Norsk (Oversatt)

Registrering for bærbar
blodtrykksmåler

Bærbar blodtrykksmåler

1WMPD4003697B

2201

2017 A&D Company, Limited. Alle rettigheter forbeholdt.
Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres,
overføres, omskrives eller oversettes til noe språk i noen
form eller på noen måte, uten skriftlig samtykke fra
A&D Company, Limited.
Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til
instrumentene dekket av denne brukerhåndboken, kan endresfor forbedringer uten forvarsel.
Bluetooth®-ordmerke og logoer er registrerte varemerker som
eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av disse merkene av
A&D er under lisens.
Andre varemerker og handelsnavn eies av sine respektive eiere.

Samsvar
Samsvar med europeisk direktiv
Enheten er i samsvar med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.
Dette vises med CE-merking for samsvar sammen med
referansenummeret til et teknisk kontrollorgan.
Enheten er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.
A&D Company, Limited erklærer herved at denne enheten samsvarer
med direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.
Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende
Internett-adresse: http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Samsvar med FCC-regelverket
Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-regelverket. Bruken er
gjenstand for de to følgende betingelsene: (1) Denne enheten må ikkeforårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må tåle alle
forstyrrelser den mottar, inklusive forstyrrelser som kan medføre uønskede
driftsforhold. (FCC = Federal Communications Commission i USA)FCC FORSIKTIG
Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av
parten som er ansvarlig for samsvar, kan føre til at brukerens tillatelsetil å bruke utstyret oppheves. Denne senderen skal ikke plasseres
sammen med eller brukes med noen annen antenne eller sender.
Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering
som er fastsatt for uregulerte miljøer, og oppfyller FCC-reglene forradiofrekvent (RF) eksponering. Dette utstyret har svært lave
RF-energinivåer, som vurderes å være i overensstemmelse
uten testing av spesifikk absorpsjonsratio (SAR).
TM-2441i

Samsvar med IC-reglene
Denne enheten er i overensstemmelse med lisensfritatte RSSstandarder fra Industry Canada. Bruken er gjenstand for de to følgende
betingelsene: (1) denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser, og (2)denne enheten skal akseptere eventuelle forstyrrelser, inkludert
forstyrrelser som kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
Dette utstyret samsvarer med IC-grensene for strålingseksponering
som er fastsatt for uregulerte miljøer, og oppfyller RSS-102 i IC-reglene
for radiofrekvent (RF) eksponering. Dette utstyret har svært lave
RF-energinivåer, som vurderes å være i overensstemmelse uten
testing av spesifikk absorpsjonsratio (SAR).

Samsvar med EMD-rammeverket i Australia
Enheten er i overensstemmelse med følgende krav:
EMD-utslippsstandarden for industrielt, vitenskapelig og medisinsk
utstyr, AS/ NZS 2064:1997, EMD generell immunitetsstandard
AS/ NZS 4252. 1:1994. Det ovenstående vises med C-Tick-merket.

Bluetooth®-overføring
Denne enheten er utstyrt med en trådløs Bluetooth-funksjon, og kan
kobles til Bluetooth-enheter som er medisinske enheter med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Applikasjoner og enheter som er kompatible med Bluetooth 4.1.
Hver enhet trenger en applikasjon for å motta data.

ii

Advarselsdefinisjoner
For å forhindre uhell grunnet feilhåndtering, har dette produktet og
denne brukerhåndboken følgende advarselsskilt og -merker.
Disse advarselstegnene og merkene har følgende betydning.

AdvarselsdefinisjonerFare

En umiddelbar farlig situasjon som vil resultere i dødsfall
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

Advarsel

En potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.
En potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindre

Forsiktig eller moderat personskade hvis den ikke unngås. Det kanogså brukes til å advare mot en utrygg praksis.

Eksempler på symboler
Symboletindikerer "Forsiktig". Typen forsiktighet som
kreves er beskrevet inne i eller nær symbolet, med tekst eller
bilde. Eksempelet indikerer en forsiktighetsadvarsel mot
elektrisk støt.
Symboletindikerer "Ikke". Den forbudte handlingen er
beskrevet inne i eller nær symbolet, med tekst eller bilde.
Eksempelet indikerer "Ikke demonter".
Symboletindikerer en påbudt handling. Den påbudte
handlingen er beskrevet inne i eller nær symbolet, med teksteller bilde. Eksempelet indikerer generell påbudt handling.

Annet
Merk Gir brukeren informasjon som er nyttig ved bruk av enheten.
Forholdsregler for hver operasjon er beskrevet på sidene i denne
brukerhåndboken. Les brukerhåndboken før enheten brukes.
iii

Forholdsregler for brukLes de følgende forholdsreglene nøye før blodtrykksmåleren tas i
bruk, slik at TM-2441 (registreringsenheten for den ambulerende
blodtrykksmåleren) brukes på en riktig og trygg måte. Følgende
innhold oppsummerer generelle forhold som påvirker pasientenes og
operatørenes sikkerhet, samt trygg håndtering av blodtrykksmåleren.
Forholdsregler for hver operasjon er beskrevet på sidene i denne
brukerhåndboken. Les brukerhåndboken før enheten brukes.
1. Forholdsregler når du har på deg og lagrer måleren.

Fare
Hold måleren borte fra områder der det befinner seg brennbare
anestetika eller brennbare gasser, oksygenkamre under høyt
trykk og oksygentelt. Bruk av måleren i slike områder kanforårsake en eksplosjon.
Måleren skal ikke brukes sammen med systemer formagnetresonansavbildning (MR).

Forsiktig
Vurder følgende miljømessige forhold når måleren brukes og
oppbevares, for å opprettholde enhetens funksjonalitet. Målerens
ytelse kan påvirkes av ekstreme temperaturer, fuktighet og høyde
over havet.
Unngå steder der måleren kan få vannsprut.
Unngå steder med høy temperatur, høy luftfuktighet, direktesollys, støv, salt og svovel i luften.
Unngå steder der måleren kan vippes, vibrere eller få slag
(inklusiv under transport).
Unngå steder der kjemikalier lagres eller gass forekommer.
iv

Forsiktig
Driftsforhold:Temperatur:
Luftfuktighet:+10 °C til +40 °C,
30 % RH til 85 % RH (ingen kondensering).

Transport og lagringsforhold:Temperatur:- 20 °C til +60 °C,
Luftfuktighet: 10 % RH til 95 % RH (ingen kondensering).
2. Forholdsregler før bruk av måleren.

Forsiktig
Kontroller at måleren fungerer trygt og korrekt.
Når måleren brukes sammen med andre enheter, kan den gi
en feilaktig diagnose eller sikkerhetsproblemer. Kontroller at
enhetene kan kobles sammen på en trygg måte.
Kontroller om det er gjensidig forstyrrelser i forhold til andre
medisinske enheter. Kontroller at måleren kan brukes korrekt.
Bruk tilbehør, valgfritt ekstrautstyr og forbruksmateriell spesifisert
av A&D.
Les brukerhåndbøkene som følger med ekstrautstyr nøye.
Forsiktighetsregler og advarsler er ikke beskrevet i denne
brukerhåndboken.
Inspiser måleren før den brukes, for å sikre trygg og riktig bruk.
Oppbevar måleren under normale driftsforhold i minst en time
før den slås på og brukes.
Koble kun dedikert periferiutstyr til USB-kontakten.
Koble ikke til andre enheter.
Mansjetter som ikke er godkjent av A&D, må ikke kobles til
luftkoblingen.
v

Klargjøring av måleren
Slett de forrige dataene som er lagret i måleren før den brukes av
neste pasient.
Skift batteriene før måleren brukes av neste pasient.
Enhet
Bruk måleren kun for diagnose og mottiltak.
Bekreft at luftslangen og mansjetten brukes korrekt. (Eksempel: knekk
eller strekk i luftslangen, mansjettens posisjon og retning)
Instruksjoner for pasienten som bruker enheten
Vis pasienten hvordan AUTO -bryteren settes til "OFF" for å slå
av måleren hvis det oppstår problemer mens pasienten er alene.
Informer pasienten om at måleren må fjernes snarest hvis det
forekommer smerte eller et annet problem.
Vær forsiktig ved bruk i nærheten av spedbarn og små barn, da det er
en fare for utilsiktet kvelning av luftslangen.
3. Forholdsregler for batterier brukt til blodtrykksmåling.

Forsiktig
Installer batterier i henhold til polaritetsmerkene "+" og "-" vist på
innsiden av batteridekselet. (Vær oppmerksom på polariteten)
Bytt ut alle tomme batterier med nye batteriet på samme tid.
Fjern batteriene hvis måleren ikke skal brukes på en lang stund.
Batteriet kan lekke og forårsake funksjonsfeil.
Bruk to alkaliske batterier (størrelse AA) eller oppladbare
batterier som spesifisert (størrelse AA, Ni-MH).
Trykk og hold inne fjærkontakten "-" med batteriet.
Skyv og sett inn "+"-kontakten på batteriet mot "+"-kontakten
i batterirommet. Hvis batteriet settes inn fra "+"-kontakten kan
batteridekselet bli ødelagt.
vi

Forsiktig
Ikke berør batteriet og pasienten samtidig. Det kan forårsake
elektrisk støt.
Unngå å blande gamle og nye batterier. Ikke bruk batterier av
forskjellig type eller produsent. Hvis det gjøres, kan det forårsake
lekkasje, varme og eksplosjon. Det kan oppstå funksjonsfeil påmåleren.
4. Forholdsregler under bruk.

Fare
Ikke bruk måleren når du kjører bil eller andre kjøretøy.
Eksempel: Måleren kan hindre kropps- eller armbevegelse ved
kjøring osv.

AdvarselDette medisinske utstyret kan kun betjenes av en lege eller enjuridisk autorisert person. Forklar korrekt bruk til pasienten, og
forsikre deg om at brukeren kan stoppe målingen hvis det
oppstår problemer.
Unngå å bruke mobiltelefon nær måleren (nærmere enn 30 cm).
Det kan forårsake funksjonsfeil.

Forsiktig
Stopp bruken av måleren og sett AUTO -bryteren til "OFF"(AV), hvis pasienten føler smerte i armen eller målingen er
ukorrekt.
Ikke bruk måleren i et sterkt magnetisk eller elektrisk felt.
Ikke bruk måleren på en pasient som bruker en hjerte-lungemaskin.
vii

Merk
Instruksjoner for pasient
Hvis temperaturen er lav, blir batterieffekten lavere og antall målinger
reduseres.
5. Forholdsregler etter bruk av måleren.

