【 計測を簡単に！】

小型動歪データロガ【 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ ＤＳ 】

買ってすぐ使える
誰にでも簡単に使える
持ち運べて何処でも使える

動歪アンプ機能とデータロガ機能が一体になったコンパクトなデータロガ【特長】■ 動歪アンプ８ｃｈ・電圧入力４ｃｈとＡＤが一体■ 最大収録速度：５０００回／秒■ ブリッジボックス機能あり（１/２/４:ｹﾞｰｼﾞ接続可）■ ＰＣインターフェースは、ＵＳＢ又は、ﾏｲｸﾛＳＤＸＣ■ 小型（Ｗ１２０－Ｄ１００－Ｈ３４ｍｍ），耐Ｇ構造■ 大容量メモリ（ﾏｲｸﾛＳＤＸＣ）搭載（標準６４ＧＢ）■ 最大８台までの同期計測が可能■ 低消費電力、電池での長時間計測に最適
■ 低価格

【用途】
■ バイク・自転車等の狭い場所での動的歪測定■ 自動車・鉄道などの長期間測定【概要】［ＣＣ－ＤＳ］は、動歪アンプ機能とデータロガ機能が一体、同等製品に比べて画期的な小型化を実現したデータロガ
計測器をおける場所が狭い現場計測に最適！
入力は、８チャンネルのひずみゲージ入力と４チャンネル電圧入力。
収録データは、内蔵の大容量のマイクロＳＤＸＣメモリ（６４ＧＢ）に保存。
電源ＯＮ／ＯＦＦによる計測開始。計測停止の自動計測に対応。
パソコンＩＦとして、ＵＳＢがついており、パソコン上で、計測条件設定・オンラインモニタ・データ回収と再表示・ＣＳＶ変換が可能。又、最大８台迄の同期計測機能を有しており、最大９６ｃｈの同期計測が可能。

【ブロック図】【PC側ソフトウェア仕様】

歪入力コネクタ

動作環境

WindowsXPまたはWindows７

主な機能

収録条件設定

LPF

ADC

LPF

ADC

制御回路

Ch2

収録チャンネルの選択・サンプリング周波数の選択・LPF遮断周波数の選択・収録時間

Ch3

ゼロバランスの実行
計測データ回収

歪アンプ

Ch1

Ch4

USBインターフェイス・マイクロSDXCから直接

Ch5

計測データの表示・ファイル変換（ＣＳＶ形式）

Ch6

オンライン計測

Ch7

収録チャンネルの選択・サンプリング周波数の選択・LPF遮断周波数の選択・ゼロバランスの実行・計測データの波形表示・計測データの保存

Ch8

電圧入力コネクタ【ソフト画面】

Ch1
CPU

本ソフトウェアは、製品に標準添付
計測は、２つの方法
オンライン計測

Ch2

Ch3

Ch4

ＰＣと接続し、波形モニタしながら計測オフライン計測
動歪データロガ単体で計測。
データは、マイクロＳＤＸＣカードに保存。
ＰＣに回収。

レンジ切替

遮断周波数切替

変換タイミング

同期１コネクタ
同期２コネクタ
リモコンコネクタ
USBコネクタ

設定画面

microSDXCカード【複数台の同期】
下図のような構成・接続で他ユニットとの同期計測が可能。
接続可能なユニットの台数は最大で８台まで。同期計測は機能は、オフライン計測時のみ適用。但しデータ回収は、機器個別
動歪データロガ＃１

