Wrist Digital Blood Pressure Monitor

Model UB-543
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

使用手冊
1WMPD4002838F

翻譯IndiceAi nostri cari clienti....................................................................................................................................................................... 2
Norme precauzionali ................................................................................................................................................................... 2
Precauzioni .................................................................................................................................................................................. 2
Identificazione delle parti............................................................................................................................................................. 4
Simboli ......................................................................................................................................................................................... 5
Preparazione del misuratore ...................................................................................................................................................... 7
1. Installazione / Sostituzione delle batterie......................................................................................................................... 7
2. Selezione di un utente ...................................................................................................................................................... 8
3. Regolazione dell'orologio incorporato prima dell'uso ..................................................................................................... 8
4. Applicazione del bracciale................................................................................................................................................ 9
5. Consigli per l’esecuzione di misurazioni corrette ............................................................................................................ 9
6. Interruttore funzione C.P.G. ........................................................................................................................................... 10
7. Selezione di C.P.G. e my C.P.G. ...................................................................................................................................... 10
8. Misurazione ..................................................................................................................................................................... 11
9. Dopo la misura ................................................................................................................................................................ 11
Misurazione della pressione ..................................................................................................................................................... 12
Richiamo dei dati dalla memoria .............................................................................................................................................. 13
Per eliminare tutti i dati memorizzati ........................................................................................................................................ 14
Cosa è l’indicatore IHB/AFib? .................................................................................................................................................. 14
Cosa è l’AFib? ........................................................................................................................................................................... 15
Indicatore dinamico della pressione......................................................................................................................................... 15
Indicatore di classificazione dell’O.M.S.................................................................................................................................... 15
Indicatore C.P.G........................................................................................................................................................................ 16
Parlando di pressione sanguigna............................................................................................................................................. 17
Cosa si intende per pressione sanguigna?....................................................................................................................... 17
Cosa si intende per ipertensione e come si controlla? ..................................................................................................... 17
Perché misurare la pressione sanguigna a domicilio? ..................................................................................................... 17
Classificazione della pressione secondo le linee guida “O.M.S.” .................................................................................... 18
Variazioni della pressione sanguigna ................................................................................................................................ 18
Manutenzione............................................................................................................................................................................ 18
Localizazzazione guasti ............................................................................................................................................................ 19
Dati tecnici ................................................................................................................................................................................. 20
Italiano 1

Ai nostri cari clienti
Congratulazioni per l’acquisto del nostro Monitor della Pressione Sanguigna A&D, uno dei dispositivi più avanzati che sia
disponibile attualmente sul mercato. Concepito per una facilità di uso ed alta precisione, il nostro prodotto Vi aiuterà acontrollare la Vostra pressione sanguigna ogni giorno.
Vi raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzarlo per la prima volta.

Norme precauzionali

Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti ad utilizzo medico. Quanto sopra è evidenziato dalmarchio di conformità. (0123: Numero di riferimento per l'ente che riceve la notifica)
Il presente dispositivo deve essere utilizzato da parte di persone adulte, non di neonati o bambini.
Ambiente di utilizzo. Il dispositivo è idoneo per l’utilizzo da parte dell’utente in ambienti di assistenza sanitaria domestici.
Il dispositivo è progettato per misurare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca di soggetti umani a fini diagnostici.

Precauzioni

Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione. Si raccomanda di evitare condizioni estreme ditemperatura, umidità, luce solare diretta, urti o polvere.
Pulire il dispositivo utilizzando un panno morbido e asciutto o un panno inumidito con acqua e detergente neutro. Nonutilizzare mai alcool, benzene, solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire il dispositivo.
Non tenete il bracciale piegato strettamente per lungo tempo, poiché ciò potrebbe abbreviare la vita delle parti che lacostituiscono.
Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che pioggia, sudore ed acqua possano inumidirlo.
Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi televisivi, forni a microonde, telefoni cellulari, macchinari araggi X o di altri dispositivi con forti campi elettrici, le misurazioni potrebbero non risultare precise.
I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti domestiche, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e leloro stazioni base, i walkie-talkie possono interferire con il funzionamento di questo Monitor della Pressione Sanguigna. Èquindi opportuno tenerlo a una distanza minima di 30 cm da tali dispositivi.
Le apparecchiature, le parti e le batterie usate non devono essere trattate come normali rifiuti domestici. Devono quindi
essere smaltiti in conformità alle normative in vigore.
Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.
Non modificare il dispositivo. L'apporto di modifiche può causare incidenti o danni al dispositivo stesso.
Italiano 2

