestratora, jeśli nie będzie używany
przez dłuższy czas. Z baterii może nastąpić wyciek
i może to wywołać awarię.
Używaj dwóch baterii alkalicznych typu LR6 lub
wyznaczonych baterii nadających się do powtórnegoładowania AA Ni-MH.
Instalując baterię w komorze baterii, najpierw należy przycisnąć
biegun „-” baterii do odpowiedniego zacisku sprężynowego w
komorze. Następnie należy włożyć biegun „+”.
Jeżeli bateria zostanie włożona począwszy od bieguna „+”,
zacisk sprężynowy w komorze może zniszczyć powłokę baterii.
Nie można mieszać różnych typów baterii ani łączyć
zużytych baterii z nowymi. Może to doprowadzić dowycieku, przegrzania lub uszkodzenia.

Ważne
Gdy wyświetlony zostanie poziom 1
poziomu baterii,
wymień dwie nowe baterie i dopiero wtedy załóż rejestrator.
Nie można przeprowadzić pomiaru ciśnienia tętniczego ani przesłać
danych rejestratora, gdy wyświetlany jest poziom 1.
Gdy bateria i wbudowana bateria nie działają, nic się nie wyświetla.
Zainstaluj baterie zgodnie z symbolem kierunku ().
40

Procedura

Zainstaluj baterie.

Krok 1. Otwórz pokrywę komorybaterii.
Krok 2. Wyjmij zużyte baterie.
Krok 3. Sprawdź symbol
kierunku ()
wewnątrz komory baterii.
Wsuń dwie bateriew odpowiednim
kierunku „+” i „-”.

Otwórz.

Popchnij zacisksprężynowy za
pomocą bieguna „-”baterii.

Wyjmij baterie.

Zamknij.

Popchnij zacisk sprężynowy.
Włóż.

Krok 4. Włóż baterię,wsuwając biegun „+”.
Krok 5. W ten sam sposóbwsuń drugą baterię.
Krok 6. Zamknij pokrywę komorybaterii.

Uwaga

Przechowuj baterie oraz pokrywę komory baterii pozazasięgiem niemowląt i dzieci, aby uniknąć przypadkowego
połknięcia lub innych wypadków.
Używaj standardowych baterii AA. Nie używaj spuchniętej
baterii, baterii nadającej się do powtórnego ładowania lub
takiej, która jest owinięta folią. Może to utrudnić otworzenie
pokrywy.
41

7.1.1. Jak wymieniać baterie
Wyniki pomiarów i parametry konfiguracji są zapisywane powyjęciu baterii. Kiedy wbudowana bateria się rozładowuje,
data jest resetowana do postaci 01/01/2017 00:00.
Po wymianie baterii sprawdź i wyreguluj bieżący czas. Przejdź
do części „8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania pomiaru”,
aby ustawić zegar.

7.2. Przygotowanie etuiWażnePo założeniu etui użyj paska znajdującego się w zestawiez akcesoriami.
Zalecamy użyć paska, aby przytwierdzić rejestrator do pacjenta.
Podczas używania rejestratora używaj etui
znajdującego się w zestawie z akcesoriami.
Aby przytwierdzić etui, przełóż etui przez pasek
znajdujący się w zestawie z akcesoriami alboprzez zwykły pasek.
Etui
Pasek

42

7.3. Kontrola przed użyciem
Uwaga
Przed użyciem skontroluj rejestrator, aby zapewnić jegoprawidłowe działanie, skuteczność i bezpieczeństwo.
Przed zainstalowaniem baterii/ po ich zainstalowaniu sprawdź
wszystkie pozycje z listy kontrolnej.
W wypadku wykrycia problemu, przestań używać rejestratora
i oznacz go komunikatem „Awaria” lub „Nie używać”. Skontaktuj
się z lokalnym sprzedawcą, aby naprawić urządzenie.

7.3.1. Lista kontrolna przed instalacją baterii
Nr
1

ElementCzęśćzewnętrzna

Opis
Brak zniszczeń i deformacji spowodowanych
upadkiem.
Brak uszkodzonych i poluzowanych przycisków itd.

Bateria

Upewnij się, że baterie nie są rozładowane.
Wymień dwie nowe baterie przed użyciem dlapacjenta.

3

MankietSprawdź, czy mankiet nie jest postrzępiony.
Jeżeli mankiet jest postrzępiony, może tospowodować pęknięcie z powodu ciśnieniawewnętrznego.

4Podłączanie
mankietu

5

Akcesoria do Sprawdź, czy żadne akcesoria nie są
przenoszenia zniszczone. (Etui, pasek itd.)

2

Sprawdź, czy przewód powietrza nie jestzagięty lub poskręcany.
Sprawdź, czy gniazdo przewodu powietrzai złącze zostały mocno połączone.

43

7.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii
Nr

1

Część

Bateria

Opis
Sprawdź, czy nie ma ognia, dymu i silnych
zapachów.
Sprawdź, czy nie są emitowane niepokojące
dźwięki.

2Wyświetlacz Sprawdź, czy nie wyświetla się nic dziwnego.

3

Obsługa

Sprawdź, czy rejestrator działa poprawnie.

4

PomiarSprawdź, czy pomiar można wykonać
prawidłowo i czy założenie mankietu, pomiar,wyświetlacz i wyniki są prawidłowe.

44

8. Obsługa
8.1. Schemat obsługi
Ważne
Ustawienia początkowe (wbudowanego zegara, funkcji
monitorowania oraz wartość początkowa zwiększaniaciśnienia) oraz wstępnie ustawiony program (A-BPM i S-BPM)
nie muszą być każdorazowo zapisywane. Są zapisywane po
usunięciu, aktualizacji i gdy rejestrator jest używany po raz
pierwszy.
Ustawienia rejestratora można zapisać za pomocą
dedykowanego urządzenia peryferyjnego. Przejdź
do instrukcji obsługi programu ABPM Data Manager.
Procedury pomiaru w trybach A-BPM oraz S-BPM są różne.
W trybie A-BPM można wybrać sześć par czasów
rozpoczęcia oraz interwałów co 24 godziny, a pomiarciśnienia tętniczego jest wykonywany i rejestrowany
automatycznie.
W trybie S-BPM zakłada się, że pacjent mierzy ciśnienietętnicze samodzielnie w warunkach domowych lub
szpitalnych. Tryb ten udostępnia pięć typów programów
odpowiednich do zastosowania.

45

Instalowanie baterii.
Ustawienia początkowe wbudowanego zegara,
funkcja monitorowania pomiaru oraz wartość zwiększaniaciśnienia.

A-BPM

S-BPM

Załóż rejestrator i mankiet.

Załóż rejestrator i mankiet.

Przesuń przełącznik AUTO
do pozycji „ON”.

Przesuń przełącznik AUTO
do pozycji „OFF”.

A-BPMNaciśnij przycisk

Przesuń przełącznik AUTO
do pozycji „OFF”.

START .

OBP
AOBP
HBP

Podłącz rejestrator do
dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.
Przetwarzanie danych.

Automatyczny pomiarciśnienia tętniczego
w nocyANBP

Wyczyść i zachowaj produkt.

ASBP

Pełna procedura użytkowania
46

8.2. Ustawienia początkowe
8.2.1. Ustawienia fabryczne
Ustawienia fabryczne (ustawienia początkowe) opisano poniżej:Popularne elementy ustawień
Element

Ustawienia fabryczne

Funkcja monitorowania

ON (oznaczona)

Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta

Data wysyłki

Elementy trybu A-BPM
Tryb Sleep

Ustawienia
fabryczne
OFF

Czas interwału, gdy tryb uśpienia jest w pozycji ON

30 minut

Czas rozpoczęcia dla okresu 1

0 godzin

Czas interwału dla okresu 1

30 minut

Czas rozpoczęcia dla okresu 2

0 godzin #1

Czas rozpoczęcia pomiaru zautomatyzowanego

OFF

Czas działania pomiaru zautomatyzowanego

OFF

Element

Zawartość ustawień fabrycznych

Po przesunięciu przełącznika AUTO do pozycji „ON”
uruchomiony zostaje tryb A-BPM. Ciśnienie tętnicze jest mierzone
co 30 minut, aż do przesunięcia przycisku do pozycji „OFF”.

#1: Ustawienia pomiędzy czasem interwału okresu 2 oraz czasem
interwału okresu 6 są pomijane, ponieważ czas rozpoczęcia
okresu 1 i 2 ma tę samą wartość.

47

Elementy trybu S-BPM
Element
Wybór programu

Ustawienia fabryczne
Pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie
lekarskim (OBP)

Pomiar ciśnieniatętniczego w gabinecie
Nie dot.
lekarskim
OBP
Automatyczny pomiar
Liczba pomiarów
2 pomiaryciśnienia tętniczego w
5 minut
gabinecie lekarskimAOBP Czas interwału
Pomiar ciśnienia
Liczba pomiarów
2 pomiarytętniczego w warunkach
Czas
interwału
1minutadomowych
HBP
Czas rozpoczęcia okresu 2 godziny
Automatyczny
pomiar ciśnienia
Liczba pomiarów
2 pomiarytętniczego w nocy ANBP Czas interwału
1 minuta
Automatyczny
Czas rozpoczęcia alarmu 7 godzin, 22 godziny
samodzielny pomiar
Liczba pomiarów
2 pomiaryciśnienia tętniczego
1 minuta
ASBP Czas interwału

Zawartość ustawień fabrycznych

Po naciśnięciu przycisku/, gdy przełącznik AUTO
znajduje się w pozycji „OFF”, uruchomiony zostaje wstępnie
ustawiony program S-BPM (OBP). W programie (OBP) ciśnienietętnicze mierzone jest raz, a wynik zapisywany jest w pamięci.