Forsiktig
Behandling av måledata
Sørg for å behandle måledata umiddelbart med dedikert
periferiutstyr.
MålerenOrdne og lagre tilbehøret etter at det er rengjort.
Rengjør måleren for neste måling.
Slå AUTO bryteren til "OFF". Hvis du lar AUTO -bryterenstå på "ON", startes trykksetting for automatisk måling ved
starttid for neste måling, og mansjetten eller andre deler kan
bli ødelagt av oppblåsingen.
Fjern batteriene fra måleren hvis den ikke skal brukes på en langstund. Batteriene kan lekke og ødelegge måleren.
Ikke la barn bruke måleren på egen hånd. Ikke sett måleren etsted som er innen rekkevidde for små barn. Dette kan føre til
ulykker eller skade.
Hold i koblingshuset ved tilkobling og frakobling av kabelen.
Ikke trekk i kabelen.

viii

Merk
Forholdsregler etter bruk av måleren (TM-2441)
Sørg for å behandle måledata umiddelbart ved å bruke dedikert
periferiutstyr etter avsluttet måling.
Oppladbart litium reservebatteriMåleren leveres med et litium reservebatteri. Dette batteriet leverer
strøm til den innebygde klokken ved utskifting av AA-batterier brukt
for blodtrykksmålinger. Litiumbatteriet lades fra AA-batteriene.
Hvordan forlenge livet til reservebatteriet
Ved første bruk etter kjøp, eller etter lagring i en måned eller mer, skift
batteriene og lad opp reservebatteriet. Det er nok hvis reservebatteriet
lades i 48 timer eller mer.
(Reservebatteriet lades alltid opp fra AA-batteriene.)
Bytt ut med to nye AA-batterier når batteriindikatoren viser.
Når
vises på batteriindikatoren, kan ikke blodtrykksmåling
og datakommunikasjon utføres. Skift ut med to nye AA-batterier.
Fjern batteriene for å unngå at det lekker væske fra batterienei måleren hvis måleren ikke skal brukes på en måned eller mer.

ix

6. Tiltak hvis det oppstår feil på enheten

AdvarselAvslutt bruken og ta ut AA-batteriene. Batteriet kan bli varmt hvis
batteripolene kortsluttes.
Hvis det oppstår en feil, kan måleren bli varm under måling.
Håndter den forsiktig.
Merk måleren med "Funksjonsfeil" "Ikke bruk". Kontakt din
forhandler.
Stopp måleren umiddelbart når måletiden er mer enn
180 sekunder og lufttrykket blir høyere enn 299 mmHg.
7. Forholdsregler ved vedlikehold

Advarsel
Kontroller målerens funksjon og sikkerhet hvis den ikke har værtbrukt på lang tid.
Utfør inspeksjon og vedlikehold før bruk, for å opprettholderiktige målinger og sikkerhet. Brukeren (sykehus, klinikk osv.)
er ansvarlig for håndtering av det medisinske utstyret. Hvis
inspeksjon og vedlikehold ikke utføres korrekt, kan en ulykke
oppstå.

Forsiktig
Bruk en tørr, lofri klut til å rengjøre måleren.
Ikke bruk flyktige væsker som tynner eller bensin.
Ikke bruk en våt klut.
Aldri demonter eller endre måleren (medisinsk elektronisk
utstyr). Det kan forårsake skade.
x

8. Forholdsregler og tiltak ved funksjonsfeil på grunn av sterkeelektromagnetiske felt

Forsiktig
Måleren er i overensstemmelse med EMD-standard
IEC60601-1-2: 2014. Likevel, for å forhindre elektromagnetiskeinterferens med andre enheter, må du ikke bruke mobiltelefoner
nær måleren.
Hvis måleren plasseres nær sterke elektromagnetiske bølger,
kan bølgeformen påvirkes av støy, og funksjonsfeil kan oppstå.
Kontroller for elektromagnetiske forstyrrelser og iverksett egnede
tiltak hvis det oppstår uventet funksjonsfeil under bruk.
Ikke bruk Bluetooth-tilkobling innenfor området til et trådløst
nettverk eller andre trådløse enheter, nær enheter som utstråler
radiobølger slik som mikrobølgeovner, på steder med mange
hindringer, eller andre steder der signalstyrken er svak. Dettekan resultere i hyppig tap av tilkobling, svært trege
kommunikasjonshastigheter og feil.

Forsiktig
De følgende eksemplene er generelle årsaker til funksjonsfeil,
samt egnede tiltak.
Bruk av mobiltelefoner
Radiobølger kan forårsake uventede funksjonsfeil.
Trådløse kommunikasjonsenheter, nettverksenheter
for hjemmebruk, trådløse telefoner annet lignende
kommunikasjonsutstyr kan påvirke måleren. De må
derfor holdes minst 30 cm fra måleren.

xiForsiktig
Hvis det finnes statisk elektrisitet i bruksmiljøet (utladninger fra
enheter eller omgivelsene)
Sørg for at operatøren og pasienten har ladet ut statisk
elektrisitet før måleren brukes.
Sørg for høyere luftfuktighet i rommet.
Bruk nær en IEEE802.11g/b/n trådløs nettverksenhet kan
medføre felles interferens, noe som kan resultere i reduserte
kommunikasjonshastigheter eller forhindre tilkobling. Hvis detteskjer, slå av strømforsyningen til enheten som ikke er i bruk, eller
bruk måleren et annet sted.

9. Miljøvern

Forsiktig
Fjern litiumbatteriet fra måleren før måleren kasseres.

xii

Forholdsregler for sikker måling
Denne delen beskriver forholdsregler i forbindelse med målingen og
sensoren. Gjør pasienten oppmerksom på det følgende innholdet, og
forklar det for pasienten. Gi pasienten veiledning i riktig bruk av enheten.

Blodtrykksmåling

Advarsel
Pass på at slangen ikke er bøyd så mye at luftstrømmen
hindres. Hvis luftslangen bøyes for mye, kan lufttrykket imansjetten bli så høyt at blodsirkulasjonen til armen stoppes.
Blodtrykksmåling på armen må ikke utføres hvis noen av defølgende forholdene gjelder for pasienten. Det kan føre til ulykker
eller forverring av skaden.
1) Skade eller sykdom i armen.
2) Armen brukes til intravenøst drypp eller blodoverføring.
3) Armen har en shunt for kunstig dialyse.
4) Pasienten har vært sengeliggende i lang tid(der det er mulighet for blodpropp).

Forsiktig
Kontroller pasientens tilstand hvis det oppstår vanskeligheter
med målingen. Hvis luftstrømmen stopper opp fordi luftslangen
er bøyd, tolker enheten det som at tilstanden forverres utenformålegrensene.
For hyppig blodtrykksmåling kan forårsake skade som følge av
at blodsirkulasjonen hindres. Pass på at bruken av enheten ikke
fører til langvarig hindring av blodsirkulasjonen hvis enheten
brukes flere ganger etter hverandre.
Blodtrykksmålingen kan være unøyaktig hvis pasienten har
kontinuerlig arytmi eller beveger seg for mye.
xiii

Forsiktig
Bruk mansjetten på samme nivå som hjertet. (Hvis nivået er
ulikt, oppstår det feil på måleverdien.)Måleren reagerer på artefakter og utvendig påvirkning. Hvis
det er noen tvil om måleverdien, mål blodtrykket ved
auskultasjon eller palpasjon.
En målefeil kan oppstå hvis mansjetten ikke passer til armens
omkrets på pasienten.
Blås ikke opp mansjetten før den er påsatt pasientens arm.
Mansjetten kan bli skadet og eksplodere.

Merk
Blodtrykksmåling kan føre til subkutane blødninger. Denne
subkutane blødningen er forbigående og forsvinner over tid.
Hvis pasienten bruker hjerte-lungemaskin, kan ikke blodtrykket
måles grunnet manglende hjerteslag.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis man har på tykke klær.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis klærne er brettet opp og
armen er sammenklemt.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis perifer sirkulasjon er
utilstrekkelig, blodtrykket er svært lavt eller hvis pasienten har
hypotermi (blodsirkulasjonen er utilstrekkelig).
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis pasienten har hyppige arytmi.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt med en mansjett av feil størrelse.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt hvis mansjetten ikke er påsamme høyde som hjertet.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis pasienten beveger seg ellersnakker under måling.
Kliniske tester har ikke blitt utført på nyfødte barn og gravide kvinner.
Rådfør deg med lege før bruk dersom du har fått utført mastektomi.
xivMansjettAdvarsel
Kast mansjetter tilsmusset med blod for å forhindre spredning av
infeksjonssykdom.
Unngå å lagre mansjetten sammenbrettet eller luftslangen vridd
i lengre perioder. Slik behandling kan forkorte levetiden til
komponentene.

Måling av puls

Advarsel
Ikke bruk pulsvisningen til diagnostisering av uregelmessige
hjerteslag.

MerkMåleren måler pulsen ved blodtrykksmåling.

xv

Pakkseddel
Forsiktig
Måleren er et presisjonsinstrument. Den må brukes forsiktig.
Kraftige slag kan føre til svikt og funksjonsfeil.

MerkMåleren leveres i spesialemballasje som er laget for å hindre skade på
den under transport. Når du åpner boksen, forsikre deg om at du har
alt som står på pakkseddelen. Hvis du har noen spørsmål, kontakt din
lokale forhandler eller nærmeste A&D-forhandler. Vi anbefaler at dubeholder spesialemballasjen.
Se "10. Ekstrautstyr (må bestilles)" for alternativer.
Blodtrykksmåler ........................................................................................... 1
Tilbehør
Mansjett for voksen 20 til 31 cm (7,8" til 12,2") for venstre arm
TM-CF302B ................. 1
Stor mansjett
28 til 38 cm (11,0" til 15,0") for venstre arm
TM-CF402B ................. 1
Trekk til mansjett for voksen ................................................................. 2
Trekk til stor mansjett ............................................................................ 2Bæreveske ................................................. AX-133025995 ............. 1
Belte ............................................................ AX-00U44189 .............. 1
Klips ........................................................................................................ 1
Registreringsark for aktivitet (10 ark) ........ AX-PP181-S ................. 1
USB-kabel .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
ABPM Data Manager CD .................................................................... 1
Denne brukerhåndboken ..................................................................... 1xvi

Mansjett for voksne, for venstre arm
Stor mansjett for venstre arm

Blodtrykksmåler

Bæreveske

KlemmeBelte

ABPM Data Manager CD

Trekk til mansjett for voksen
Trekk til stor mansjett

Registreringsark for aktivitet (10 ark)

USB-kabelxvii

Denne brukerhåndboken

Innhold
Samsvar ............................................................................................................. i
Samsvar med europeisk direktiv ...................................................................... i
Samsvar med FCC-regelverket ....................................................................... i
Samsvar med IC-reglene ................................................................................ ii
Samsvar med EMD-rammeverket i Australia .................................................. ii
Bluetooth®-overføring ..................................................................................... ii
Advarselsdefinisjoner ........................................................................................ iii
Forholdsregler for bruk ...................................................................................... iv
Forholdsregler for sikker måling .......................................................................xiii
Blodtrykksmåling ..........................................................................................xiii
Mansjett ...................................................................................................... xv
Måling av puls .............................................................................................. xv
Pakkseddel ..................................................................................................... xvi
1.

Innledning ............................................................................................ 5

2.

Funksjoner........................................................................................... 5

3.

Forkortelser og symboler ..................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Spesifikasjoner .................................................................................. 13Måler ............................................................................................. 13
Dimensjoner .................................................................................. 16
Komponentnavn ................................................................................ 17

5.1.
Måler ............................................................................................. 17
5.2.
Display ........................................................................................... 18
5.2.1. LCD-panel (Display med flytende krystaller) .............................. 18
5.2.2. OLED-display (Organisk lysemitterende diode).......................... 191

5.3.
Viktigste knappfunksjoner .............................................................. 20
5.3.1. A-BPM-funksjoner ...................................................................... 20
5.3.2. S-BPM-funksjoner ...................................................................... 23
5.3.3. Andre funksjoner ........................................................................ 25
6.

Blodtrykksmåling Funksjoner ............................................................. 27
6.1.
Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM) ........................................... 27
6.1.1. A-BPM Vente modus.................................................................. 29
6.1.2. Hvilefunksjon og intervalltid ........................................................ 29
6.1.3. Stoppe måling ............................................................................ 30
6.1.4. Lagre miljødata .......................................................................... 30
6.2.
Egenutført blodtrykksmåling (S-BPM) ............................................ 31
6.2.1. S-BPM-programmer ................................................................... 32
6.2.2. S-BPM ventemodus ................................................................... 36
6.2.3. Stoppe og pause måling ............................................................ 37
6.3.
Måleresultater ................................................................................ 38
6.3.1. Visning av måleresultater ........................................................... 38
6.3.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger ...................... 38
6.3.3. Utmating av måleresultater ........................................................ 39
6.3.4. ID-numre .................................................................................... 39

7.