Per misurare la pressione sanguigna, il polso deve essere stretto dal bracciale a una pressione sufficiente a interrompere
temporaneamente il flusso sanguigno nell'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente un
segno rosso sul polso, in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte di seguito. Il dolore, l’intorpidimento o i segni
rossi che possono eventualmente verificarsi scompaiono dopo breve tempo.
Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono provocare danni al paziente a causa delle interferenze con ilflusso sanguigno. In caso di uso ripetuto del dispositivo, assicurarsi che il funzionamento del misuratore non comporti una
prolungata compromissione della circolazione sanguigna.
Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima di utilizzare il dispositivo.
Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo fuori dalla loro portata. In caso contrario, si
potrebbero causare incidente o danni.
Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite inavvertitamente dai bambini.
L’utilizzo di accessori non indicati in questo manuale potrebbe compromettere la sicurezza.
In caso di cortocircuito della batteria, la suddette potrebbe riscaldarsi e causare potenzialmente delle ustioni.
Consentire al dispositivo di adattarsi all’ambiente circostante, prima dell’uso (circa un’ora).
Non sono stati condotti test clinici sui neonati e le donne in gravidanza. Non usare su neonati o donne in gravidanza.
Non toccare contemporaneamente la batteria e il paziente. Si potrebbero causare scosse elettriche.
In caso di guasto ai singoli componenti, l’alloggiamento del bracciale vicino potrebbe riscaldarsi a causare potenzialmente dei guasti.
Non gonfiare senza avvolgere il bracciale attorno al polso.

Controindicazioni
Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non applicare il dispositivo se al polso è già collegato un altro dispositivo medico. Il dispositivo potrebbe non funzionare
correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare
problemi medici.
Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare trattamenti in autonomia. Per la valutazione dei risultati ed
eventuali trattamenti, rivolgersi sempre al medico.
Non applicare il dispositivo se il polso presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il dispositivo in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue eseguite al braccio del paziente. Pericolo di lesioni o
incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, quali i gas anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate di ossigeno, quali camere iperbariche o tende a ossigeno.
Pericolo di incendio o esplosione.
Italiano 3

Identificazione delle parti
Pulsante

Display(media, memoria e modifica di parametri preimpostati)

Pulsante CONFIGURAZIONE (selezione dell'utentee orologio)

Pulsante START (AVVIO)
Coperchio vano batterie
Custodia

Bracciale

Batterie alcaline (formato LR03 o AAA)

Particolari del Display
Indicatore di classificazione
O.M.S. e Indicatore di pressione
Simbolo del cuore
Utentee utente

MEMORIA
Valori medi
Indicatore batterie

Pressione sistolica
Pressione diastolica
Indicatore C.P.G. (Correct Position Guidance - guida alla posizione corretta)
Simbolo IHB/AFib
Frequenza cardiaca
Display orologio e data
Simbolo AM / PM
Italiano 4

Simboli
Simboli impressi sulla confezione del dispositivo
SimboliSN

IP

Funzione / Significato
Interruttore di accensione e di attesa (standby)
Guida all'installazione delle batterie
Corrente continua
Numero di matricola
Data di produzione
Tipo BF: dispositivo e bracciale sono stati progettati al fine di garantire una protezione particolare contro
eventuali scosse elettriche.
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici.
Simbolo della classe di protezione
Etichetta Direttiva WEEE
Produttore
Rappresentante UE
Consultare il manuale/l'opuscolo di istruzioni
Selezione utente
Tenere ascitto

Simboli visualizzati sul display
SimboliFunzione / Significato / Misura correttiva
Il simbolo del cuore viene visualizzato durante la fase di misurazione. Lampeggia durante il rilevamento dellafrequenza cardiaca. Rimanere quanto più possibile fermi e rilassati.
L'indicatore di simbolo IHB/AFib si visualizza se viene rilevato un battito cardiaco irregolare.
Potrebbe illuminarsi se viene rilevata una leggerissima vibrazione come un brivido o un tremore.
Italiano 5

Simboli visualizzati sul display (Seguito)
Simboli

SimboliFunzione / Significato

Misura correttiva

Utente 1 e utente 2
Misurazioni precedenti MEMORIZZATE
Valori medi
BATTERIE CARICHE