8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania pomiaru
Ustawienia początkowe można skonfigurować z zastosowaniemponiższych metod.
Używanie przycisków na rejestratorze.
Używanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego,które jest podłączone do rejestratora za pomocą kabla USB.
48

Procedura obsługi za pomocą przycisków
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP , naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu OLED
pojawi się komunikat Display (po komunikacie Sleep ).
Krok 4. Przyciski działania są następujące:Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.
Później można używać tych przycisków w innych elementach.
Krok 5. Po skonfigurowaniu ustawień, naciśnij przycisk
START/STOP , aby powrócić do trybu oczekiwania.
Element
OLED
Display
Funkcjamonitorowania
xx
Clock
Rok
Year xx
Clock
Miesiąc
Mon. xxClockDzieńDay xx
Clock
Godzina
Hour xx
Clock
MinutaMin. xx

Zakresxx = OFF,

ON

xx =

17 do 99. Ostatnie dwie cyfry roku.

xx =

1

do 12 miesięcy

xx =

1

do 31 dnixx =0

do 23 godzin

xx =

0

do 59 minut

Znaki w nawiasach kwadratowych : Ustawienia fabryczne
i ustawienia początkowe po całkowitym zużyciu baterii.
498.2.3. Wartość początkowego zwiększania ciśnienia S-BPM
Wartość początkowego zwiększania ciśnienia S-BPM możezostać ustawiona wcześniej.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Jeżeli wybranie zostanie AUTO, odpowiednia wartość
zwiększania ciśnienia zostanie wybrana automatycznie.
Ustawienie fabryczne to 180 mmHg.
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Wybierz wartość zwiększania ciśnienia za pomocą przycisku
START/STOP .
Przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”

Program S-BPM

Aktualna godzina

8.3. Wstępnie ustawione programy A-BPM
Ustawienia początkowe można skonfigurować z zastosowaniemponiższych metod.
Używanie przycisków na rejestratorze.
Używanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego, które
jest podłączone do rejestratora za pomocą kabla USB.
Tryb A-BPM może być używany tylko do pomiaru zautomatyzowanego.

WażneOkreślić czas rozpoczęcia i interwał liczone od momentu,
w którym przełącznik AUTO jest ustawiony w pozycji „ON”.
W przypadku korzystania z innego trybu A-BPM konieczne jest
ich ponowne określenie.
50

Obsługa za pomocą przycisków
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP ,naciśnij przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu OLED
pojawi się Sleep .
Krok 4. Ustaw tryb uśpienia za pomocą następujących przycisków.
Jeżeli tryb uśpienia jest w pozycji „ON”, przejdź do kroku 5.
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element.
Krok 5. Określ czas rozpoczęcia oraz interwał dla maksymalniesześciu okresów za pomocą następujących przycisków.
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element.
Krok 6. Ustaw czas rozpoczęcia oraz czas działania pomiaru
zautomatyzowanego za pomocą następujących przycisków.
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.
Krok 7. Po zakończeniu konfigurowania, rejestrator powraca do trybu
oczekiwania.

Uwaga
Nie wyjmuj baterii podczas ładowania ustawień.
Po wyjęciu baterii ponownie wprowadź ustawienia.

51

8.3.1. Elementy i parametry trybu A-BPM
Oto wstępnie ustawiony program A-BPM:
Element

OLED
Parametr
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2
xx
Czas
Cycle
interwału
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minut
Czas
Hour 1xx xx = 0 do 23 godzin
Okres rozpoczęcia
1
Czas
Cycle 1interwału
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minut
Czas
Hour 2xx xx = 0 do 23 godzin
Okres rozpoczęcia
2
Czas
Cycle 2interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 3xx xx = 0 do 23 godzin
Okres rozpoczęcia
3
Czas
Cycle 3interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 4xx xx = 0 do 23 godzin
Okres rozpoczęcia
4
Czas
Cycle 4interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 5xx xx = 0 do 23 godzin
Okres rozpoczęcia
5
Czas
Cycle 5interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 6xx xx = 0 do 23 godzin
Okres rozpoczęcia
6
Czas
Cycle 6
interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
START
#3, #4
rozpoczęcia
xx xx = OFF , 0 do 23 godzin
Czas
Operation#3, #4działania
xx xx = OFF , 1 do 27 godzin

Tryb Sleep

Pomiarzautomatyzowany

Znaki w nawiasach kwadratowych: Ustawienia fabryczne.
52

#1 : Gdy w trybie uśpienia wybrano ustawienie „ON”, można
użyć funkcji czasu rozpoczęcia i czasu działania pomiaru
zautomatyzowanego oraz czasu interwału trybu uśpienia.
Nie będzie można użyć funkcji czas interwału w odniesieniu
do tych okresów (od 1 do 6).
#2 : Gdy w trybie uśpienia wybrano ustawienie „OFF”,
czas interwału trybu uśpienia nie będzie wyświetlany.
#3 : Jeśli określono czas rozpoczęcia, a dla czasu działania
wybrano ustawienie „OFF”, gdy przełącznik AUTO zostanie
ustawiony w pozycji „ON”, pomiar zautomatyzowany zostanie
uruchomiony zgodnie z ustawionym czasem rozpoczęcia
i pozostanie włączony aż do ustawienia przełącznika AUTO
w pozycji „OFF”. Jeśli przełącznik AUTO zostanie ponownie
ustawiony w pozycji „ON”, pomiar zautomatyzowany zostaniewłączony zgodnie z ustawionym czasem rozpoczęcia.

Ważne
Po określeniu czasu działania, nawet jeśli przełącznik AUTO
zostanie naciśnięty podczas pomiaru zautomatyzowanego,pomiar zautomatyzowany będzie kontynuowany przez czas
działania od momentu początkowego ustawienia przełącznika
AUTO w pozycji „ON”.
#4 : Jeśli określono czas rozpoczęcia, a dla czasu działania
wybrano ustawienie „OFF”, gdy przełącznik AUTO jest
ustawiony w pozycji „ON”, pomiar zautomatyzowany
rozpocznie pierwszy pomiar ciśnienia tętniczego i pomiarbędzie kontynuowany przez czas działania.
Jeśli przełącznik AUTO zostanie przestawiony w pozycji „OFF”
w trybie pomiaru zautomatyzowanego, tryb zostanie wyłączony.
Jeśli przełącznik AUTO zostanie ponownie ustawiony
w pozycji „ON”, tryb pomiaru zautomatyzowanego zostaniewłączony zgodnie z ustawionym czasem działania.
53WażneJeśli czas rozpoczęcia jest ustawiony i przełącznik AUTO
zostanie ustawiony w pozycji „OFF” w trybie pomiaru
zautomatyzowanego, tryb zostanie wyłączony.
Jeśli przełącznik AUTO zostanie ponownie ustawiony
w pozycji „ON”, tryb pomiaru zautomatyzowanegorozpocznie się natychmiast.

Znaczenie poszczególnych pozycji

Tryb Sleep:Umożliwia określenie czasu interwału pomiaru
zautomatyzowanego. Czas interwału okresów od 1 do 6 niemoże zostać użyty. Przejdź do części „6.1.2. Funkcja Sleepi czas interwału”.
Okres:
24 godziny można podzielić maksymalnie na sześć okresów.
Dla każdego okresu można określić czas rozpoczęcia orazinterwał. Tryb A-BPM może być używany tylko wtedy, gdymożna wykonać pomiar zautomatyzowany.
Pomiar zautomatyzowany:
Istnieje możliwość kontrolowania całego trybu A-BPM. Można
określić czas rozpoczęcia oraz czas działania. Przejdź doczęści „8.3.2. Przykłady programu A-BPM”.

54

8.3.2. Przykłady programów A-BPM
Przykład

Czasy rozpoczęcia i interwały. Uproszczone wprowadzanie.

Dwa okresy
Czas rozpoczęcia okresu 1 =Czas interwału okresu 1 =Czas rozpoczęcia okresu 2 =Czas interwału okresu 2 =Czas rozpoczęcia okresu 3 =

7:00
15
22:00
60
7:00 ....... Taki sam jak okresu 1

Okres 3 i następne elementy nie są wyświetlane, ponieważ czas
rozpoczęcia okresu 3 i okresu 1 są takie same.
Jeżeli czas rozpoczęcia okresu 2, 3, 4, 5 lub 6 jest taki sam jakokresu 1, te czasy rozpoczęcia i interwały nie są wyświetlane.