Forberede måleren ............................................................................ 40
7.1.
Sette inn batterier (skifte batterier) ................................................. 40
7.1.1. Hvordan skifte batterier .............................................................. 42
7.2.
Klargjøre bærevesken.................................................................... 42
7.3.
Inspeksjon før bruk ........................................................................ 43
7.3.1. Sjekkliste før innsetting av batteri ............................................... 43
7.3.2. Sjekkliste etter innsetting av batteri ............................................ 442

8.

Betjening ........................................................................................... 45
8.1.
Flytdiagram for funksjoner ............................................................. 45
8.2.
Innledende innstillinger .................................................................. 47
8.2.1. Fabrikkinnstillinger ..................................................................... 47
8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger ...................... 48
8.2.3. Innledende trykkverdi for S-BPM................................................ 50
8.3.
A-BPM Forhåndsinnstilte programmer ........................................... 50
8.3.1. A-BPM elementer og parametere ............................................... 52
8.3.2. A-BPM programeksempler ......................................................... 55
8.3.3. Starttid og driftstid ...................................................................... 57
8.4.
S-BPM-programmer ....................................................................... 58
8.4.1. S-BPM-elementer og -parametere ............................................. 59
8.4.2. S-BPM Visningseksempler ......................................................... 60
8.5.
Slette måledata .............................................................................. 63
8.6.
Feste produktet til pasienten .......................................................... 64
8.6.1. Informasjon for pasienter ........................................................... 64
8.6.2. Trekk til mansjett ........................................................................ 66
8.6.3. Feste mansjetten, bærevesken og måleren ............................... 67
8.7.
Blodtrykksmåling Betjening ............................................................ 70
8.7.1. A-BPM-funksjoner ...................................................................... 70
8.7.2. S-BPM-funksjoner ...................................................................... 72
8.7.3. Manuell måling ........................................................................... 74
8.7.4. Stoppe og utsette målinger ........................................................ 75
8.8.
Koble måleren til dedikert periferiutstyr .......................................... 77
8.8.1. Koble til med USB-kabel ............................................................ 77
8.8.2. Bruke Bluetooth®-kommunikasjon .............................................. 79
8.8.3. Deaktivere Bluetooth®-kommunikasjon (flymodus) ..................... 80

3

9.

Vedlikehold ........................................................................................ 81
9.1.
Oppbevaring, inspeksjon og sikkerhetshåndtering av produkt ....... 81
9.2.
Rengjøre produktet ........................................................................ 82
9.3.
Periodisk inspeksjon ...................................................................... 84
9.3.1. Inspeksjon før batteriet settes inn .............................................. 84
9.3.2. Inspeksjon etter innsetting av batteri .......................................... 85
9.4.
Avhending ...................................................................................... 86
9.5.
Feilsøking ...................................................................................... 87
9.6.
Feilkoder ........................................................................................ 88

10.

Ekstrautstyr (må bestilles) ................................................................. 91

11.
Tillegg................................................................................................ 93
11.1.
Prinsipp for blodtrykksmåling ......................................................... 93
11.2.
EMD-informasjon ........................................................................... 96

4

1. Innledning

Takk for at du valgte dette produktet!

TM-2441 ambulerende blodtrykksmåler brukes til automatisk og
nøyaktig måling av pasientens blodtrykk på fastsatte tidspunkter(f.eks. 24 timer kontinuerlig). Denne håndboken beskriver
innstillinger, betjening, operasjoner, moduser og programmer
for blodtrykksmåling, samt kommunikasjon med dedikert
periferiutstyr, vedlikehold, spesifikasjoner og advarsler. Les
denne håndboken for å sikre riktig bruk, og oppbevar den letttilgjengelig.

2. Funksjoner
OppsummeringMåleren er en ambulerende blodtrykksmåler som kan måleikke-invasive blodtrykksverdier og puls hos en pasient underveiledning fra lege. Formålet med bruken er å måle og lagre
variasjoner i blodtrykket i løpet av en vanlig dag. Måleren er
designet for å være portabel, og har databehandlingsfunksjon
og enkel betjening.

Målgruppe for blodtrykksmåling

Denne måleren er designet for voksne (over 12 år).

5

Bruksområde

Måleren er utstyrt med to moduser for blodtrykksmåling.
Blodtrykksverdiene kan brukes til hjelp ved legekonsultasjonerog egenbehandling.

Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)
I denne modusen kan man spesifisere seks par valgfriestarttider og intervaller for hver 24. time, og måle og registrere
blodtrykket.
Egenmåling av blodtrykk (S-BPM)
Bruk av denne modusen forutsetter at pasienten måler sitt eget
blodtrykk hjemme eller på sykehus. Denne modusen kan bruke
fem programtyper avhengig av bruksområde.

Portabel enhetMålerens vekt er ca. 135 g (uten batterier).
Den får plass i hånden, og er utstyrt med en mikropumpe.
To alkaliske AA-batterier kan brukes. (LR6 eller AA-størrelse)
To oppladbare batterier (AA-størrelse, Ni-MH-batteri) kan brukes.

BetjeningMålerens innstillinger og programmering av
blodtrykksmåleprogrammer kan enkelt konfigureres med ABPM
Data Manager installert på en datamaskin (dedikert periferiutstyr).

6

Omfattende analysefunksjonerMåleintervallene for automatisk blodtrykksmåling kan stilles inn.
Blodtrykket kan måles når som helst ved å bruke manuell måling.
S-BPM er utstyrt med fem programmer for ulike forhold.
Analysen kan utføres effektivt med ABPM Data Manager installert
på en datamaskin (dedikert periferiutstyr).

Kortere måletid

Tømmehastigheten er regulert for å redusere måletiden til et
minimum.
Trykkverdien er regulert for å redusere måletiden til et minimum.

Enkel og praktisk

Dedikert periferiutstyr kan motta data via en USB-kabel.
Mottatte data kan enkelt analyseres og skrives ut.

7

3. Forkortelser og symboler
Symboler

Betydning

SYS

Systolisk blodtrykk

DIA

Diastolisk blodtrykk

PUL

Puls

PP
kPa
mmHg
/min

Puls trykk

PP = SYS - DIA

Blodtrykksenhet
Pulsenhet/minutt---

Symbol som indikerer hjerteslag under måling.
Bluetooth er i bruk.
Visning:
A-BPM er i drift.
Blinkende: Intervalltid for "1 sett" kjører.
IHB/AFib-indikatoren
Demp
Fullt minne, slett data for å starte målingen.
Batteriindikator
Hvis nivå 1
vises, kan ikke blodtrykksmåling
og datakommunikasjon utføres. Skift batteriene med
2 nye LR6-batterier (AA-størrelse).
A-BPM-søvnsymbol
Dette symbolet vises under konfigurering.
Utenfor området eller umulig måleverdi.

xx

Feilkoder. xx =

LCD
OLED

til

S-BPM START-symbol
S-BPM STOP-symbol
Display med flytende krystaller
Organisk lysemitterende diodeVarselssymbol
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt: Utstyrstype BF.
8Symboler
SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Betydning
Produsent for CE-merkingen. Produksjonsdato.
Symbol for liten mansjett
Armens omkrets
15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Symbol for mansjett for voksne
Armens omkrets
20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Symbol for stor mansjett
Armens omkrets
28 til 38 cm 11,0" til 15,0"
Symbol for ekstra stor mansjett
Armens omkrets
36 til 50 cm 14,2" til 19,7"
Symbol som er trykt på emballasjen.
Stor mansjett er inkludert i tilbehøret.
Symbol som er trykt på emballasjen.
Mansjett for voksen er inkludert i tilbehøret.
Se brukerhåndboken eller heftet.
Symbol for "Holdes tørr" og "Beskyttes mot regn".
Serienummer
Symboler som er trykt i batterirommet.
Batteriets installasjonsretning (polaritet).

x2
1.5V LR6 Symbol som er trykt på emballasjen.
1.2V HR6 Batterier er ikke inkludert i tilbehøret.
not included
EMD

Elektromagnetiske forstyrrelser
Symbol for "Må håndteres forsiktig".
Symbolet for direktivet for elektrisk og elektronisk
avfall.

9

Symboler
BPM
A-BPM

Betydning
Blodtrykksmåling
Automatisk blodtrykksmåling

Egenmåling av blodtrykk
S-BPM
Sleep, Cycle, Time,
A-BPM-symboler.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symboler.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Bluetooth-symboler.
#3
Not made with natural Forsiktighetsmerknad til pasienten.
rubber latex.
Trykt på mansjetten.
Forsiktighetsregler på batteridekselet.
Bruk alkaliske batterier eller oppladbare
Cautionbatterier som spesifisert, og pass på at• Use alkaline batteries or specified
polene vender riktig vei (+,-).
rechargeable batteries andensure correct polarity (+,-).
Unngå å blande nye og brukte• Do not mix new, used ordifferent branded batteries.
batterier og batterier av ulike• Firmly secure cuff air hose tomerker.
main body.
Fest mansjettluftslangen godt til
hoveddelen.
#1: Se "6.1. Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)" og"8.3. A-BPM forhåndsinnstilte programmer" for 24 timers
blodtrykksmåler.
#2: Se "6.2. Egenmåling av blodtrykk (S-BPM)" og"8.4. S-BPM Programs" for de fem programtypene#3: Se "8.8.2. Bruke Bluetooth®-kommunikasjon" og"8.8.3. Slå av Bluetooth®-kommunikasjon (flymodus)".

10

IHB/AFib-indikator

Hvis måleren registrerer uregelmessige hjerteslag undermålingen, vises IHB/AFib-indikatoren
på displayet
sammen med måleverdiene. (kun S-BPM)

1 sett"1 sett" i S-BPM består av et sett med blodtrykksmålinger ogintervalltider som gjentas i henhold til måleantallet. Det sisteintervallet utelates.
Blodtrykksmåling
T

T

T

Tid

Starttid

T: Intervalltid
Antallet målinger

11Ventemodus

A-BPM ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under intervalltiden.
Blodtrykksmåling
Starttid
Starttid
T

T

T

T

T

Del

T

T

Tid
T: Intervalltid

Del

S-BPM ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under "intervalltiden" og mellom siste "1 sett" og neste "1 sett".
Starttid

Starttid
Blodtrykksmåling

T

T

T

Ventemodus

1 settT
1 settDedikert periferiutstyr

Tid
T: Intervalltid

Dedikert periferiutstyr betyr datamaskinen som ABPM DataManager er installert på. ABPM Data Manager er lagret på den
tilhørende CD-en.
Bruk en periferienhet som samsvarer med kravene for medisinsk
elektrisk utstyr (IEC60601-1) når måleren kobles til periferienheten.
Måleren må ikke kobles til andre enheter (eksempel: IEC60950)
i områder der medisinsk utstyr brukes. Bruk en USB-kabel som
er kortere enn 1,5 m.