Indicatore di stato di carica delle batterie durante la misurazione

Qualora l’indicatore lampeggi, sostituire tutte
Indicatore di batterie in esaurimento
le batterie.
Valori della pressione non corretti a causa di movimenti durante la Ripetere la misurazione.
misurazione.
Rimanere quanto possibile fermi e rilassati.
Differenza tra pressione sistolica e diastolica inferiore a 10 mmHg.
Pressione di gonfiaggio non sufficiente.
Applicare e stringere adeguatamente il
Il bracciale non è applicato in modo corretto.
bracciale e ripetere la misurazione.
ERRORE DI VISUALIZZAZIONE DEL BATTITO CARDIACO
Il battito cardiaco non è stato rilevato in modo corretto.
Rimuovere le batterie e premere il pulsante
START (AVVIO), quindi reinstallare leErrore interno del misuratore di pressione arteriosa.
batterie. Se l’errore persiste, contattare il
rivenditore.
Pressione arteriosa sistolica in mmHg
Pressione arteriosa diastolica in mmHg
Battiti cardiaci al minuto
Dati rilevati tra le 4:00 e le 9:59.
Dati rilevati tra le 18:00 e le 1:59.
BATTERIE SCARICHE

o

SYS
DIA
PUL
AM
PM

Italiano 6

Preparazione del misuratore

1. Installazione / Sostituzione delle batterie
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.

2. Rimuovere le batterie esaurite ed inserire nel vano batterie,rispettando le polarità (+ e -) come indicato nella figura a lato.
Utilizzare esclusivamente batterie LR03 o AAA.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

Coperchio delvano batterie

Batterie esaurite

ATTENZIONE

Batterie nuove
Inserire le batterie come indicato nel vano batterie. In caso contrario,
il dispositivo non funzionerà.
Quando il simbolo(BATTERIE SCARICHE) lampeggia sul
display, sostituire tutte le batterie. Non inserire maicontemporaneamente batterie nuove e batterie non nuove. In
caso contrario la vita delle batterie nuove si ridurrebbe e il
dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Il simbolo(BATTERIE SCARICHE) non viene visualizzato in caso di batterie scariche.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe risultare ridotta in caso di basse temperature. In
genere, quattro batterie LR6 nuove durano circa tre mesi, quando vengono utilizzate due volte ogni giorno per lamisurazione.
Utilizzare solamente le batterie del tipo specificato. Le batterie fornite in dotazione al dispositivo sono a solo scopo di provadelle prestazioni dello strumento e la loro durata potrebbe essere breve.
Qualora non si intenda utilizzare il dispositivo per lungo tempo, rimuovere le batterie. In caso contrario da esse potrebbe
fuoriuscire il liquido contenuto, divenendo ciò causa di possibili malfunzionamenti.
Quando si tolgono le batterie i parametri preimpostati (orologio, utente e my C.P.G.) vengono azzerati.

Italiano 7

2. Selezione di un utente

Preparazione del misuratore

CONFIGURAZIONE quando si spegne il dispositivo.
1. Premere il pulsante
L'indicatore o lampeggia.
CONFIGURAZIONE . Premere
2. Selezionare un utente tra utente
e utente usando ilil pulsante START (AVVIO) per spegnere il dispositivo. Dopo tre minuti di inattività, il
dispositivo si spegnerà automaticamente.

3. Regolazione dell'orologio incorporato prima dell'uso

Spegnimento
Pulsante

CONFIGURAZIONE

Utente o utente
Pulsante START (AVVIO)
Premere e tenere premuto il
CONFIGURAZIONE
Pulsante

CONFIGURAZIONE finché le cifre iniziano a lampeggiare.
1. Premere e tenere premuto il pulsante
2. Agendo sul pulsante , selezionare l'anno.
Anno
Pulsante
CONFIGURAZIONE per impostare l'anno attuale ePremere il pulsanteconseguentemente per selezionare il mese ed il giorno. La data può
CONFIGURAZIONE
Pulsante
essere impostata tra gli anni 2010 e 2059.
Mese Pulsante
3. Agendo sul pulsante , selezionare il mese.
CONFIGURAZIONE
Pulsante
CONFIGURAZIONE per impostare il mese attuale ePremere il pulsanteGiornoPulsante
conseguentemente per selezionare il giorno.
4. Agendo sul pulsante , selezionare il giorno.
CONFIGURAZIONE
Pulsante
CONFIGURAZIONE per impostare il giorno attuale ePremere il pulsanteOra Pulsanteconseguentemente per selezionare l'ora ed i minuti.
CONFIGURAZIONE
Pulsante
5. Agendo sul pulsante , selezionare l'ora.
MinutiCONFIGURAZIONE per impostare l'ora attuale ePremere il pulsantePulsante
conseguentemente per selezionare i minuti.
CONFIGURAZIONE
Pulsante
6. Agendo sul pulsante , selezionare i minuti.
CONFIGURAZIONE per passare a "4. Applicazione del bracciale".
Premere il pulsante
Il dispositivo passa a"6.
Interruttore
funzione C.P.G."
Tenendo premuto il pulsante si ottiene una successione consecutiva dei valori.
Premendo il pulsante START (AVVIO) il dispositivo si spegne in qualunque momento.
Nota: Dopo tre minuti di inattività, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Quando non è stato impostato, sull’orologio si visualizza.
Quando si tolgono le batterie i parametri preimpostati (orologio, utente e my C.P.G.) vengono azzerati.
Italiano 8

4. Applicazione del bracciale

Preparazione del misuratore

1. Come illustrato nella figura a destra, avvolgere il bracciale intorno al polsomantenendola a circa 1 cm dall'inizio della mano.