Przykład 1 Pomiar automatyczny

Czas rozpoczęcia pomiaru zautomatyzowanego = OFF,
Czas działania pomiaru zautomatyzowanego = OFF.
Gdy przełącznik AUTO jest ustawiony w pozycję „ON”,
tryb A-BPM jest wykonywany zgodnie z czasem rozpoczęcia
i interwałem każdego okresu, aż przełącznik AUTO zostanie
ustawiony w pozycji „OFF”.
Pomiar ciśnienia tętniczego

Okres 1
Przełącznik AUTO
w pozycji „ON”

Brak pomiaru

Okres 2Przełącznik AUTO
w pozycji „OFF”
55

Czas

Przykład 2 Pomiar automatyczny

Czas rozpoczęcia pomiaru zautomatyzowanego = 7:00,
Czas działania pomiaru zautomatyzowanego = OFF.
Po ustawieniu przełącznika AUTO w pozycji „ON” tryb A-BPM
zostaje uruchomiony o 7:00. Tryb A-BPM jest kontynuowany
zgodnie z czasem rozpoczęcia i interwałem każdego okresu,
aż przełącznik AUTO będzie ustawiony w pozycji „OFF”.
7:00

Pomiar ciśnienia tętniczego

Okres 1
Przełącznik AUTO
w pozycji „ON”

Brak pomiaru

Okres 2Przełącznik AUTO
w pozycji „OFF”

Czas# Nawet jeśli przełącznik AUTO zostanie ustawiony w pozycji„OFF” i „ON” w trybie pomiaru zautomatyzowanego, pomiar
zautomatyzowany jest nadal aktywny.

Przykład 3 Pomiar automatyczny

Czas rozpoczęcia pomiaru zautomatyzowanego = OFF,
Czas działania pomiaru zautomatyzowanego = 26 godzin.
Gdy przełącznik AUTO jest ustawiony w pozycji „ON”,
tryb A-BPM działa przez 26 godzin, zgodnie z ustalonymi
dla każdego okresu czasem rozpoczęcia i interwałem.
Pomiar ciśnienia tętniczego
Brak pomiaru

Okres 1

Okres 2
Po 26 godzinach
56

Czas

# Nawet jeśli przełącznik AUTO zostanie ustawiony w pozycji„OFF” i ponownie przestawiony do pozycji „ON” podczas
pomiaru zautomatyzowanego, pomiar zautomatyzowany
nie jest kontynuowany poza czasem działania.

8.3.3. Czas rozpoczęcia oraz czas działania
Jeśli czas rozpoczęcia pomiaru automatycznego jestokreślony i przełącznik AUTO zostanie ustawiony w pozycji„ON” i pomiar zautomatyzowany rozpoczął się, wyświetli sięponiższy komunikat.
Jeśli czas rozpoczęcia jest wcześniejszy od aktualnej godziny,
pomiar zautomatyzowany rozpocznie się o czasie
rozpoczęcia następnego dnia.
„---” wyświetla się do czasu rozpoczęcia.

Aktualna godzina

Ten sam symbol "---" wyświetla się po upływie czasu działania
pomiaru zautomatyzowanego.

57

8.4. Programy S-BPM
Ustawienia początkowe można skonfigurować z zastosowaniemponiższych metod.
Używanie przycisków na rejestratorze.
Używanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego, które
jest podłączone do rejestratora za pomocą kabla USB.

Procedura obsługi za pomocą przycisków
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Naciskając i przytrzymując równocześnie przycisk/
naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP , aż nawyświetlaczu LCD pojawi się.

,

Krok 3. Wybierz program S-BPM za pomocą następujących przycisków.
Program: Przełącznik OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
Przełącznik/............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element.
Krok 4. Określ każdy element (Liczba pomiarów, Czas interwału,
czas rozpoczęcia oraz czas rozpoczęcia alarmu), używając
niżej opisanych przycisków.
Przełącznik/............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.
Krok 5. Po zakończeniu konfiguracji wyświetlany jest zegar S-BPM.

Uwaga
Nie wyjmuj baterii podczas ładowania ustawień.
Po wyjęciu baterii ponownie wprowadź ustawienia.
58

8.4.1. Elementy i parametry trybu S-BPM
ProgramElement

Parametr

Program S-BPM
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim
OBP

Nie dot.

Nie dot.

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim
AOBP

Liczba pomiarów

2,

1 do 5 pomiarów

Czas interwału

5,

3 do 10 minut

Pomiar ciśnienia tętniczego w warunkach domowych
HBP

Liczba pomiarów

2,

1 do 5 pomiarów

Czas interwału

1,

1 do 5 minut

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego w nocy
ANBP

Czas rozpoczęcia

2,0 do 23 godzin

Liczba pomiarów

2,

1 do 5 pomiarów

Czas interwału

1,

1 do 5 minut#1

Automatyczny samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego

ASBP

Czas rozpoczęcia
alarmu7,

Liczba pomiarów

2,

1 do 5 pomiarów

Czas interwału

1,

1 do 5 minut

22 , 0 do 23 godzin#2

Znaki w nawiasach kwadratowych : Ustawienia fabryczne.
#1: Cykl 24 godzin można podzielić na maksymalnie sześć okresów.
W każdym okresie można ustalić czas rozpoczęcia pomiaruciśnienia tętniczego.
#2: Cykl 24 godzin można podzielić na maksymalnie sześć okresów.
W każdym okresie można ustalić czas rozpoczęcia alarmu dla
pomiaru ciśnienia tętniczego.
598.4.2. Przykłady wyświetlacza S-BPM
Wyświetlacz pomiaru ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim OBP
W programie OBP nie ma ustawień do konfiguracji.

Wyświetlacz automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego w gabinecie
lekarskim
AOBP
W programie AOBP używane są wstępnie ustawione liczba
pomiarów oraz czas interwału.
W programie AOBP realizowany jest „1 cykl” po zakończeniu
trybu oczekiwania, podczas którego można się odprężyć.
Zob „6.2.1. Programy S-BPM” dla „1 cyklu”.

Liczba pomiarów

Czas interwału

Wyświetlacz pomiaru ciśnienia tętniczego w warunkach domowych HBP
W programie HBP używane są wstępnie ustawione liczba
pomiarów oraz czas interwału.
W programie HBP realizowany jest „1 cykl”.
Zob „6.2.1. Programy S-BPM” dla „1 cyklu”.

Liczba pomiarów

Czas interwału
60Wyświetlacz automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego w nocy
ANBP

W programie ANBP można wstępnie ustawić sześć czasów
rozpoczęcia „1 cyklu”. Zob „6.2.1. Programy S-BPM” dla „1 cyklu”.

Gdy ostatni czas rozpoczęcia jest taki sam jak pierwszy czas
rozpoczęcia, konfiguracja czasu rozpoczęcia jest wyłączana.
Następnie należy określić liczbę pomiarów oraz czas interwału
dla „1 cyklu”.

Pierwszy czas rozpoczęcia

2. czas rozpoczęcia

Liczba pomiarów

Przykład

3. czas rozpoczęcia

Czas interwału

Ustawienia i wprowadzanie uproszczone

Pomiar jest realizowany
o godzinie 22:00 i 4:00.
Czas rozpoczęcia okresu 1 =Czas rozpoczęcia okresu 2 =Czas rozpoczęcia okresu 3 =Liczba pomiarów =Czas interwału =

61

4:00
22:00
4:00 ....... Taki sam jak okresu 1
2 razy0:01 minutyWyświetlacz automatycznego samodzielnego pomiaruciśnienia tętniczego

ASBP

W programie ASBP można wstępnie ustawić sześć czasów
rozpoczęcia alarmu.
Przy każdym czasie rozpoczęcia uruchomi się brzęczyk.
Po usłyszeniu brzęczyka, naciśnij przycisk/, aby wykonać
pomiar w trybie „1 cykl”. Zob „6.2.1. Programy S-BPM” dla „1 cyklu”.
Gdy ostatni czas rozpoczęcia jest taki sam jak pierwszy czas
rozpoczęcia, konfiguracja czasu rozpoczęcia jest wyłączana.
Następnie należy określić liczbę pomiarów oraz czas interwału
dla „1 cyklu”.

Pierwszy czas
rozpoczęcia alarmu

2. czas rozpoczęcia
alarmuLiczba pomiarów

Przykład

3. czas rozpoczęcia
alarmuCzas interwału

Ustawienia i wprowadzanie uproszczoneBrzęczyk dzwoni o godzinie 22:00 i 7:00.
Naciśnij przycisk/, aby wykonać „1 cykl“.
Czas rozpoczęcia okresu 1 = 22:00
Czas rozpoczęcia okresu 2 = 7:00
Czas rozpoczęcia okresu 3 = 22:00 ..... Taki sam jak okresu 1
Liczba pomiarów =2 razyCzas interwału =0:01 minuty
62

8.5. Usuwanie danych pomiarowych
Działanie funkcji i ich wyjaśnienie

Dane z pomiaru zostaną usunięte, ale ustawienia zostaną zachowane.
Ustawienia początkowe można skonfigurować z zastosowaniemponiższych metod.
Używanie przycisków na rejestratorze.
Używanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego,które jest podłączone do rejestratora za pomocą kabla USB.

UwagaJeśli dane pomiarowe zostaną usunięte, nie będzie można
ich odzyskać. Przed usunięciem danych należy wykonać
ich kopię zapasową.
Usunąć dane pomiarowe ostatniego pacjenta przedużyciem rejestratora na kolejnym pacjencie.
Usunięcie danych może zająć około dziesięciu sekund.
Nie używaj urządzenia podczas usuwania danych,
aby zapewnić ich prawidłowe usunięcie.