12

4. Spesifikasjoner
4.1. Måler
ElementerMålemetode

Beskrivelser
Oscillometrisk målemetode

Trykkdeteksjonsmetode Halvleder-trykksensor
Trykkvisningsområde

0 til 299 mmHg

Målepresisjon

Trykk:
Puls:±3 mmHg±5 %Minsteverditrinn

Trykk:
Puls:

1 mmHg1 slag/minuttMåleområde

Systolisk trykk:
Diastolisk trykk:
Puls:

60 til 280 mmHg
30 til 160 mmHg
30 til 200 slag/minutt

Trykkfall

Konstant utløp med kontrollert lekkasjeventil av
hensyn til sikkerheten

Utløp

Elektromagnetisk ventil

Trykkøkningsmetode

Mikropumpe

Automatisk trykkøkning 85 til 299 mmHg
Intervalltid (for A-BPM)

Intervaller i hver del som deler et tidsrom på
24 timer i maksimalt seks deler.
Intervall: AV, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter

Clock

24 timers klokke

Display

A-BPM:
OLED, 96 x 39 piksler, hvite tegn
S-BPM:LCD, 40 x 50 mm, Display: systolisk trykk,
diastolisk trykk, puls, klokke, feil,
statusovervåking og symboler
13

Elementer

Beskrivelser

MinneMåledata: Maks. 600 datapunkter

Strømforsyning

Med samme type batterier:2 x 1,5 V batterier (LR6 eller AA)
Alkalisk batteri eller nikkel-hydridbatteri(Ni-MH) 1 900 mAh eller mer
Reservebatteri for innebygd klokke: Oppladbart
litium-knappbatteri ML2016H

Målingstelling

200 ganger eller mer.
(ved bruk av alkaliske batterier eller nikkelhydridbatterier. Kan variere avhengig av
måleforholdene.)

Nominell spenning

DC 3,0 V (alkalisk batteri, LR6),
DC 2,4 V (nikkel-hydrogenbatteri, AA-størrelse)

Grensesnitt

Driftsvilkår

USB: USB1.1-kompatibel.
Kabellengde: 1,5 m eller kortere.
Terminalen av micro-USB-type B kan
kobles til dedikert periferiutstyr(med standard driverprogramvare).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
En trådløs enhet kan kobles til.
Temperatur: +10 til +40 °C
Fuktighet:
30 til 85 %RH (uten kondens)

Transport- og
lagringsforhold

Temperatur:
Fuktighet:

Atmosfærisk trykk vedbåde drift og lagring

700 til 1 060 hPa

Type beskyttelse mot
elektrisk støt

Utstyr med intern strømforsyning14-20 til +60 °C
10 til 95 %RH (uten kondens)Elementer

Beskrivelser

Beskyttelsesgrad mot
elektrisk støt

Type BF: Måleren, mansjetten og slangen er
konstruert for å gi spesiell beskyttelse mot
elektrisk støt.

CE-merking

EC-direktivetikett for medisinsk utstyr.

C-Tick-merking

Sertifiseringsvaremerke registrert for ACA.

Dimensjoner

Ca. 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm

Vekt

Ca. 135 g (uten batterier)LevetidMåler: 5 år. Selvautentisering med interne data.
Riktig betjening og vedlikehold ved godebruksforhold. Holdbarheten varierer avhengig
av driftsforholdene.

Inntrengningsbeskyttelse Enhet: IP22
Standardmodus

Kontinuerlig måling

Omstart etter
defibrillering

Umiddelbart

EMD

IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1
BLPTrådløs kommunikasjon Frekvensområde: 2,4GH (2 400 til 2 483,5 MHz)
Modulering: GFSK
Effektiv utstrålt effekt: < 20 dBm
Merk:# Spesifikasjonene kan endres for forbedringer uten varsel.
# Klinisk testing av denne enheten er utført basert på ISO 810602:2013.
# Måleren er ikke medisinsk utstyr for pasientovervåking.
Vi anbefaler ikke at den brukes til å overvåke pasienter i sanntid,
f.eks. ved en intensivavdeling.
ACA: Australian communications authority
15

4.2. Dimensjoner

66

24,5

95

Enhet: mm

16

5. Komponentnavn
5.1. Måler
Mansjett for voksne og stor mansjett for venstre arm

Arterieposisjonsmerke

Luftslange
Luftplugg
Luftkobling
EVENT -knapp
for A-BPM
OLED for A-BPM
START og
STOP -knapp

for A-BPM

AUTO -bryter

LCD

for A-BPM

START og
STOP -knapp

LOCK -bryter

for A-BPM

for S-BPM

Batterirom og
2 LR6-batterier (AA-størrelse)
for måling

Batterideksel

Micro USB-port (på undersiden),
Datakommunikasjonsterminal

17

5.2. Display
Merk
For å få nøyaktig diagnose, vær nøye med å lese av data vist påmåleren nøyaktig og tolk dem riktig.

5.2.1. LCD-panel (Display med flytende krystaller)Øvre figurer
Midtre figurer
Nedre figurer

Følgende verdier kan vises i hver modus:Måleresultat

A-BPM

S-BPM

Øvre figurer

Systolisk
blodtrykk

Intervalltid

Midtre figurer

Diastolisk
blodtrykk

Gjenværende tid Trykkverdier

Nedre figurer Puls

Klokkeslett

Program

Klokkeslett

Se "3. Forkortelser og symboler" for forklaring av symbolene
på LCD-displayet.

18

5.2.2. OLED-display (Organisk lysemitterende diode)
A-BPM-statusen vises på OLED-displayet.
Klokkeslett.
Tilstanden til innstillinger og bruk.
Måleverdien for A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolisk blodtrykk.
Diastolisk blodtrykk.
Puls.

mmHg Enhet for blodtrykksverdi.
/minEnhet for puls.
Se "3. Forkortelser og symboler" for forklaring av symbolene
på OLED-displayet.
Betydning

Symboler

Dette symbolet vises under konfigurering.
Visning:
A-BPM kjører.
Blinkende: Intervalltid for "1 sett" kjører.
Bluetooth er i bruk.
Minnet fullt
A-BPM-søvnsymbol
Batteriindikator

195.3. Viktigste knappfunksjoner
5.3.1. A-BPM-funksjoner
For å starte eller utsette A-BPM.
For å skifte mellom A-BPM og S-BPM

Trinn 1. Lagre det forhåndsinnstilte programmet (av starttider ogintervaller) for A-BPM.
Trinn 2. Sett

AUTO -bryteren for følgende funksjoner.

"ON" ...... A-BPM er startet og
merket vises.
Blodtrykksmålinger utføres i henhold til detforhåndsinnstilte A-BPM-programmet.
"OFF" .... A-BPM er utsatt og
merket er slukket.
Blodtrykksmåling kan utføres ved å brukeforhåndsinnstilte S-BPM-programmer.

For å låse A-BPM til "ON" (på).

Hold AUTO -bryteren til "ON" ved å brukeslik at A-BPM kan utføres.

LOCK -bryteren

For å utvide A-BPM-intervalltid.

Trinn 1. Sett søvnmodus til "ON" før målingen.
Trinn 2. Sett AUTO -bryteren til "ON" for å bruke A-BPM.
merket vises.
Trinn 3. Intervalltiden dobles når knappen EVENT trykkes under
A-BPM.
Når EVENT -knappen trykkes igjen, går intervalltiden tilbake
til basisverdien.
20

For å stoppe under A-BPM

Når START/STOP -knappen trykkes under
blodtrykksmåling, slippes luften ut umiddelbart og denpågående målingen stoppes. A-BPM fortsetter imidlertid.
Den neste blodtrykksmåling utføres i henhold til innstillingene
for A-BPM.

For å sette programmet for A-BPM.
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket,
trykk på START/STOP eller
tilbake til ventemodusvisning.

EVENT -knappen for å gå

Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen,
Hold inne EVENT -knappen til Sleep (Søvn) vises på
OLED-displayet.
Trinn 4. Betjeningsknappene brukes på følgende måte:Se "8.3.1. A-BPM-elementer og parametere"
EVENT -knapp .............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp .... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

For å måle blodtrykk under A-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling for A-BPM)

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning for A-BPM. A-BPM-ventemodus er enstatus der blodtrykket ikke måles i løpet av intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen under A-BPMventemodus.
21

For å justere klokken.
For å sette overvåkningsfunksjonen for A-BPM.
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen og hold samtidig inne
EVENT -knappen til Display (etter Sleep (Søvn))vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Betjeningsknappene er som følger:
Se "8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen formålinger"
EVENT -knapp .............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp .... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

225.3.2. S-BPM-funksjoner
For å starte S-BPM.

Trinn 1. Velg S-BPM-programmet og lagre parametrene.
Trinn 2. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 3. Operasjonene er som følger:
S-BPM-programmer
Blodtrykksmåling på kontor
OBP
Automatisk blodtrykk på kontoret
AOBP
Blodtrykk hjemme
HBP
Automatisk blodtrykksmåling
om natten
ANBP
Automatisk eget blodtrykk
ASBP

Betjening
Trykk på/ -knappenfor å starte detforhåndsinnstilte
programmet i ventemodus.
Forhåndsinnstilte programmer
går i søvnmodus til "starttid"
eller "starttid for alarm".

For å stoppe S-BPM.

Operasjonene er som følger:
S-BPM-programmer

Betjening

Blodtrykksmåling på
kontoret
OBP
Automatisk kontor
Trykk på/ -knappen for å stoppe
blodtrykk
AOBP blodtrykksmålingen.
Blodtrykk hjemme
HBP
Trykk på/ -knappen for å stoppe
Automatisk natt
blodtrykksmålingen. Ved neste starttid
blodtrykk
ANBPmåles blodtrykket eller summeren lyder. #1
Hvis du vil stoppe måleren helt, fjerner duAutomatisk egenbatteriene fra måleren eller bytter til OBP,
blodtrykk
ASBP AOBP eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".
23

For å sette programmet for S-BPM.
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hold inne
/ -knappen, og holdsamtidig inne START/STOP -knappen til
LCD-displayet.

vises påTrinn 3. Betjeningen er som følger:
Se "8.4. S-BPM-programmer".
/ -knappen .............. Endre nåværende parameter.
START/STOP -knapp .... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

For å måle blodtrykk under S-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling av S-BPM)

Trinn 1. Hvis LCD-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake
til ventemodusvisning for S-BPM.
Trinn 2. Trykk/ -knappen under S-BPM-ventemodus.
Blodtrykksmålingene for "1 sett" utføres umiddelbart.
"1 sett" består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider
som gjentas i henhold til måleantallet. Det siste intervallet
utelates.
S-BPM-ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
i løpet av intervalltiden og mellom siste "1 sett" og neste"1 sett".

24

5.3.3. Andre funksjoner
Gå tilbake fra ventemodus og vise monitoren.

Hvis OLED- eller LCD-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning.

Slette måledata
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis indikasjonen er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen, og hold samtidig inne
EVENT -knappen til DataClear (etter at Sleep(Søvn) og Display ) vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Velg en handling.
Hvis du vil slette data, holder du inne START/STOP knappen.
Sletting
Erasing (Sletter) blinker under DataClear
DataClearpå OLED-displayet, og sletting av data
OLED
Erasing
starter. Fortsett til trinn 5 etter slettingen.
Hvis du vil beholde (ikke slette) dataene, trykker du på
EVENT -knappen og fortsetter til Trinn 5.
Trinn 5. Måleren går tilbake til ventemodus.

25

Parkobling for Bluetooth®-kommunikasjon.
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne EVENT -knappen til Pairing(etter FlightMode (Flymodus)) vises på OLED-displayet.
Måleren venter på parkobling.
Trinn 4. Når Bluetooth-parkoblingen er fullført, vises symbolet
LCD-displayet.
Trykk på EVENT -knappen hvis du vil avbryte denpågående parkoblingen. Måleren går tilbake tilventemodusvisning.

påSlå av Bluetooth®-kommunikasjonen. (Flymodus)
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne EVENT -knappen til FlightMode (Flymodus)
vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Flymodus kan slås på/av med
FlightModeON

START/STOP -knappen.

START/STOP -knapp

FlightMode
OFF

Trinn 5. Trykk på EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning.

26

6. Blodtrykksmåling FunksjonerMåleren er utstyrt med automatisk blodtrykksmåling (A-BPM) og
egenmåling av blodtrykk (S-BPM) og kan lagre måletilstanderog måleresultater.