Circa 1 cm

2. Con la fascetta Velcro stringere bene il bracciale.
Nota: Per ottenere misure affidabili è innanzitutto necessario stringere bene il bracciale edeseguire la misurazione su polso nudo.

5. Consigli per l’esecuzione di misurazioni corrette

Per misurare la pressione sanguigna nel modo più preciso possibile:
Durante la misurazione, mantenersi fermi e tranquilli.
Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il gomito su un tavolo. Sollevare il braccio affinché il bracciale si posizioni
allo stesso livello del cuore.
Rilassarsi per circa cinque - dieci minuti prima di effettuare una misurazione. In caso si fosse soggetti a eccitazione odepressione da stress emotivo, la misurazione rifletterà questa situazione, con un valore di lettura più alto (o più basso)
rispetto al valore della pressione sanguigna normale, e la frequenza cardiaca sarà solitamente più alta del normale.
Si consiglia di misurare la pressione sanguigna tutti i giorni alla stessa ora.
La pressione sanguigna varia costantemente in funzione dell'attività che si sta eseguendo e di ciò che si è mangiato e può
essere particolarmente influenzata da ciò che si è bevuto.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizio fisico o aver fatto il bagno. Prima di avviare la misurazione
si raccomanda di riposare per circa 20/30 minuti.
Non incrociare le gambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
Questo dispositivo basa le relative misurazioni sul battito del cuore. Se avete un battito molto debole o irregolare del cuore, il
dispositivo può avere delle difficoltà nel determinare la vostra pressione sanguigna.
Se il dispositivo rileva una circostanza anormale, arresterà la misurazione e visualizzerà un simbolo di errore. Vedi Pagina 6
per la descrizione dei simboli.
Questo dispositivo deve essere gestito da persone adulte. Consultare il vostro medico prima che si utilizzi questo dispositivo
su un bambino. Un bambino non dovrebbe utilizzare questo dispositivo senza sorveglianza.
Italiano 9

6. Interruttore funzione C.P.G.

Vedere pagina 16 per la funzione C.P.G. che indicherà l'angolazione
corretta affinché il bracciale si trovi allo stesso livello del cuore.

1. Dopo il punto 6 a pag. 8, premere il pulsanteper selezionare " " o" " per la funzione C.P.G.
2. Premere il pulsante CONFIGURAZIONE per memorizzare la selezione.
3.
Se non si usa la funzione my C.P.G., premere il pulsante START
per disattivare. Procedere a "8. Misurazione".
Se si usa la funzione my C.P.G., procedere a "7. Selezione di
C.P.G. e my C.P.G.".

Dal punto 6 di pag. 8

Funzione C.P.G.
pulsante

Premere il pulsante CONFIGURAZIONE
A "7. Selezione di C.P.G. e my C.P.G." oil pulsante START e a "8. Misurazione"

Indicatore C.P.G.

7. Selezione di C.P.G. e my C.P.G.

È possibile impostare un indicatore sulla funzione C.P.G. o my C.P.G. .
Preimpostare in memoria una postura corretta (angolazione del polso)
se si usa my C.P.G.

1. Regolare e mantenere l'altezza del monitor della pressione sanguigna
allo stesso livello del cuore usando l'angolazione del polso.
2. Selezionare un indicatore usando il pulsante .
Indicatore ...È in uso la funzione C.P.G. (funzione my C.P.G.: DISATTIVATA)
I dati di my C.P.G. vengono eliminati. Procedere al punto 3.
Indicatore

Punto 1 [Regolare e mantenere l'altezza deldispositivo (angolazione del polso)]
ALTO (spia arancio)
Altezza corretta(spia azzurra)
BASSO (spia arancio)...La funzione my C.P.G. è ATTIVA e l'angolo attuale viene
Punto 2 [Selezione di C.P.G. o my C.P.G.]
memorizzato quando segnalato dall'indicatore . Procedere
al punto 3.
Pulsante funzione C.P.G.
My C.P.G.
pulsante
3. Premere il pulsante START per spegnere il dispositivo.
Es.: Utenete 1
Pulsante START e a "8. Misurazione"
Italiano 10

Nota:

Quando si tolgono le batterie i parametri preimpostati (orologio, utente e my C.P.G.) vengono azzerati.
CONFIGURAZIONE .
Selezionare un utente tra utente e utente usando il

8. Misurazione

Durante la misurazione, è normale sentire il bracciale a pressione stringere decisamente.

