Ebastabiilne vererõhk tulenevaltliikumisest mõõtmise ajal.

Digitaalne vererõhumõõtja
Mudel UA-611Plus/UA-651Plus
KasutusjuhendTõlge

Süstoolse ja diastoolse vererõhu
väärtused erinevad üksteisest kuni
10 mmHg.
Rõhk ei suurenenud pumpamise ajal.
Mansett ei ole korralikult kinnitatud.

1. Head kliendid

A&D vererõhumõõtja on ülimalt täpne uusimat tehnoloogiat kasutav
vererõhumõõtja, mida on lihtne kasutada. Seade aitab teil igapäevaselt oma
vererõhku mõõta.
Enne kui kasutate seadet esimest korda, soovitame teil hoolikalt läbi lugeda
selle juhendi.

1 - 2 cm
Kinnitage mansett korralikult jamõõtke uuesti.

Sümbolid

Funktsioon/tähendus

SYS

Süstoolne vererõhk (mmHg)

DIA

Diastoolne vererõhk (mmHg)

PUL/min. (0123: teavitatud asutuse viitenumber)

Survestamine

Pulss minutis

EL-i esindaja

SN

Rahvusvahelise kaitseastme sümbol
Hoidke kuivana

6. Vererõhumõõtja kasutamine

Seadet pole kliiniliselt testitud vastsündinud imikutel ega rasedatel naistel. Ärgekasutage seadet vastsündinud imikutel ega rasedatel naistel.

Sisestage õhuliitmik kindlaltõhupessa.

Sisestage vahelduvvooluadapteri
pistik alalisvoolupessa. Seejärelühendage vahelduvvooluadapter
elektrivõrku. Vahelduvvooluadapterit(mudel TB-233C) müüakse eraldi.
Vahelduvvooluadapterit elektrivõrgust
lahutades võtke kinni
vahelduvvooluadapteri korpusest jatõmmake see pistikupesast välja.
Vahelduvvooluadapteri pistikutvererõhumõõtjast lahutades võtke
kinni vahelduvvooluadapteri pistikust jatõmmake see vererõhumõõtjast välja.

Laske seadmel ümbritseva keskkonnaga kohaneda, enne kui seda kasutate(ligikaudu üks tund).
Ärge täitke õhuga, kui mansett pole mähitud ümber käsivarre ülaosa.

Vastunäidustused

Sobivusvahemik

Ainult mudel UA-651Plus

Osuti

Alalisvoolupesa

Arteri positsioonimärk

Vahelduvvooluadapteri pistik
Alalisvoolupesa

START

Soovituslik mansetisuurus
Suur täiskasvanu mansett
Suure vahemikuga mansett
Keskmise suurusega mansett
Täiskasvanu mansett
Väike täiskasvanu mansett

Katalooginumber
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO
CUF-D-SA-ISOÕhuliitmik
Patareipesa

W

Patareipesa kaasM
Märkus:mudelil
UA-611Plus
puudubvahelduvvooluadapteri
alalisvoolupesa. Alalisvoolupesa asub mudeli tagaosas, ainult UA651Plus. Vahelduvvooluadapter kuulub lisavarustusse. (müüakse eraldi)

EkraanFunktsioon/tähendusülaosas olevale arterile või
samale joonele sõrmusesõrmega

Süstoolne rõhkDiastoolne rõhkSüdamemärk
Patareinäidik
Rõhu ribanäidik ja WHO
klassifikatsiooni näidik

5. Sümbolid

Sümbolid, mida kuvatakse ekraanil
Funktsioon/tähendus
Kuvatakse, kui mõõtmine on pooleli.
Vilgub, kui tuvastatakse pulss.
I.H.B./AFibi sümbol kuvatakse südame
rütmihäire tuvastamise korral. See võibsüttida, kui tuvastatakse väga õrnvibreerimine (nt värisemine või
rappumine).
Mällu salvestatud eelnevad mõõtmised.
TÄIS PATAREI
Patarei laetusnäidik mõõtmise ajal.
TÜHI PATAREI
Patarei on tühi, kui see vilgub.

