Polski (tłumaczenie)

2440
Holter do ambulatoryjnego
pomiaru ciśnienia krwi

Monitor do ambulatoryjnego
pomiaru ciśnienia tętniczego

1WMPD4003836B

2201

2018 A&D Company, Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej części tej publikacji nie można powielać, przesyłać,
przepisywać, tłumaczyć na dowolny język w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody spółki A&D Company, Limited.
Treść niniejszej instrukcji oraz dane techniczne urządzenia,
którego niniejsza instrukcja dotyczy, mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe pozostają własnością
poszczególnych właścicieli.

Zgodność
Zgodność z dyrektywą europejską
To urządzenie jest zgodne z dyrektywą dotyczącą wyrobów
medycznych 93/42/EWG.
Wskazuje na to znak CE oraz numer referencyjny wyznaczonego
organu.
To urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy RoHS ws. ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym 2011/65/UE.

Zgodność z australijskimi przepisami EMD
Niniejsze urządzenie spełnia następujące wymagania:
Norma emisji EMD dla urządzeń przemysłowych, naukowych
i medycznych AS/NZS 2064:1997, norma dotycząca ogólnej
odporności EMD AS/NZS 4252. 1:1994. Zgodność z powyższymi
przepisami wskazuje znak C-Tick.

Instrukcja obsługi TM-2440

i

Definicje dotyczące ostrzeżeń
Aby zapobiec wypadkom w związku z nieprawidłową obsługą,w niniejszej instrukcji obsługi podano następujące znaki i oznaczenia
dotyczące ostrzeżeń.
Znaczenia poniższych znaków i oznaczeń wyjaśniono poniżej.

Definicje dotyczące ostrzeżeń

Nieuchronnie niebezpieczna sytuacja, która doprowadzi

Zagrożenie do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, jeśli

nie zostanie uniknięta.
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która możeOstrzeżenie prowadzić do śmierci lub poważnego uszczerbku
na zdrowiu, jeśli nie zostanie uniknięta.
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która możeprowadzić do pomniejszego lub średniego uszczerbku na
Uwaga
zdrowiu, jeśli nie zostanie uniknięta. Może być również
stosowany do ostrzegania o niebezpiecznej praktyce.

Znaczenie symboli

Symbolwskazuje „Uwaga”. Charakter wymaganego środka
ostrożności opisano wewnątrz lub obok symbolu za pomocą
tekstu albo obrazu. Przykłady obejmują ostrzeżenie przedporażeniem prądem.
Symboloznacza „Nie wolno”. Charakter zabronionego
działania opisano wewnątrz lub obok symbolu za pomocą
tekstu albo obrazu. Przykład to „Nie demontować”.
Symbolwskazuje działanie obowiązkowe. Charakter
działania obowiązkowego opisano wewnątrz lub obok symbolu
za pomocą tekstu albo obrazu. Przykład dotyczy działania
obowiązkowego natury ogólnej.

Inne

Zapewnia informacje przydatne dla użytkownikaWażne obsługującego urządzenie.

W niniejszej instrukcji obsługi opisano środki ostrożności dotyczące
poszczególnych czynności. Przed użyciem urządzenia należy
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
ii

Środki ostrożności dotyczące stosowania
Aby stosować TM-2440 (rejestrator dla monitora do ambulatoryjnego
pomiaru ciśnienia tętniczego) w sposób bezpieczny i poprawny, przez
rozpoczęciem stosowania rejestratora należy uważnie przeczytaćniżej opisane środki ostrożności. Poniższa treść odzwierciedla
podsumowanie ogólnych zagadnień mających wpływ na
bezpieczeństwo pacjentów i operatorów oraz opis bezpiecznej obsługi
rejestratora. W niniejszej instrukcji obsługi opisano środki ostrożności
dotyczące poszczególnych czynności. Przed użyciem urządzenianależy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
1. Środki ostrożności dotyczące zakładania i przechowywania
rejestratora.

Zagrożenie

Rejestrator należy przechowywać z dala od łatwopalnychśrodków znieczulających lub gazów łatwopalnych,
wysokociśnieniowych komór tlenowych oraz namiotów
tlenowych. Używanie rejestratora w takich miejscach możewywołać eksplozję.
Nie należy używać rejestratora razem z urządzeniami dorezonansu magnetycznego (MRI).

Uwaga

Aby zachować potencjał urządzenia, podczas stosowania
i przechowywania rejestratora, należy zwracać uwagę na następujące
warunki środowiskowe. Na parametry pracy rejestratora wpływać
może nadmierna temperatura, wilgotność i wysokość.
Unikaj miejsc, w których rejestrator może zalać woda.
Unikaj miejsc, w których panuje wysoka temperatura, wysoka
wilgotność, które są narażone na bezpośrednie działanie
słońca oraz krążące w powietrzu kurz, sól i siarkę.
Unikaj miejsc, w których rejestrator może być narażony na
przechylenia, drżenia lub uderzenia (również w trakcie transportu).
Unikaj miejsc, w których przechowywane są środki chemiczne
albo występuje gaz.
iii

UwagaWarunki obsługi:Temperatura: +10 °C do +40 °C,
Wilgotność:30% wilgotności względnej do 85% wilgotności
względnej (brak kondensacji).
Warunki transportu i przechowywania:
Temperatura: -20 °C do +60 °C,
Wilgotność:10% wilgotności względnej do 95% wilgotności
względnej (brak kondensacji).
2. Środki ostrożności, które należy stosować przed rozpoczęciem
korzystania z rejestratora.

Uwaga

Upewnij się, że rejestrator działa bezpiecznie i poprawnie.
Kiedy rejestrator jest używany w połączeniu z innymiurządzeniami, może to prowadzić do postawienia błędnej
diagnozy lub problemów bezpieczeństwa. Potwierdź, żeurządzenia mogą zostać bezpiecznie podłączone.
Sprawdzaj wzajemne zakłócenia z innymi wyrobami
medycznymi. Upewnij się, że rejestrator działa poprawnie.
Używaj akcesoriów, opcji oraz materiałów eksploatacyjnych
autoryzowanych przez firmę A&D.
Ostrożnie przeczytaj instrukcje obsługi dostarczane z
elementami opcjonalnymi. W niniejszej instrukcji obsługi nie
opisano żadnych przestróg i ostrzeżeń.
Aby bezpiecznie i poprawnie obsługiwać rejestrator, przedużyciem należy go sprawdzić.
Na co najmniej godzinę przed użyciem rejestratora należy
go włączyć i pozostawić w tym stanie w normalnych warunkachroboczych.
Do złącza USB podłączaj jedynie dedykowane urządzenia
peryferyjne. Nie podłączaj innych urządzeń.
Do gniazda przewodu powietrza nie należy podłączać żadnego
innego mankietu poza mankietem autoryzowanym przez A&D.
iv

WażnePrzygotowanie rejestratoraUsuń dane zapisane w rejestratorze, zanim zostanie on użyty przeznastępnego pacjenta.
Wymień baterie, zanim rejestrator zostanie użyty przez następnego
pacjenta.
Urządzenie
Rejestratora używaj jedynie do stawiania diagnozy oraz na potrzeby
działań zapobiegawczych.
Upewnij się, że przewód powietrza i mankiet zostały założone
poprawnie. (Przykład: skręcenia i naprężenie przewodu powietrza,
umiejscowienie i skierowanie mankietu)
Instrukcje dla pacjenta zakładającego urządzenie
Poinstruuj pacjenta, jak zawiesić automatyczny pomiar ciśnieniatętniczego, aby zatrzymać rejestrator w razie wystąpienia problemów,
gdy pacjent będzie sam.
Poinstruuj pacjenta, jak szybko zdjąć rejestrator w przypadku
wystąpienia bólu lub jakichkolwiek problemów.
Zachowaj ostrożność podczas używania przy dzieciach
i niemowlętach, ponieważ istnieje zagrożenie przypadkowego
uduszenia przewodem powietrza.
3. Środki ostrożności dotyczące stosowania baterii podczas pomiaruciśnienia tętniczego.

Uwaga

Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów „+” i „-”,
widocznymi wewnątrz pokrywy komory baterii. (Uwaga na polaryzację)Jednocześnie wymieniaj zużyte baterie na nowe.
Jeżeli rejestrator nie będzie używany przez długi czas, wyjmij
z niego baterie. Z baterii może występować wyciek i może ona
powodować awarię.
Używaj dwóch baterii alkalicznych (rozmiar AA) albo określonych
baterii (rozmiar AA, Ni-MH).
Naciśnij i przytrzymaj baterią zacisk sprężynowy przy biegunie „-”.
Wsuń baterię i zainstaluj biegun „+” baterii przy oznaczeniu bieguna„+” w komorze baterii. W wypadku rozpoczęcia instalacji baterii odbieguna „+” pokrywa komory baterii może ulec uszkodzeniu.
v

Nie dotykaj jednocześnie baterii i pacjenta. Może to doprowadzić
do porażenia prądem.
Nie mieszaj starych baterii z nowymi. Nie używaj baterii różnego
typu i różnych producentów. Nieprzestrzeganie zalecenia możedoprowadzić do wycieku, nagrzania i wybuchu. Może wystąpić
awaria rejestratora.
4. Środki ostrożności podczas obsługi.

Zagrożenie

Nie używaj rejestratora w trakcie jazdy samochodami lub innymi
pojazdami.
Przykład: w trakcie jazdy rejestrator może na przykład
ograniczać ruchy ciała lub rąk itp.

Ostrzeżenie
Ten wyrób medyczny obsługiwać może jedynie lekarz lub osoba
prawnie do tego upoważniona. Wyjaśnij pacjentowi sposób
prawidłowej obsługi i dopilnuj, aby potrafił przerwać pomiar w
wypadku zaistnienia problemu.
Nie używaj telefonu komórkowego w odległości mniejszej niż
30 cm od rejestratora.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Uwaga
Przestań używać rejestratora i wstrzymaj automatyczny pomiarciśnienia tętniczego, jeśli pacjent odczuwa ból w ramieniu lub
pomiar jest nieprawidłowy.
Nie wolno używać rejestratora w obecności silnego pola
magnetycznego lub elektrycznego.
Rejestratora nie może zakładać pacjent korzystający ze
sztucznego płuco-serca.
viWażneWytyczne dla pacjenta
W niższej temperaturze spada moc baterii i liczba pomiarów zostajezmniejszona.
5. Środki ostrożności po użyciu rejestratora.

Uwaga

Przetwarzanie danych pomiarowychPamiętaj, aby przetwarzać dane pomiarowe natychmiast za
pomocą dedykowanego urządzenia peryferyjnego.
Rejestrator
Po wyczyszczeniu akcesoriów odpowiednio je ułóż i przechowaj.
Wyczyść rejestrator do następnego pomiaru.
Wstrzymaj automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego.
W przeciwnym wypadku, zwiększanie ciśnienia w celu
automatycznego pomiaru rozpocznie się w czasie rozpoczęcia
następnego pomiaru i mankiet lub inne części mogą zostać
uszkodzone z powodu napompowania.
Jeżeli rejestrator nie będzie używany przez długi czas, wyjmij
z niego baterie. Możliwy wyciek z baterii może zniszczyć
rejestrator.
Unikaj sytuacji, w której dziecko samodzielnie korzysta z
rejestratora. Nie umieszczaj rejestratora w miejscu, do którego
dostęp ma niemowlę. Może to spowodować wypadek lub
uszkodzenie.
Podłączając i odłączając kabel, przytrzymuj obudowę złącza.
Nie wyciągaj kabla.

viiWażneŚrodki ostrożności po użyciu rejestratora (TM-2440)
Pamiętaj, aby natychmiast po zakończonymi pomiarze przetwarzać
dane pomiarowe za pomocą dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.
Bateria zapasowa litowa nadająca się do powtórnego ładowania
Rejestrator jest dostarczany z baterią zapasową litową.
Ta bateria zasila wbudowany zegar podczas wymiany baterii AA
wykorzystywanych do pomiaru ciśnienia tętniczego. Bateria litowa
zasilana jest za pomocą baterii AA.
Jak wydłużyć żywotność baterii zapasowej
W przypadku pierwszego użycia po zakupie lub po okresie
miesięcznego lub dłuższego przechowywania, należy wymienić
baterie i naładować baterię zapasową. Wystarczy jeżeli bateria
zapasowa będzie ładowana przez 48 godzin lub dłużej.
(Bateria zapasowa zawsze zasilana jest za pomocą baterii AA.)
Wymień baterie AA na dwie nowe, jeżeli na wskaźniku poziomu
naładowania baterii wyświetli się.
Jeżeli na wskaźniku poziomu naładowania baterii wyświetlany jest
komunikat, nie można wykonać pomiaru ciśnienia tętniczegoi nie można wykonać przesyłu danych. Wymień baterie AA na dwie
nowe.
Jeżeli rejestrator nie był używany przez miesiąc lub dłużej, wyjmij
baterie, aby bateria nie zaczęła przeciekać.

viii

6. Środki naprawcze podejmowane w przypadku błędu urządzenia

Ostrzeżenie

Przerwij obsługę i wyjmij baterie AA. Jeżeli nastąpiło zwarcie
przy biegunach baterii, bateria może być gorąca.
W razie wystąpienia nieprawidłowości, rejestrator możenagrzewać się podczas pomiaru — należy go obsługiwać
z zachowaniem ostrożności.
Na rejestratorze należy umieścić etykietę „Awaria” lub„Nie używać”. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zatrzymaj rejestrator natychmiast, gdy czas pomiaru przekracza
180 sekund, a ciśnienie powietrza wzrośnie powyżej 299 mmHg.
7. Środki ostrożności dotyczące konserwacji

Ostrzeżenie

Sprawdź, czy rejestrator działa poprawnie i bezpiecznie,jeśli nie był używany przez dłuższy czas.
Aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo pomiaru, przedużyciem przeprowadź kontrolę i konserwację. Użytkownik(szpital, klinika itd.) jest odpowiedzialny za zarządzaniesprzętem medycznym. Jeżeli kontrola i konserwacja nie
zostaną przeprowadzone prawidłowo, wystąpić może wypadek.