9. Dopo la misura

Se si preme il pulsante START (AVVIO) per spegnere il dispositivo mentre le letture sono visualizzate, queste vengono
memorizzate.
Se si preme il pulsanteper spegnere il dispositivo mentre le letture sono visualizzate, queste non vengono memorizzate.
Rimuovere il bracciale e registrare i dati.

Nota: Il dispositivo è provvisto della funzione di spegnimento automatico, che memorizza i dati attuali e disattiva automaticamentel'alimentazione, un minuto dopo la misurazione. Devono essere lasciati passare almeno tre minuti, fra le misure sulla stessa persona.

Italiano 11

Misurazione della pressione

Nota: In funzione della misura eseguita in precedenza con l'apparecchio l'UB-543 fornisce ilgonfiaggio più appropriato al soggetto.
1. Avvolgere il bracciale intorno al polso. Sedersi comodamente con il bracciale
posizionato allo stesso livello del cuore e rilassarsi.
2. Premere il pulsante START (AVVIO). Per un attimo verranno visualizzati tutti i segmenti sul display.
Tutti i segmenti
3. Selezionare un utente tra utente e utente premendo
CONFIGURAZIONE .
immediatamente il pulsanteRegolare e mantenere l'altezza del bracciale (con la spia azzurra) allo
CONFIGURAZIONE
Utente o utente : pulsantestesso livello del cuore usando l'indicatore C.P.G..
Indicatore C.P.G. : Arancio Azzurro Arancio
Nota: Se non si usa una selezione dell'utente, il gonfiaggio inizia alcuni secondi dopo.
BASSO UGUALE ALTO
Se non si usa la funzione C.P.G., l'indicatore C.P.G. non viene visualizzato.
Al livello
4. In un secondo tempo, verrà visualizzato lo 0 (zero) lampeggiante per alcuni istanti.
del cuore
Quindi con l'inizio della misurazione, la schermata cambia. Il bracciale inizia a gonfiarsi.
È normale che il bracciale, una volta gonfiatosi, trasmetta sul polso una sensazione di
Visualizzazione zero
forte pressione. Una volta avviata la pressurizzazione e quando(simbolo del cuore)
Inizio del gonfiaggio
inizia a lampeggiare, la sessione di misura si avvia automaticamente.
Nota: Per interrompere il gonfiaggio in qualsiasi momento lo si desideri è sufficiente premere
Gonfiaggio enuovamente il pulsante START (AVVIO).
misura in corso
5. Al completamento della sessione di misura sullo schermo appaiono le letture (pressione
sistolica e diastolica, battito del polso, classificazione O.M.S., simbolo IHB/AFib e
Pressione sistolica
indicatore C.P.G.). Durante la visualizzazione dei dati, si alterna la visualizzazione di data
Pressione diastolica
e ora. Il bracciale quindi scarica la pressione residua ed automaticamente si sgonfia.
Classificazione O.M.S
Nota: Se non si desidera memorizzare le nuove letture in memoria, premere il
Simbolo IHB/AFibpulsante mentre le letture sono visualizzate.
Frequenza cardiaca
6. Per spegnere il dispositivo premere nuovamente il pulsante START (AVVIO).
Indicatore C.P.G.
Nota: Il dispositivo è provvisto della funzione di spegnimento automatico.
Dovete lasciare passare almeno un minuto, fra le misure sulla stessa persona.
Italiano 12

Richiamo dei dati dalla memoria
Nota: Il dispositivo memorizza automaticamente gli ultimi 60 valori di pressione.
1. Premere il pulsantequando si spegne il dispositivo.
Vengono visualizzati i valori medi di tutte le misurazioni e il numero dei dati. In
assenza di dati, viene visualizzato “0”. Premere il pulsanteo START (AVVIO)
per spegnere il dispositivo.

Modalità memoria
Selezione utente
Esempio: utente

2. Usare i pulsanti seguenti per visualizzare i dati (numero dei dati e dati dimisurazione).
Selezionare un utente tra utente
e utente
usando il pulsante
CONFIGURAZIONE . Il dispositivo visualizza la media di tutte le misurazioni
e viene visualizzato il numero dei dati.