Seadme sisemine viga

Soovituslik tegevusMõõtmine on pooleli. Püsige
võimalikult liikumatult.

M/A

Vahemikust suurem. See on trükitud
väikesele mansetile.

M

Vahemikust väiksem. See on trükitud
suurele täiskasvanu mansetile.

Täiskasvanu mansett

Eemaldage patareid, vajutage
nuppu _START_ ja seejärel
paigaldage patareid tagasi. Kuiviga kuvatakse uuesti,
pöörduge edasimüüja poole.

16. Tehnilised andmed

Soovitud rõhkTüüpMõõtmismeetodMõõtmisvahemik

Vt jaotist„7.1 Tavaline mõõtmine”

7.3. Märkused täpse mõõtmise kohta

Istuge mugavalt toolile. Toetage oma käsivars lauale. Ärge ristake jalgu. HoidkeÄrge mõõtke vahetult pärast füüsilist treeningut ega vanniskäiku. Puhake ennemõõtmist 20–30 minutit.
Inimese vererõhk muutub pidevalt olenevalt tema tegevusest ja sellest, mida ta
on söönud. See, mida te joote, võib väga tugevalt ja kiiresti mõjutada teievererõhku.
See seade tuletab mõõtmistulemused südamelöögist lähtuvalt. Kui teie

Seade salvestab automaatselt mällu kuni 60 vererõhu ja pulsi mõõtmistulemust. Mällu
salvestatud andmetele määratakse andmenumber järjekorraga uuemast vanemani.
Kõige vanemad andmed kuvatakse kujul „”. Sümbol
ekraani ülemises
vasakus nurgas näitab, et vaatate eelnevalt mällu salvestatud andmeid.

8.1. Andmete vaatamine Vajutage ja hoidke all
nuppu START_
1. Kui midagi ei kuvata, vajutage ja
hoidke all nuppu _START_, et näha
Laske nupp lahti
salvestatud andmeid.
- märk
2. Laske nupp lahti, kui kuvatakse

Andmedpuuduvad

3. Andmenumber ja salvestatud andmed
kuvatakse automaatselt järjekorras
eelmisest mõõtmisest alates.

Andmenumber

4. Pärast andmete kuvamist lülitub
ekraan automaatselt välja.

Salvestatud andmed

andmete mälust vaatamise ajal,
lülitub seade välja.

Euraasia vastavusmärgi kinnitus

M/A

Mähkige mansett ümber käsivarre ülaosa ligikaudu 1–2 cm küünarnuki siseküljestülalpool, nagu pildil näidatud.
Asetage mansett otse vastu nahka, sest riie võib pulssi nõrgendada ja põhjustadamõõtmisvea.
2. Käsivarre ülaosa verevarustuse takistamine üles volditud särgivarrukaga võibpõhjustada mõõtmisvea.
3. Veenduge, et osuti oleks sobivusvahemikus.
Märkus: mõõtmise ajal on normaalne, et mansett tundub väga pingul olevat. (Ärge ehmatage.)

1. Kui lülitate seadet välja,vajutage ja hoidke all
nuppu _START_, kuni
kuvatakse „”.
2. Andmete
valige „kustutamiseks”.

3. Andmed on kustutatud, kui
märk
hakkab vilkuma.
4. Seadevälja.

lülitub

automaatselt

Mansett

Katalooginumber

Mansetisuurus

Käsivarre suurus

CUF-D-LA-ISO

Suur täiskasvanu mansett

31–45 cm

CUF-I-ISO

Suure vahemikuga mansett

22–42 cm

CUF-D-MA-ISO

Keskmise suurusega mansett

23–37 cm

CUF-D-A-ISO

Täiskasvanu mansett

22–32 cm

CUF-D-SA-ISO

Väike täiskasvanu mansett

16–24 cm

Vahelduvvooluadapter

Käsivarre suurus:ümbermõõt biitsepsi kohal.