Ostrzeżenie
Do czyszczenia rejestratora używaj suchej, niestrzępiącej się
szmatki.
Nie stosuj środków wziewnych, takich jak rozcieńczalnik
i benzyna.
Nie używaj mokrej szmatki.
Nie demontuj ani nie modyfikuj rejestratora (elektronicznegourządzenia medycznego). Może to prowadzić do uszkodzenia.
ix

8. Środki ostrożności i działania naprawcze związane z awarią
wywołaną silnym polem elektromagnetycznym

Uwaga

Rejestrator spełnia wymagania normy EMD IEC60601-1-2: 2014.
Niemniej aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym zestrony innych urządzeń, nie należy używać telefonów
komórkowych w pobliżu rejestratora.
Gdy rejestrator znajduje się w pobliżu silnego pola
elektromagnetycznego, szum może wpłynąć fale, co możeprowadzić do awarii. Jeżeli podczas obsługi wystąpi
nieoczekiwana awaria, należy sprawdzić zakłócenie
elektromagnetyczne i podjąć właściwe działania.

UwagaPoniżej opisano najczęstsze przyczyny awarii oraz działania
naprawcze.
Używanie telefonów komórkowych
Fale radiowe mogą prowadzić do niespodziewanych awarii.
Na działanie rejestratora mogą mieć także wpływ urządzenia
komunikacji bezprzewodowej, urządzenia działające w sieci
domowej, takie jak telefony komórkowe i podobne urządzeniasłużące do komunikacji. Dlatego muszą znajdować się w
odległości co najmniej 30 cm lub większej od rejestratora.
Sytuacja kiedy w środowisku użytkowania występuje
elektryczność statyczna (wyładowania ze strony innychurządzeń lub pochodzące z pobliskiej okolicy)
Przed użyciem rejestratora upewnij się, że operator i pacjent
nie są naelektryzowani.
Nawilż pomieszczenie.
9. Ochrona środowiska

Uwaga

Przed zutylizowaniem rejestratora należy wyjąć z niego baterię
litową.
xŚrodki ostrożności związane z bezpiecznym
pomiarem
W niniejszej części opisano środki ostrożności dotyczące pomiaru orazczujnika. Przekaż pacjentowi poniższe informacje i wyjaśnij mu je.
Poprowadź pacjenta w prawidłowym użytkowaniu urządzenia.

Pomiar ciśnienia tętniczego

Ostrzeżenie

Upewnij się, że przewód nie został nadmiernie wygięty oraz że
przepływ powietrza jest swobodny. Użycie zagiętego przewodu
powietrza może uniemożliwić zmniejszenie ciśnienie mankietowe,co z kolei może zatrzymać przepływ krwi do ramienia.
Nie należy dokonywać pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu
w przypadku pacjenta z następującymi stanami.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną
wypadku lub odniesienia obrażeń.
1) W przypadku obecności ran lub zakażenia na ramieniu.
2) Jeśli do danego ramienia podłączony jest wlew dożylny lub
jest do niego dokonywana transfuzja krwi.
3) Jeśli do danego ramienia podłączono cewnik do dializy.
4) Pacjent od dłuższego czasu jest chory i leży w łóżku
(Gdzie istnieje możliwość wystąpienia zakrzepicy).

Uwaga

W razie problemów z dokonaniem pomiaru, należy upewnić się
co do stanu pacjenta. Urządzenie zgaduje, że stan pogarsza się
poza granicę pomiaru lub jeśli przepływ powietrza ustaje z
powodu zagięcia przewodu powietrza.
Zbyt częsty pomiar ciśnienia tętniczego może być przyczyną
obrażeń w wyniku zakłóceń przepływu krwi. Należy upewnić się,że wielokrotne używanie urządzenia nie będzie skutkowało zbyt
długim zaburzeniem przepływu krwi.
Pomiar ciśnienia tętniczego może być niedokładny u pacjentów
z przewlekłą arytmią lub jeśli podczas pomiaru będąwykonywane nagłe ruchy.
xi

UwagaZakładaj mankiet na wysokości serca. (Jeżeli serce i mankietsą na innej wysokości, pojawia się błąd wartości pomiaru.)
Rejestrator reaguje na artefakty i uderzenia. Jeżeli występują
dowolne wątpliwości na temat wartości pomiaru, ciśnienie tętniczenależy mierzyć poprzez osłuchiwanie lub badanie palpacyjne.
Błąd pomiaru może wystąpić, jeśli mankiet nie pasuje do
obwodu ręki pacjenta.
Nie należy pompować mankietu przed owinięciem nim ręki pacjenta.
Może to doprowadzić do zniszczenia albo wybuchu mankietu.

Ważne

Pomiar ciśnienia tętniczego może wywołać krwawienie podskórne.
Krwawienie podskórne jest tymczasowe i znika po pewnym czasie.
Jeżeli pacjent używa płuco-serca, ciśnienie tętnicze nie może zostać
zmierzone z powodu braku bicia serca.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli pacjent nosigrubą odzież.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli tkanina jest
podwinięta, a ręka ściśnięta.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli krążenie
obwodowe jest zbyt słabe, ciśnienie tętnicze jest wyjątkowo niskie lubjeśli pacjent cierpi na hipotermię (przepływ krwi jest niewystarczający).
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli pacjent maczęstą arytmię.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie przynieprawidłowym rozmiarze mankietu.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli mankiet nie
jest założony na tej samej wysokości, co serce.
Ciśnienia tętniczego nie można zmierzyć poprawnie, jeśli pacjent
porusza się lub mówi podczas pomiaru.
Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem niemowląt i kobiet
w ciąży.
Jeżeli pacjentkę poddano zabiegowi mastektomii, powinna
skontaktować się z lekarzem.
xii

Mankiet

Ostrzeżenie
Wyrzuć mankiet zanieczyszczony przez krew, aby zapobiec
rozprzestrzenieniu się choroby zakaźnej.
Unikaj długiego przechowywania ciasno zwiniętego mankietu
albo mocno skręconego przewodu powietrza. Może to skrócićżywotność poszczególnych komponentów.

Pomiar tętna

Ostrzeżenie
Nie używaj wyświetlanego tętna do diagnozowania
nieregularnego bicia serca.

Ważne
Rejestrator mierzy tętno podczas pomiaru ciśnienia tętniczego.

xiii

Lista komponentów
Uwaga
Rejestrator jest urządzeniem precyzyjnym. Należy go używać
z zachowaniem ostrożności.
Nadmierne wstrząsy mogą powodować błąd i awarię.

Ważne
Rejestrator jest wysyłany w specjalnym opakowaniu,
zaprojektowanym tak, aby zabezpieczyć go na czas transportu.
Po otworzeniu opakowania upewnij się, że znajdują się w nim
wszystkie pozycje z listy komponentów. W wypadku dowolnychpytań skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym
sklepem A&D. Radzimy zachować specjalne opakowanie.
Przejdź do części „10. Elementy opcjonalne (do zamówienia)”,
aby uzyskać informacje na temat dodatkowych komponentów.
Rejestrator ciśnienia tętniczego ................................................................. 1
Akcesoria
Mankiet dla dorosłych

20 do 31 cm (7,8” do 12,2”) na lewą rękęTM-CF302B ................. 1
Pokrowiec mankietu dla dorosłych ...................................................... 2
Etui .............................................................. AX-133025995 ............. 1
Pasek .......................................................... AX-00U44189 .............. 1
Zacisk ..................................................................................................... 1
Dzienniczek aktywności (10 arkuszy) ...... AX-PP181-S ................. 1
Kabel USB .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
Płyta CD z programem ABPM Data Manager ................................... 1
Niniejsza instrukcja obsługi .................................................................. 1
xiv

Rejestrator ciśnienia tętniczego
Etui

Mankiet dla dorosłych na lewą rękęZaciskPasek
Płyta CD z programem
ABPM Data Manager

Pokrowiec mankietu dla dorosłych

Dzienniczek aktywności (10 arkuszy)
Kabel USB

xv

Niniejsza instrukcja obsługi

Spis treści
Zgodność .......................................................................................................................... i
Zgodność z dyrektywą europejską ............................................................................ i
Zgodność z australijskimi przepisami EMD .............................................................. i
Definicje dotyczące ostrzeżeń ........................................................................................iiŚrodki ostrożności dotyczące stosowania ........................................................................ iii
Środki ostrożności związane z bezpiecznym pomiarem ...................................................... xi
Pomiar ciśnienia tętniczego ...................................................................................... xi
Mankiet .................................................................................................................... xiii
Pomiar tętna .............................................................................................................. xiii
Lista komponentów...................................................................................................... xiv
1.

Wprowadzenie.................................................................................................... 4

2.

Cechy................................................................................................................... 4

3.

Skróty i symbole ................................................................................................. 6

4.
4.1.
4.2.

Dane techniczne...............................................................................................10
Rejestrator.................................................................................................10
Wymiary ....................................................................................................13

5.

Nazwy podzespołów ........................................................................................14
5.1.
Rejestrator.................................................................................................14
5.2.
Wyświetlacz OLED (organiczna dioda elektroluminescencyjna) .......15
5.3.
Działanie głównych przełączników.........................................................16
5.3.1. Obsługa trybu A-BPM .........................................................................16
5.3.2. Pozostałe działania..............................................................................19

6.

Funkcje pomiaru ciśnienia tętniczego ............................................................20
6.1.
Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (A-BPM)...........................20
6.1.1. A-BPM w trybie oczekiwania ..............................................................211

6.1.2. Funkcja Sleep i czas interwału ...........................................................22
6.1.3. Zatrzymywanie pomiaru......................................................................22
6.2.
Wyniki pomiaru.........................................................................................23
6.2.1. Wyświetlanie wyników pomiaru .........................................................23
6.2.2. Zapisywanie wyników pomiaru ..........................................................23
6.2.3. Przesyłanie wyników pomiaru ............................................................24
6.2.4. Numery ID ............................................................................................24
7.

Przygotowanie rejestratora..............................................................................25
7.1.
Instalowanie baterii (wymiana baterii)....................................................25
7.1.1. Jak wymieniać baterie .........................................................................27
7.2.
Przygotowanie etui...................................................................................27
7.3.
Kontrola przed użyciem...........................................................................28
7.3.1. Lista kontrolna przed instalacją baterii...............................................28
7.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii......................................................29

8.

Obsługa .............................................................................................................29
8.1.
Schemat obsługi.......................................................................................29
8.2.
Ustawienia początkowe...........................................................................318.2.1. Ustawienia fabryczne ..........................................................................31
8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania pomiaru ............................................32
8.2.3. Wartość początkowego zwiększania ciśnienia ................................33
8.3.
Wstępnie ustawione programy A-BPM .................................................33
8.3.1. Elementy i parametry trybu A-BPM ...................................................35
8.3.2. Przykłady programów A-BPM............................................................38
8.4.
Usuwanie danych pomiarowych ............................................................40
8.5.
Zakładanie produktu pacjentowi.............................................................41
8.5.1. Informacja dla pacjentów ....................................................................41
8.5.2. Pokrowiec mankietu ............................................................................44
8.5.3. Zakładanie mankietu, etui i rejestratora.............................................452

8.6.
Obsługa pomiaru ciśnienia tętniczego...................................................48
8.6.1. Obsługa trybu A-BPM .........................................................................48
8.6.2. Pomiar ręczny ......................................................................................50
8.6.3. Zatrzymywanie i zawieszanie pomiaru .............................................51
8.7.
Podłączanie rejestratora do dedykowanegourządzenia peryferyjnego........................................................................52
8.7.1. Podłączanie za pomocą kabla USB ..................................................52
9.

Konserwacja .....................................................................................................54
9.1.
Przechowywanie produktu, inspekcja i bezpieczeństwo.....................54
9.2.
Czyszczenie produktu .............................................................................55
9.3.
Okresowe kontrole ...................................................................................57
9.3.1. Kontrola baterii przed użyciem ...........................................................57
9.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii......................................................58
9.4.
Utylizacja ...................................................................................................59
9.5.
Rozwiązywanie problemów ....................................................................60
9.6.
Kody błędu ................................................................................................61

10.

Elementy opcjonalne (do zamówienia)..........................................................64

11. Załącznik ...........................................................................................................66
11.1.
Zasady dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego ..................................66
11.2.
Informacje dotyczące EMD.....................................................................683

1. WprowadzenieDziękujemy za zakup tego urządzenia!

Rejestrator TM-2440 do ambulatoryjnego pomiaru ciśnieniatętniczego służy do dokładnego, automatycznego pomiaruciśnienia tętniczego u pacjentów zaprogramowaną liczbę razy(np. stale przez 24 godziny). W niniejszej instrukcji objaśniono
ustawienia, działania, tryby i programy pomiaru ciśnieniatętniczego, komunikację z dedykowanymi urządzeniami
peryferyjnymi, konserwację, a także podano dane techniczne
i ostrzeżenia. Instrukcję należy przeczytać i przechowywać
w łatwo dostępnym miejscu.

2. Cechy
Podsumowanie

Rejestrator jest monitorem do ambulatoryjnego pomiaru ciśnieniatętniczego, przeznaczonym do bezinwazyjnego pomiaru ciśnieniatętniczego oraz tętna pacjenta pod nadzorem lekarza. Służy dopomiaru i przechowywania wahań ciśnienia tętniczego w ciągu
dnia w codziennym życiu. Rejestrator zaprojektowano z myślą
o mobilności, zarządzaniu danymi oraz prostej obsłudze.