Media di tutti i dati
Numero di tutti i dati
Media dei dati AM
Simbolo AM
Numero dei dati AM

Premendo ripetutamente il pulsantesi visualizza quanto segue:
Media di tutte le misurazioni AM (antimeridiane) rilevate tra le ore 4:00
e 9:59. Nell'esempio, in assenza di dati, viene visualizzato.

Media dei dati PM
Simbolo PM
Numero dei dati PM

Media di tutte le misurazioni PM (postmeridiane) rilevate tra le ore
18:00 e 1:59.

Es: N. 30
Dati più recenti
DataOra
3 secondi

Dati (numero dei dati e dati di misurazione).
Il dispositivo visualizza i dati a partire dal più recente. Durante la visualizzazione
dei dati delle misurazioni, si alterna la visualizzazione di data e ora.
Nell'esempio:
N. 30 e dati
N. 29 e dati
N. 01 e dati.
Ultimi dati (Dati più vecchi)
3. Se si preme il pulsantedopo la visualizzazione dei dati più vecchi, il
Datadispositivo procede al punto 1 e vengono visualizzati la media di tutte leOramisurazioni e il numero dei dati.
3 secondi
4. Premere il pulsante START (AVVIO) per spegnere il dispositivo.
Dopo un minuto di inattività, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
Italiano 13

Spegnimento
pulsanteitpulsante

pulsante

pulsante

pulsante

pulsante
pulsante

pulsante

Spegnimento

Per eliminare tutti i dati memorizzati
1. Selezionare un utente tra utente
e utente
usando il pulsante
CONFIGURAZIONE . Spegnere il dispositivo usando il pulsante START (AVVIO).
2. Premere e tenere premuto il pulsantefino a quando il dispositivo nonsi spegne automaticamente.
Il dispositivo visualizza un'icona dell'utente e il simbolo, elimina i dati
memorizzati mentre il simbololampeggia, quindi si spegne
automaticamente.

Spegnimento
Pulsante
UtenteCONFIGURAZIONE

o utente

Il display si spegne

Nota: Questa operazione elimina i dati specificati dall'utente che sono memorizzati.
Non è possibile selezionare i dati da eliminare.

Premere e tenere premuto il
pulsante
Es: Utente
Eliminazione dei dati
Il display si spegne
Rilasciare il pulsanteCosa è l’indicatore IHB/AFib?
Quando il monitor rileva un ritmo irregolare durante le misurazioni, l’indicatore IHB/AFib sarà visualizzato sul display
unitamente ai valori di misurazione.
Nota: Raccomandiamo di contattare il proprio medico se viene indicato frequentemente questo simbolo IHB/AFib
Italiano 14.

Cosa è l’AFib?
Il cuore si contrae a causa di segnali elettrici che hanno luogo nel cuore e invia sangue in tutto il corpo. La fibrillazione
atriale (AFib) si verifica quando il segnale elettrico nell’atrio diventa confuso e causa disturbi nell’intervallo delle pulsazioni.
L’AFib può causare ristagni del sangue nel cuore, i quali possono causare facilmente coaguli di sangue, una delle cause diictus e infarto.
Pressurizzazione

Indicatore dinamico della pressione
L’indicatore controlla il progresso della pressione durante la
misurazione.
Gonfiamento in corso
Misurazione in corso
Gonfiamento completato

Indicatore di classificazione dell’O.M.S.
I sei segmenti dell’indicatore a barre corrispondono alla classifica
della pressione sanguigna O.M.S. come descritto a pagina 18.

Esempio

Ipertensione moderata

Ipertensione lieve

Pressione normale – alta

Italiano 15

Indicatore di classificazione O.M.S.
Ipertensione severa (grado 3)
Ipertensione moderata (grado 2)
Ipertensione lieve (grado 1)
Pressione normale – alta
Pressione normale
Pressione ottimale: L’indicatore mostra un segmento sullabase dei dati correnti, in corrispondenza
alla Classificazione O.M.S.

Indicatore C.P.G.

Indicatore C.P.G.

Indicatore C.P.G.

L'indicatore C.P.G. (Correct Position Guidance, guida alla posizione corretta) è una
funzione che segnala la differenza tra l'altezza del monitor della pressione sanguigna(angolazione del polso) e l'altezza del cuore nella posizione corretta (ad esempio:
posizione di seduta, altezza del tavolo e della sedia) durante la misurazione.
L'indicatore può essere usato per ottenere condizioni di misurazione più stabili.

Indicatore C.P.G.