Katalooginumber

Pistik (väljundi tüüp)

TB-233C

Tüüp C

Märkus: spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

Vajutage ja hoidke all
nuppu START_M

Vahelduvvooluadapteri pistiku polaarsus
Eraldi müüdavad lisatarvikud

Lülitub automaatselt välja

8.2. Andmete kustutamineW

II klassi seade
SulavkaitseEÜ direktiivile vastava seadme silt

Keskmised andmed

keskmised andmed.

UA-611Plus, UA-651Plus
Ostsillomeetriline mõõtmine
Rõhk:
0–299 mmHg
Süstoolne rõhk:60–279 mmHg
Diastoolne rõhk:40–200 mmHg
Pulss:
40–180 lööki minutisMõõtmistäpsus
Rõhk:±3 mmHg
Pulss:±5%
Toiteallikas
4 x 1,5 V patareid (R6P, LR6 või AA)
Lisavarustusse kuuluv vahelduvvooluadapter (TB-233C)(pole komplektis)Mõõtmiste arv
Ligikaudu 700 korda
LR6 (leelispatareid)
Ligikaudu 200 korda
R6P (mangaanpatareid)Rõhuga 180 mmHg, toatemperatuuril 23 °C.
Klassifikatsioon
Sisemise toitega meditsiiniline elektriseade (saab toidet
patareidest) / II klass (saab toidet adapterist)
Pidev töörežiim
Kliiniline test
Standardi ISO81060-2 : 2013 kohaselt
Kliinilise valideerimise uuringus oli määrati K5 abil 85
uuringualuse diastoolne vererõhk.
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Mälu
Viimased 60 mõõtmist
Töötingimused+10 kuni +40 °C / 15 kuni 85% RH / 800 kuni 1060 hPa
Transpordi-/hoiutingimused -20 kuni +60 °C / 10 kuni 95% RH / 700 kuni 1060 hPaMõõdudLigikaudu 96 [L] x 68 [K] x 130 [S] mm
Kaal
Ligikaudu 240 g, ilma patareideta
Kaitsetase
Seade:
IP20
Kohaldatav osa
Mansett
Tüüp BF
Kasulik tööiga
Seade:
5 aastat (kui kasutatakse kuus korda päevas)
Mansett: 2 aastat (kui kasutatakse kuus korda päevas)
Vahelduvvooluadapter: 5 aastat (kui kasutatakse kuus
korda päevas)
Lisavarustus: vahelduvvooluadapter/TB233C
Adapteriga saab seadme ühendada koduse toiteallikaga.
Pöörduge ostusoovi korral kohaliku A&D edasimüüja
poole. Vahelduvvooluadapteri korrasolekut tuleb
regulaarselt kontrollida.
Vahelduvvooluadapterile trükitud sümbolid.
Sümbolid
Funktsioon/tähendus
Kasutada ainult sisetingimustes
Termokaitse

Märkus: kui vajutate nuppu _START_

Sobivusvahemik

6.5. Käsivarremanseti paigaldamine

Asendage kõik patareid
uutega, kui see märk vilgub.

4. Kui saavutatud on soovitud arv, laske
nupp _START_ lahti, et alustadamõõtmist. Seejärel jätkake vererõhu
mõõtmist, nagu on kirjeldatud jaotises„7.1 Tavaline mõõtmine”.

8. Andmete vaatamine mälust

Väike täiskasvanu mansett

1.

Pumpamise katkestamiseksvabastage nupp START_

Automaatse vererõhumõõtja tööd võib mõjutada äärmuslik temperatuur,õhuniiskus või kõrgus merepinnast.

M
Suure vahemikuga mansett
Keskmise suurusega mansettÕhuga täitmine onpooleli

See seade on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Enne seadme
kasutamist lapsel pidage nõu arstiga. Laps ei tohi seadet kasutada
järelevalveta.
Püüdke iga päev mõõta vererõhku samal ajal.