Przeznaczenie urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego

Niniejszy rejestrator może dokonywać pomiaru u osób dorosłych(powyżej 12. roku życia).

4Przeznaczenie

Rejestrator umożliwia automatyczny pomiar ciśnienia tętniczegooraz ręczny pomiar ciśnienia tętniczego. Odczyty ciśnieniatętniczego można konsultować z lekarzem lub wykorzystać
we własnym zakresie.

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (A-BPM)
W tym trybie można wybrać sześć par czasów rozpoczęcia orazinterwałów co 24 godziny; pomiar ciśnienia tętniczego będzie
wykonywany i rejestrowany automatycznie.
Ręczny pomiar ciśnienia tętniczegoCiśnienie tętnicze można mierzyć ręcznie w dowolnym
momencie, również po włączeniu funkcji A-BPM.

Kompaktowość

Masa rejestratora wynosi około 120 g (bez baterii). Urządzeniemieści się w dłoni i jest wyposażone w mikropompę. Jest ono
zasilane dwoma bateriami alkalicznymi AA. (Rozmiar LR6 lub AA)
Do zasilania można użyć dwóch baterii nadających się dopowtórnego ładowania (rozmiar AA, bateria Ni-MH).

Obsługa

Ustawienia rejestratora oraz program pomiaru ciśnieniatętniczego można w łatwy sposób skonfigurować za pomocą
oprogramowania ABPM Data Manager zainstalowanego na
komputerze (dedykowane urządzenie peryferyjne).

Zaawansowane funkcje analityczne

W trybie automatycznym pomiaru ciśnienia tętniczego można
określić czas interwału pomiaru.
Ponadto w trybie ręcznym pomiaru ciśnienia tętniczego można
dokonywać w dowolnym czasie.
Analizę można przeprowadzić za pomocą oprogramowania
ABPM Data Manager zainstalowanego na komputerze(dedykowane urządzenie peryferyjne).
5Skrócony czas pomiaru

Kontrola tempa spuszczania powietrza pozwala na skrócenie
czasu pomiaru.
Skrócenie czasu pomiaru umożliwia także funkcja kontrolizwiększania ciśnienia powietrza.

Wygoda obsługi

Dedykowane urządzenie peryferyjne może odbierać dane za
pomocą kabla USB. Odebrane dane można następnie
analizować i łatwo wydrukować.

3. Skróty i symbole
Znaczenie

SymboleSYS

Skurczowe ciśnienie tętnicze

DIA

Rozkurczowe ciśnienie tętnicze

PUL

Tętno

PP
kPa
mmHg
/min

Ciśnienie tętnaExx

PP = SYS - DIA

Jednostka ciśnienia tętniczego
Jednostka tętna/minutę
Wyświetlanie: Tryb A-BPM jest aktywny.
Pamięć zapełniona, aby rozpocząć pomiar, należy
usunąć dane.
Wskaźnik poziomu naładowania bateriiJeżeli wyświetlany jest komunikat poziom 1,
nie można wykonać pomiaru ciśnienia tętniczegoi nie można wykonać przesyłu danych. Wymień
baterie na 2 nowe baterie LR6 (rozmiar AA).
Wskaźnik Sleep w trybie A-BPM
Wskaźnik wyświetlany podczas konfiguracji.
Kody błędu. xx = 00 do 99
6

Symbole
OLED

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
EMD

Znaczenie
Organiczna dioda elektroluminescencyjnaWskaźnik alarmu
Stopień ochrony przed porażeniem prądem:Urządzenie typu BF.
Znak CE producenta. Data produkcji.
Symbol małego mankietu
Obwód ramienia: od 15 do 22 cm od 5,9" do 8,7"
Symbol mankietu dla dorosłych
Obwód ramienia: od 20 do 31 cm od 7,8" do 12,2"
Symbol dużego mankietu
Obwód ramienia: od 28 do 38 cm od 11,0" do 15,0"
Symbol mankietu XLObwód ramienia: od 36 do 50 cm od 14,2" do 19,7"
Symbol nadrukowany na opakowaniu.
Mankiet dla dorosłych jest dostępny jako
akcesorium.
Patrz instrukcja obsługi lub broszura informacyjna.
Symbol oznaczający „przechowywać w suchym
miejscu” oraz „chronić przed deszczem”.
Numer seryjny
Symbol nadrukowany w komorze baterii.
Sposób wkładania (polaryzacja) baterii.
Symbol nadrukowany na opakowaniu.
Baterie nie znajdują się w akcesoriach.
Zakłócenia elektromagnetyczne
Symbol oznaczający „obchodzić się z ostrożnością”.
Symbol oznaczający sposób utylizacji orazdyrektywę dotyczącą urządzeń elektronicznych.
7

Symbole
BPM

Znaczenie
Pomiar ciśnienia tętniczego

A-BPM

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego.

Sleep, Cycle, Hour,
Symbole A-BPM. #1
START, Operation
Not made with natural Informacja dla pacjenta. Nadrukowana narubber latex.
mankiecie.
Ostrzeżenia na pokrywie komory baterii.
Stosować baterie alkaliczne lub
odpowiednie baterie nadające się do
Caution• Use alkaline batteries or specified
powtórnego ładowania; sprawdzić
rechargeable batteries andpolaryzację (+,-).
ensure correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
Nie używać baterii zużytych
branded batteries.
z nowymi; nie stosować baterii• Firmly secure cuff air hose to
main body.
różnych producentów.
Prawidłowo przymocować przewód
powietrza mankietu do obudowy.
#1: Przejdź do części „6.1. Automatyczny pomiar ciśnieniatętniczego (A-BPM)” oraz „8.3. Wstępnie ustawione
programy A-BPM” zawierają informacje dotyczące
24-godzinnego rejestratora ciśnienia tętniczego.

8Tryb oczekiwania

A-BPM w trybie oczekiwania to okres, w którym ciśnienietętnicze nie jest mierzone podczas czasu interwału.
Pomiar ciśnienia tętniczego
T

T

T

T

T

T

Okres

T
Okres

Dedykowane urządzenie peryferyjne

Czas
T: Czas interwału

Określenie dedykowane urządzenie peryferyjne oznacza komputer,na którym zainstalowano program ABPM Data Manager. Program
ABPM Data Manager jest dostępny na płycie CD.
W przypadku podłączania rejestratora do urządzenia peryferyjnego,należy używać urządzenia peryferyjnego zgodnego z wymaganiami
dotyczącymi elektrycznych wyrobów medycznych (IEC60601-1).
Nie należy podłączać rejestratora do innych urządzeń
(np. IEC60950) w obszarze, w którym używany jest sprzęt medyczny.
Do podłączenia należy użyć kabla USB o długości mniejszej
niż 1,5 m.

94. Dane techniczne
4.1. Rejestrator
Pozycje

Opisy

Metoda pomiaru

Metoda pomiaru oscylometrycznego

Metoda detekcji
ciśnienia

Półprzewodnikowy czujnik ciśnienia

Zakres wyświetlania
danychod 0 do 299 mmHg

Dokładność pomiaruCiśnienie:Tętno:

Ciśnienie:
Minimalnapodziałka wyświetlacza Tętno:±3 mmHg±5 %1 mmHg1 uderzenie/minutę

Zakres pomiaruCiśnienie skurczowe: od 60 do 280 mmHg
Ciśnienie rozkurczowe: od 30 do 160 mmHg
od 30 do 200 uderzeń/minutę
Tętno:

Zmniejszanie ciśnienia

Stały wylot za pomocą regulowanego zaworu
wylotu zapewniający bezpieczeństwo

Wylot

Zawór elektromagnetyczny

Metoda zwiększaniaciśnienia

Mikropompa

Automatyczne
zwiększanie ciśnienia

od 85 do 299 mmHg

Interwały po każdym okresie dzielącym cykl
Czas interwału (A-BPM) 24 godzin na maksymalnie sześć części.
Interwał: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Clock

24-godzinny zegarWyświetlacz

OLED, 96 x 39 pikseli, białe znakiPamięć

Dane z pomiaru: z maks. 600 punktów danych
10Pozycje

Zasilanie

Liczba pomiarówNapięcie znamionowe

Interfejs

Warunki pracy
Warunki transportowe
i magazynowania

Opisy
Baterie tego samego typu:
Baterie 2 x 1,5 V (LR6 lub AA)
Bateria alkaliczna lub bateria niklowowodorkowa (Ni-MH) o pojemności
1 900 mAh lub większej
Bateria zapasowa dla wbudowanego zegara:
Pastylkowa bateria litowa nadająca się dopowtórnego ładowania ML2016H
co najmniej 200.
(w przypadku używania nowych baterii
alkalicznych lub baterii niklowo-wodorkowych.
Liczba ta może być inna zależnie odwarunków pomiarów.)
3,0 V DC (bateria alkaliczna LR6),2,4 V DC (bateria niklowo-wodorkowa AA)
USB: Zgodny z USB1.1.
Długość kabla: 1,5 m lub krótszy.
Do podłączenia do dedykowanegourządzenia peryferyjnego można użyćterminalu micro-USB (korzystając ze
standardowego sterownika).
Temperatura: od +10 do +40 °C
Wilgotność:od 30 do 85% wilgotności
względnej (bez kondensacji)
Temperatura: od -20 do +60 °C
Wilgotność:od 10 do 95% wilgotności
względnej (bez kondensacji)Ciśnienie atmosferyczne
podczas użytkowania
od 700 do 1 060 hPa
i magazynowania
Typ ochrony przedUrządzenie zasilane wewnętrznieporażeniem prądem
11

Pozycje
Stopień ochrony przedporażeniem prądem
Znak CE
Znak C-Tick
Wymiary
Masa

Okres użytkowania

Stopień ochrony
Tryb domyślny
Czas uruchomienia po
defibrylacji
EMD

Opisy
Typ BF: Rejestrator, mankiet oraz przewody
zostały zaprojektowane z myślą o ochronie
przed porażeniem prądem.
Etykieta dyrektywy WE dotyczącej wyrobów
medycznych.
Certyfikowany znak towarowy zarejestrowany
w ACA przez biuro ds. znaków towarowych.
Ok. 95 (dł.) × 66 (szer.) × 24,5 (wys.) mm
Ok. 120 g (bez baterii)
Rejestrator: 5 lat. Samodzielne
uwierzytelnienie za pomocą danychwewnętrznych. Właściwa obsługa
i konserwacja w najlepszych warunkach.
Trwałość jest uzależniona od warunków
użytkowania.
Urządzenie: IP22
Pomiar ciągły
Natychmiastowo
IEC 60601-1-2: 2014

Uwaga:# ze względu na proces udoskonalania urządzeń, specyfikacjamoże ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
# Badanie kliniczne z udziałem tego urządzenia należy wykonywać
zgodnie z normą ISO 81060-2:2013.
# Rejestrator nie jest wyrobem medycznym służącym domonitorowania stanu pacjenta. Nie zalecamy używaniaurządzenia do monitorowania stanu pacjenta w czasierzeczywistym w takich miejscach jak oddziały intensywnej terapii.
ACA: Australian Communications Authority(australijski urząd ds. telekomunikacji)124.2. Wymiary

66

24,5

95

Jednostka: mm

13

5. Nazwy podzespołów
5.1. Rejestrator
Mankiet dla dorosłych na lewą rękęWskaźnik pozycji tętnicy

Przewód powietrza
Wtyczka powietrza
Gniazdo przewodu powietrza
Przycisk EVENT
OLED
Przycisk STARTi STOP

Komora baterii
i 2 baterie LR6 (AA)do pomiaru

Pokrywa komory bateriiPort micro USB (na dole),Złącze wymiany danych

145.2. Wyświetlacz OLED (organiczna dioda elektroluminescencyjna)WażneAby postawić precyzyjną diagnozę, należy dokładnie przeczytać danewyświetlone na rejestratorze oraz poprawnie je zinterpretować.
Stan trybu A-BPM jest widoczny na wyświetlaczu OLED.
Czas zegara.
Status ustawień i obsługi.
Wartość pomiarowa dla trybu A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Skurczowe ciśnienie tętnicze.
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze.
Tętno.

mmHg Jednostka ciśnienia tętniczego.
/min
Jednostka tętna.
Przejdź do części „3. Skróty i symbole”, aby uzyskać
informacje o znaczeniach symboli na wyświetlaczu OLED.
Znaczenie

SymboleWskaźnik wyświetlany podczas konfiguracji.
Wyświetlanie: Tryb A-BPM jest aktywny.
Pełna pamięć
Wskaźnik Sleep w trybie A-BPM
Wskaźnik poziomu naładowania baterii15

5.3. Działanie głównych przełączników
5.3.1. Obsługa trybu A-BPM
Rozpoczynanie lub zawieszanie trybu A-BPM.

Krok 1. Zachowaj wstępnie ustawiony program (czasów rozpoczęcia
i interwałów) dla trybu A-BPM.
Krok 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
między poniższymi stanami.

EVENT , aby przełączyć się„ON” ...... A-BPM jest uruchamiany i pokazany zostajewskaźnik.
Pomiar ciśnienia tętniczego przeprowadzany jest
zgodnie ze wstępnie ustawionym programem A-BPM.
„OFF” .... Tryb A-BPM jest zawieszony i wskaźnik
jestwyłączony.
Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego można
przeprowadzić, naciskając przycisk START .

Zwiększanie czasu interwału w trybie A-BPM.