Il monitor della pressione sanguigna è Il monitor della pressione sanguigna èalla stessa altezza del cuore.
più in basso rispetto al cuore.
Angolazione
insufficiente

Altezza errata Angolazione
corretta

Il monitor della pressione sanguignaè più in alto rispetto al cuore.

Altezza corretta Angolazione
eccessiva

Altezza errata

Indicatore C.P.G.: UGUALE

Indicatore C.P.G.: ALTO

La posizione del dispositivo viene controllata prima e dopo la misurazione.
Se entrambi i controlli indicano una posizione di misurazione corretta, si
illumina l'indicatore UGUALE (azzurro).
In caso contrario si illumina l'indicatore della posizione di misurazione ALTOo BASSO (arancio).

Postura corretta
Sedersi su una sedia
appoggiandosi alloschienale e appoggiare ilgomito sul tavolo.

Indicatore C.P.G.: BASSO

Come utilizzare my C.P.G.

La funzione C.P.G. può essere utilizzata con la postura corretta (angolazione delpolso) nella maggior parte delle misurazioni. Se occorre cambiare postura per
regolare l'altezza in modo che il monitor della pressione sanguigna si trovi allo stesso
livello del cuore, è possibile usare la funzione C.P.G. per memorizzare una postura
personale. Preimpostare l'angolazione nella funzione C.P.G. prima della misurazione.
Italiano 16

TavoloSedia

L'indicatore durante la misurazione e richiamo dalla memoria

L'indicatore C.P.G. può essere visualizzato all'inizio della misurazione ed è incluso tra i dati
memorizzati. Regolare e mantenere l'angolazione durante la misurazione.

Parlando di pressione sanguigna

Cosa si intende per pressione sanguigna?

La pressione sanguigna è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie. La pressione sistolica si verifica nel
momento in cui il cuore si contrae. La pressione diastolica si verifica quando il cuore si dilata. La pressione sanguigna viene
misurata in millimetri di mercurio (mmHg). La pressione sanguigna naturale è rappresentata dalla pressione base misurata
di prima mattina, a riposo e prima di assumere qualsiasi cibo o bevanda.

Cosa si intende per ipertensione e come si controlla?

L'ipertensione è una pressione sanguigna arteriosa alta rispetto ai livelli normali che, se non sottoposta a controlli, puòessere causa di diversi problemi di salute, ivi inclusi attacchi cardiaci. E’ possibile tenere sotto controllo l’ipertensione
variando lo stile di vita, evitando situazioni di stress, con appositi farmaci secondo prescrizione medica.
Per prevenire l'ipertensione o per tenerla sotto controllo:
Non fumare.
Eseguire esercizi a cadenza regolare.
Ridurre l’uso di sale ed evitare cibi grassi.
Sottoporsi a check-up fisici regolari.
Mantenere il proprio peso a livelli ottimali.

Perché misurare la pressione sanguigna a domicilio?

La pressione sanguigna misurata in clinica o presso uno studio medico può essere causa di stati d'ansia che possono
portare a letture elevate, con livelli 25 - 30 mmHg superiori rispetto ai livelli riscontrabili in caso di misurazioni eseguite adomicilio. La misurazione eseguita a domicilio riduce gli effetti negativi sulle letture della pressione sanguigna, dovuti ainfluenze esterne, integra le letture mediche e fornisce uno storico sulla pressione sanguigna più accurato e completo.

Italiano 17

Classificazione della pressione secondo le linee guida “O.M.S.”

Gli standard per l’analisi della pressione sanguigna alta, indipendentemente dall’età,sono stati stabiliti dall Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), come mostrato
nella tabella di seguito riportata.

Variazioni della pressione sanguigna

La pressione sanguigna di un paziente può variare notevolmente su base quotidiana ostagionale. Può variare da 30 - 50 mmHg a causa di varie circostanze durante il giorno.
Nei pazienti soggetti ad ipertensione, le variazioni sono anche più pronunciate.
Normalmente, la pressione sanguigna aumenta durante il lavoro o sbalza e scende ai
minimi livelli durante il sonno. Pertanto, evitare di essere eccessivamente preoccupati
dai risultati della misurazione.
Effettuare le misurazioni quotidianamente, alla stessa ora, procedendo come descritto nelpresente manuale per conoscere la propria pressione sanguigna normale. L’esecuzione
di molte letture permette di ottenere uno storico sulla pressione sanguigna più completo.
Annotare la data e l’ora della registrazione della pressione sanguigna. Consultare il
medico al fine di interpretare correttamente i dati relativi alla pressione sanguigna.

mmHg

Fluttuazione tipica nell'arco di un giorno(misurazione effettuata ogni cinque minuti)
Sistolica