Procedura obsługi za pomocą przycisków

Krok 1. Ustaw przełącznik AUTO w pozycji „OFF”.
Krok 2. Jeśli wskazanie nie będzie widoczne, naciśnięcie przycisku
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP ,naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT , aż nawyświetlaczu OLED pojawi się komunikat DataClear(po komunikacie Sleep i Display ).
Krok 4. Wybierz tryb działania.
Jeśli chcesz usunąć dane, naciśnij i przytrzymaj przycisk
START/STOP .
Na wyświetlaczu OLED zacznie migać komunikat Erasing
pod komunikatem DataClear i rozpocznie się usuwanie
danych. Po usunięciu przejdź do kroku 5.
Jeśli dane zostaną zachowane (nie będą usuwane), naciśnij
przycisk EVENT i przejdź do kroku 5.
Krok 5. Rejestrator powróci do trybu oczekiwania.
63

8.6. Zakładanie produktu pacjentowi
8.6.1. Informacja dla pacjentówWyjaśnij pacjentowi poniższe informacje, aby mógł bezpiecznieużywać rejestratora.

Środki ostrożności podejmowane podczas pomiaru ciśnienia tętniczego
Rozluźnij rękę i nic nie mów, gdy rozpocznie się pompowanie.

Pozostań w tej samej pozycji przez cały czas trwania pomiaru.
Podczas pomiaru unikaj poruszeń i hałasu.
Ciśnienie tętnicze jest mierzone przez około 1 minutę pozwiększaniu ciśnienia. Do zakończenia pomiaru, nie ruszaj się.
Proces pomiaru od napompowania mankietu do wypuszczenia
powietrza trwa maksymalnie 170 sekund.
Rejestrator może napełnić się ponownie w celu kolejnegozmierzenia ciśnienia tętniczego po zakończeniu zwiększaniaciśnienia. Może to być spowodowane poruszeniem się ciała itd.
Rejestrator może rozpocząć pomiar ciśnienia tętniczego po
około 120 sekundach, kiedy dane pomiarowe są niepoprawne,
i rozpocząć następny pomiar po 8 minutach. Może to być
spowodowane poruszeniem się ciała itd.
Rejestrator może utrudniać prowadzenie pojazdu i obsługę
urządzeń. Unikaj prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń
podczas noszenia rejestratora.

W jaki sposób zatrzymać lub zawiesić pomiarNaciśnij przycisk START/STOP , aby zatrzymać pomiarciśnienia tętniczego. Kod błędu jest przechowywany w pamięci.
Ciśnienie tętnicze jest mierzone ponownie po 120 sekundach.
64

W przypadku trybów A-BPM i ANBP oraz ASBP w programie
S-BPM wstrzymany może zostać tylko aktualny pomiar ciśnieniatętniczego, a „1 cykl” przeprowadzany jest w następnym czasie
rozpoczęcia. Ustaw przełącznik AUTO w pozycji „OFF”,
aby zawiesić tryb A-BPM.
Zdejmij mankiet, jeżeli aktualnego pomiaru ciśnienia tętniczegonie można zatrzymać za pomocą przycisku START/STOP .

UwagaNaciśnij przycisk START/STOP , aby zatrzymać pomiar.
„1 cykl” zostanie zrealizowany w następnym czasie
rozpoczęcia podczas trybu A-BPM oraz trybów ANBPi ASBP w programie S-BPM.
W przypadku wystąpienia bólu ręki lub nieoczekiwanej
dolegliwości przerwij pomiar, zdejmij mankiet i skonsultuj
się z lekarzem. Ustaw przełącznik AUTO w pozycję
„OFF”, aby zawiesić tryb A-BPM.
Aby przywrócić pomiar zautomatyzowany A-BPM, ustaw
przełącznik AUTO w pozycji „ON”. Na wyświetlaczach LCD
i OLED pojawi się wskaźnik
. Rejestrowanie danych będzie
kontynuowane aż do ustawienia przełącznika w położeniu „OFF”.

Korzystanie z ręcznego pomiaru w trybie A-BPM

Ta procedura chwilowego pomiaru nie jest dostępna w ramachwstępnie ustawionego programu.

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM.
Krok 2. Naciśnij przycisk START/STOP , aby natychmiast zmierzyćciśnienie tętnicze podczas trybu A-BPM.
Krok 3. Wyniki pomiaru są przechowywane w pamięci.
Jeżeli w trakcie pomiaru wciśnięty zostanie przycisk
START/STOP , pomiar zostanie zawieszony.
65Środki ostrożności podczas noszenia rejestratora

Rejestrator jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj ani nie
potrząsaj rejestratorem.
Rejestrator i mankiet nie są wodoodporne (odporne na zalanie).
Zabezpiecz produkt przed deszczem, potem i wodą.
Nic nie kładź na produkcie.
Jeżeli mankiet zostanie przesunięty w wyniku zbyt silnego
poruszenia, ponownie załóż mankiet.
Przewód powietrza ułóż tak, aby się nie zaginał ani nie zawijał
wokół szyi podczas snu.

Wymiana baterii

Gdy wyświetlony zostaje wskaźnik
, rejestrator niemoże mierzyć ciśnienia tętniczego ani nawiązać połączenia
z dedykowanym urządzeniem peryferyjnym. Natychmiast
wymień na dwie nowe baterie.

8.6.2. Pokrowiec mankietu
WażneMankiet i pokrowiec mankietu muszą pozostawać czyste.
Wymieniaj pokrowiec mankietu dla każdej osoby.
Używaj odpowiednich opcjonalnych pokrowców mankietów.

66

8.6.3. Zakładanie mankietu, etui i rejestratora

Uwaga
Nie zakładaj mankietu, jeżeli pacjent cierpi na zapalenieskóry, ma rany zewnętrzne itd.
Zdejmij mankiet i przestań go używać, jeżeli u pacjenta
widoczne jest zapalenie skóry lub inne objawy.
Dopilnuj, aby przewód powietrza nie owijał się wokół szyi
i ciała.
Zachowaj ostrożność podczas używania przez niemowlęta,ponieważ istnieje zagrożenie uduszenia.
Mocno wciśnij złącze przewodu powietrza, aż nie będzie się
mogło obrócić dalej. Jeżeli połączenie jest nieprawidłowe,może to spowodować wyciek powietrza i błąd pomiaru.

WażneZałóż mankiet w odpowiedniej pozycji i owiń nim rękę, aby
poprawnie zmierzyć ciśnienie tętnicze.
Dopilnuj, aby podczas pomiaru mankiet i przewód powietrza
nie wibrowały. Rejestrator pozwala mierzyć subtelne zmianyciśnienia powietrza wewnątrz mankietu.
Mankiet znajdujący się w zestawie z akcesoriami to mankiet
dla dorosłych na lewą rękę.Jeżeli rozmiar mankietu jest
nieodpowiedni, należy zakupić mankiet dodatkowy.
Obwód rękiMały mankiet
15 do 22 cm
05,9" do 08,7"
Mankiet dla dorosłych 20 do 31 cm
07,8" do 12,2"Duży mankiet
28 do 38 cm
11,0" do 15,0"
Mankiet XL
36 do 50 cm
14,2" do 19,7"
Mankiet powinien być czysty.
Zalecamy, aby pacjent korzystał z etui i paska.
Mankiet nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej.
67

Jak założyć mankiet, rejestrator oraz etui

Krok 1. Przesuń koniec mankietu przez pierścień i utwórz kształt
bransolety.
Krok 2. Znajdź tętnicę ramienną na lewej ręce za pomocą badania
dotykowego.
Krok 3. Załóż mankiet bezpośrednio na skórę, tak aby biały znak
znajdował się bezpośrednio nad tętnicą ramienną, a dolnakrawędź mankietu była założona około 1 - 2 cm ponadwewnętrznym zagłębieniem łokcia.
Krok 4. Zawiń mankiet tak, aby pierścień był w zasięgu, aby płasko
przylegał i nie zsuwał się, ale żeby pozostało miejsce na
wsunięcie dwóch palców.
Krok 5. Przytwierdź przewód powietrza za pomocą taśmy przylepnej
tak, żeby przechodził ponad ramieniem.
Krok 6. Przełóż pasek przez etui.
Krok 7. Dopasuj pasek tak, aby etui znalazło się po lewej stronie.
Krok 8. Podłącz wtyczkę powietrza do gniazda przewodu powietrza
na rejestratorze.
Krok 9. Włóż rejestrator w etui.
Pierścień

Tętnicaramienna
Biały wskaźnik
pozycji tętnicy
Około
1 - 2 cmpowyżej

Biały wskaźnik pozycjitętnicy
Miejsce na wsunięcie
dwóch palców
68

Krok 5. Przewód powietrza

Krok 5. Taśma
Krok 5. Zacisk

Przewód powietrza

Krok 5. Mankiet

Krok 7. Pasek
Krok 7. Etui
Krok 8. Wtyczka
powietrza
Krok 8. Gniazdo
przewodu
powietrza
Krok 9. WłóżEtui

Krok 6. Pasek
69

8.7. Obsługa pomiaru ciśnienia tętniczego
8.7.1. Obsługa trybu A-BPM
Po uruchomieniu trybu A-BPM ciśnienie tętnicze jest mierzone
zgodnie ze wstępnie ustawionymi parametrami.