6.1. Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)
Forsiktig
Når A-BPM settes i søvnmodus eller ikke brukes, sett
AUTO -bryteren til "OFF". Hvis AUTO -bryteren
forblir "ON", starter målingen neste gang den slås påog mansjetten kan bli sprekke.
Bruk LOCK -bryteren til å hindre at AUTO -bryteren
beveges til "OFF" ved et uhell mens A-BPM brukes.
AUTO -bryteren til "OFF"AUTO -bryteren "ON"LOCK -bryteren til "LOCK"AUTO -bryter
A-BPM-funksjonene måler blodtrykket ved forhåndsinnstilteintervaller, ved å bruke den innebygde klokken og lagrermåleresultatene i minnet.
A-BPM kan startes og utsettes med AUTO -bryteren.
Bruk LOCK -bryteren til å hindre at den beveges ved etuhell mens A-BPM brukes.
27

Symbolet
vises på LCD-displayet når A-BPM brukes.
Blodtrykket måles automatisk ved starttid for A-BPM.
Den innledende trykksettingsverdien for A-BPM er AUTO,
slik at riktig trykksettingsverdi velges automatisk.
Hvis den første trykksettingen er utilstrekkelig, utføres ny
trykksetting automatisk opp til to ganger.
Når du sletter data fra minnet eller setter AUTO -bryteren til"OFF", tilbakestille trykksettingsverdien til innledende
trykksettingsverdi.
Når en målefeil skjer, og ventetiden til neste starttid er mer enn
8 minutter, måles blodtrykk en gang etter 120 sekunder.
Måleresultatet lagres i minnet.
Hvis du vil deaktivere A-BPM, frigjør duflytter AUTO -bryteren til "OFF".

28

LOCK -bryteren og

6.1.1. A-BPM Vente modus
Elementer for overvåking av målestatus kan vises på
LCD-displayet i ventetiden for A-BPM.
I ventemodus skjules indikatorene automatisk.
Trykk på en av knappene for å vise elementer.
A-BPM-ventemodus er en status der blodtrykket ikke måles
i løpet av intervalltiden.
Måleintervall
Gjenværende tid til neste starttid
Gjeldende klokkeslett

6.1.2. Hvilefunksjon og intervalltid
Sett søvnmodus til "ON" i det forhåndsinnstilte programmet.
Hvis EVENT -knappen trykkes under A-BPM, dobles
intervalltiden.
Når EVENT -knappen trykkes igjen i A-BPM, går intervalltiden
tilbake til opprinnelig lengde.
Se "8.3. A-BPM forhåndsinnstilte programmer" forinformasjon om hvordan sette søvnmodus.
Blodtrykksmåling
T

T

T: Intervalltid
2T

2T

EVENT -knapp
AUTO -bryter til "ON"
Lagre parametere fra søvnmodus
29

2T

T

T

Tid

EVENT -knapp

6.1.3. Stoppe måling
Når START/STOP -knappen trykkes under blodtrykksmåling,slippes luften ut umiddelbart og den pågående målingen
stoppes. A-BPM fortsetter imidlertid. Den neste blodtrykksmåling
utføres i henhold til innstillingene for A-BPM.

Merk
Når målingen stoppes, vises feilkoden E07 på OLEDdisplayet, og lagres i minnet.

6.1.4. Lagre miljødata
Miljødata lagres mens
A-BPM.

AUTO -bryteren er satt til "ON" for

Merk
Miljødata kan lagres i maksimalt 12 timer.
Nedlastingen til ABPM Data Manager kan ta 50 minutter.

30

6.2. Egenutført blodtrykksmåling (S-BPM)
Sett AUTO -bryteren til "OFF" for å bruke S-BPM-programmer.
Måleren er utstyrt med fem typer S-BPM-programmer i samsvar
med varierende miljøforhold ved måling. Parametere ogmåleresultater kan lagres i minnet.
Navn

Beskrivelser og handlinger for programmet
Elementer
Blodtrykksmåling på kontoret
OBP
Program for blodtrykksmåling for sykehuspersonale.
N.A.
"1 sett": Blodtrykksmåling utføres én gang.
Automatisk blodtrykk på kontoret
AOBP Program for blodtrykksmåling etter å ha hvilt på Opptellingsykehuset. "1 sett": Måling utføres med angitt
Intervallmåleantall og intervalltid.
Hjem blodtrykk#1
Opptelling
HBP Program for blodtrykksmåling hjemme.
"1 sett": Måling utføres med angitt måleantall
Intervallog intervalltid.
Automatisk natt blodtrykk#2 Starttid
ANBP Program for blodtrykksmåling om natten.
Opptelling
Det bruker måleantall og intervalltid. ANBP kan
spesifiseres med opp til seks starttider per dag. Intervall
Automatisk egenutført blodtrykk#2 Starttid
Program som indikerer starttider med lyd fra
for alarm
ASBP
summeren. Trykk på/ -knappen for å
Opptelling
stoppe blodtrykksmåling hjemme. Summeren
kan spesifiseres opp til seks ganger per dag.
Intervall#1:Blodtrykk måles i henhold til Japanese Society of Hypertension.
#2:Når antallet målinger og intervalltiden for ANBP eller ASBP
endres, blir HBP-innstillinger også endret.
31

6.2.1. S-BPM-programmer
Blodtrykksmåling på kontor

OBP
Når
/
-knappen trykkes, blir blodtrykk målt én gang og
lagret i minnet.
Blodtrykksmåling
Trykk på/Tid

-knappen for å starte målingen.

Automatisk blodtrykk på kontoret

AOBP
Når
/
knappen trykkes, startes AOBP.
Først er enheten uvirksom, for at intervalltiden skal få pasienten
til å slappe av.
Deretter utfører AOBP et "1 sett".
"1 sett" består av et sett med blodtrykksmålinger og intervalltider
som gjentas i henhold til måleantallet. Det siste intervallet
utelates.
Når/-knappen trykkes under "1 sett", stoppes "1 sett".
T: Intervalltid
1 settBlodtrykksmåling
T

T

Trykk på/Trykk på

/

T

T
/

T

Tid

-knappen for å starte "1 sett".
-knappen for å stoppe "1 sett".

T
Trykk påT

T

T

-knappen for å starte "1 sett".

32

Ikke målt
T

Tid

Blodtrykksmåling hjemme

HBP
Når
/
knappen trykkes, startes HBP.
Deretter utfører HBP et "1 sett".
"1 sett" består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider som
tilføyes til antallet målinger. Det siste intervallet utelates.
Når/-knappen trykkes under "1 sett", stoppes "1 sett".
T: Intervalltid
1 settBlodtrykksmåling
T
Trykk påTrykk på/T

-knappen for å stoppe "1 sett".
T
/

Tid

-knappen for å starte "1 sett".

/

T
Trykk påT

T

T

Ikke målt

T-knappen for å starte "1 sett".

33

Tid

Automatisk blodtrykksmåling om natten

ANBP
ANBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsinnstilte
starttider per dag.
Når parametere for ANBP-programmet er lagret, startes ANBPog et "1 sett" utføres for hver starttid.
"1 sett" består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider som
gjentas i henhold til måleantallet. Det siste intervallet utelates.

Merk
Manuell blodtrykksmåling av ANBPNår/-knappen trykkes i S-BPM -ventemodus, utføres et"1 sett" utføres.
1 settT

Blodtrykksmåling

T

1 settT

Starttid

T

Tid

Starttid

ANBP startes på samme tid når ANBP-programmet settes.
(ANBP blir ventemodus frem til starttid)
1 settT

T

Starttid

1 sett1 sett

T

T

T

T

Tid

Trykk på/-knappen Starttidfor å starte manuell BPM.
1 sett1 settT

T

T

Ikke målt

Trykk på/-knappenfor å stoppe "1 sett".
34

T

Tid

Starttid
T: Intervalltid

Automatisk eget blodtrykk

ASBP
ASBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsinnstilte
starttider for alarmen.
Når parametere for ASBP-programmet er lagret, startes ASBP
og summeren høres for hver starttid. Trykk på/-knappenfor å utføre "1 sett" når du hører summeren.
"1 sett" består av et sett med blodtrykksmålinger og intervalltider
som gjentas i henhold til måleantallet. Det siste intervallet
utelates.

Merk
Manuell blodtrykksmåling for ASBP
Når/-knappen trykkes i ventemodus mellom siste"1 sett" og neste "1 sett", utføres "1 sett".
Blodtrykksmåling

1 settTT

1 settT

T

Tid

Trykk på/-knappenfor å starte "1 sett".
Starttid for alarm

Starttid for alarm

ASBP startes på samme tid når ASBP-programmet er innstilt.
(ASBP blir ventemodus frem til starttid)
1 settT

1 settTT

1 settT

T

Trykk på/-knappenfor å utføre manuell-BPM.
35

T

Tid

T: Intervalltid

1 settT

1 settIkke målt
T

T

Trykk påTrykk på

/

/

T

Tid

-knappen for å stoppe "1 sett".

-knappen for å starte "1 sett".
T: Intervalltid

Starttid for alarm

6.2.2. S-BPM ventemodus
Driftsmodus og trykkverdi vises på LCD-displayet under S-BPMventemodus.
# LCD-displayet slukkes automatisk etter noen minutter uten
aktivitet. Selv om LCD-displayet er slukket, kan manuell
blodtrykksmåling startes når/-knappen trykkes.
Når knappen START/STOP eller START/STOP eller
EVENT -knappen trykkes, gjenopptas visningen.
"1 sett" består av et sett med blodtrykksmålinger ogintervalltider som gjentas i henhold til måleantallet. Det sisteintervallet utelates.
Klokkesymbolet
blinker på LCD-displayet under en "1 sett"intervalltid.
S-BPM ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under "intervalltiden" og mellom siste "1 sett" og neste "1 sett".
S-BPM-program
Trykkverdi
Gjeldende klokkeslett
36

6.2.3. Stoppe og pause måling
Merk
Når A-BPM stoppes, vises feilkoden E07 på LCD-displayet,og lagres i minnet.
S-BPM-programmer

Betjening

Blodtrykksmåling på
kontoret
OBP

Trykk på/-knappen for å stoppe
Automatisk kontor
blodtrykksmålingen.
blodtrykk
AOBP
Blodtrykk hjemme
HBP
Trykk på/-knappen for å stoppe
Automatisk natt
blodtrykksmålingen. Ved neste starttid
blodtrykk
ANBPmåles blodtrykket eller summeren lyder. #1
Hvis du vil stoppe måleren helt, fjerner duAutomatisk egenbatteriene fra måleren eller bytter til OBP,
blodtrykk
ASBP
AOBP eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

37

6.3. Måleresultater
6.3.1. Visning av måleresultater
Overvåkingsfunksjonen kan velge "Display ON" eller "Display
OFF" for A-BPM-måleresultatet. Denne funksjonene kan ikke
brukes for S-BPM.
Innholdet i kommandoen "Display ON" inkluderer "trykkverdi
under måling", "måleresultat" og "feilkode for måleresultat".
Når "Display OFF" velges, vises klokken.
Fabrikkinnstillingen er "Display ON".
Se "8.2.2 Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger".

6.3.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger

Forsiktig
Databehandling av måleresultatet
Bruk ikke i et sterkt elektromagnetisk felt.
Minnekapasiteten for måleresultater er 600 datasett.
Når minnet er fullt, vises-merket og måleren kan ikke utføremåling før data er slettet fra minnet.

Merk
Slett data i minnet før måleren gis til en ny pasient. Vi anbefalerå bruke minnedata på måleren separat for hver person. Hvismåleren tar vare på data for flere personer, kan det bli vanskelig
å behandle data korrekt.