Partii number
Suur täiskasvanu mansettÄrge avage seadet. See sisaldab õrnu elektrikomponente ja keerukat õhumoodulit, misvõivad kahjustada saada. Kui probleemi ei õnnestu rikkeotsingu juhiste abil lahendada,
pöörduge oma piirkonna volitatud esindaja või meie klienditeeninduse poole. A&D
klienditeenindus pakub volitatud edasimüüjatele tehnilist teavet, varuosi ja seadmeid.
Antud seade on kujundatud ja toodetud nii, et selle kastusiga oleks võimalikult pikk.
Sellest hoolimata on soovitatav lasta seadet iga 2 aasta tagant kontrollida, et tagada
selle nõuetekohane töö ja täpsus. Hooldamiseks võtke ühendust oma piirkonna
volitatud esindajaga või ettevõttega A&D.

Kui seade tuvastab tavatu tingimuse, katkestab see mõõtmise ja kuvab
veasümboli. Vaadake sümbolite kirjeldusi jaotises „5 Sümbolid”.

Kasutage täiskasvanu manseti /keskmise suurusega manseti /suure vahemikuga manseti
asemel suurt täiskasvanu
mansetti.
Kasutage täiskasvanu manseti /keskmise suurusega manseti /suure vahemikuga manseti
asemel väikest mansetti.
Kasutage väikese manseti
asemel täiskasvanu mansetti /keskmise suurusega mansetti.
Kasutage suure täiskasvanu
manseti asemel keskmisesuurusega mansetti.

Patareides on liiga väike
pinge.
vilgub. Kui
Asendage kõik patareid uutega.
patareid on täiesti
tühjad, siis seda märki ei
kuvata.
Mansett ei ole
Kinnitage mansett korralikult.
korralikult kinnitatud.
Liigutasite mõõtmise
Püsige mõõtmise ajal liikumatult ja
ajal oma käsivart või
vaikselt.
keha.
Seade ei mõõda.
Näidud on kas liiga
Istuge mugavalt ja ärge liigutage.
madalad või liiga
Manseti asend ei ole
Asetage oma käsi pihk ülespoolekõrged.
suunatult lauale ja mansett südamegaõige.
samale kõrgusele.
Kui teie südamelöögid on väga nõrgad
või ebaregulaarsed, võib seadmel ollaraske vererõhku määrata.
Kliinikus või arsti kabinetis võib näit
Väärtus erineb kliinikus tulenevalt kartusest suurem olla. Kodunemõõtmine vähendab välistegurite mõjuvõi arsti kabinetis
vererõhu mõõtmistulemustele, toetabmõõdetust.
Muu
arsti mõõtmistulemusi.

15. Hooldus
Vajutage ja hoidke all
nuppu START_

Järgmiste andmete juurde

I.H.B./AFibi sümbol

Sümbolid

Suure täiskasvanu manseti
sobivusvahemik. See on trükitud
suurele täiskasvanu mansetile.
Suure vahemikuga manseti
sobivusvahemik. See on trükitud suure
vahemikuga mansetile.
Keskmise suurusega manseti
sobivusvahemik. See on trükitud
keskmise suurusega mansetile.
Täiskasvanu manseti sobivusvahemik.
See on trükitud täiskasvanu mansetile.
Väikese manseti sobivusvahemik. Seeon trükitud väikesele mansetile.

Vahemikust väiksem. See on trükitud
täiskasvanu mansetile / keskmisesuurusega mansetile / suure
vahemikuga mansetile.

Pulsisagedus

Asetage mansett südame kõrgusel
käsivarrele (soovitatavalt vasakulesüdamelöögid on väga nõrgad või ebaregulaarsed, võib seadmel olla raskevererõhku määrata.

Katalooginumber

Soovituslik tegevus
Asendage kõik patareid uutega.
Paigaldage patareid uuesti, asetades
negatiivsed ja positiivsed klemmid nii,
nagu on akupesas näidatud.