Ważne
Ustaw wbudowany zegar i wartość początkową zwiększaniaciśnienia przed pomiarem, ponieważ funkcje te są używane
w trybie A-BPM. Przejdź do części „8.2.2. Zegar i funkcja
monitorowania pomiaru” oraz „8.3. Wstępnie ustawione
programy A-BPM”.
Po zdjęciu rejestratora ustaw przełącznik AUTO w pozycji „OFF”.
W wypadku zdjęcia rejestratora w trybie A-BPM, mankiet
zaczyna być pompowany w następnym czasie rozpoczęcia
i mankiet może pęknąć. Po wznowieniu trybu A-BPM ustaw
przełącznik AUTO w pozycji „ON”.
Wskaźnikjest wyświetlany w trakcie działania trybu A-BPM.

Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego można przeprowadzić w
trakcie trybu oczekiwania A-BPM.
Wynik pomiaru ręcznego pomiaru ciśnienia tętniczego można
zapisać w pamięci.
Po zatrzymaniu trybu A-BPM na wyświetlaczu OLED pojawi się
kod błędu E07 i zostanie on zapisany w pamięci.

Rozpoczynanie trybu A-BPM
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „ON”.

Krok 2. Na wyświetlaczach LCD i OLED pojawi się wskaźnik
Tryb A-BPM jest uruchomiony.
70.

Zawieszanie trybu A-BPM

Krok 1. Ustaw przełącznik
Krok 2. Wskaźnik

AUTO

w pozycji „OFF”.

jest ukryty. Tryb A-BPM jest zawieszony.

Zatrzymywanie aktywnego trybu A-BPM

Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany. Tryb A-BPM jest
jednak kontynuowany. Kolejny pomiar ciśnienia tętniczego
realizowany jest zgodnie z ustawieniami trybu A-BPM.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM)

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM. A-BPM w trybie
oczekiwania to okres, w którym ciśnienie tętnicze nie jest
mierzone podczas czasu interwału.
Krok 2. Naciśnij przycisk START/STOP w trybie oczekiwania A-BPM.

Aby podwoić czas interwału lub go zresetować

Gdy tryb uśpienia jest w pozycji „ON”, a przycisk EVENT
został wciśnięty w trakcie trybu oczekiwania A-BPM, czas
interwału będzie podwojony.

71

8.7.2. Obsługa trybu S-BPM
WażnePrzed pomiarem ustaw wbudowany zegar i wartość początkową
zwiększania ciśnienia, ponieważ funkcje te są używane w trybie
S-BPM.
Przejdź do części „8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania
pomiaru” oraz „8.4. Programy S-BPM”.
Wyjmij baterie, gdy pacjent zdejmie rejestrator i mankiet
w programie ANBP lub ASBP (nawet w trybie oczekiwania).
Jeżeli baterie zostaną pozostawione w komorze baterii, mankietmoże pęknąć, gdy rejestrator zacznie pompować mankiet na
potrzeby kolejnego „1 cyklu”. Jeżeli pacjent wznowi pomiar,włóż baterie i naciśnij przycisk/ .
Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego można przeprowadzić w
trakcie trybu oczekiwania S-BPM.
Wynik pomiaru ręcznego pomiaru ciśnienia tętniczego można
zapisać w pamięci.
Po zatrzymaniu trybu S-BPM na wyświetlaczu OLED pojawi się
kod błędu E07 i zostanie on zapisany w pamięci.

Rozpoczynanie trybu S-BPM

Krok 1. Ustaw przełącznik AUTO w pozycji „OFF”.
Krok 2. Oto jak wygląda sposób obsługi:Programy S-BPM
Pomiar ciśnienia tętniczego w
gabinecie lekarskim
OBP
Automatyczny pomiar ciśnieniatętniczego w gabinecie lekarskim AOBP
Pomiar ciśnienia tętniczego w
warunkach domowych
HBP
Automatyczny pomiar ciśnieniatętniczego w nocy
ANBP

ObsługaNaciśnij przycisk/ ,aby uruchomić wstępnie
ustawiony program w
trybie oczekiwania.

Wstępnie ustawiony
program przechodzi do trybu
oczekiwania, aż do „czasu
Automatyczny samodzielny pomiar
rozpoczęcia” lub „czasuciśnienia tętniczego
ASBP rozpoczęcia alarmu”.
72Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie S-BPM.
(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie S-BPM)

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz LCD jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania S-BPM.
Krok 2. Naciśnij przycisk/
w trakcie trybu oczekiwania S-BPM.
Pomiar ciśnienia tętniczego dla „1 cyklu” przeprowadzany
jest natychmiastowo.

Zatrzymanie lub zawieszenie trybu S-BPM
Oto jak wygląda sposób obsługi:Programy S-BPM
Obsługa
Pomiar ciśnieniatętniczego w
gabinecie lekarskim
OBP
Automatyczny
pomiar ciśnieniaNaciśnij przycisk/ , aby zatrzymaćtętniczego w
pomiar ciśnienia tętniczego.
gabinecie lekarskim
AOBP
Pomiar ciśnieniatętniczego w
warunkach domowych
HBP
AutomatycznyNaciśnij przycisk/ , aby zatrzymać
pomiar ciśnienia
pomiar ciśnienia tętniczego. Przytętniczego w nocynastępnym czasie rozpoczęcia mierzone
ANBP jest ciśnienie tętnicze lub słychaćbrzęczyk.
#1
AutomatycznyJeżeli musisz całkowicie wstrzymać pracę
samodzielny pomiar
rejestratora, wyjmij baterie z rejestratora lubciśnienia tętniczego
ASBP przełącz do pozycji OBP, AOBP lub HBP.
#1: Przejdź do części „6.2.1. Programy S-BPM”.
73

8.7.3. Pomiar ręczny
Przeprowadź ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w charakterzeorientacyjnego i natychmiastowego pomiaru ciśnienia tętniczego.

WażneRęczny pomiar ciśnienia tętniczego można przeprowadzić
natychmiastowo w trybie oczekiwania.
Wynik pomiaru jest zapisywany w pamięci.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM.
(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM)

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM. A-BPM w trybie
oczekiwania to okres, w którym ciśnienie tętnicze nie jest
mierzone podczas czasu interwału.
Krok 2. Naciśnij przycisk START/STOP w trybie oczekiwania A-BPM.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie S-BPM.
(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie S-BPM)
Krok 1. Jeśli wyświetlacz LCD jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania S-BPM.

Krok 2. Naciśnij przycisk/
w trakcie trybu oczekiwania S-BPM.
Pomiar ciśnienia tętniczego dla „1 cyklu” przeprowadzany
jest natychmiastowo.

74

8.7.4. Zatrzymywanie i zawieszanie pomiaru
Trwający tryb A-BPM, S-BPM oraz ręczny pomiar ciśnieniatętniczego można natychmiastowo zatrzymać lub zawiesić.

Ważne
Po zatrzymaniu pomiaru ciśnienia tętniczego na wyświetlaczu
OLED pojawi się kod zatrzymania E07 wyświetla się nawyświetlaczu OLED i jest zapisywany w pamięci.

Zawieszanie trybu A-BPM

Krok 1. Ustaw przełącznik
Krok 2. Wskaźnik

AUTO

w pozycji „OFF”.

jest ukryty. Tryb A-BPM jest zawieszony.

Zatrzymywanie aktywnego trybu A-BPM

Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany. Tryb A-BPM jest
jednak kontynuowany. Kolejny pomiar ciśnienia tętniczego
realizowany jest zgodnie z ustawieniami trybu A-BPM.

75

Zatrzymanie lub zawieszenie trybu S-BPM
Oto jak wygląda sposób obsługi:Programy S-BPM

Obsługa

Pomiar ciśnieniatętniczego w
gabinecie lekarskim
OBP
Automatyczny
pomiar ciśnieniatętniczego wNaciśnij przycisk/ , aby zatrzymać
gabinecie lekarskim pomiar ciśnienia tętniczego.
AOBP
Pomiar ciśnieniatętniczego w
warunkachdomowych
HBP
AutomatycznyNaciśnij przycisk/ , aby zatrzymać
pomiar ciśnienia
pomiar ciśnienia tętniczego. Przy następnym
tętniczego w nocy
czasie rozpoczęcia mierzone jest ciśnienie
ANBPtętnicze lub słychać brzęczyk.
#1
AutomatycznyJeżeli musisz całkowicie wstrzymać pracę
samodzielny pomiar
rejestratora, wyjmij baterie z rejestratora lubciśnienia tętniczego
przełącz do pozycji OBP, AOBP lub HBP.
ASBP
#1: Przejdź do części „6.2.1. Programy S-BPM”.

76

8.8. Podłączanie rejestratora do dedykowanego urządzenia
peryferyjnego
8.8.1. Podłączanie za pomocą kabla USB
Ustawienia komunikacji opisano w instrukcji obsługi programu
ABPM Data Manager.

UwagaPodłączanie kablaPodłącz zatwierdzony kabel USB do terminalu micro USB.
Włóż kabel we właściwym kierunku. Nieprawidłowepodłączenie może doprowadzić do awarii
i nieprawidłowego działania. Sprawdź, czy kabel jestwłaściwie podłączony.
Gdy komunikacja USB jest aktywna, pomiar ciśnieniatętniczego nie może być wykonywany.
Nie zakładaj urządzenia na ramię pacjenta, gdy dorejestratora jest podłączony kabel. Kabel może sięowinąć wokół ciała lub szyi.
Przygotowanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego
Zdejmij rejestrator i mankiet z pacjenta przed podłączeniem
rejestratora (TM-2441) do dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.
Jeśli wyświetlany jest poziom 1, podłącz rejestrator(TM-2441) do urządzenia peryferyjnego po wymianie baterii.