38

6.3.3. Utmating av måleresultaterMåledata lagret i minnet kan mates ut til periferienheter gjennom
en USB-dataoverføring.
Se "8.8 Koble måleren til dedikert periferiutstyr".

Forsiktig
Ikke fjern kabelen mens USB-kommunikasjon pågår.
Det kan føre til datatap.

Merk
Når batteriindikatoren viser, kan ikke dataoverføring
finne sted. Skift batteriene for å bruke dataoverføring.

6.3.4. ID-numre
Fabrikkinnstilt ID-nummer er "0".
Konfigurer ID-numre med dedikert periferiutstyr.

Merk
ID-numre kan ikke konfigureres med måleren og krever bruk av
dedikert periferiutstyr.

39

7. Forberede måleren
7.1. Sette inn batterier (skifte batterier)Forsiktig
Sett inn to nye batterier med polene "+" og "-" vendt riktig
vei i batterirommet før du kobler til måleren.
Skift begge batteriene samtidig.
Fjern batteriene hvis måleren ikke skal brukes på en langstund. Batteriene kan lekke og forårsake funksjonsfeil.
Bruk to alkaliske batterier: type LR6 eller spesifiserte
oppladbare AA Ni-MH batterier.
Ved innsetting av batteri i batterirommet, skyv først innfjærkontakten med "-" kontakten på batteriet. Sett deretterinn kontakten "+".
Hvis batteriet settes inn fra "+" kontakten, kan kappen på
batteriet bli skadet av fjærkontakten.
Ikke bland batterier av ulike merker, eller brukte og nye
batterier. Det kan forårsake lekkasje, oppheting eller skade.

Merk
Når nivå 1
for batterinivå vises, skift ut med to nyebatterier før måleren festes.
Måleren kan ikke utføre blodtrykksmåling eller dataoverføring
når nivå 1
vises.
Når batteriet og det innebygde batteriet er tomt, vises ingenting.
Sett inn batteriene i den retningen symbolet viser ().

40

Prosedyre

Sett inn batterier.

Trinn 1. Åpne dekselet forbatteriene.
Trinn 2. Fjern de brukte batteriene.
Trinn 3. Se retningssymbolet() inne ibatterirommet. Sett inn tonye batterier med polene"+" og "-" vendt riktig vei.

Åpne.

Skyv inn fjærkontakten
med "-" kontakten på
batteriet.
Trinn 4. Sett inn batteriet ved åskyve "+" kontakten.

Ta ut batterier.

Lukk.

Skyv inn fjærkontakten.
Sett inn.

Trinn 5. Sett inn det andre
batteriet med samme
metode.
Trinn 6. Lukk batteridekselet.

Forsiktig
Hold batteriene og batteridekselet unna spedbarn
og barn, for å forhindre utilsiktet svelging eller andre
ulykkeshendelser.
Bruk standard AA-batterier. Ikke bruk et batteri som er
oppsvulmet, oppladbart eller pakket inn i tape. Det kan bli
vanskelig å åpne dekslet.
417.1.1. Hvordan skifte batterierMåleresultater og innstillingsparametere forblir lagret selv om
batteriene tas ut. Når det innebygde batteriet er tomt for strøm,
tilbakestilles datoen til 01/01/2017 00:00.
Kontroller og juster klokkeslettet når batteriene skiftes.
Se "8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger"for å stille klokken.

7.2. Klargjøre bærevesken
Merk
Bruk det medfølgende beltet når bærevesken er montert.
Vi anbefaler å bruke et belte for å feste måleren til pasienten.
Bruk den medfølgende bærevesken nårmåleren brukes. Bærevesken festes ved å
trekke bærevesken gjennom tilbehørsbeltet
eller beltet som brukes.

Bæreveske
Belte

42

7.3. Inspeksjon før brukForsiktig
Inspiser måleren for å sikre god ytelse, sikkerhet og
effektivitet før bruk.
Kontroller følgende sjekkliste før/etter innsetting av batterier.
Hvis et problem oppdages, må bruken av måleren avsluttes,
og den merkes med "Funksjonsfeil" eller "Ikke bruk". Kontakt
din lokale forhandler for å reparere den.

7.3.1. Sjekkliste før innsetting av batteri
Nr.

Element

1

Utvendig2

Batteri3

Mansjett

Beskrivelse
Ingen skade eller deformering grunnet fall.
Ingen skadede eller løse knapper osv.
Kontroller at batteriene ikke er utladet. Sett inn
to nye batterier før pasienten bruker måleren.
Kontroller at mansjetten ikke er slitt. Hvis

4

5

Mansjetttilkobling

Tilbehør

mansjetten er slitt, kan den sprekke grunnet
det innvendige trykket.
Kontroller at det ikke er knekk på luftslangen og
at den ikke er bøyd.
Kontroller at lufttilkobling og kontakten er godt
festet.
Kontroller at det ikke er noen skade på tilbehør.
(Bæreveske, belte osv.)
43

7.3.2. Sjekkliste etter innsetting av batteri
Nr.
1

Del
Batteri

Beskrivelse
Kontroller at det ikke er noen ild, røyk eller
sterke lukter.
Kontroller at det ikke er noen rare lyder.

2

Display

Kontroller at det ikke er noe rart med
skjermvisningen.

3

Operation

Bekreft at måleren fungerer korrekt.

4Måling

Kontroller at målingen kan utføres på riktigmåte, og at mansjettilkoblingen, målingen,displayet og resultatene er riktige.

44

8. Betjening
8.1. Flytdiagram for funksjoner
Merk
De innledende innstillinger (av den innebygde klokken,
overvåkningsfunksjonen og innledende trykkverdier) ogforhåndsinnstilte program (A-BPM og S-BPM) trenger ikkeå lagres hver gang. De er lagret ved sletting, oppdatering og
når måleren brukes for første gang.
Innstillingene til måleren kan lagres ved å bruke dedikert
periferiutstyr. Se flere detaljer i brukerhåndboken for ABPM
Data Manager.
Måleprosedyrene for A-BPM og S-BPM er forskjellige.
A-BPM kan spesifisere seks par valgfrie starttider ogintervaller for hver 24. time, og måle og registrere blodtrykket
automatisk.
S-BPM forutsetter at pasienten måler sitt eget blodtrykk
hjemme eller på sykehus. Denne modusen kan bruke fem
programtyper avhengig av bruksområde.

45

Sette inn batterier.
De innledende innstillingene for den innebygde klokken.
målefunksjon og trykksettingsverdi

A-BPM

S-BPM

Fest måleren og mansjetten.

Fest måleren og mansjetten.

Flytt

AUTO -bryteren
til "ON".
A-BPM

Flytt

Flytt

Trykk påAUTO -bryteren
til "OFF".

AUTO -bryteren
til "OFF".
START -knappen.

Blodtrykksmåling på
kontor
OBP
Automatisk kontor
blodtrykk
AOBP

Koble måleren til.
Databehandling.

Blodtrykk hjemme

HBP

Automatisk natt
blodtrykk

ANBP

Automatisk eget
blodtrykk

ASBP

Fullstendig bruksprosedyre46

8.2. Innledende innstillinger
8.2.1. Fabrikkinnstillinger
Fabrikkinnstillinger (innledende innstillinger) er beskrevet
nedenfor:Vanlige punkter i innstillingene
Element

Fabrikkinnstilling

Overvåkningsfunksjon

ON (indikert)

År, Måned, Dag, Time, Minutt

Forsendelsesdato

Elementer i A-BPM
Element

Fabrikkinnstilling

Søvnmodus

OFFIntervalltid når søvnmodus er PÅ

30 minutter

Starttid for seksjon 1

0 timerIntervalltid for seksjon 1

30 minutter

Starttid for seksjon 2

0 timer #1

Starttid for automatisk måling

OFF

Driftstid for automatisk måling

OFF

Innholdet i fabrikkinnstillingene

Når AUTO -bryteren settes til "ON", startes A-BPM. Blodtrykkmåles hvert halvtime til bryteren settes til "OFF".

#1:

Innstillingene mellom intervalltiden for seksjon 2 og
intervalltiden for seksjon 6 er utelatt fordi starttiden for
seksjon 1 og 2 er samme verdi.

47

Elementer i S-BPM
Element

Fabrikkinnstilling

Programvalg

Blodtrykksmåling på kontor (OBP)

Blodtrykksmåling på
kontoret
OBP

N.A.

Antall målinger
Automatisk blodtrykk
på kontoret
AOBP Intervalltid

2 opptellinger

Antall målinger

2 opptellinger

Blodtrykk hjemme

HBP Intervalltid
Starttid for seksjon

Automatisk natt
Antall målinger
blod- trykk
ANBP
Intervalltid

Starttid for alarm

Automatisk eget
Antall målinger
blod- trykk
ASBP
Intervalltid

5 minutter
1 minutt
2 timer
2 opptellinger
1 minutt
7 timer, 22 timer
2 opptellinger
1 minuttInnholdet i fabrikkinnstillingene

Når/-knappen trykkes etter at AUTO -bryteren er satt til"OFF", startes S-BPM forhåndsinnstilt program (OBP) Programmet(OBP) måler blodtrykket én gang og lagrer resultatet i minnet.

8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke
følgende metoder.
Bruke knappene på måleren.
Bruke dedikert periferiutstyr som er koblet til måleren med
USB-kabelen.
48Prosedyre for drift med knapper
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen,
hold inne EVENT -knappen til Display(Søvn)) vises på OLED-displayet.

(etterSleep

Trinn 4. Betjeningsknappene brukes på følgende måte:EVENT -knapp .............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp .... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.
Bruk deretter disse knappene i andre elementer.
Trinn 5. Etter å ha konfigurert innstillingene, trykk på
knappen for å gå tilbake til ventemodus.
Element
OLED
Overvåknings- Display
funksjon
xx
Clock
År
Year xxClockMånedMon. xx
Clock
Dag
Day xxClock
Time
Hour xx
Clock
MinuttMin. xxSTART/STOP -Områdexx = OFF,

ON

xx =

17

til 99.

xx =1

til 12 måneder

xx =

1

til 31 dager

xx =

0

til 23 timer

xx =

0

til 59 minutter

Siste to sifre i året.

Innelukkede tegn : Fabrikkinnstillinger og innledende innstillinger
når batteriene er helt oppbrukt.
49

8.2.3. Innledende trykkverdi for S-BPM
En innledende trykksettingsverdi for S-BPM kan stilles inn påforhånd.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Hvis AUTO er spesifisert, velges en egnet innledende
trykksettingsverdi automatisk. Fabrikkinnstillingen er 180 mmHg.
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Velg en trykkverdi med

START/STOP - knappen.
AUTO -bryter til "OFF"S-BPM-program
Trykkverdi
Gjeldende klokkeslett

8.3. A-BPM Forhåndsinnstilte programmer
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke
følgende metoder.
Bruke knappene på måleren.
Bruke dedikert periferiutstyr som er koblet til måleren med
USB-kabelen.
A-BPM kan kun brukes når automatisk måling kan utføres.

Merk
Spesifiser starttid og intervall beregnet fra tidspunktet da
AUTO -bryteren ble satt til "ON".
De må spesifiseres på nytt når en annen A-BPM brukes.
50

Betjening med knappene
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP eller
EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen, hold inne EVENT knappen til Sleep (Søvn) vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Spesifiser søvnmodus med følgende knapper.
Hvis søvnmodus er "ON", fortsett til Trinn 5.
EVENT -knapp ............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp ... Avgjørelse, neste element.
Trinn 5. Spesifiser starttid og intervall i opptil seks seksjoner med defølgende knappene.
EVENT -knapp ............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp ... Avgjørelse, neste element.
Trinn 6. Spesifiser starttid og driftstid på den automatiske målingenved å bruke følgende knapper.
EVENT -knapp ............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp ... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.
Trinn 7. Når innstillingene er fullført, går måleren tilbake tilventemodus.