Märkus: kui ülalpool kirjeldatud toimingud ei lahenda probleemi, pöörduge edasimüüja poole.
Ärge püüdke toodet avada ega parandada, vastasel korral kaotab selle garantii
kehtivuse.

Lõõgastuge enne mõõtmist ligikaudu 5–10 minutit. Kui olete erutunud või
emotsionaalselt kurnatud, väljendub see stress tavalisest kõrgemas(või madalamas) vererõhunäidus ning pulss on üldiselt tavapärasest kiirem.
Olge mõõtmise ajal liikumatu ja vaikne.

käsivarreVõimalik põhjus

Eemaldage patareid. Paigaldage needõigesti tagasi ja mõõtke uuesti.

Vajutage nuppu START_

mansett südamega samale kõrgusele.
Asetage manseti keskkoht oma südamega samale kõrgusele.

Soovituslik tegevus

Vahemikust suurem. See on trükitud
täiskasvanu mansetile / keskmisesuurusega mansetile / suure
vahemikuga mansetile.

MÄLU

automaatne

jalad põrandal ja selg sirge.
Istuge mugavas asendis. Asetage oma käsi pihk ülespoole suunatult lauale ja

OsutiÕhupesa

Käsivarremansett

1.

väärtus.

ümbermõõt biitsepsi kohal.

Arteri positsioonimärk

REF

on

Südame kõrgusel

süstoolne rõhk on eeldatavalt suurem
kui 230 mmHg, kasutage seda
protseduuri.

poolt eeldatud süstoolsest rõhust
ligikaudu 30–40 mmHg kõrgem

käsivarre siseküljel.

Nupp

UA-651Plus

3. Kui null vilgub, vajutage ja hoidke all
nuppu _START_, kuni kuvatakse teie

Seadke märk

EkraanLaseb allesoleva õhu
automaatselt välja
Lülitage välja
nupuga _START_

käele).

Õhuvoolik
Vahelduvvoolu
adapteri pistik

Pulsisagedus

2. Vajutage nuppu _START_ .

Mansetile trükitud sümbolid
Sümbolid

WHO klassifikatsioon

Kui pumpamist pidevalt korratakse,rakendage järgmisi meetmeid. Kui teie

Täpse mõõtmistulemuse saamiseks on oluline kasutada õiget mansetisuurust.
Kui mansett pole õige suurusega, võib tulemuseks saadav vererõhk olla vale.
Igale mansetile on trükitud käsivarre suurus.
Mansetil olev osuti
ja õige sobivusvahemik näitavad teile, kas kasutate õiget
mansetti. Vt „6.5 Käsivarremanseti paigaldamine”.
Kui osuti
näitab sobivusvahemikust väljapoole, pöörduge asendusmanseti
ostmiseks kohaliku edasimüüja poole.
Käsivarremansett on kulutarvik. Kui see on kulunud, vahetage see välja.

Käsivarre suurus:

Süstoolne rõhk5. Toite väljalülitamiseks vajutage uuesti
nuppu _START_.

Ainult mudel UA-651PlusKõrge normaalne
Normaalne
Optimaalne

Mansett ei täituõhuga.

7.2. Mõõtmine soovitud süstoolse rõhuga

6.4. Õige mansetisuuruse valimine

Käsivarre suurus
31–45 cm
22–42 cm
23–37 cm
22–32 cm
16–24 cm

Probleem

Diastoolne rõhkekraanil süstoolse ja diastoolse
vererõhu näidud ning pulsisagedus.
Mansetist lastakse välja kogu sellesse
jäänud õhk.

6.3. Vahelduvvooluadapteri ühendamineMõõdukas hüpertooniatõbi
Kerge hüpertooniatõbi

Ekraanil ei kuvata Patareid on tühjad.
midagi isegi pärast
Patarei klemmid ei ole
toiteõiges asendis.
sisselülitamist.