77

Podłączanie rejestratora do dedykowanego urządzenia peryferyjnego za
pomocą kabla USB
Krok 1. Otwórz terminal micro USB w rejestratorze.
Podłącz kabel USB z zestawu akcesoriów.

Terminal micro USB
Kabel USB

Rozpoczęcie przesyłu danych z dedykowanym urządzeniem peryferyjnym
Krok 1. Podłącz kabel micro USB dorejestratora i dedykowanegourządzenia peryferyjnego.

Krok 2. Brzęczyk dzwoni i na ekranie LCDwyświetla się.
Przesył danych przechodzi
do trybu oczekiwania.
Krok 3. Przeprowadź analizę za pomocą
dedykowanego urządzenia
peryferyjnego. Przesył danych
przechodzi do aktywnego trybu
online jedynie podczas
komunikacji USB.

Podłącz micro USB

Tryb
oczekiwania

Aktywny
tryb online

Wstrzymanie przesyłu danych z dedykowanym urządzeniem peryferyjnym
Krok 1. Wyjmij kabel w trybie oczekiwania.
788.8.2. Korzystanie z funkcji łączności Bluetooth®
Urządzenie z funkcją Bluetooth musi zostać sparowane z innymurządzeniem, aby móc się z nim komunikować. Gdy rejestrator
zostanie sparowany z urządzeniem, urządzenia mogą się
automatycznie łączyć.

WażnePamiętaj, aby podczas parowania wyłączyć wszystkie inneurządzenia Bluetooth.
Nie można parować wielu urządzeń jednocześnie.
Jeżeli rejestrator zostanie sparowany z innym urządzeniem,
pierwsze urządzenie pozostanie niesparowane.
Jeżeli po parowaniu urządzenia nie mogą nawiązać łączności,spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie.

Parowanie Bluetooth®

Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT aż na wyświetlaczu
OLED pojawi się komunikat Pairing (po komunikacie
FlightMode ). Rejestrator rozpocznie oczekiwanie na parowanie.
Krok 4. Gdy parowanie Bluetooth zostanie zakończone,
na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik .
Aby przerwać parowanie, naciśnij przycisk EVENT .
Rejestrator przejdzie do wyświetlacza trybu oczekiwania.
798.8.3. Zawieszanie połączenia Bluetooth® (tryb samolotowy)
W trybie samolotowym można zawiesić połączenie Bluetooth.

Korzystanie z trybu samolotowego
Krok 1. Ustaw przełącznik

AUTO

w pozycji „OFF”.

Krok 2. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu
OLED pojawi się komunikat FlightMode .
Krok 4. Tryb samolotowy można włączyć/wyłączyć za pomocą
przycisku START/STOP .
Przycisk START/STOP
FlightMode
FlightMode
OFF
ON
Krok 5. Naciśnij przycisk EVENT , aby powrócić do wyświetlacza
trybu oczekiwania.

809. Konserwacja
9.1. Przechowywanie produktu, inspekcja i bezpieczeństwo
O urządzenia medyczne, takie jak ten rejestrator, należy dbaćtak, aby zawsze działały sprawnie oraz niezawodnie, aby
zapewniały bezpieczeństwo pacjenta i operatora. Zgodnie
z podstawową zasadą, operator powinien sprawdzać tourządzenie codziennie, na przykład postępując zgodniez „Kontrolą przed użyciem”.
Codzienne dbanie o urządzenie, na przykład przeprowadzanie
kontroli przed użyciem, jest konieczne do zapewnienia działania,
bezpieczeństwa oraz skuteczności rejestratora.
Każdego roku zalecamy przeprowadzać okresowe kontrole
rejestratora.

WażneAby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia medycznego,
instytucja medyczna musi przeprowadzać konserwację.

81

9.2. Czyszczenie produktu
Uwaga

Przed użyciem rejestratora oraz po jego użyciu należy go
wyczyścić.
Rejestrator należy wyczyścić przed jego założeniem na
kolejnego pacjenta.
Czyszcząc rejestrator, nie należy natryskiwać na niego
wody ani nie należy go zanurzać w wodzie. Może tospowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Wysusz rejestrator po przetarciu go wodą i roztworem
antyseptycznym, aby ciecz nie przedostała się do rejestratora.
Aby zapobiec infekcjom, należy okresowo dezynfekować
rejestrator. Nie używaj sterylizatora na rejestratorze.
Do czyszczenia rejestratora nie należy stosować
rozpuszczalników organicznych (np. rozcieńczalnika)
ani jodopowidonu. Może to spowodować odbarwienia,
a także uszkodzenie i nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie susz rejestratora suszarką do włosów itp. Może tospowodować jego nieprawidłowe działanie i uszkodzenie.

Kontrola mankietu po jego wyczyszczeniu

Sprawdź, czy pęcherz mankietu został poprawnie włożony
do materiału mankietu. Jeżeli nie został on włożony
poprawnie, podczas nadmuchiwania może dojść do jegouszkodzenia lub rozerwania.

Czyszczenie rejestratora

Wytrzyj brud i kurz z zewnętrznej części rejestratora, używając
do tego wyciśniętej gazy nawilżonej uprzednio letnią lub ciepłą
wodą. Gdy krew lub leki itp. przylgną do obudowy, najpierw
przeczyść ją gazą zwilżoną roztworem antyseptycznym,
dobrze wyciśniętą. Następnie. wytrzyj wilgoć, używając dotego wyciśniętej gazy nawilżonej uprzednio letnią lub ciepłą
wodą. Zalecamy stosowanie środków chemicznych (nazwyzwiązków) z roztworu antyseptycznego wymienionego w tabeli(Przykładowe roztwory antyseptyczne (nazwy związków)).
82

Czyszczenie mankietu

Aby wyczyścić i zdezynfekować materiał mankietu i pokrowiec
mankietu, wyjmij pęcherz mankietu z materiału mankietu.
Usuń brud i kurz, używając do tego wyciśniętej gazy
nawilżonej uprzednio letnią lub ciepłą wodą.
Podczas dezynfekcji, zapoznaj się z roztworami
antyseptycznymi podanymi w tabeli (Przykładowe
roztwory antyseptyczne (nazwy związków)).
Przykładowe roztwory antyseptyczne (nazwy związków)
Nazwa związku

Nazwa produktu

Chlorekbenzalkoniowy

10-procentowy roztwór chlorku
benzalkoniowego

Izopropanol

70-procentowy roztwór 1-propanolu

EtanolRoztwór etanolu do dezynfekcji od
76,9 do 81,4 % obj.

Przed użyciem produktu należy przeczytać wskazówki
dotyczące jego eksploatacji i ich przestrzegać.

WażneMankiet oraz przewód powietrza są materiałami
eksploatacyjnymi.
W przypadku częstego występowania błędu pomiaru lub brakumożliwości dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego, należy
wymienić je na nowe. Przejdź do części „10. Elementy
opcjonalne (do zamówienia)” w tej instrukcji obsługi.

83

9.3. Okresowe kontrole
Aby rejestrator działał prawidłowo, należy poddawać gookresowym kontrolom. Kontrole opisano poniżej:9.3.1. Kontrola baterii przed użyciem
PozycjeOpisBrak uszkodzeń lub deformacji spowodowanych
upadkiem.
CzęśćBrak zanieczyszczenia, korozji lub zarysowań
zewnętrzna
poszczególnych części.
Brak pęknięć na panelu lub luźnych elementów.
Brak uszkodzonych lub luźnych przełączników
Obsługai przycisków.
Brak zanieczyszczeń lub zarysowań na paneluWyświetlacz
wyświetlacza.
Przewód powietrza nie może być zagięty. Jeśli
w mankiecie pozostanie powietrze, może ono
spowodować dysfunkcję układu krążenia ze względu
na zatrzymanie przepływu krwi do ramienia.
Pęcherz mankietu powinien być prawidłowoumieszczony w materiale mankietu.
Mankiet nie powinien być postrzępiony.
Mankiet nie powinien przemieszczać się.
Uszkodzony mankiet należy wymienić.
PomiarMankiet jest elementem wymiennym.
MankietSprawdź, czy połączenie mankietu z pęcherzem
mankietu nie jest pęknięte lub niedrożne.
Sprawdź, czy przewód powietrza zachowuje
elastyczność.
Sprawdź, czy powierzchnia przewodu powietrza
stała się połyskliwa lub śliska.
Sprawdź, czy pęcherz nie jest popękany.
Niezależnie od częstotliwości używania
mankietów, zalecamy ich wymianę co trzy lata.
Osprzęt do
Sprawdź, czy etui, pasek i mankiet nie sąnoszeniauszkodzone.
Sprawdź, czy wtyczka powietrza jest prawidłowoPołączeniepodłączona do gniazda przewodu powietrza.
849.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii
Element

Opis
Brak ognia, dymu lub silnych zapachów.
Część zewnętrzna
Brak dziwnych dźwięków.
Nieuszkodzone i działające przełączniki
Obsługai przyciski.
Wartości pomiaru są bliskie normalnym
wartościom.
PomiarMankietBrak dźwięków lub zakłóceń podczas
pomiaru.
Jeżeli wartości ciśnienia tętniczego nie sąInspekcja wartości
prawidłowe, skontaktuj się z lokalnymciśnienia tętniczegosprzedawcą.