Krok 1. Ustaw tryb uśpienia w pozycji „ON” i dopiero później wykonaj
pomiar.
Krok 2. Uruchom A-BPM, naciskając i przytrzymując przycisk EVENT .
Pokazywany jest wskaźnik

.

Krok 3. Po naciśnięciu przycisku EVENT podczas A-BPM,
czas interwału zostaje podwojony.
Po ponownym naciśnięciu przycisku EVENT czas
interwału powróci do wartości podstawowej.

16

Zatrzymywanie aktywnego trybu A-BPM

Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany. Tryb A-BPM jest
jednak kontynuowany. Kolejny pomiar ciśnienia tętniczego
realizowany jest zgodnie z ustawieniami trybu A-BPM.

Ustawianie programu dla trybu A-BPM.

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 2. W przypadku pojawienia się wskaźnika
, naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aby zawiesić A-BPM.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP ,naciśnij przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu OLED pojawi
się Sleep .
Krok 4. Przyciski działania są następujące:Przejdź do części „8.3.1. Elementy i parametry trybu A-BPM”
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM.
(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM)

Krok 1. Jeśli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM. A-BPM w trybie
oczekiwania to okres, w którym ciśnienie tętnicze nie jest
mierzone podczas czasu interwału.
Krok 2. Naciśnij przycisk START/STOP w trybie oczekiwania A-BPM.
17

Ustawianie zegara.
Ustawianie funkcji monitorowania w trybie A-BPM.

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 2. W przypadku pojawienia się wskaźnika
, naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aby zawiesić A-BPM.
Krok 3. Naciskając przycisk START/STOP , naciśnij i przytrzymaj
przycisk EVENT aż na wyświetlaczu OLED pojawi się
komunikat Display (po komunikacie Sleep ).
Krok 4. Oto przyciski obsługi:Przejdź do części „8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania
pomiaru”
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.

18

5.3.2. Pozostałe działania
Powrót z trybu oczekiwania do wyświetlacza.

Jeżeli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania.

Usuwanie danych pomiarowych

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 2. W przypadku pojawienia się wskaźnika
, naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aby zawiesić A-BPM.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP ,naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT , aż nawyświetlaczu OLED pojawi się komunikat DataClear(po komunikatach Sleep i Display ).
Krok 4. Wybierz tryb działania.
Jeśli chcesz usunąć dane, naciśnij i przytrzymaj przycisk
START/STOP .
Usuwanie
Na wyświetlaczu OLED zacznie migać
komunikat Erasing pod komunikatem OLED DataClear
Erasing
DataClear i rozpocznie się usuwanie
danych. Po usunięciu przejdź do kroku 5.
Jeśli dane zostaną zachowane (nie będą usuwane),naciśnij przycisk EVENT i przejdź do kroku 5.
Krok 5. Rejestrator powróci do trybu oczekiwania.

196. Funkcje pomiaru ciśnienia tętniczego
Rejestrator wyposażony jest w tryb automatycznego pomiaruciśnienia tętniczego (A-BPM) i pozwala przechowywać stan orazwyniki pomiaru.

6.1. Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (A-BPM)
Uwaga
Gdy funkcja A-BPM nie jest używana, zawieś funkcję,naciskając i przytrzymując przycisk EVENT , abywyłączyć wskaźnik
. W innym przypadku, pomiar
rozpocznie się od następnego czasu rozpoczęcia i mankietmoże pęknąć.
Tryb A-BPM pozwala mierzyć ciśnienie tętnicze we wstępnie
ustawionych interwałach za pomocą wbudowanego zegara
oraz przechowywać wyniki pomiaru w pamięci.
A-BPM można uruchomić i zawiesić, naciskając i przytrzymując
przycisk EVENT .
Wskaźnikjest wyświetlany na wyświetlaczu OLED w trakcie
działania trybu A-BPM.
Ciśnienie tętnicze jest mierzone automatycznie w czasie
rozpoczęcia trybu A-BPM.
Gdy wskaźnik
jest wyświetlany na wyświetlaczu OLED,
wartość początkowego zwiększania ciśnienia jest ustawiona na
AUTO, aby odpowiednia wartość zwiększania ciśnienia została
wybrana automatycznie.
20

Gdy wskaźnik
jest ukryty, wartość początkowego zwiększaniaciśnienia jest ustawiona na 180 mmHg. Jeżeli pierwszezwiększanie ciśnienia nie wystarcza, ponowne napełnianieciśnieniem wykonywane jest automatycznie do dwóch razy.
Po usunięciu danych z pamięci lub zawieszeniu A-BPM, wartość
zwiększania ciśnienia jest kasowana do wartości początkowejzwiększania ciśnienia.
W wypadku wystąpienia błędu pomiaru oraz jeśli czas
oczekiwania do następnego czasu rozpoczęcia przekracza
8 minut ciśnienie tętnicze mierzone jest raz po 120 sekundach.
Wynik pomiaru jest zapisywany w pamięci.
Jeśli chcesz zawiesić A-BPM, naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT .

6.1.1. A-BPM w trybie oczekiwania
W trybie oczekiwania A-BPM, na wyświetlaczu OLED pojawia się
aktualna godzina ze wskaźnikiem
w następujący sposób.
W trybie oczekiwania wskaźniki są automatycznie ukrywane.
Naciśnij dowolny przycisk, aby wyświetlić elementy na wyświetlaczu.
A-BPM w trybie oczekiwania to okres, w którym ciśnienietętnicze nie jest mierzone podczas czasu interwału.

Aktualna godzina

21

6.1.2. Funkcja Sleep i czas interwału
Ustaw tryb uśpienia w pozycji „ON” we wstępnie ustawionym
programie.
Po naciśnięciu przycisku EVENT w trybie A-BPM, czas
interwału zostaje podwojony.
Po ponownym naciśnięciu przycisku EVENT w trybie A-BPM,
czas interwału jest przywracany do pierwotnej długości.
Przejdź do części „8.3. Wstępnie ustawione programy A-BPM”,
aby uzyskać informacje na temat ustawiania trybu uśpienia.
T: Czas interwału

Pomiar ciśnienia tętniczego
T

T

2T

2T

2T

T

T

Czas

Przycisk EVENT
Przycisk EVENTUruchomienie A-BPM
Zapisywanie parametrów na temat trybu uśpienia

6.1.3. Zatrzymywanie pomiaru
Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany. Tryb A-BPM jest jednak
kontynuowany. Kolejny pomiar ciśnienia tętniczego realizowany
jest zgodnie z ustawieniami trybu A-BPM.

Ważne
Po zatrzymaniu pomiaru na wyświetlaczu OLED pojawi się kod
zatrzymania E07 i zostanie on zapisany w pamięci.
22

6.2. Wyniki pomiaru
6.2.1. Wyświetlanie wyników pomiaru
Funkcja monitorowania pozwala wybrać „Display ON” lub „Display
OFF” w odniesieniu do wyników pomiaru w trybie A-BPM.
Polecenie „Display ON” pozwala wyświetlić parametry „Wartość
ciśnienia podczas pomiaru”, „Wynik pomiaru” oraz „Kod błędu
dla wyniku pomiaru”.
Po wybraniu polecenia „Display OFF” wyświetlany jest zegar.
Ustawienie fabryczne to „Display ON”.
Przejdź do części „8.2.2 Zegar i funkcja monitorowania pomiaru”.

6.2.2. Zapisywanie wyników pomiaru

Uwaga
Przetwarzanie danych z wynikami pomiaru
Nie używać w obecności silnego pola elektromagnetycznego.
Pojemność pamięci dla wyników pomiaru to 600 zestawów danych.
Gdy pamięć jest pełna, wyświetlany jest wskaźnik
,a rejestrator nie może przeprowadzić pomiaru do momentu
usunięcia danych z pamięci.

Ważne
Z pamięci rejestratora należy usunąć dane przed przekazaniem
go kolejnemu pacjentowi. Zalecamy używanie danych z pamięci
rejestratora dla każdej osoby osobno. Jeżeli w rejestratorze
zapisywane są dane wielu osób, przetwarzanie danych możebyć utrudnione.
23

6.2.3. Przesyłanie wyników pomiaru
Dane pomiarowe przechowywane w pamięci mogą być
przesyłane do urządzeń peryferyjnych za pomocą transferu
danych USB.
Przejdź do części „8.7 Podłączanie rejestratora do
dedykowanego urządzenia peryferyjnego”.

Uwaga
Podczas korzystania z funkcji komunikacji USB nie należy
odłączać kabla.
Może to prowadzić do uszkodzenia danych.

Ważne
Gdy na wskaźniku poziomu naładowania baterii wyświetlana
jest ikona, nie można przesyłać danych. Wymień
baterie, aby używać funkcji przesyłu danych.

6.2.4. Numery IDDomyślny fabryczny numer identyfikacyjny to „0”.
Skonfiguruj numery ID za pomocą dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.

Ważne
Numerów ID nie można skonfigurować za pomocą rejestratora
i wymagają one użycia dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.

24

7. Przygotowanie rejestratora
7.1. Instalowanie baterii (wymiana baterii)
Uwaga
Zainstaluj dwie nowe baterie, odpowiednio ustawiając bieguny„+” i „-” wewnątrz komory baterii, a następnie załóż rejestrator.
Jednocześnie wymieniaj obie baterie.
Wyjmij baterie z rejestratora, jeśli nie będzie używany
przez dłuższy czas. Z baterii może nastąpić wyciek i możeto wywołać awarię.
Używaj dwóch baterii alkalicznych typu LR6 lub
wyznaczonych baterii nadających się do powtórnegoładowania AA Ni-MH.
Instalując baterię w komorze baterii, najpierw należy przycisnąć
biegun „-” baterii do odpowiedniego zacisku sprężynowego w
komorze. Następnie należy włożyć biegun „+”.
Jeżeli bateria zostanie włożona począwszy od bieguna „+”,
zacisk sprężynowy w komorze może zniszczyć powłokę
baterii.
Nie można mieszać różnych typów baterii ani łączyć
zużytych baterii z nowymi. Może to doprowadzić dowycieku, przegrzania lub uszkodzenia.

Ważne
Gdy wyświetlony zostanie poziom 1
poziomu baterii,
wymień dwie nowe baterie i dopiero wtedy załóż rejestrator.
Nie można przeprowadzić pomiaru ciśnienia tętniczego ani przesłać
danych rejestratora, gdy wyświetlany jest poziom 1.
Gdy bateria i wbudowana bateria nie działają, nic się nie wyświetla.
Zainstaluj baterie zgodnie z symbolem kierunku ().
25

Procedura

Krok 1. Otwórz pokrywę komorybaterii.

Zainstaluj
baterie.

Krok 2. Wyjmij zużyte baterie.
Krok 3. Sprawdź symbol
kierunku ()
wewnątrz komory baterii.
Wsuń dwie baterie w
odpowiednim kierunku„+” i „-”.

Otwórz.

Popchnij zacisksprężynowy za pomocą
bieguna „-” baterii.
Krok 4. Włóż baterię,wsuwając biegun „+”.

Wyjmij baterie.

Krok 5. W ten sam sposóbwsuń drugą baterię.

Zamknij.

Popchnij zacisk sprężynowy.
Włóż.

Krok 6. Zamknij pokrywę
komory baterii.

Uwaga
Przechowuj baterie oraz pokrywę komory baterii pozazasięgiem niemowląt i dzieci, aby uniknąć przypadkowego
połknięcia lub innych wypadków.
Używaj standardowych baterii AA. Nie używaj spuchniętej
baterii, baterii nadającej się do powtórnego ładowania lub
takiej, która jest owinięta folią. Może to utrudnić otworzenie
pokrywy.
26

7.1.1. Jak wymieniać baterie
Wyniki pomiarów i parametry konfiguracji są zapisywane powyjęciu baterii. Kiedy wbudowana bateria się rozładowuje,
data jest resetowana do postaci 01/01/2017 00:00.
Po wymianie baterii sprawdź i wyreguluj bieżący czas. Przejdź
do części „8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania pomiaru”,
aby ustawić zegar.

7.2. Przygotowanie etuiWażnePo założeniu etui użyj paska znajdującego się w zestawiez akcesoriami.
Zalecamy użyć paska, aby przytwierdzić rejestrator do pacjenta.
Podczas używania rejestratora używaj etui
znajdującego się w zestawie z akcesoriami.
Aby przytwierdzić etui, przełóż etui przez
pasek znajdujący się w zestawiez akcesoriami albo przez zwykły pasek.
Etui
Pasek

27

7.3. Kontrola przed użyciem
Uwaga
Przed użyciem skontroluj rejestrator, aby zapewnić jegoprawidłowe działanie, skuteczność i bezpieczeństwo.
Przed zainstalowaniem baterii/ po ich zainstalowaniu sprawdź
wszystkie pozycje z listy kontrolnej.
W wypadku wykrycia problemu, przestań używać rejestratora
i oznacz go komunikatem „Awaria” lub „Nie używać”. Skontaktuj
się z lokalnym sprzedawcą, aby naprawić urządzenie.

7.3.1. Lista kontrolna przed instalacją baterii
Nr
1

ElementCzęśćzewnętrzna

Opis
Brak zniszczeń i deformacji spowodowanych
upadkiem.
Brak uszkodzonych i poluzowanych przycisków itd.

Bateria

Upewnij się, że baterie nie są rozładowane.
Wymień dwie nowe baterie przed użyciem dlapacjenta.

3

MankietSprawdź, czy mankiet nie jest postrzępiony.
Jeżeli mankiet jest postrzępiony, może tospowodować pęknięcie z powodu ciśnieniawewnętrznego.

4Podłączanie
mankietu

5

Akcesoria do Sprawdź, czy żadne akcesoria nie są
przenoszenia zniszczone. (Etui, pasek itd.)