Mõõtmine on pooleli

uuesti pumpamist.

Õhupesa

Patarei lühise korral võib see muutuda kuumaks ja põhjustada põletusi.

4. Seadme osadÕhuvoolik

Raske hüpertooniatõbi

näidik kuvab segmenteolemasolevate andmete
kohaselt, WHO
klassifikatsiooni järgi.

14. Rikkeotsing

4. Kui mõõtmine on lõpetatud, kuvatakseja:

Survestamine

Märkus: kui sobivat rõhku ei saavutata,alustabseade
automaatselt

UA-611Plus

Iga ribanäidiku segment vastab WHO vererõhu klassifikatsioonile.
WHO klassifikatsiooni näidik

Algab õhuga täitmine(südamemärk) hakkab vilkuma, mistähendab, et mõõtmine on pooleli. Kuituvastatakse pulss, vilgub märk
pulsiga samas tempos.

Märkus: mudelitel

13. WHO klassifikatsiooni näidik

väljalülitusfunktsioon. Jätke sama inimese mõõtmiste vahele vähemalt 3
minutit.

Õhuliitmik

Lisatarvikute, mida selles juhendis pole kirjeldatud, kasutamine võib seada ohtu
ohutuse.

Vererõhk on jõud, millega veri surub vastu arteriseinu. Vererõhk on süstoolne, kui südatõmbub kokku. Vererõhk on diastoolne, kui süda lõõgastub. Vererõhku mõõdetakse
elavhõbeda millimeetrites (mmHg). Inimese loomulik vererõhk on fundamentaalne
rõhk, mida mõõdetakse hommikul kohe pärast ärkamist ja enne söömist, kui keha onveel puhkeasendis.

Nulli kuva

Pumpamise ajal kuvatakse rõhuribanäidik, nagu on paremal oleval
joonisel näidatud.
Märkus: pumpamisekatkestamiseksükskõik millisel hetkel vajutage
uuesti nuppu _START_
3. Kui pumpamine on lõpuetatud, algab
automaatselt õhu väljalaskmine ja

6.2. Õhuvooliku ühendamine

Seadmes on väikseid osi, mille allaneelamise korral võib imik lämbuda.

Allpool on toodud ettevaatusabinõud seadme õigesti kasutamiseks.
Ärge kinnitage mansetti käsivarrele, millele on juba kinnitatud mõni muu
meditsiiniline elektriseade. Seade ei pruugi õigesti toimida.
Inimesed, kelle käsivarre verevarustus on raskelt häiritud, peavad enne seadme
kasutamist konsulteerima arstiga, et vältida meditsiiniliste probleemide
esinemist.
Ärge diagnoosige ise mõõtmistulemusi ega alustage iseseisvalt ravi.
Konsulteerige alati arstiga, et hinnata mõõtmistulemusi ja määrata ravi.
Ärge kinnitage mansetti käsivarrele, millel on paranemata haav.
Ärge kinnitage mansetti käsivarrele, millele on kinnitatud veenisisene tilguti või
mille kaudu tehakse vereülekannet. See võib põhjustada vigastuse võiõnnetuse.
Ärge kasutage seadet kohas, kus on tuleohtlikke gaase (nt narkoosigaas). Seevõib põhjustada plahvatuse.
Ärge kasutage seadet kõrge hapnikusisaldusega keskkonnas (ntkõrgsurvestatud hapniku kambris, hapnikuseadmes). See võib põhjustada
tulekahju või plahvatuse.