Diastolica
Pomeriggio

Sonno
MattinoOra

Manutenzione
Non aprire il dispositivo che include componenti elettrici delicati ed un sofisticato impianto ad aria che potrebbero danneggiarsi.
Nel caso in cui non si riesca a risolvere il problema anche dopo aver eseguito quanto riportato nelle istruzioni di cui al capitolo
Localizzazione guasti, richiedere un servizio di assistenza al proprio fornitore o al reparto assistenza di A&D. Il gruppo di servizio
A&D fornirà delle informazioni tecniche, le unità ed i pezzi di ricambio ai fornitori autorizzati.
Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata di servizio. Tuttavia si raccomanda di fare controllare il Monitor
ogni 2 anni, per garantire un funzionamento e precisione normali. Contattare in questo caso il rivenditore autorizzato o A&D perla manutenzione.
Italiano 18

Localizazzazione guasti
Problema

Causa probabile
Le batterie sono scariche.

Sul display, non viene
visualizzato nulla,
I poli delle batterie sono posizionati in modo
nemmeno all’accensione. errato.
Il voltaggio delle batterie è troppo basso.
(simbolo di BATTERIA SCARICA) lampeggia.
Il bracciale non si gonfia.
In caso di batterie completamente scariche, ilsimbolo non sarà visualizzato.
Il bracciale non è avvolto in modo adeguato.
Durante la fase di misurazione, si è mosso il
Il dispositivo non esegue la polso o il corpo.
misurazione. Le letture
mostrano valorieccessivamente alti obassi.

Vari

Misura correttiva
Sostituire entrambe le batterie con batterie nuove.
Posizionare le batterie in modo tale che i poli positivoe negativo combacino con quelli indicati nel vanobatterie.
Sostituire entrambe le batterie con altrettante batterienuove.

Avvolgere il bracciale in modo adeguato.
Durante la fase di misurazione, rimanere fermi etranquilli.
Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare
il gomito su un tavolo con il palmo della mano rivolto
La posizione del bracciale non è corretta.
verso l’alto e con il bracciale alla stessa altezza delcuore.
Nel caso in cui il battito cardiaco sia molto debole oirregolare, il dispositivo potrebbe trovare difficoltà nel
determinare la pressione arteriosa.
Il valore è diverso da quello misurato in clinica Far riferimento al punto: “Perché misurare lao presso lo studio medico.
pressione sanguigna a domicilio?”.
Rimuovere le batterie. Riposizionarle correttamente e
rieseguire la misurazione.

Nota: Nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il rivenditore. Non aprire né tentare di riparare il dispositivo
da soli, poiché ciò ne renderebbe invalida la garanzia.
Italiano 19

Dati tecnici
Tipo
Metodo di misurazione

UB-543

Misurazione oscillometrica
Pressione: 0-299 mmHg
Pressione sistolica: 60-279 mmHg
Range di misurazione
Pressione diastolica: 40-200 mmHg
Polso:
40-180 Battiti/minuto
Pressione: ±3 mmHg
Precisione di misurazione
Polso:±5 %Alimentazione
2 batterie alcaline da 1,5 V (formato LR03 o AAA)
In caso di utilizzo di batterie AAA alcaline, circa 180 misurazioni, con un valore di pressione
Numero di misurazioni
di 170 mmHg a una temperatura ambiente di 23°C.
Circonferenza del polso
13,5 – 21,5 cm
Classificazione
Dispositivo medico elettronico ad alimentazione interna (Modalità di funzionamento continuo)
Parte applicata
Bracciale Tipo BF
Vita utile
Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Test clinici
In conformità ad ISO81060-2：2013
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Memoria dati
Le ultime 60 misurazioni sia per l'utente 1 sia per l'utente 2.
Condizioni d’esercizio
Da +10 a +40 °C / da 15 a 85 % RH / 800 a 1060 hPa
Condizioni di trasporto e stoccaggio Da -20 a +60 °C / da 10 a 95 % RH / 700 a 1060 hPa
Dimensioni
Circa 56 (Larghezza) x 88 (Altezza) x 18 (Profondità) mm
Peso
Circa 104 g, batterie escluse
Grado di protezione
IP20
Nota: Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare il dispositivo.
La classificazione IP indica i gradi di protezione degli involucri in conformità con la norma CEI 60529. Questo dispositivo è protetto contro
corpi solidi estranei di 12 mm di diametro o più grandi, come per esempio un dito. Questo dispositivo non è protetto contro i getti d’acqua.
Italiano 20

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Telephone: [31] (70) 345-8570 Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599