2

Sprawdź, czy przewód powietrza nie jestzagięty lub poskręcany.
Sprawdź, czy gniazdo przewodu powietrzai złącze zostały mocno połączone.

28

7.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii
Nr

Część

Opis
Sprawdź, czy nie ma ognia, dymu i silnych
zapachów.

1

Bateria2Wyświetlacz Sprawdź, czy nie wyświetla się nic dziwnego.

3

Obsługa

Sprawdź, czy rejestrator działa poprawnie.

PomiarSprawdź, czy pomiar można wykonać
prawidłowo i czy założenie mankietu,
pomiar, wyświetlacz i wyniki są prawidłowe.

4

Sprawdź, czy nie są emitowane niepokojące
dźwięki.

8. Obsługa
8.1. Schemat obsługi
Ważne
Ustawienia początkowe (wbudowanego zegara, funkcji
monitorowania oraz wartość początkowa zwiększania ciśnienia)
oraz wstępnie ustawiony program A-BPM nie muszą być
wykonywane każdorazowo. Ustawienia należy wykonać,
gdy rejestrator jest używany po raz pierwszy, gdy ustawienia
zostały utracone lub gdy należy je zmienić.
Te ustawienia można wykonać także za pomocą
dedykowanego urządzenia peryferyjnego. Informacje
szczegółowe można znaleźć w instrukcji obsługi programu
ABPM Data Manager.
29

Instalowanie baterii.
Ustawienia początkowe wbudowanego zegara, funkcja
monitorowania pomiaru oraz wartość zwiększania ciśnienia.

A-BPM Zapisz wstępnie ustawiony program A-BPM.
Załóż rejestrator i mankiet.
Uruchom A-BPM, naciskając i przytrzymując
przycisk EVENT .
A-BPM
Zawieś A-BPM, naciskając i przytrzymując ponownie
przycisk EVENT .

Podłącz rejestrator do dedykowanego urządzenia
peryferyjnego. Przetwarzanie danych.
Wyczyść i zachowaj produkt.

Pełna procedura użytkowania

30

8.2. Ustawienia początkowe
8.2.1. Ustawienia fabryczne
Ustawienia fabryczne (ustawienia początkowe) opisano poniżej:Popularne elementy ustawień
Element

Ustawienia fabryczne

Funkcja monitorowania

ON (oznaczona)

Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta

Data wysyłki

Elementy trybu A-BPM
Element
Tryb Sleep

Ustawienia fabryczne
OFF

Czas interwału, gdy tryb uśpienia jest w pozycji ON 30 minut
Czas rozpoczęcia dla okresu 1

0 godzin

Czas interwału dla okresu 1

30 minut

Czas rozpoczęcia dla okresu 2

0 godzin #1

Czas rozpoczęcia pomiaru
zautomatyzowanego

OFF

Czas działania pomiaru zautomatyzowanego

OFF

Zawartość ustawień fabrycznych

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku EVENT , uruchamia
się tryb A-BPM. Ciśnienie tętnicze jest mierzone co 30 minut,
aż tryb A-BPM zostanie zawieszony, po ponownym naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku EVENT .

#1 : Ustawienia pomiędzy czasem interwału okresu 2 orazczasem interwału okresu 6 są pomijane, ponieważ czas
rozpoczęcia okresu 1 i 2 ma tę samą wartość.
31

8.2.2. Zegar i funkcja monitorowania pomiaru
Ustawienia początkowe można skonfigurować z zastosowaniemponiższych metod.
Używanie przycisków na rejestratorze.
Używanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego, które
jest podłączone do rejestratora za pomocą kabla USB.

Procedura obsługi za pomocą przycisków

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 2. W przypadku pojawienia się wskaźnika
, naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aby zawiesić A-BPM.
Wskaźnikwyłącza się.
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP , naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu OLED
pojawi się komunikat Display (po komunikacie Sleep ).
Krok 4. Przyciski działania są następujące:Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.
Później można używać tych przycisków w innych elementach.
Krok 5. Po skonfigurowaniu ustawień, naciśnij przycisk
START/STOP , aby powrócić do trybu oczekiwania.
Element
OLED
Funkcja Display
monitorowania
xx
Clock
Rok
Year xx
Miesiąc ClockMon. xxDzień ClockDay xxGodzina Clock
Hour xx
Minuta ClockMin. xx

Zakresxx = OFF,

ON

xx =

17

do 99.

xx =1

do 12 miesięcy

xx =

1

do 31 dnixx =0

do 23 godzin

xx =

0

do 59 minut
32

Ostatnie dwie cyfry roku.

Znaki w nawiasach kwadratowych : Ustawienia fabryczne
i ustawienia początkowe po całkowitym zużyciu baterii.

8.2.3. Wartość początkowego zwiększania ciśnienia
Gdy wskaźnik
jest wyświetlany na wyświetlaczu OLED,
wartość początkowego zwiększania ciśnienia jest ustawiona na
AUTO, aby odpowiednia wartość zwiększania ciśnienia została
wybrana automatycznie.
Gdy wskaźnik
jest ukryty, wartość początkowegozwiększania ciśnienia jest ustawiona na 180 mmHg.

8.3. Wstępnie ustawione programy A-BPM
Ustawienia początkowe można skonfigurować z zastosowaniemponiższych metod.
Używanie przycisków na rejestratorze.
Używanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego, które
jest podłączone do rejestratora za pomocą kabla USB.
Tryb A-BPM może być używany tylko do pomiaru
zautomatyzowanego.

WażneOkreśl czas rozpoczęcia i interwał liczone od momentu,
w którym wskaźnik
jest początkowo wyświetlany nawyświetlaczu OLED.
W przypadku korzystania z innego trybu A-BPM konieczne jest
ich ponowne określenie.
33

Obsługa za pomocą przycisków

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 2. W przypadku pojawienia się wskaźnika
, naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aby zawiesić A-BPM.
Wskaźnikwyłącza się.
Krok 3. Naciskając przycisk START/STOP , naciśnij i przytrzymaj
przycisk EVENT aż na wyświetlaczu OLED pojawi się
komunikat Sleep .
Krok 4. Ustaw tryb uśpienia za pomocą następujących przycisków.
Jeżeli tryb uśpienia jest w pozycji „ON”, przejdź do kroku 5.
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element.
Krok 5. Określ czas rozpoczęcia oraz interwał dla maksymalniesześciu okresów za pomocą następujących przycisków.
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk START/STOP .... Decyzja, następny element.
Krok 6. Ustaw czas rozpoczęcia oraz czas działania pomiaru
zautomatyzowanego za pomocą następujących przycisków.
Przycisk EVENT .............. Zmiana bieżącego parametru.
Przycisk

START/STOP.... Decyzja, następny element,
koniec ustawień.

Krok 7. Po zakończeniu konfigurowania, rejestrator powraca do trybu
oczekiwania.

Uwaga
Nie wyjmuj baterii podczas ładowania ustawień.
Po wyjęciu baterii ponownie wprowadź ustawienia.

34

8.3.1. Elementy i parametry trybu A-BPM
Oto wstępnie ustawiony program A-BPM:
Element

OLED
Parametr
Sleep
Tryb Sleep#1, #2xx xx = ON, OFF
Czas Cycle
interwału
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minut
Czas
Hour 1
rozpoczęcia
xx xx = 0 do 23 godzin
Okres 1
Czas Cycle 1
interwału
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minut
Czas
Hour 2
rozpoczęcia
xx xx = 0 do 23 godzin
Okres 2
Czas Cycle 2interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 3
rozpoczęcia
xx xx = 0 do 23 godzin
Okres 3
Czas Cycle 3
interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 4
rozpoczęcia
xx xx = 0 do 23 godzin
Czas Cycle 4
interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 5
rozpoczęcia
xx xx = 0 do 23 godzin
Okres 5
Czas Cycle 5interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
Hour 6
rozpoczęcia
xx xx = 0 do 23 godzin
Okres 6
Czas Cycle 6
interwału
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Czas
START
#3, #4
rozpoczęcia
xx xx = OFF , 0 do 23 godzin
Czas Operation#3, #4działania
xx xx = OFF , 1 do 27 godzin
Okres 4

Pomiarzautomatyzowany

Znaki w nawiasach kwadratowych : Ustawienia fabryczne.
35

#1 : Gdy w trybie uśpienia wybrano ustawienie „ON”, można
użyć funkcji czasu rozpoczęcia i czasu działania pomiaru
zautomatyzowanego oraz czasu interwału trybu uśpienia.
Nie będzie można użyć funkcji czas interwału w odniesieniu
do tych okresów (od 1 do 6).
#2 : Gdy w trybie uśpienia wybrano ustawienie „OFF”, czas
interwału trybu uśpienia nie będzie wyświetlany.
#3 : Jeśli określono czas rozpoczęcia, a dla czasu działania
wybrano ustawienie „OFF”, gdy przycisk EVENT zostanienaciśnięty i przytrzymany, pomiar zautomatyzowany
rozpocznie się zgodnie z ustawionym czasem rozpoczęcia
i pozostanie włączony tak długo, jak będzie naciśnięty
i przytrzymywany przycisk EVENT .
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku EVENT , pomiar
zautomatyzowany natychmiast będzie kontynuowany.

Ważne
Po określeniu czasu działania, nawet jeśli przycisk EVENT
zostanie naciśnięty podczas pomiaru zautomatyzowanego,pomiar zautomatyzowany będzie kontynuowany przez czas
działania od momentu początkowego naciśnięcia przycisku
EVENT .
#4 : Jeśli określono czas rozpoczęcia, a dla czasu działania
wybrano ustawienie „OFF”, gdy przycisk EVENT jestnaciśnięty i przytrzymany, pomiar zautomatyzowany
rozpocznie pierwszy pomiar ciśnienia tętniczego i pomiarbędzie kontynuowany przez czas działania.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku EVENT w czasie
pomiaru zautomatyzowanego, pomiar zatrzyma się.
Po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku EVENT ,pomiar zautomatyzowany będzie odbywał się przez czas
działania.
36WażnePo ustawieniu czasu rozpoczęcia i naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku EVENT podczas pomiaru
zautomatyzowanego, pomiar zatrzyma się. Po ponownymnaciśnięciu i przytrzymaniu przycisku EVENT , pomiar
zautomatyzowany rozpocznie się natychmiast.

Znaczenie poszczególnych pozycji

Tryb Sleep:Umożliwia określenie czasu interwału pomiaru
zautomatyzowanego. Czas interwału okresów od 1 do 6 niemoże zostać użyty. Przejdź do części „6.1.2 Funkcja Sleepi czas interwału”.
Okres:
24 godziny można podzielić maksymalnie na sześć okresów.
Dla każdego okresu można określić czas rozpoczęcia orazinterwał. Tryb A-BPM może być używany tylko wtedy, gdymożna wykonać pomiar zautomatyzowany.

Pomiar zautomatyzowany:
Istnieje możliwość kontrolowania całego trybu A-BPM. Można
określić czas rozpoczęcia oraz czas działania. Przejdź doczęści „8.3.2. Przykłady programu A-BPM”.

37

8.3.2. Przykłady programów A-BPM
Przykład

Czasy rozpoczęcia i interwały. Uproszczone wprowadzanie.

Dwa okresy
Czas rozpoczęcia okresu 1 = 7:00
Czas interwału okresu 1 =15
Czas rozpoczęcia okresu 2 = 22:00
Czas interwału okresu 2 =60
Czas rozpoczęcia okresu 3 = 7:00 ....... Taki sam jak okresu 1
Okres 3 i następne elementy nie są wyświetlane, ponieważ czas
rozpoczęcia okresu 3 i okresu 1 są takie same.
Jeżeli czas rozpoczęcia okresu 2, 3, 4, 5 lub 6 jest taki sam jakokresu 1, te czasy rozpoczęcia i interwały nie są wyświetlane.

Przykład 1 Pomiar automatyczny

Czas rozpoczęcia pomiaru zautomatyzowanego = OFF,
Czas działania pomiaru zautomatyzowanego = OFF.
Po rozpoczęciu A-BPM, pomiar ciśnienia tętniczego jest
wykonywany zgodnie z czasem rozpoczęcia i interwałemkażdego okresu do momentu zawieszenia trybu A-BPM.
Pomiar ciśnienia tętniczego
Brak pomiaru

Okres 1
Tryb A-BPM jest uruchomiony.

Okres 2
Tryb A-BPM jest zawieszony.

38

GodzinaPrzykład 2 Pomiar automatyczny

Czas rozpoczęcia pomiaru zautomatyzowanego = 7:00,
Czas działania pomiaru zautomatyzowanego = OFF.
Po rozpoczęciu A-BPM, pomiar ciśnienia tętniczego rozpoczyna
się o 7:00. Tryb A-BPM jest kontynuowany zgodnie z czasem
rozpoczęcia i interwałem każdego okresu do momentu
zawieszenia.
7:00 Pomiar ciśnienia tętniczego
Brak pomiaru

Okres 1
Tryb A-BPM jest uruchomiony.

Okres 2
Tryb A-BPM jest zawieszony.

Godzina# Nawet jeśli wskaźnik
jest ukryty i wyświetla się ponownie
podczas pomiaru zautomatyzowanego, pomiar
zautomatyzowany jest kontynuowany.

Przykład 3 Pomiar automatyczny

Czas rozpoczęcia pomiaru zautomatyzowanego = OFF,
Czas działania pomiaru zautomatyzowanego = 26 godzin.
Po rozpoczęciu A-BPM, pomiar ciśnienia tętniczego jest
wykonywany zgodnie z czasem rozpoczęcia i interwałemkażdego okresu przez 26 godzin.
Pomiar ciśnienia tętniczego
Brak pomiaru

Okres 1
A-BPM jest uruchomiony.