85

9.4. UtylizacjaPostępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochronyśrodowiska w zakresie utylizacji i recyklingu produktu.

Utylizacja mankietu

Mankiet zakładany na pacjenta to odpad medyczny.
Należy go utylizować zgodnie z zasadami utylizacji odpadów
medycznych.

Utylizacja wbudowanej baterii nadającej się do powtórnego ładowania

Uwaga

Rejestrator wyposażono we wbudowaną baterię zapasową.
Utylizując rejestrator, należy przekazać baterię do utylizacji,
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochronyśrodowiska.

Inne

Nazwa

Część
Pokrowiec
Opakowanie Poduszka
Torba
Pokrowiec
Komponentywewnętrzne
Obudowa
Bateria
zapasowa
Rejestrator
w płytce
Bateria

Materiał
KartonPoduszka powietrzna, specjalny pokrowiec
Winyl
ABS + żywica PC
Komponenty standardoweŻelazoPastylkowa bateria litowa nadająca się
do powtórnego ładowania: ML2016H
Bateria alkaliczna: rozmiar 1,5V LR6 lub AA
Bateria nadająca się do powtórnegoładowania:
rozmiar AA
Baterie Ni-MH, 1 900 mAh lub mocniejsze
869.5. Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z lokalnym sprzedawcą sprawdź
poniższą listę kontrolną i kody błędu.
Jeżeli nie pomoże to w usunięciu problemu lub jeżeli problem
wystąpi ponownie, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
ProblemGłówna przyczyna
Rozwiązanie
Brak wskazania
na wyświetlaczu
Wymień na noweZużyte baterie.
po naciśnięciu
baterie.
dowolnego przycisku.
Brak wskazania na Wskazanie OLED możewyświetlaczu OLED zniknąć na skutek nagro- Wyjmij baterie i włóż je
podczas pracymadzenia się ładunku
ponownie.
w trybie A-BPM.
elektrostatycznego.
Włóż nowe baterieCzęste kasowanie Bateria zapasowa nie
i pozostaw baterie dozegara.
ładuje się.
#1ładowania przez 48 godzin.
Sprawdź mankiet
i przewód powietrza
Brak zwiększania Nieprawidłoweciśnieniapodłączenie mankietu. pod kątem zagięć,odkształceń i połączenia.
Brak komunikacji Odłączono kabel
Sprawdź, czy kabel jestUSB
#2 komunikacyjny.
właściwie podłączony.
Dedykowane urządzenie Odczekaj do momentu
Reakcja na
peryferyjne przez długi zakończenia pobierania.
informacje
czas pobiera duże ilości Może to zająć
wymaga czasu. #2
danych środowiskowych. maksymalnie 50 minut.
Brak możliwości Użyto baterii
Skontaktuj się z
otwarcia pokrywy o niestandardowej
lokalnym sprzedawcą.
komory baterii
wielkości.
#1: Użytkownicy (nieautoryzowany personel konserwacyjny) nie mogąwymieniać baterii zapasowej (baterii litowej) umieszczonej w płytce
obwodu drukowanego wewnątrz rejestratora. Bateria zapasowa jestładowana za pomocą baterii (LR6 lub AA) do pomiarów.
#2: Wymagane jest dedykowane urządzenie peryferyjne.

Uwaga

Nie demontuj ani nie modyfikuj rejestratora. Może zostać
uszkodzony.
87

9.6. Kody błędu
Kody błędów pomiarowych
Kod

Znaczenie

Przyczyna i metoda naprawyBłąd ciśnienia
zerowegoWypuść powietrze zostawione w
mankiecie.

Niski poziom baterii

Wymień na nowe baterie.

Błąd zwiększaniaciśnienia

Podczas pompowania nie jestosiągane ciśnienie docelowe.
Sprawdź połączenie mankietu.
Jeżeli nie występują problemy zpołączeniem mankietu, rejestrator
mógł ulec awarii i wymaga
przeprowadzenia kontroli.

Podczas zwiększania ciśnienia mogłoCiśnienie przekracza dojść do ruchu ciałem. Odpręż sięi nie ruszaj się podczas pomiaru. Jeśli
299 mmHg
to nie pomoże, sprawdź rejestrator.
Wymuś zatrzymanieNaciśnij przycisk START/STOPza pomocą przyciskalub/tylko wtedy, gdy to
START/STOP lub
konieczne.
/.

Nie można zmierzyćciśnienia tętniczego.

Nie można wykryć bicia serca
z powodu poruszenia ciała lub
szelestu ubrań.
Odpręż się i nie ruszaj.
Sprawdź pozycję mankietu.
Jeżeli błąd występuje nawet jeśli
jesteś odprężony/-a, skontaktuj się
ze sprzedawcą, aby skontrolować
i naprawić rejestrator.
88

Kod

Znaczenie

Przyczyna i metoda naprawyBłąd wbudowanego
czujnikaprzyspieszenia.

Wyjmij baterie i włóż je ponownie.

Nadmierne
poruszenie ciała.

Odpręż się i nie ruszaj się podczas
pomiaru.

Poza zakresem
30
PUL
200

Jeżeli błąd ten wystąpi kilkukrotnie,
przeprowadź kolejny pomiar ciśnienia
Poza zakresemtętniczego.
30
DIA
160
#1
PP = SYS - DIA
Poza zakresem
SYS: Skurczowe ciśnienie tętnicze
60
SYS
280
DIA: Rozkurczowe ciśnienie tętnicze
Poza zakresem
PP: Ciśnienie tętnicze
10
PP
150#1
Pomiar przekroczył
180 sekund.

Jeżeli pompowanie lub wypuszczanie
powietrza przebiega wolno, konieczne
jest przeprowadzenie kontroli.

Wypuszczanie
Tempo wypuszczania powietrzapowietrza przekracza jest wolne, konieczne jest
90 sekund.
przeprowadzenie kontroli.
Nie można wykryć
bicia serca.

Nie można wykryć bicia serca
z powodu poruszenia ciała itp.
Pomiar ciśnienia tętniczego należy
przeprowadzić, gdy pacjent jest
zrelaksowany i nie porusza się.

Konfiguracja czasu
interwału jest
nieprawidłowa.

Jeżeli czas interwału jest ustawiony
na 120 minut, różnica pomiędzy
ostatnim czasem rozpoczęcia akolejnym czasem rozpoczęcia niemoże wynosić idealnie dwie godziny.
89

Kod

Znaczenie

Przyczyna i metoda naprawyBłąd zerowegociśnienia przyobwodzie
bezpieczeństwa.

Jest wyświetlany przy czasie
rozpoczęcia pomiaru.
Całkowicie wypuść powietrze
pozostawione w mankiecie.

W obwodzie
bezpieczeństwa
wykryto nadmierneciśnienie.

W trakcie zwiększania ciśnienia
mogło zostać wykryte poruszenie
się ciała. Odpręż się i nie ruszaj
podczas pomiaru.
Jeżeli błąd występuje nawet gdy
pacjent jest odprężony i nie
porusza się, skontaktuj się
ze sprzedawcą w celu
przeprowadzenia kontroli.

Sprzętowe kody błędu rejestratora
Kod

ZnaczenieBłąd pamięci

Przyczyna i metoda naprawyMoże się to zdarzyć w przypadku
silnego uderzenia, takiego jak
upuszczenie rejestratora.
Częste występowanie tego kodumoże oznaczać nieprawidłowe
działanie wewnętrznej pamięci.
Należy wówczas skontaktowaćsię ze sprzedawcą w celu
przeprowadzenia kontroli.

WażneKody błędu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
90

10.
Mankiety

Elementy opcjonalne (do zamówienia)

Nazwa
Opis
Kod zamówienia
Mały mankiet
Obwód rękiTM-CF202B
lewa ręka
15 do 22 cm 5,9" do 8,7"
Mankiet dla dorosłych Obwód rękiTM-CF302B
lewa ręka
20 do 31 cm 7,8" do 12,2"Duży mankiet
Obwód rękiTM-CF402B
lewa ręka
28 do 38 cm 11,0" do 15,0"
Mankiet XL
Obwód rękiTM-CF502B
lewa ręka
36 do 50 cm 14,2" do 19,7"
Mankiet dla dorosłych Obwód rękiTM-CF802B
prawa ręka20 do 31 cm 7,8" do 12,2"
Mankiet10 arkuszy TM-CF306A
jednorazowego użytku
Pokrowiec małego
na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024667-S
mankietu
Pokrowiec mankietu
na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024500-S
dla dorosłych
Pokrowiec dużego
na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024663-S
mankietu
Pokrowiec
na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024503-S
mankietu XL
Pokrowiec mankietu
na prawą rękę 10 arkuszy AX-133024353-S
dla dorosłych
Materiał mankietu
na lewą rękę 2 arkusze
AX-133025101-S
małegoMateriał mankietu
na lewą rękę 2 arkusze
AX-133024487-S
dla dorosłych
Materiał mankietu
na lewą rękę 2 arkusze
AX-133025102-SdużegoMateriał do mankietu XL na lewą rękę 2 arkusze
AX-133025103-S
Materiał mankietu
na prawą rękę 2 arkusze
AX-133025104-S
dla dorosłychZłączka przewodu–
TM-CT200-110A
powietrza91Analiza danych

Nazwa

Kabel USB

Inne

Nazwa

Dzienniczek aktywności

Opis

Kod zamówienia–

AX-KOUSB4C

Opis
10 arkuszy

Kod zamówienia
AX-PP181-S

Etui

–

AX-133025995

Pasek

–

AX-00U44189

Zaciski

5 sztuk

92

AX-110B-20-S11.