Forsiktig
Ta ikke ut batteriene mens du endrer innstillingene.
Hvis batteriene tas ut må innstillingene gjøres på nytt.

51

8.3.1. A-BPM elementer og parametereForhåndsinnstilt program for A-BPM er som følger:
Element

OLED
Parameter
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2xx
Intervalltid Cycle
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
Hour
1Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon1
Cycle 1
Intervalltid
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
Hour 2Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon2
Cycle 2
Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Hour 3
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon
3
Cycle
3Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttid Hour 4 xx = 0 til 23 timerxx
Seksjon
4
Intervalltid Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
xx
Hour
5
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon5
Intervalltid Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
xx
Hour
6
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon
6
Intervalltid Cycle 6 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutterxx
Starttid START xx = OFF , 0 til 23 timer#3, #4xx
Operation
Driftstid#3, #4xx xx = OFF , 1 til 27 timer

Søvnmodus

Automatisk måling

Innelukkede tegn
52

: Fabrikkinnstillinger.

#1 : Hvis søvnmodus er satt til "ON", kan starttid og driftstid forden automatiske målingen og intervalltiden for søvnmodus
brukes. Intervalltiden for disse delene (1 til 6) kan ikke brukes.
#2 : Hvis søvnmodus er satt til "OFF", vises ikke intervalltiden forsøvnmodus.
#3 : Hvis starttid er spesifisert og driftstid er satt til "OFF" når
AUTO -bryteren er satt til "ON", starter automatisk måling påforhåndsinnstilt starttid og fortsetter til AUTO -bryteren settes
til "OFF". Hvis AUTO -bryteren settes til "ON" igjen, starter
automatisk måling på forhåndsinnstilt starttid.

Merk
Hvis driftstid er spesifisert, selv om AUTO -bryteren
betjenes under automatisk måling, fortsetter automatiskmåling i driftstiden fra tidspunktet da AUTO -bryteren først
ble satt til "ON".
#4 : Hvis starttid er satt til "OFF" og driftstid er spesifisert, når
AUTO -bryteren settes til "ON", utfører automatisk måling
den første blodtrykksmålingen og fortsetter i driftstiden.
Hvis AUTO -bryteren settes til "OFF" i løpet av automatiskmåling, stopper den.
Hvis AUTO -bryteren settes til "ON" igjen, utføres automatiskmåling i driftstiden.

53

Merk
Hvis starttid er spesifisert og AUTO -bryteren settes til"OFF" under automatisk måling, stopper den.
Hvis AUTO -bryteren settes til "ON" igjen, startes
automatisk måling umiddelbart.

Innhold

Søvnmodus:Intervalltiden for den automatiske målingen kan spesifiseres.
Intervalltiden for seksjon 1 til 6 kan ikke brukes.
Se "6.1.2. Søvnfunksjon og intervalltid".

Seksjoner:
24 timer kan deles inn i maksimalt seks seksjoner. Starttid og
intervall kan spesifiseres for hver seksjon. A-BPM kan kun
brukes når automatisk måling kan utføres.
Automatisk måling:
Hele A-BPM kan kontrolleres. Spesifiser starttid og driftstid.
Se "8.3.2. Eksempel på A-BPM-program".

54

8.3.2. A-BPM programeksempler
Eksempel Starttider og intervaller. Forenklet innmating.
Doble seksjoner
Starttid for seksjon 1 =Intervalltid for seksjon 1 =Starttid for seksjon 2 =Intervalltid for seksjon 2 =Starttid for seksjon 3 =

7:00
15
22:00
60
7:00 ........... Samme som seksjon 1

Seksjon 3 og de følgende elementene vises ikke fordi starttiden
for seksjon 3 er det samme som for seksjon 1.
Hvis starttid for seksjon 2, 3, 4, 5 eller 6 er det samme som forseksjon 1, vises ikke disse starttidene og intervallene.

Eksempel 1 Automatisk måling

Starttid for automatisk måling = OFF,
Driftstid for automatisk måling = OFF.
Hvis AUTO -bryteren er satt til "ON", utføres A-BPM i henhold
til starttid og intervall for hver seksjon til
AUTO -bryteren settes til "OFF".
Blodtrykksmåling

Ikke målt

Seksjon 1
AUTO -bryter til "ON"Seksjon 2
AUTO -bryter til "OFF"

55

Tid

Eksempel 2 Automatisk måling

Starttid for automatisk måling = 7:00,
Driftstid for automatisk måling = OFF.
Når AUTO -bryteren settes til "ON", startes A-BPM klokken
7:00. A-BPM fortsetter i henhold til starttiden og intervallet for
hver seksjon inntil AUTO -bryteren settes til "OFF".
7:00

Blodtrykksmåling

Seksjon
AUTO -bryter til1 "ON"Ikke målt

Tid

Seksjon2
AUTO -bryter til "OFF"# Selv om AUTO -bryteren settes til "OFF" og til "ON" igjen
under automatisk måling, fortsetter den automatiskemålingen.

Eksempel 3 Automatisk måling

Starttid for automatisk måling = OFF,
Driftstid for automatisk måling = 26 timer.
Når AUTO -bryteren settes til "ON", fortsetter A-BPM i henhold
til starttid og intervall for hver seksjon i 26 timer.
Ikke målt

Blodtrykksmåling

SeksjonEtter 262timer

Seksjon1
AUTO -bryter til "ON"56

Tid

# Selv om AUTO -bryteren settes til "OFF" én gang og settes til"ON" igjen under automatisk måling, fortsetter ikke automatiskmåling ut over driftstiden.

8.3.3. Starttid og driftstid
Hvis starttid for automatisk måling er spesifisert og AUTO bryteren settes til "ON" og automatisk måling startes, vises
følgende melding.
Hvis starttid er tidligere enn gjeldende klokkeslett, startes
automatisk måling på starttid for neste dag.
"---" vises frem til starttid.

Gjeldende klokkeslett"---" vises også etter at driftstiden for den automatiskemålingen er passert.

57

8.4. S-BPM-programmer
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke
følgende metoder.
Bruke knappene på måleren.
Bruke dedikert periferiutstyr som er koblet til måleren med
USB-kabelen.

Prosedyre for betjening med knapper
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hold inne/
-knappen, og hold samtidig inne,
START/STOP -knappen til
vises på LCD-displayet.
Trinn 3. Velg S-BPM-programmet med følgende knapper.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP/
-knappen .............. Endre nåværende parameter.
START/STOP -knapp ..... Avgjørelse, neste element.
Trinn 4. Spesifiser hvert element (Antall målinger, Intervalltid,
starttid og starttid for alarm) ved å bruke følgende knapper.
/-knappen ............. Endre nåværende parameter.
START/STOP -knapp .... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.
Trinn 5. Etter å ha fullført innstillingene, vises S-BPM-klokken.

Forsiktig
Ta ikke ut batteriene mens du endrer innstillingene.
Hvis batteriene tas ut må innstillingene gjøres på nytt.

58

8.4.1. S-BPM-elementer og -parametere
ProgramElement

Parameter

S-BPM-program
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Blodtrykksmåling på kontoret
OBP

N.A.

N.A.

Automatisk blodtrykk på kontoret
AOBPMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

5,

3 til 10 minutterMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

1,

1 til 5 minutter

Blodtrykk hjemme
HBP

Automatisk blodtrykk om natten
ANBP

Starttid

2,

0 til 23 timerMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

1,

1 til 5 minutter#1

Automatisk eget blodtrykk
ASBP

Starttid for alarm

7,

22 , 0 til 23 timerMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

1,

1 til 5 minutter

Innelukkede tegn

: Fabrikkinnstillinger.

#1: 24 timer kan deles inn i maksimalt seks seksjoner.
Hver seksjon kan spesifisere starttiden for blodtrykksmåling.
#2: 24 timer kan deles inn i maksimalt seks seksjoner.
Hver seksjon kan spesifisere starttiden for alarm for
blodtrykksmålingen.
59#2

8.4.2. S-BPM Visningseksempler
Visning av blodtrykksmåling på kontoret

OBP

Visning av automatisk blodtrykksmåling på kontoret

AOBP

OBP har ingen innstillinger som kan konfigureres.

AOBP bruker forhåndsinnstilt antall målinger og intervalltid.
AOBP utfører "1 sett" etter en ventemodus for å slappe av.
Se "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 sett".

Målingstelling

Intervalltid

Visning av blodtrykk hjemme

HBP

HBP bruker forhåndsinnstilt antall målinger og intervalltid.
HBP utfører et "1 sett".
Se "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 sett".

Målingstelling

Intervalltid
60

Visning av automatisk blodtrykksmåling om natten

ANBP

ANBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsinnstilte
starttider for . "1 sett". Se "6.2.1. S-BPM-programmer"for "1 sett".

Hvis siste starttid er likt første starttid, avsluttes innstillingene
for starttid. Spesifiser deretter antall målinger og intervalltid
for "1 sett".

Første starttid

Andre starttidMålingstelling

Tredje starttid

Intervalltid

Eksempel Innstillinger og forenklet innmatingMålingen utføres 22:00 og 4:00.
Starttiden for seksjon 1 = 04:00
Starttiden for seksjon 2 = 22:00
Starttiden for seksjon 3 = 04:00 ......... Samme som seksjon 1
Antall målinger =2 gangerIntervalltiden =0:01 minutt

61

Visning av automatisk eget blodtrykk

ASBP

ASBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsinnstilte
starttider for alarmen.
Summeren høres ved hver starttid. Trykk på knappen/for å utføre "1 sett" når summeren høres. Se "6.2.1. S-BPMprogrammer" for "1 sett".
Hvis siste starttid er likt første starttid, avsluttes innstillingene
for starttid. Spesifiser deretter antall målinger og intervalltid
for "1 sett".

Første starttid
for alarmMålingstelling

Andre starttid
for alarm

Tredje starttid
for alarm

Intervalltid

Eksempel Innstillinger og forenklet innmating

Summeren kan høres kl. 22:00 og kl. 7:00.
Trykk på/-knappen for å utføre "1 sett".
Starttiden for seksjon 1 = 22:00
Starttiden for seksjon 2 = 07:00
Starttiden for seksjon 3 = 22:00 ......... Samme som seksjon 1
Antall målinger =2 gangerIntervalltiden =0:01 minutt
62

8.5. Slette måledataFormålet med operasjonen og forklaring av funksjonerMåledata blir slettet, men innstillingene blir ikke slettet.
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke
følgende metoder.
Bruke knappene på måleren.
Bruke dedikert periferiutstyr som er koblet til måleren med
USB-kabelen.

Forsiktig
Hvis måledata blir slettet, kan de ikke brukes igjen.
Sikkerhetskopier data før de slettes.
Slett måledata for forrige pasient før neste pasient brukermåleren.
Sletting av data kan ta ca. ti sekunder.
Ikke betjen enheten mens data slettes, for å sikre atdataene slettes på riktig måte.

Prosedyre for drift med knapper

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til "OFF".
Trinn 2. Hvis indikasjonen er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen, hold inne EVENT knappen til DataClear (etter Sleep (Søvn) og Display )vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Velg en handling.
Hvis du vil slette data, holder du inne START/STOP -knappen.
Erasing (Sletter) blinker under DataClear på OLEDdisplayet, og sletting av data starter. Fortsett til trinn 5 etter
slettingen.
Hvis du vil beholde (ikke slette) dataene, trykk på EVENT knappen og fortsett til Trinn 5.
Trinn 5. Måleren går tilbake til ventemodus.
638.6. Feste produktet til pasienten
8.6.1. Informasjon for pasienter
Forklar følgende for pasienten slik at de kan bruke måleren trygt.