Samm 3Samm 2

Paigaldage patareid näidatud viisil patareipessa. Kui need on valesti
paigaldatud, ei hakka seade tööle.
Kuiekraanil vilgub ja seade teatab, et patareid vajavad vahetamist,
vahetage kõik patareid uute vastu. Ärge segage omavahel vanu ja uusi
patareisid. See võib patareide eluiga lühendada või põhjustada seadme
talitlushäire. Oodake patareide vahetamisega pärast seadme väljalülitamist kaks
sekundit või kauem.
ei ilmu ekraanile, kui patareid on täiesti tühjad.
Patarei eluiga erineb olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja võib külmemas
temperatuuris olla lühem.
Tavaliselt peavad neli uut patareid R6P vastu ligikaudu kolm kuud, kui neidkasutatakse iga päev mõõtmiseks kaks korda.
Kasutage ainult lubatud patareisid. Seadmega kaasnevad patareid on mõeldud
seadme proovimiseks ja nende eluiga võib olla piiratud.
Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul. Patareid võivad
lekkida ja põhjustada talitlushäire.

Liiga sage vererõhu mõõtmine võib verevoolu häirimise tõttu olla kahjulik.
Jälgige, et seadme korduva kasutusega ei kaasneks pikaajalist vereringe
häirimist.

Lahutage vahelduvvooluadapter mõõtmise ajaks, kui seda ei kasutata.

Samm 1

Samm 4ETTEVAATUSTVererõhu mõõtmiseks peab mansett käsivart pigistama piisavalt tugevalt, etajutiselt arterit läbiv verevool peatada. See võib tekitada valu, tuimust ja jätta
käsivarrele ajutiselt punase jälje. See tingimus esineb kõige sagedamini siis, kuimõõtmist korratakse mitu korda järjest. Valu, tuimus ja punased jäljed kaovad
aja jooksul.

Ärge puudutage samaaegselt patareisid, alalisvoolupesa ja patsienti. See võibpõhjustada elektrilöögi.

õhuga. On normaalne, et mansett
tundubväga
pingulolevat.

6.1. Patareide paigaldamine/vahetamine

1. Eemaldage patareipesa kaas.
2. Eemaldage patareipesast kasutatud
patareid, kui te neid vahetate.
3. Paigaldage uued patareid näidatud
viisil patareipessa, pidades silmas, etnende polaarsus oleks õige (+ ja –).
4. Pange patareipesa kaas tagasi peale.
Kasutage ainult patareisid R6P, LR6
või AA.

Mis on vererõhk?

Südame kõrgusel

2. Vajutage nuppu _START_ .
Vajutage nuppu START _Kuvatakse kõik ekraani segmendid.
Kuvatud on kõik ekraani
Hetkeks kuvatakse vilkuv null. Kuisegmendid
alustatakse mõõtmist, siis kuva
muutub, nagu on paremal oleval
joonisel näidatud. Mansett täidetakse

Alalisvoolupesa polaarsusÄrge modifitseerige seadet. See võib põhjustada õnnetuse või kahjustada
seadet.

Ärge laske lastel seadet iseseisvalt kasutada ja ärge kasutage seadet kohas,
kus see on imikutele kättesaadav. See võib põhjustada õnnetuse või
kahjustuse.

Seerianumber

IP

Kasutatud seadet, komponente ega patareisid ei tohi käidelda koos tavaliste
majapidamisjäätmetega, nendest tuleb vabaneda kohalike nõuete kohaselt.

Kui teile on tehtud mastektoomia, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.

1. Asetage mansett südame kõrgusel
käsivarrele (soovitatavalt vasakule
käele). Istuge mõõtmise ajal vaikselt.

Vt kasutusjuhendit/voldikutÄrge voltige mansetti liiga tugevalt kokku ega hoidke voolikut pikka aega
tugevalt keerdus, muidu võib komponentide eluiga lüheneda.

12. Vererõhk

7.1. Tavaline mõõtmine

WEEE-silt

Puhastage seadet ja mansetti kuiva pehme lapiga või lapiga, mida on niisutatud
vee ja neutraalse pesuainega. Ärge kasutage seadme puhastamiseks kunagi
alkoholi, benseeni, vedeldit ega muid tugevaid kemikaale.