オンライン計測画面

収録データ再表示画面

リモコン

リモコン

同期1

同期2

動歪データロガー＃２

動歪データロガ＃ｎ

リモコン

リモコン

同期1

同期2

同期1

同期2

【仕様】

仕様は、予告なく変更する事があります

歪入力

電圧入力

ローパスフィルタ
計測・収録

その他

チャンネル数
適合センサ
ブリッジ電圧・入力ｲﾝﾋﾟﾀﾞﾝｽ
入力レンジ
ゼロバランス
精度
接続コネクタチャンネル数
入力形式・入力ｲﾝﾋﾟﾀﾞﾝｽ
精度
センサ電源
定格入力（許容入力レベル）
接続コネクタ
形式・減衰傾度・遮断周波数
AD分解能
計測制度
サンプリング速度
チャンネル間同期
他ユニット間同期
収録データ記録メモリ
PCインターフェイスリモコン電源電圧・消費電力
外形寸法・質量
耐衝撃性
動作環境
納入品

８ch
１２０Ωひずみゲージ（１ゲーシ・２ゲージ・４ゲージ）及４ゲージ接続時（１２０～１ｋΩ）
ＤＣ２V・1MΩ以上±1000／±2000／±5000／±10000με（PC側ソフトウェアで設定）
範囲：入力レンジの±100％，操作：リモコンまたはPC側ソフトウェアの操作±０．１％以下
ＨＲ-２５-７ＴＰ-８Ｐ（チャンネル別・８個実装）
４ch
シングルエンド電圧入力・1MΩ以上±０．１％以下
１２Ｖ±５Ｖ （±１０Ｖ）
ＨＲ-２５-９ＴＰ-２０Ｐ（4チャンネル一括・１個実装）
８次ﾊﾞﾀｰﾜｰｽ型・－48dB/oct・1kHz／500Hz／200Hz／PASS（PC側ソフトウェア設定）
１６Ｂｉｔ
０．１％Ｆ/Ｓ
1／2／5／10／20／50／100／200／500Hz，1／2／5kHz（PC側ソフトウェアで設定）
AD変換クロックを共有して同時サンプリング
収録開始/停止指令、AD変換クロックを分配。最大8台までのユニットで同期可microSDXCメモリーカード 64GB（取り外し可能）USB2.0 Full Speed
専用リモコン接続可DC9～15VまたはACアダプタ・1.5W以下
120(D)×100(W)×34(H) 400g以下
耐振動：10G(（30～100Hz） 耐衝撃：100G-5mS XYZ方向
温度：-10～60℃ 湿度：10～80％RH（結露不可）
本体、ＵＳＢケーブル、ＡＣアダプタ、マイクロＳＤＸＣカード、計測ソフト【 リモコン仕様 】【 外形図 】

スイッチ
Sensor is source of technology

Kyushu Kyohan
B

外形寸法
質量
耐衝撃性
動作環境

START
収録開始
STOP
収録停止
BAL
全チャンネル一括ゼロバランス
POWER
電源On/Off120(W)×30(D)×30(D)200g以下
耐振動：10G(（30～100Hz），耐衝撃：100G-5mS XYZ方向
温度：-10～60℃ 湿度：10～80％RH（結露不可）

USB

Micro SDXC

Sync

A

MDL100A

START

STOP

BAL

POWER30.0Power【 外形図 】

Strain Input

Analog Input

30.01.0

Remote120.0

1500.0Ch1Ch5120【品名・型番】 ケーブル長さは、希望長さでの提供します。型式末端の長さを変更して指示下さい
Ch2Ch6

品名
Ch3Ch7Ch4Ch834100

特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

株式会社イージーメジャー 営業グル－プ〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６
ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４
Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ，ｃｏ．ｊｐ
ＨＰ ： ｈｔｔｐs//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ

型番

本体

MDL-100A-8S

リモコンMDL-100A-RC

ひずみセンサ直結(NDIﾒｽ-HR25ｵｽ)ケーブル（長さ：50cm）

MDL-100A-CBL-N-0.5m

ひずみゲージ接続端子台付きケーブル（長さ：1m）

MDL-100A-CBL-T-1m

同期ケーブル（長さ：30cm）

MDL-100A-CBL-S-0.3m

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。

代理店
スギノエイチ株式会社
info@sugino-h.com
京都市下京区中堂寺南町134番地京都リサーチパークASTEM棟8F

２０２１／０３