Okres 2
Po 26 godzinach

Godzina# Nawet jeśli wskaźnik
jest ukryty i wyświetla się ponownie
podczas pomiaru zautomatyzowanego, pomiar
zautomatyzowany nie jest kontynuowany poza czasem działania.
39

8.4. Usuwanie danych pomiarowych
Działanie funkcji i ich wyjaśnienie

Dane z pomiaru zostaną usunięte, ale ustawienia zostaną zachowane.
Ustawienia początkowe można skonfigurować z zastosowaniemponiższych metod.
Używanie przycisków na rejestratorze.
Używanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego, które
jest podłączone do rejestratora za pomocą kabla USB.

UwagaJeśli dane pomiarowe zostaną usunięte, nie będzie można
ich odzyskać. Przed usunięciem danych należy wykonać
ich kopię zapasową.
Usunąć dane pomiarowe ostatniego pacjenta przedużyciem rejestratora na kolejnym pacjencie.
Usunięcie danych może zająć około dziesięciu sekund.
Nie używaj urządzenia podczas usuwania danych, aby
zapewnić ich prawidłowe usunięcie.

Procedura obsługi za pomocą przycisków

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz jest ukryty, naciśnij przycisk START/STOP
lub EVENT , aby powrócić do wyświetlacza trybu oczekiwania.
Krok 2. W przypadku pojawienia się wskaźnika
, naciśnij i przytrzymajwyłącza się.
przycisk EVENT , aby zawiesić A-BPM. Wskaźnik
Krok 3. Naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP , naciśnij
i przytrzymaj przycisk EVENT , aż na wyświetlaczu OLED pojawi
się komunikat DataClear (po komunikacie Sleep i Display ).
Krok 4. Wybierz tryb działania.
Jeśli chcesz usunąć dane, naciśnij i przytrzymaj przycisk
START/STOP . Na wyświetlaczu OLED zacznie migać komunikat
Erasing pod komunikatem DataClear i rozpocznie się
usuwanie danych. Po usunięciu przejdź do kroku 5.
Jeśli dane zostaną zachowane (nie będą usuwane), naciśnij
przycisk EVENT i przejdź do kroku 5.
Krok 5. Rejestrator powróci do trybu oczekiwania.
40

8.5. Zakładanie produktu pacjentowi
8.5.1. Informacja dla pacjentówWyjaśnij pacjentowi poniższe informacje, aby mógł bezpiecznieużywać rejestratora.

Środki ostrożności podejmowane podczas pomiaru ciśnienia tętniczego
Rozluźnij rękę i nic nie mów, gdy rozpocznie się pompowanie.

Pozostań w tej samej pozycji przez cały czas trwania pomiaru.
Podczas pomiaru unikaj poruszeń i hałasu.
Ciśnienie tętnicze jest mierzone przez około 1 minutę pozwiększaniu ciśnienia. Do zakończenia pomiaru, nie ruszaj się.
Proces pomiaru od napompowania mankietu do wypuszczenia
powietrza trwa maksymalnie 170 sekund.
Rejestrator może napełnić się ponownie w celu kolejnegozmierzenia ciśnienia tętniczego po zakończeniu zwiększaniaciśnienia. Może to być spowodowane poruszeniem się ciała itd.
Rejestrator może rozpocząć pomiar ciśnienia tętniczego po
około 120 sekundach, kiedy dane pomiarowe są niepoprawne,
i rozpocząć następny pomiar po 8 minutach. Może to być
spowodowane poruszeniem się ciała itd.
Rejestrator może utrudniać prowadzenie pojazdu i obsługę
urządzeń. Unikaj prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń
podczas noszenia rejestratora.

41

W jaki sposób zatrzymać lub zawiesić pomiarNaciśnij przycisk START/STOP , aby zatrzymać pomiarciśnienia tętniczego. Kod błędu jest przechowywany w pamięci.
Ciśnienie tętnicze jest mierzone ponownie po 120 sekundach.
W przypadku trybu A-BPM zatrzymywany jest tylko bieżący
pomiar ciśnienia tętniczego i pomiar zostanie wykonany wnastępnym czasie rozpoczęcia.
Aby zawiesić A-BPM, naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT ,wskaźnikwyłączy się.
Zdejmij mankiet, jeżeli aktualnego pomiaru ciśnienia tętniczegonie można zatrzymać za pomocą przycisku START/STOP .

UwagaNaciśnij przycisk START/STOP , aby zatrzymać pomiarciśnienia tętniczego. Kod błędu jest przechowywany
w pamięci.
W trybie A-BPM zatrzymywany jest tylko bieżący pomiarciśnienia tętniczego i pomiar zostanie wykonany
w następnym czasie rozpoczęcia.
W przypadku wystąpienia bólu ręki lub nieoczekiwanej
dolegliwości przerwij pomiar, zdejmij mankiet i skonsultuj
się z lekarzem.
Zawieś A-BPM, naciskając i przytrzymując przycisk
EVENT , aby wskaźnik
wyłączył się.
Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk EVENT , aby wznowić
pomiar zautomatyzowany A-BPM. Na wyświetlaczu OLED
pojawi się wskaźnik
. Dane są rejestrowane w sposób ciągły,z wyjątkiem okresu zawieszenia.

42

Korzystanie z ręcznego pomiaru w trybie A-BPM

Ta procedura chwilowego pomiaru nie jest dostępna w ramachwstępnie ustawionego programu.

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM.
Krok 2. Naciśnij przycisk START/STOP , aby natychmiast zmierzyćciśnienie tętnicze podczas trybu A-BPM.
Krok 3. Wyniki pomiaru są przechowywane w pamięci.
Jeżeli w trakcie pomiaru wciśnięty zostanie przycisk
START/STOP , pomiar zostanie zawieszony.

Środki ostrożności podczas noszenia rejestratora

Rejestrator jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj ani nie
potrząsaj rejestratorem.
Rejestrator i mankiet nie są wodoodporne (odporne na zalanie).
Zabezpiecz produkt przed deszczem, potem i wodą.
Nic nie kładź na produkcie.
Jeżeli mankiet zostanie przesunięty w wyniku zbyt silnego
poruszenia, ponownie załóż mankiet.
Przewód powietrza ułóż tak, aby się nie zaginał ani nie zawijał
wokół szyi podczas snu.

Wymiana baterii

Gdy wyświetlony zostaje wskaźnik
, rejestrator niemoże mierzyć ciśnienia tętniczego ani nawiązać połączenia
z dedykowanym urządzeniem peryferyjnym. Natychmiast
wymień na dwie nowe baterie.
43

8.5.2. Pokrowiec mankietu
WażneMankiet i pokrowiec mankietu muszą pozostawać czyste.
Wymieniaj pokrowiec mankietu dla każdej osoby.
Używaj odpowiednich opcjonalnych pokrowców mankietów.

44

8.5.3. Zakładanie mankietu, etui i rejestratora

Uwaga

Nie zakładaj mankietu, jeżeli pacjent cierpi na zapalenieskóry, ma rany zewnętrzne itd.
Zdejmij mankiet i przestań go używać, jeżeli u pacjenta
widoczne jest zapalenie skóry lub inne objawy.
Dopilnuj, aby przewód powietrza nie owijał się wokół szyi
i ciała.
Zachowaj ostrożność podczas używania przez niemowlęta,ponieważ istnieje zagrożenie uduszenia.
Mocno wciśnij złącze przewodu powietrza, aż nie będzie
się mogło obrócić dalej. Jeżeli połączenie jest
nieprawidłowe, może to spowodować wyciek powietrzai błąd pomiaru.

WażneZałóż mankiet w odpowiedniej pozycji i owiń nim rękę, aby
poprawnie zmierzyć ciśnienie tętnicze.
Dopilnuj, aby podczas pomiaru mankiet i przewód powietrza
nie wibrowały. Rejestrator pozwala mierzyć subtelne zmianyciśnienia powietrza wewnątrz mankietu.
Mankiet znajdujący się w zestawie z akcesoriami to mankiet
dla dorosłych na lewą rękę.Jeżeli rozmiar mankietu jest
nieodpowiedni, należy zakupić mankiet dodatkowy.
Obwód rękiMały mankiet
15 do 22 cm
05,9" do 08,7"
Mankiet dla dorosłych 20 do 31 cm
07,8" do 12,2"Duży mankiet
28 do 38 cm
11,0" do 15,0"
Mankiet XL
36 do 50 cm
14,2" do 19,7"
Mankiet powinien być czysty.
Zalecamy, aby pacjent korzystał z etui i paska.
Mankiet nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej.
45

Jak założyć mankiet, rejestrator oraz etui

Krok 1. Przesuń koniec mankietu przez pierścień i utwórz kształt bransolety.
Krok 2. Znajdź tętnicę ramienną na lewej ręce za pomocą badania
dotykowego.
Krok 3. Załóż mankiet bezpośrednio na skórę, tak aby biały znak
znajdował się bezpośrednio nad tętnicą ramienną, a dolnakrawędź mankietu była założona około 1 - 2 cm ponadwewnętrznym zagłębieniem łokcia.
Krok 4. Zawiń mankiet tak, aby pierścień był w zasięgu, aby płasko
przylegał i nie zsuwał się, ale żeby pozostało miejsce na
wsunięcie dwóch palców.
Krok 5. Przytwierdź przewód powietrza za pomocą taśmy przylepnej
tak, żeby przechodził ponad ramieniem.
Krok 6. Przełóż pasek przez etui.
Krok 7. Dopasuj pasek tak, aby etui znalazło się po lewej stronie.
Krok 8. Podłącz wtyczkę powietrza do gniazda przewodu powietrza
na rejestratorze.
Krok 9. Włóż rejestrator w etui.
Pierścień

Tętnica ramienna

Około 1 - 2 cmpowyżej

Biały wskaźnik pozycjitętnicy
Miejsce na wsunięcie
dwóch palców

46

Przewódpow

Przewód
powietrz

Taśma
ZaciskMankietPasek
Etui
Wtyczkapowietrza
Gniazdoprzewodu

Włóż

Etui

Pasek
47

8.6. Obsługa pomiaru ciśnienia tętniczego
8.6.1. Obsługa trybu A-BPM
Po uruchomieniu trybu A-BPM ciśnienie tętnicze jest mierzone
zgodnie ze wstępnie ustawionymi parametrami.

Ważne

Ustaw wbudowany zegar i wartość początkową zwiększaniaciśnienia przed pomiarem, ponieważ funkcje te są używane
w trybie A-BPM. Przejdź do części „8.2.2. Zegar i funkcja
monitorowania pomiaru” oraz „8.3. Wstępnie ustawione
programy A-BPM”.
Po zdjęciu rejestratora, zawieś A-BPM, naciskając
i przytrzymując przycisk EVENT .
W wypadku zdjęcia rejestratora w trybie A-BPM, mankiet
zaczyna być pompowany w następnym czasie rozpoczęcia
i mankiet może pęknąć. Po wznowieniu trybu A-BPM, naciśnij
i przytrzymaj ponownie przycisk EVENT .
Wskaźnikjest wyświetlany w trakcie działania trybu A-BPM.

Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego można przeprowadzić
w trakcie trybu oczekiwania A-BPM.
Wynik pomiaru ręcznego pomiaru ciśnienia tętniczego można
zapisać w pamięci.
Po zatrzymaniu trybu A-BPM na wyświetlaczu OLED pojawi się
kod błędu E07 i zostanie on zapisany w pamięci.

Rozpoczynanie trybu A-BPM

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk

EVENT .

Krok 2. Na wyświetlaczu OLED pojawi się wskaźnik
jest uruchomiony.
48. Tryb A-BPM

Zawieszanie trybu A-BPM

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Krok 2. WskaźnikEVENT .

jest ukryty. Tryb A-BPM jest zawieszony.

Zatrzymywanie aktywnego trybu A-BPM

Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany. Tryb A-BPM jest
jednak kontynuowany. Kolejny pomiar ciśnienia tętniczego
realizowany jest zgodnie z ustawieniami trybu A-BPM.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM)

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM. A-BPM w trybie
oczekiwania to okres, w którym ciśnienie tętnicze nie jest
mierzone podczas czasu interwału.
Krok 2. Naciśnij przycisk
A-BPM.

START/STOPw trybie oczekiwania

Aby podwoić czas interwału lub go zresetować

Gdy tryb uśpienia jest w pozycji „ON”, a przycisk EVENT
został wciśnięty w trakcie trybu oczekiwania A-BPM, czas
interwału będzie podwojony.

49

8.6.2. Pomiar ręczny
Przeprowadź ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w charakterzeorientacyjnego i natychmiastowego pomiaru ciśnienia tętniczego.

WażneRęczny pomiar ciśnienia tętniczego można przeprowadzić
natychmiastowo w trybie oczekiwania.
Wynik pomiaru jest zapisywany w pamięci.

Natychmiastowy pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM.
(Ręczny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie A-BPM)

Krok 1. Jeżeli wyświetlacz OLED jest ukryty, naciśnij przycisk
START/STOP lub EVENT , aby powrócić dowyświetlacza trybu oczekiwania A-BPM. A-BPM w trybie
oczekiwania to okres, w którym ciśnienie tętnicze nie jest
mierzone podczas czasu interwału.
Krok 2. Naciśnij przycisk
A-BPM.

START/STOP

50

w trybie oczekiwania

8.6.3. Zatrzymywanie i zawieszanie pomiaru
Funkcję A-BPM można zawiesić wtedy, gdy jest to konieczne.
Trwający tryb A-BPM lub ręczny pomiar ciśnienia tętniczegomożna natychmiastowo zatrzymać lub zawiesić.