Mõõtmine on pooleliÕhuga täitmine on lõpetatudÕhuga täitmine on pooleli

ja sobivusvahemik

7. Mõõtmised

TootjaSeadmes on kasutusel täppiskomponendid. Vältida tuleb äärmuslikke
temperatuure, õhuniiskust, otsest päikesevalgust, põrutada saamist ja tolmu.

Kui kasutate seadet korduvalt, kontrollige, kas seade on puhas.

Osuti

EÜ direktiivile vastava meditsiiniseadme silt

Tootmiskuupäev

Seetõttu tuleb seda sellistest seadmetest hoida vähemalt 30 cm kaugusel.

Õhu väljalaskmineÕhuvoolik

Tüüp BF: seade, mansett ja torustik on kujundatud selliselt, etneed pakuksid kaitset elektrilöökide eest.

3. Ettevaatusabinõud

Seadet võivad mõjutada raadiosideseadmed, nagu kodused võrguseadmed,
mobiiltelefonid, traadita telefonid ja nende tugijaamad ning käsisaatjad.

Näidik jälgib rõhu muutumist mõõtmise ajal.

Alalisvool

Seade on mõeldud inimeste vererõhu ja pulsisageduse mõõtmiseks diagnoosimise
eesmärgil.

Mõõtmistulemused võivad olla moonutatud, kui seadme läheduses on
kasutamise ajal televiisor, mikrolaineahi, mobiiltelefon, läbivalgustusaparaat võimõni muu tugeva elektriväljaga seade.

11. Rõhu ribanäidik

Kinnitage riidest sulgur

Patarei paigaldusjuhend

Kasutuskeskkond. Seade on mõeldud iseseisvalt kasutamiseks koduses
ravikeskkonnas.

Seade ega mansett pole veekindlad. Vältige vihma, higi ja vee sattumist
seadmesse ja mansetti.

Südamelihas tõmbub südamest lähtuva elektriimpulsi mõjul kokku ja pumpab kogu
kehasse verd. Arteriaalne fibrillatsioon (AFib) leiab aset, kui südamekojast lähtuv
elektriimpulss tekitab segadust ja muudab pulsisageduse ebaregulaarseks. AFibvõib põhjustada verevoolu seiskumist südames, millega võib omakorda kaasneda
trombi teke ja rabandus või südameinfarkt.

Arteri positsioonimärk

Puhkerežiim ja seadme sisselülitamine.

Seade on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, mitte vastsündinutele ega
imikutele.

Ärge väänake õhuvoolikut mõõtmise ajal. See võib pideva mansetirõhu tõttu
vigastuse tekitada.

10. Mis on AFib?

Sümbolid, mis on trükitud seadme korpusele.

Seade vastab Euroopa meditsiiniseadmete direktiivi 93/42 EMÜ nõuetele. Sellele

Olge ettevaatlik, et vältida väikelaste või imikute vooliku või kaabliga
kägistamist.

Kui vererõhumõõtja tuvastab mõõtmiste ajal ebaregulaarse südamerütmi, kuvatakse
ekraanil koos mõõtmistulemustega I.H.B./AFib-näidik.
, soovitame pöörduda arsti
Märkus: kui näete ekraanil sageli I.H.B./AFibi sümbolit
poole.

Mansett

PULSINÄIDU VIGA
Pulssi ei tuvastatud õigesti.

2. Eelmärkused
viitab vastavusmärk

9. Mis on I.H.B./AFib?

Ärge voltige särgivarrukat tihedalt üles.

Mõõtke uuesti. Püsige mõõtmise
ajal liikumatult.

IP-klassifikatsioon on kaitseaste, mida pakub korpus standardi IEC 60529 kohaselt. Seadeon kaitstud tahkete võõrkehade eest, mille läbimõõt on 12 mm või rohkem (nt sõrmed).
Seade ei ole kaitstud vee eest.

Laske nupp lahti
Andmetekustutamiseks valige„”.

5 sekundit-märk vilgub.Andmed
on kustutatud.
Lülitub automaatselt välja