Załącznik

11.1. Zasady dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego
Procedura pomiaru: Zawiń mankiet wokół ramienia. Napompuj
mankiet, aż ciśnienie osiągnie wartość wyższą niż skurczowe ciśnienietętnicze. Następnie stopniowo wypuszczaj powietrze z mankietu.
Gdy na etapie wypuszczania powietrza wykryte zostanie ciśnienie
mankietowe, pojawia się kształt przebiegu tętna zsynchronizowany
z biciem serca. Kształt przebiegu tętna gwałtownie rośnie w pobliżu
skurczowego ciśnienia tętniczego. Rośnie w miarę wypuszczania
powietrza, aż osiąga najwyższy punkt, po czym stopniowo spada.
Zmiany kształtu przebiegu tętna pokazano na ilustracji na następnej
stronie. Jeżeli w wypadku oscylometrycznego pomiaru ciśnieniatętniczego, skurczowe ciśnienie tętnicze jest oznaczone w punkcie,
w którym amplituda gwałtownie wzrasta po wykryciu tętna w ciśnieniu
mankietowym, to średnie ciśnienie tętnicze oznaczane jest w punkcie,
w którym amplituda osiąga maksymalną wartość, natomiast
rozkurczowe ciśnienie tętnicze oznaczane jest w punkcie, w którym
amplituda stopniowo spada. Czujnik ciśnienia wykrywa subtelne
zmiany wartości ciśnienia mankietowego wraz z upływem czasu,
zapisuje kształt przebiegu tętna w pamięci, pozwala ocenić skurczowe
i rozkurczowe ciśnienie tętnicze zgodnie z algorytmem pomiaru
oscylometrycznego. Szczegóły algorytmu różnią się w zależności
od monitora ciśnienia tętniczego. Wartości ciśnienia tętniczego udorosłych oraz niemowląt mierzy się metodą oscylometryczną
i porównuje się z wynikami mierzonymi metodą osłuchową.
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze definiuje się jako ostatni punkt fazy 4
przy metodzie osłuchowej. Na kształt przebiegu tętna w ciśnieniu
mankietowym wpływa rodzaj materiału, z którego wykonany jest
mankiet. Dlatego w wypadku używania właściwego mankietu orazalgorytmu pomiarowego zachowana zostaje dokładność pomiaru.
Długość przewodu powietrza jest mniejsza niż 3,5 m z powodu
parametrów tłumiących drgania, które są istotne z powodu
rozchodzenia się fali tętna.
93

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Skurczowe ciśnienie tętniczeŚrednie ciśnienie tętnicze
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze

Czas

Czas

Metoda z użyciem
mikrofonu
Metoda pomiaru
oscylometrycznego

Czynniki błędu pomiaru ciśnienia tętniczego

Wykres tętna może być obiektywnym wskaźnikiem
niezawodności związanej z dokładnością pomiaru.
W przypadku wystąpienia zakłóceń
spowodowanych nieregularnym biciem serca lub
ruchem amplituda wykresu zmieni się. Jeśli wykrestętna nie przedstawia prostego wykresu, należy jeponownie sprawdzić lub użyć innej metody.

Umieszczanie mankietu na wysokości serca

Wykres tętna

Załóż mankiet na ręce na wysokości serca. Jeżeli pozycja
mankietu jest nieprawidłowa, występuje błąd pomiaru.
Przykładowo jeżeli mankiet jest założony 10 cm poniżej
serca, zmierzone ciśnienie tętnicze będzie o 7 mmHg wyższe.
94Właściwy rozmiar mankietuUżywaj mankietu w odpowiednim rozmiarze. Jeżeli jest zbyt
mały lub zbyt duży, wystąpi błąd pomiaru. Pomiary z mankietem,
który jest za mały, zwykle prowadzi do wyższego wyniku pomiaruciśnienia tętniczego, niezależnie od prawidłowego ciśnieniatętniczego i prawidłowych tętnic. Pomiar ze zbyt dużym
mankietem prowadzi do uzyskania niższego wyniku pomiaruciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób cierpiących z powodu
ostrej miażdżycy lub nieprawidłowej czynności zastawektętniczych. Nieprawidłowy rozmiar mankietu powodujeróżnicę pomiędzy metodą bezpośrednią a pomiarem
metodą oscylometryczną. Na mankiecie znajduje się etykieta
z podanym zakresem obwodu ręki. Dobieraj rozmiar mankietu
do danego pacjenta. Precyzja pomiaru ciśnienia tętniczego jest
gwarantowana przez dokładność ciśnienia w czujniku ciśnienia,
charakterystykę procesu wypuszczania powietrza oraz algorytm
pomiaru, o ile używane są właściwy mankiet i przewód
powietrza. Okresowo sprawdzaj dokładność ciśnienia w czujnikuciśnienia oraz charakterystykę procesu wypuszczania powietrza.

9511.2. Informacje dotyczące EMD
Poniżej opisano wymagania mające zastosowanie doelektronicznych wyrobów medycznych:

Parametry pracy w ramach wytycznych EMD

Korzystanie z rejestratora wymaga zachowania szczególnychśrodków ostrożności dotyczących EMD (zakłóceń
elektromagnetycznych). Korzystać z rejestratora zgodnie
z ostrzeżeniami dotyczącymi zakłóceń EMD opisanych
w niniejszej instrukcji. Przenośne i mobilne urządzeniałączności radiowej (np. telefony komórkowe) mogą mieć
wpływ na działanie elektrycznych wyrobów medycznych.

Akcesoria zgodne z normami EMD

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne tego rejestratora spełniają
wymagania normy IEC60601-1-2:2014. Użycie niedozwolonych
akcesoriów może być przyczyną zwiększenia poziomu emisji
i obniżenia odporności urządzenia na zakłócenia.

Ostrzeżenie

Należy stosować tylko akcesoria dopuszczone do użycia
przez firmę A&D.
Niedozwolone akcesoria mogą być podatne na emisjeelektromagnetyczne oraz charakteryzować się mniejszą
odpornością na zakłócenia.

WARTOŚCI GRANICZNE EMISJI
Zjawisko
Promieniowane emisje o częstotliwości
radiowej
CISPR 11
96

Zgodność
Grupa 1, klasa B

POZIOMY TESTU ODPORNOŚCI: Port w obudowie
ZjawiskoPoziomy testu odporności
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe ±8 kV
IEC 61000-4-2 powietrzne ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
Promieniowane pola
10 V/melektromagnetyczne
80 MHz - 2,7 GHzo częstotliwości radiowej
80 % AM przy 1 kHz
IEC 61000-4-3
Patrz tabela (Specyfikacja testu
Pola zbliżeniowe z radiowych
ODPORNOŚCI PORTUurządzeń łącznościW OBUDOWIE na działanie
bezprzewodowej
radiowych urządzeń łączności
IEC 61000-4-3
bezprzewodowej)
Pola elektromagnetyczne
30 A/mpromieniowanych częstotliwości
50 Hz/60 Hz
radiowych
IEC 61000-4-8

POZIOMY TESTU ODPORNOŚCI: port ZŁĄCZA PACJENTA
ZjawiskoPoziomy testu odporności
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe ±8 kV
IEC 61000-4-2 powietrzne ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV

POZIOMY TESTU ODPORNOŚCI: Wejście sygnałowe / port wyjściowy
ZjawiskoWyładowania elektrostatyczne
IEC 61000-4-2
Szybkie elektryczne stany
przejściowe IEC 61000-4-4
Przewodzone zakłócenia
spowodowane przez polao częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-8

Poziomy testu odporności
kontaktowe ±8 kV
powietrzne ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV±1 kVczęstotliwość powtarzania 100 kHz
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V w pasmach radiowych ISM
i amatorskich między
0,15 MHz a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz
97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

704 - 787

Pasmo LTE 13,17

710
745
780
810

Poziom testu
odporności (V/m)

TETRA 400

Odległość
(m)

Usługa380 - 390

Maksymalna moc
(W)

Pasmo
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Modulacja
impulsu
18 Hz

2

0,3

28

Modulacja
impulsu
217 Hz20,328Modulacja
impulsu
217 Hz20,328Modulacja
impulsu
217 Hz

0,2

0,3

9

ModulacjaCzęstotliwość
testowa (MHz)Specyfikacja testu ODPORNOŚCI PORTU W OBUDOWIE na działanie
radiowych urządzeń łączności bezprzewodowej

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
Pasmo LTE 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
DECT
Pasmo LTE 1,3,4,25
1 970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
2 450 2 400 - 2 570
RFID 2450
Pasmo LTE 7
5 240
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
5 785

98

Modulacja
impulsu
18 Hz
FM
Odchylenie±5 kHzFalasinusoidalna
1 kHz
Modulacja
impulsu
217 HzBack cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123