Ważne
Po zatrzymaniu pomiaru ciśnienia tętniczego na wyświetlaczu
OLED pojawi się kod zatrzymania E07 wyświetla się nawyświetlaczu OLED i jest zapisywany w pamięci.

Zawieszanie trybu A-BPM

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Krok 2. WskaźnikEVENT .

jest ukryty. Tryb A-BPM jest zawieszony.

Aby zatrzymać trwający pomiar ciśnienia tętniczego

Po naciśnięciu przycisku START/STOP w trakcie pomiaruciśnienia tętniczego, natychmiast uwalniane jest powietrze,a bieżący pomiar zostaje zatrzymany.
Jednak, tryb A-BPM jest nadal aktywny. Kolejny pomiarciśnienia tętniczego jest wykonywany zgodnie z ustawieniami
trybu A-BPM.

51

8.7. Podłączanie rejestratora do dedykowanego urządzenia
peryferyjnego
8.7.1. Podłączanie za pomocą kabla USB
Ustawienia komunikacji opisano w instrukcji obsługi programu
ABPM Data Manager.

UwagaPodłączanie kablaPodłącz zatwierdzony kabel USB do terminalu micro USB.
Włóż kabel we właściwym kierunku. Nieprawidłowepodłączenie może doprowadzić do awarii
i nieprawidłowego działania. Sprawdź, czy kabel jestwłaściwie podłączony.
Gdy komunikacja USB jest aktywna, pomiar ciśnieniatętniczego nie może być wykonywany.
Nie zakładaj urządzenia na ramię pacjenta, gdy dorejestratora jest podłączony kabel. Kabel może sięowinąć wokół ciała lub szyi.
Przygotowanie dedykowanego urządzenia peryferyjnego
Zdejmij rejestrator i mankiet z pacjenta przed podłączeniem
rejestratora (TM-2440) do dedykowanego urządzenia
peryferyjnego.
Jeśli wyświetlany jest poziom 1, podłącz rejestrator(TM-2440) do urządzenia peryferyjnego po wymianie
baterii.

52

Podłączanie rejestratora do dedykowanego urządzenia peryferyjnego za
pomocą kabla USB
Krok 1. Otwórz terminal micro USB w rejestratorze.
Podłącz kabel USB z zestawu akcesoriów.

Terminal micro USB
Kabel USB

Rozpoczęcie przesyłu danych z dedykowanym urządzeniem peryferyjnym
Krok 1. Podłącz kabel micro USB do rejestratora i dedykowanegourządzenia peryferyjnego.

Krok 2. Brzęczyk dzwoni i na wyświetlaczu OLED pojawia się poniższy
symbol. Przesył danych przechodzi do trybu oczekiwania.

Tryb oczekiwania

Krok 3. Przeprowadź analizę za pomocą dedykowanego urządzenia
peryferyjnego. Przesył danych przechodzi do aktywnego
trybu online jedynie podczas komunikacji USB.
Aktywny tryb online

Wstrzymanie przesyłu danych z dedykowanym urządzeniem peryferyjnym
Krok 1. Wyjmij kabel w trybie oczekiwania.
53

9. Konserwacja
9.1. Przechowywanie produktu, inspekcja i bezpieczeństwo
O urządzenia medyczne, takie jak ten rejestrator, należy dbaćtak, aby zawsze działały sprawnie oraz niezawodnie, aby
zapewniały bezpieczeństwo pacjenta i operatora. Zgodnie
z podstawową zasadą, operator powinien sprawdzać tourządzenie codziennie, na przykład postępując zgodniez „Kontrolą przed użyciem”.
Codzienne dbanie o urządzenie, na przykład przeprowadzanie
kontroli przed użyciem, jest konieczne do zapewnienia działania,
bezpieczeństwa oraz skuteczności rejestratora.
Każdego roku zalecamy przeprowadzać okresowe kontrole
rejestratora.

WażneAby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia medycznego,
instytucja medyczna musi przeprowadzać konserwację.

54

9.2. Czyszczenie produktu
Uwaga

Przed użyciem rejestratora oraz po jego użyciu należy go
wyczyścić.
Rejestrator należy wyczyścić przed jego założeniem na
kolejnego pacjenta.
Czyszcząc rejestrator, nie należy natryskiwać na niego
wody ani nie należy go zanurzać w wodzie. Może tospowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Wysusz rejestrator po przetarciu go wodą i roztworem
antyseptycznym, aby ciecz nie przedostała się do rejestratora.
Aby zapobiec infekcjom, należy okresowo dezynfekować
rejestrator. Nie używaj sterylizatora na rejestratorze.
Do czyszczenia rejestratora nie należy stosować
rozpuszczalników organicznych (np. rozcieńczalnika)
ani jodopowidonu. Może to spowodować odbarwienia,
a także uszkodzenie i nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie susz rejestratora suszarką do włosów itp. Może tospowodować jego nieprawidłowe działanie i uszkodzenie.

Kontrola mankietu po jego wyczyszczeniu

Sprawdź, czy pęcherz mankietu został poprawnie włożony
do materiału mankietu. Jeżeli nie został on włożony
poprawnie, podczas nadmuchiwania może dojść dojego uszkodzenia lub rozerwania.

Czyszczenie rejestratora

Wytrzyj brud i kurz z zewnętrznej części rejestratora, używając
do tego wyciśniętej gazy nawilżonej uprzednio letnią lub ciepłą
wodą. Gdy krew lub leki itp. przylgną do obudowy, najpierw
przeczyść ją gazą zwilżoną roztworem antyseptycznym,
dobrze wyciśniętą. Następnie. wytrzyj wilgoć, używając do tegowyciśniętej gazy nawilżonej uprzednio letnią lub ciepłą wodą.
Zalecamy stosowanie środków chemicznych (nazwy związków)
z roztworu antyseptycznego wymienionego w tabeli(Przykładowe roztwory antyseptyczne (nazwy związków)).
55

Czyszczenie mankietu

Aby wyczyścić i zdezynfekować materiał mankietu i pokrowiec
mankietu, wyjmij pęcherz mankietu z materiału mankietu. Usuńbrud i kurz, używając do tego wyciśniętej gazy nawilżonej
uprzednio letnią lub ciepłą wodą.
Podczas dezynfekcji, zapoznaj się z roztworami antyseptycznymi
podanymi w tabeli (Przykładowe roztwory antyseptyczne(nazwy związków)).
Przykładowe roztwory antyseptyczne (nazwy związków)
Nazwa związku

Nazwa produktu

Chlorek benzalkoniowy 10-procentowy roztwór chlorku
benzalkoniowego
Izopropanol

70-procentowy roztwór 1-propanolu

EtanolRoztwór etanolu do dezynfekcji
od 76,9 do 81,4 % obj.

Przed użyciem produktu należy przeczytać wskazówki
dotyczące jego eksploatacji i ich przestrzegać.

WażneMankiet oraz przewód powietrza są materiałami
eksploatacyjnymi.
W przypadku częstego występowania błędu pomiaru lub brakumożliwości dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego, należy
wymienić je na nowe.
Przejdź do części „10. Elementy opcjonalne(do zamówienia)” w tej instrukcji obsługi.

56

9.3. Okresowe kontrole
Aby rejestrator działał prawidłowo, należy poddawać gookresowym kontrolom. Kontrole opisano poniżej:9.3.1. Kontrola baterii przed użyciem
PozycjeOpisBrak uszkodzeń lub deformacji spowodowanych
upadkiem.
CzęśćBrak zanieczyszczenia, korozji lub zarysowań
zewnętrzna
poszczególnych części.
Brak pęknięć na panelu lub luźnych elementów.
Brak uszkodzonych lub luźnych przełączników
Obsługai przycisków.
Brak zanieczyszczeń lub zarysowań na paneluWyświetlacz
wyświetlacza.
Przewód powietrza nie może być zagięty. Jeśli
w mankiecie pozostanie powietrze, może ono
spowodować dysfunkcję układu krążenia zewzględu na zatrzymanie przepływu krwi do ramienia.
Pęcherz mankietu powinien być prawidłowoumieszczony w materiale mankietu.
Mankiet nie powinien być postrzępiony.
Mankiet nie powinien przemieszczać się.
Uszkodzony mankiet należy wymienić.
PomiarMankiet jest elementem wymiennym.
MankietSprawdź, czy połączenie mankietu z pęcherzem
mankietu nie jest pęknięte lub niedrożne.
Sprawdź, czy przewód powietrza zachowuje
elastyczność.
Sprawdź, czy powierzchnia przewodu powietrza
stała się połyskliwa lub śliska.
Sprawdź, czy pęcherz nie jest popękany.
Niezależnie od częstotliwości używania
mankietów, zalecamy ich wymianę co trzy lata.
Osprzęt do
Sprawdź, czy etui, pasek i mankiet nie sąnoszeniauszkodzone.
Sprawdź, czy wtyczka powietrza jest prawidłowoPołączeniepodłączona do gniazda przewodu powietrza.
57

9.3.2. Lista kontrolna po instalacji baterii
Element

Opis
Brak ognia, dymu lub silnych zapachów.
Część zewnętrzna
Brak dziwnych dźwięków.
Nieuszkodzone i działające przełączniki
Obsługai przyciski.
Wartości pomiaru są bliskie normalnym
wartościom.
PomiarMankietBrak dźwięków lub zakłóceń podczas
pomiaru.
Jeżeli wartości ciśnienia tętniczego nie sąInspekcja wartości
prawidłowe, skontaktuj się z lokalnymciśnienia tętniczegosprzedawcą.

58

9.4. UtylizacjaPostępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochronyśrodowiska w zakresie utylizacji i recyklingu produktu.

Utylizacja mankietu

Mankiet zakładany na pacjenta to odpad medyczny. Należy goutylizować zgodnie z zasadami utylizacji odpadów medycznych.

Utylizacja wbudowanej baterii nadającej się do powtórnego ładowania

Uwaga

Rejestrator wyposażono we wbudowaną baterię zapasową.
Utylizując rejestrator, należy przekazać baterię do utylizacji,
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Inne

Nazwa

Część
Pokrowiec

Opakowanie

Poduszka

Torba
Pokrowiec
Komponentywewnętrzne
Obudowa
BateriaWnętrzerejestratora zapasowa
w płytce
Bateria

Materiał
KartonPoduszka powietrzna, specjalny
pokrowiec
Winyl
ABS + żywica PC
Komponenty standardoweŻelazoPastylkowa bateria litowa nadająca się
do powtórnego ładowania:
ML2016H
Bateria alkaliczna: rozmiar 1,5V LR6 lub AA
Bateria nadająca się do powtórnegoładowania:
rozmiar AA
Baterie Ni-MH, 1 900 mAh lub mocniejsze
599.5. Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z lokalnym sprzedawcą sprawdź
poniższą listę kontrolną i kody błędu.
Jeżeli nie pomoże to w usunięciu problemu lub jeżeli problem
wystąpi ponownie, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
ProblemGłówna przyczyna
Rozwiązanie
Brak wskazania nawyświetlaczu po
Wymień na noweZużyte baterie.
naciśnięciu
baterie.
dowolnego przycisku.
Wskazanie OLED
Brak wskazań
może zniknąć na
Wyjmij baterie i włóż jeskutek nagromadzenia
OLED w trybie
ponownie.
się ładunku
A-BPM.
elektrostatycznego.
Włóż nowe baterieCzęste kasowanie Bateria zapasowa nie i pozostaw bateriezegara.
ładuje się.
#1 do ładowania przez
48 godzin.
Sprawdź mankiet
Brak zwiększania Nieprawidłowe
i przewód powietrzaciśnieniapodłączenie mankietu. pod kątem zagięć,odkształceń i połączenia.
Brak komunikacji Odłączono kabel
Sprawdź, czy kabel jestUSB
#2 komunikacyjny.
właściwie podłączony.
Brak możliwości Użyto baterii
Skontaktuj się z
otwarcia pokrywy o niestandardowej
lokalnym sprzedawcą.
komory baterii
wielkości.
#1: Użytkownicy (nieautoryzowany personel konserwacyjny) nie mogąwymieniać baterii zapasowej (baterii litowej) umieszczonej w płytce
obwodu drukowanego wewnątrz rejestratora. Bateria zapasowa
jest ładowana za pomocą baterii (LR6 lub AA) do pomiarów.
#2: Wymagane jest dedykowane urządzenie peryferyjne.

Uwaga

Nie demontuj ani nie modyfikuj rejestratora. Może zostać
uszkodzony.
60

9.6. Kody błędu
Kody błędów pomiarowych
Kod

Znaczenie

Przyczyna i metoda naprawyBłąd ciśnienia
zerowegoWypuść powietrze zostawione w
mankiecie.

Niski poziom baterii

Wymień na nowe baterie.

Błąd zwiększaniaciśnienia

Podczas pompowania nie jestosiągane ciśnienie docelowe.
Sprawdź połączenie mankietu.
Jeżeli nie występują problemy zpołączeniem mankietu, rejestrator
mógł ulec awarii i wymaga
przeprowadzenia kontroli.

Podczas zwiększania ciśnienia mogłoCiśnienie przekracza dojść do ruchu ciałem. Odpręż sięi nie ruszaj się podczas pomiaru. Jeśli
299 mmHg
to nie pomoże, sprawdź rejestrator.
Wymuś zatrzymanieNaciśnij przycisk START/STOPza pomocą przyciska
tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
START/STOP .

Nie można zmierzyćciśnienia tętniczego.

Nie można wykryć bicia serca
z powodu poruszenia ciała lub
szelestu ubrań.
Odpręż się i nie ruszaj.
Sprawdź pozycję mankietu.
Jeżeli błąd występuje nawet jeśli
jesteś odprężony/-a, skontaktuj się
ze sprzedawcą, aby skontrolować
i naprawić rejestrator.
61

Kod

Znaczenie

Przyczyna i metoda naprawy

Nadmierne
poruszenie ciała.

Odpręż się i nie ruszaj się podczas
pomiaru.

Poza zakresem
30
PUL
200
Poza zakresem
30
DIA
160
Poza zakresem
60
SYS
280
Poza zakresem
10PP
150 #1
Pomiar przekroczył
180 sekund.

Jeżeli błąd ten wystąpi kilkukrotnie,
przeprowadź kolejny pomiar ciśnieniatętniczego.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Skurczowe ciśnienie tętnicze
DIA: Rozkurczowe ciśnienie tętnicze
PP: Ciśnienie tętniczeJeżeli pompowanie lub wypuszczanie
powietrza przebiega wolno,
konieczne jest przeprowadzenie
kontroli.

Wypuszczanie
Tempo wypuszczania powietrza jest
powietrza przekracza wolne, konieczne jest
przeprowadzenie kontroli.
90 sekund.
Nie można wykryć
bicia serca.

Nie można wykryć bicia serca
z powodu poruszenia ciała itp.
Pomiar ciśnienia tętniczego należy
przeprowadzić, gdy pacjent jest
zrelaksowany i nie porusza się.

Konfiguracja czasu
interwału jest
nieprawidłowa.

Jeżeli czas interwału jest ustawiony
na 120 minut, różnica pomiędzy
ostatnim czasem rozpoczęcia akolejnym czasem rozpoczęcia niemoże wynosić idealnie dwie godziny.

62

Kod

Znaczenie

Przyczyna i metoda naprawyBłąd zerowegociśnienia przyobwodzie
bezpieczeństwa.

Jest wyświetlany przy czasie
rozpoczęcia pomiaru.
Całkowicie wypuść powietrze
pozostawione w mankiecie.

W obwodzie
bezpieczeństwa
wykryto nadmierneciśnienie.

W trakcie zwiększania ciśnienia
mogło zostać wykryte poruszenie
się ciała. Odpręż się i nie ruszaj
podczas pomiaru.
Jeżeli błąd występuje nawet gdy
pacjent jest odprężony i nie
porusza się, skontaktuj się
ze sprzedawcą w celu
przeprowadzenia kontroli.

Sprzętowe kody błędu rejestratora
Kod

ZnaczenieBłąd pamięci

Przyczyna i metoda naprawyMoże się to zdarzyć w przypadku
silnego uderzenia, takiego jak
upuszczenie rejestratora.
Częste występowanie tego kodumoże oznaczać nieprawidłowe
działanie wewnętrznej pamięci.
Należy wówczas skontaktowaćsię ze sprzedawcą w celu
przeprowadzenia kontroli.

WażneKody błędu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
6310. Elementy opcjonalne (do zamówienia)

Mankiety

Nazwa
Opis
Kod zamówienia
Mały mankiet
Obwód rękiTM-CF202B
lewa ręka
15 do 22 cm 5,9" do 8,7"
Mankiet dla dorosłych Obwód rękiTM-CF302B
lewa ręka
20 do 31 cm 7,8" do 12,2"Duży mankiet
Obwód rękiTM-CF402B
lewa ręka
28 do 38 cm 11,0" do 15,0"
Mankiet XL
Obwód rękiTM-CF502B
lewa ręka
36 do 50 cm 14,2" do 19,7"
Mankiet dla dorosłych Obwód rękiTM-CF802B
prawa ręka20 do 31 cm 7,8" do 12,2"
Mankiet10 arkuszy TM-CF306A
jednorazowego użytku
Pokrowiec małego
na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024667-S
mankietu
Pokrowiec mankietu
na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024500-S
dla dorosłych
Pokrowiec dużego
na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024663-S
mankietu
Pokrowiec mankietu XL na lewą rękę 10 arkuszy AX-133024503-S
Pokrowiec mankietu
na prawą rękę 10 arkuszy AX-133024353-S
dla dorosłych
Materiał mankietu
na lewą rękę 2 arkusze
AX-133025101-S
małegoMateriał mankietu
na lewą rękę 2 arkusze
AX-133024487-S
dla dorosłych
Materiał mankietu
na lewą rękę 2 arkusze
AX-133025102-SdużegoMateriał do mankietu XL na lewą rękę 2 arkusze
AX-133025103-S
Materiał mankietu
na prawą rękę 2 arkusze
AX-133025104-S
dla dorosłychZłączka przewodu–
TM-CT200-110A
powietrza64Analiza danych
Nazwa
Kabel USB

Inne

Nazwa

Dzienniczek aktywności

Opis

Kod zamówienia–

AX-KOUSB4C

Opis
10 arkuszy

Kod zamówienia
AX-PP181-S

Etui

–

AX-133025995

Pasek

–

AX-00U44189

Zaciski

5 sztuk

65

AX-110B-20-S

11. Załącznik
11.1. Zasady dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego
Procedura pomiaru: Zawiń mankiet wokół ramienia. Napompuj
mankiet, aż ciśnienie osiągnie wartość wyższą niż skurczowe ciśnienietętnicze. Następnie stopniowo wypuszczaj powietrze z mankietu.
Gdy na etapie wypuszczania powietrza wykryte zostanie ciśnienie
mankietowe, pojawia się kształt przebiegu tętna zsynchronizowany
z biciem serca. Kształt przebiegu tętna gwałtownie rośnie w pobliżu
skurczowego ciśnienia tętniczego. Rośnie w miarę wypuszczania
powietrza, aż osiąga najwyższy punkt, po czym stopniowo spada.
Zmiany kształtu przebiegu tętna pokazano na ilustracji na następnej
stronie. Jeżeli w wypadku oscylometrycznego pomiaru ciśnieniatętniczego, skurczowe ciśnienie tętnicze jest oznaczone w punkcie,
w którym amplituda gwałtownie wzrasta po wykryciu tętna w ciśnieniu
mankietowym, to średnie ciśnienie tętnicze oznaczane jest w punkcie,
w którym amplituda osiąga maksymalną wartość, natomiast
rozkurczowe ciśnienie tętnicze oznaczane jest w punkcie, w którym
amplituda stopniowo spada. Czujnik ciśnienia wykrywa subtelne
zmiany wartości ciśnienia mankietowego wraz z upływem czasu,
zapisuje kształt przebiegu tętna w pamięci, pozwala ocenić skurczowe
i rozkurczowe ciśnienie tętnicze zgodnie z algorytmem pomiaru
oscylometrycznego. Szczegóły algorytmu różnią się w zależności
od monitora ciśnienia tętniczego. Wartości ciśnienia tętniczego udorosłych oraz niemowląt mierzy się metodą oscylometryczną
i porównuje się z wynikami mierzonymi metodą osłuchową.
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze definiuje się jako ostatni punkt fazy 4
przy metodzie osłuchowej. Na kształt przebiegu tętna w ciśnieniu
mankietowym wpływa rodzaj materiału, z którego wykonany jest
mankiet. Dlatego w wypadku używania właściwego mankietu orazalgorytmu pomiarowego zachowana zostaje dokładność pomiaru.
Długość przewodu powietrza jest mniejsza niż 3,5 m z powodu
parametrów tłumiących drgania, które są istotne z powodu
rozchodzenia się fali tętna.
66

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Skurczowe ciśnienie tętniczeŚrednie ciśnienie tętnicze
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze

Czas

Czas

Metoda z użyciem
mikrofonu
Metoda pomiaru
oscylometrycznego

Czynniki błędu pomiaru ciśnienia tętniczego

Wykres tętna może być obiektywnymwskaźnikiem niezawodności związanej
z dokładnością pomiaru. W przypadku
wystąpienia zakłóceń spowodowanych
nieregularną pracą serca lub ruchem amplituda
wykresu zmieni się. Jeśli wykres tętna nie
przedstawia prostego wykresu, należy jeponownie sprawdzić lub użyć innej metody.

Umieszczanie mankietu na wysokości serca

Wykres tętna

Załóż mankiet na ręce na wysokości serca. Jeżeli pozycja
mankietu jest nieprawidłowa, występuje błąd pomiaru.
Przykładowo jeżeli mankiet jest założony 10 cm poniżej
serca, zmierzone ciśnienie tętnicze będzie o 7 mmHg wyższe.
67Właściwy rozmiar mankietuUżywaj mankietu w odpowiednim rozmiarze. Jeżeli jest zbyt
mały lub zbyt duży, wystąpi błąd pomiaru. Pomiary z mankietem,
który jest za mały, zwykle prowadzi do wyższego wyniku pomiaruciśnienia tętniczego, niezależnie od prawidłowego ciśnieniatętniczego i prawidłowych tętnic. Pomiar ze zbyt dużym
mankietem prowadzi do uzyskania niższego wyniku pomiaruciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób cierpiących z powodu
ostrej miażdżycy lub nieprawidłowej czynności zastawektętniczych. Nieprawidłowy rozmiar mankietu powodujeróżnicę pomiędzy metodą bezpośrednią a pomiarem
metodą oscylometryczną. Na mankiecie znajduje się etykieta
z podanym zakresem obwodu ręki. Dobieraj rozmiar mankietu
do danego pacjenta. Precyzja pomiaru ciśnienia tętniczego jest
gwarantowana przez dokładność ciśnienia w czujniku ciśnienia,
charakterystykę procesu wypuszczania powietrza oraz algorytm
pomiaru, o ile używane są właściwy mankiet i przewód
powietrza. Okresowo sprawdzaj dokładność ciśnienia w czujnikuciśnienia oraz charakterystykę procesu wypuszczania powietrza.

11.2. Informacje dotyczące EMD
Poniżej opisano wymagania mające zastosowanie doelektronicznych wyrobów medycznych:

Parametry pracy w ramach wytycznych EMD

Korzystanie z rejestratora wymaga zachowania szczególnychśrodków ostrożności dotyczących EMD (zakłóceń
elektromagnetycznych). Korzystać z rejestratora zgodnie
z ostrzeżeniami dotyczącymi zakłóceń EMD opisanych
w niniejszej instrukcji. Przenośne i mobilne urządzeniałączności radiowej (np. telefony komórkowe) mogą mieć
wpływ na działanie elektrycznych wyrobów medycznych.
68

Akcesoria zgodne z normami EMD

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne tego rejestratora spełniają
wymagania normy IEC60601-1-2:2014. Użycie niedozwolonych
akcesoriów może być przyczyną zwiększenia poziomu emisji
i obniżenia odporności urządzenia na zakłócenia.

Ostrzeżenie
Należy stosować tylko akcesoria dopuszczone do użycia
przez firmę A&D. Niedozwolone akcesoria mogą być
podatne na emisje elektromagnetyczne orazcharakteryzować się mniejszą odpornością na zakłócenia.

WARTOŚCI GRANICZNE EMISJI

Zjawisko
Promieniowane emisje o częstotliwości
radiowej
CISPR 11

Zgodność
Grupa 1, klasa B

POZIOMY TESTU ODPORNOŚCI: Port w obudowie
ZjawiskoPoziomy testu odporności
kontaktowe ±8 kV
Wyładowania elektrostatyczne
powietrzne ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
IEC 61000-4-2±15 kV
Promieniowane pola
10 V/melektromagnetyczne
80 MHz - 2,7 GHzo częstotliwości radiowej
80 % AM przy 1 kHz
IEC 61000-4-3
Patrz tabela (Specyfikacja testu
Pola zbliżeniowe z radiowych
ODPORNOŚCI PORTUurządzeń łącznościW OBUDOWIE na działanie
bezprzewodowej
radiowych urządzeń łączności
IEC 61000-4-3
bezprzewodowej)
Pola elektromagnetyczne
30 A/mpromieniowanych częstotliwości
50 Hz / 60 Hz
radiowych
IEC 61000-4-8
69

POZIOMY TESTU ODPORNOŚCI: port ZŁĄCZA PACJENTA
ZjawiskoPoziomy testu odporności

kontaktowe ±8 kV
Wyładowania elektrostatyczne
powietrzne ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
IEC 61000-4-2±15 kVPOZIOMY TESTU ODPORNOŚCI: Wejście sygnałowe / port wyjściowy
ZjawiskoPoziomy testu odporności

kontaktowe ±8 kV
Wyładowania elektrostatyczne
powietrzne ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
IEC 61000-4-2±15 kV
Szybkie elektryczne stany
przejściowe IEC 61000-4-4±1 kVczęstotliwość powtarzania 100 kHz

Przewodzone zakłócenia
spowodowane przez polao częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-8

3 V 0,15 MHz–80 MHz
6 V w pasmach radiowych ISM
i amatorskich między 0,15 MHz
a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz

70

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

704 - 787

Pasmo LTE 13,17

710
745
780
810

Poziom testu
odporności (V/m)

TETRA 400

Odległość
(m)

Usługa380 - 390

Maksymalna moc
(W)

Pasmo
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Modulacja
impulsu
18 Hz

2

0,3

28

Modulacja
impulsu
217 Hz20,328Modulacja
impulsu
217 Hz20,328Modulacja
impulsu
217 Hz

0,2

0,3

9

ModulacjaCzęstotliwość
testowa (MHz)Specyfikacja testu ODPORNOŚCI PORTU W OBUDOWIE na działanie
radiowych urządzeń łączności bezprzewodowej

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
Pasmo LTE 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
DECT
Pasmo LTE 1,3,4,25
1 970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
2 450 2 400 - 2 570
RFID 2450
Pasmo LTE 7
5 240
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
5 785
71

Modulacja
impulsu
18 Hz
FM
Odchylenie±5 kHzFalasinusoidalna 1
kHz
Modulacja
impulsu
217 HzNOTATKI

72

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123