Forholdsregler under blodtrykksmåling

Slapp av i armen og hold deg i ro mens påfylling av luft pågår.
Hold samme stilling gjennom hele målingen.

Unngå vibrasjoner og bråk under målingen.
Blodtrykket måles i omtrent 1 minutt etter trykksetting. Sitt stilletil målingen er ferdig. Måleprosessen mellom påfylling av luft til
mansjetten til utslipp av luft krever opp til 170 sekunder.
Måleren kan påfylles luft for å måle blodtrykket igjen etter
avsluttet trykksetting. Dette kan være forårsaket av
kroppsbevegelse m.m.
Måleren kan starte blodtrykksmåling etter omtrent 120 sekunderhvis måledataene er ugyldige og neste måling er etter 8 minutter.
Dette kan være forårsaket av kroppsbevegelse m.m.
Måleren kan være til hinder for betjening av kjøretøy og
maskiner. Unngå betjening av kjøretøy og maskiner når du
har på deg måleren.

Hvordan stoppe eller utsette målingen

Trykk på START/STOP -knappen for å stoppe
blodtrykksmålingen. En feilkode lagres i minnet. Blodtrykk måles
igjen etter 120 sekunder.
For modusene A-BPM og ANBP og ASBP i S-BPM, kan bare den
gjeldende blodtrykksmålingen deaktiveres og "1 sett" utføres på64neste starttid. Sett AUTO -bryteren til "OFF" for å deaktivere
A-BPM.
Ta av mansjetten hvis nåværende blodtrykksmåling ikke kan
stoppes med START/STOP -knappen.

Forsiktig
Trykk på START/STOP -knappen for å stoppe målingen.
"1 sett" utføres likevel ved den neste starttiden formodusene A-BPM og ANBP og ASBP i S-BPM.
Hvis smerter i armen eller uventede forhold oppstår,stopp målingen, ta av mansjetten og konsulter lege.
Sett AUTO -bryteren til "OFF" for å utsette A-BPM.
Sett AUTO -knappen til "ON" for å gjenoppta automatisk
A-BPM-måling. Symbolet
vises på LCD-displayet og
OLED-displayet. Dataregistreringen fortsetter til den slåsav med "OFF".

Hvordan bruke manuell måling under A-BPM

Prosedyre for en midlertidig måling som ikke er inkludert i detforhåndsinnstilte programmet.

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake
til ventemodusvisning for A-BPM.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen for umiddelbart å måleblodtrykket under A-BPM.
Trinn 3. Måleresultater lagres i minnet.
Når START/STOP -knappen trykkes under måling,blir målingen utsatt.
65Forholdsregler når du har på deg målerenMåleren er et presisjonsinstrument. Ikke slipp ned eller påfør
måleren harde støt.

Måleren og mansjetten er ikke vanntett (motstandsdyktig motvann). Beskytt produktet mot regn, svette og vann.
Ikke sett noe på produktet.
Hvis mansjetten beveges pga. større bevegelser og mosjon,
fest mansjetten på nytt.
Arranger luftslangen slik at det ikke oppstår fastklemming og slik
at den ikke snor seg rundt nakken ved sengetid.

Skifte batteriene

Hvis symbolet
vises, kan ikke måleren foreta
blodtrykksmåling eller kommunisere med dedikert
periferiutstyr. Sett inn to nye batterier umiddelbart.

8.6.2. Trekk til mansjett
Merk
Hold mansjetten og trekket til mansjetten rent.
Bytt trekket til mansjetten for hver person.
Bruk trekk som er egnet for tilleggsmansjettene som brukes.

668.6.3. Feste mansjetten, bærevesken og måleren

Forsiktig
Ikke fest mansjetten hvis pasienten har dermatitt, ytresår osv.
Ta av mansjetten og avslutt bruken hvis dermatitt eller
andre symptomer vises på pasienten.
Forhindre at luftslangen kveiler seg rundt nakken og
kroppen.
Vær forsiktig ved bruk nær små barn, da det kan oppstå
kvelningsfare.
Sett koblingen for luftslangen godt inn, helt til den ikke
roterer mer. Hvis tilkoblingen ikke er god, kan det medføre
luftlekkasje og målefeil.

Merk
Fest mansjetten i riktig posisjon og legg den rundt armen forå få korrekt blodtrykksmåling.
Forhindre at mansjetten og luftslangen vibrerer under måling.
Måleren registrerer små endringen av lufttrykket i mansjetten.
Den ekstra mansjetten er en mansjett for voksne til venstre
arm.Hvis mansjetten ikke passer, kjøp en ekstra mansjett.
Armomkrets
Liten mansjett
15 til 22 cm
05,9" til 08,7"
Mansjett for voksen 20 til 31 cm
07,8" til 12,2"
Stor mansjett
28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstra stor mansjett 36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Hold mansjetten ren.
Vi anbefaler at pasienten bruker bærevesken og beltet.
Mansjetten er ikke fremstilt av naturgummilateks.
67

Hvordan å ta på mansjetten, måleren og bærevesken

Trinn 1. Før enden av mansjetten gjennom ringen og lag en form av
en armring.
Trinn 2. Finn brakialarterien på venstre arm med palpering.
Trinn 3. Fest mansjetten direkte mot huden slik at det hvite merket er
direkte over brakialarterien og den nedre kanten av mansjetten
er satt på omtrent 1 - 2 cm over innsiden av albuen.
Trinn 4. Sett mansjetten på slik at ringen er innenfor grenseområdet,den er flat og ikke sklir ned, men har plass til å kunne stikke
inn to fingre.
Trinn 5. Fest luftslangen med tape slik at den går over skulderen.
Trinn 6. Før beltet gjennom bærevesken.
Trinn 7. Juster beltet slik at bærevesken er på venstre side.
Trinn 8. Koble pluggen for lufttilkobling til luftkontakten på måleren.
Trinn 9. Sett måleren i bærevesken.
Ring

Brakialarterie

Omtrent
1 - 2 cm overHvitt posisjonsmerke forarterie
Ha plass til å kunne
stikke inn to fingre

68Luftslange

Tape
Klips

Luftslange

BelteBæreveske
Plugg forlufttilkobling
Kontakt forlufttilkobling
Sett innBæreveske

Belte
69

8.7. Blodtrykksmåling Betjening
8.7.1. A-BPM-funksjonerNår A-BPM startes, måles blodtrykket i henhold tilforhåndsinnstilte parametere.

Merk
Still den innebygde klokken og innledende trykkverdi før måling,de brukes av A-BPM. Se "8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger" og "8.3. A-BPM Forhåndsinnstilte
programmer".
Når måleren fjernes, sett AUTO bryteren til "OFF".
Hvis måleren fjernes under A-BPM, starter oppblåsing av
mansjetten ved neste starttid, og mansjetten kan sprekke.
Når A-BPM fortsetter, sett AUTO -bryteren til "ON".
Symboletvises mens A-BPM brukes.

Manuell blodtrykksmåling kan utføres i A-BPM-ventemodus.
Måleresultatet for den manuelle blodtrykksmålingen kan lagres
i minnet.
Når A-BPM stoppes, vises feilkoden E07 på OLED-displayet,og lagres i minnet.

For å starte A-BPM.
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "ON".

Trinn 2. Symbolet
vises på OLED-displayet og LCD-displayet.
A-BPM startes.
70

For å utsette A-BPM
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Symbolet

er slukket. A-BPM er utsatt.

For å stoppe under A-BPM

Når START/STOP -knappen trykkes under
blodtrykksmåling, slippes luften ut umiddelbart og denpågående målingen stoppes. A-BPM fortsetter imidlertid.
Den neste blodtrykksmåling utføres i henhold til innstillingene
for A-BPM.

For umiddelbar blodtrykksmåling under A-BPM(Manuell blodtrykksmåling for A-BPM)

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning for A-BPM. A-BPM-ventemodus er enstatus der blodtrykket ikke måles i intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen under A-BPMventemodus.

Doble intervalltiden eller tilbakestille denNår søvnmodus er "ON" og EVENT -knappen trykkes
i A-BPM-ventemodus, blir intervalltiden doblet.

71

8.7.2. S-BPM-funksjoner
Merk
Sett den innebygde klokken og innledende trykkverdi før måling
fordi S-BPM.
Se "8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen formålinger" og "8.4. S-BPM-programmer".
Ta ut batteriene når pasienten tar av måleren, og mansjetten når
ANBP eller ASBP brukes (også i ventemodus). Hvis batterier forblir
i batterirommet, kan mansjetten bli ødelagt når måleren blåser opp
mansjetten ved neste "1 sett". Hvis pasienten gjenopptar målingen,sett inn batteriene og trykk på/-knappen.
Manuell blodtrykksmåling kan utføres i S-BPM-ventemodus.
Måleresultatet for den manuelle blodtrykksmålingen kan lagres
i minnet.
Når S-BPM stoppes, vises feilkoden E07 på OLEDdisplayet, og lagres i minnet.

For å starte S-BPM
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Operasjonene er som følger:
S-BPM-programmer
Blodtrykksmåling på kontor
OBP
Automatisk blodtrykk på kontoret
AOBP
Blodtrykk hjemme
HBP
Automatisk blodtrykksmåling
om natten
ANBP
Automatisk eget blodtrykk

Betjening
Trykk på/-knappenfor å starte detforhåndsinnstilte
programmet i ventemodus.

Forhåndsinnstilte
programmer går i
søvnmodus til "starttid"
ASBP
eller "starttid for alarm".

72

For umiddelbart å måle blodtrykk under S-BPM.
(Manuell blodtrykksmåling for S-BPM)

Trinn 1. Hvis LCD-displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning
for S-BPM.
Trinn 2. Trykk på/-knappen under S-BPM-ventemodus.
Blodtrykksmålingene av "1 sett" utføres umiddelbart.

For å stoppe eller utsette S-BPM.

Operasjonene er som følger:

S-BPM-programmer

Betjening

Blodtrykksmåling på
kontoret
OBP
Automatisk kontor
Trykk på/-knappen for å stoppe
blodtrykk
AOBP blodtrykksmålingen.
Blodtrykk hjemme
HBP
Trykk på/-knappen for å stoppe
Automatisk natt
blodtrykksmålingen.
Ved neste starttid,
blodtrykk
ANBPmåles blodtrykk eller summeren varsler. #1
Hvis du må stoppe måleren helt, ta ut
Automatisk egetbatterier fra måleren eller skift til OBP,
blodtrykk
ASBP
AOBP, eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

73

8.7.3. Manuell måling
Bruk manuell blodtrykksmåling for en tentativ testmåling og
umiddelbar blodtrykksmåling.

Merk
Manuell blodtrykksmåling kan startes umiddelbart i ventemodus.
Måleresultatet lagres i minnet.

For å måle blodtrykk under A-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling for A-BPM)

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning for A-BPM. A-BPM-ventemodus er enstatus der blodtrykket ikke måles i intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen under A-BPMventemodus.

For umiddelbart å måle blodtrykk under S-BPM.
(Manuell blodtrykksmåling av S-BPM)

Trinn 1. Hvis LCD-displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning
for S-BPM.
Trinn 2. Trykk på/-knappen under S-BPM-ventemodus.
Blodtrykksmålingene av "1 sett" utføres umiddelbart.

74

8.7.4. Stoppe og utsette målingerPågående A-BPM, S-BPM og manuell blodtrykksmåling kan
stoppes eller utsettes umiddelbart.

Merk
Når blodtrykksmålingen stoppes, vises feilkoden E07 på
OLED-displayet, og lagres i minnet.

For å utsette A-BPM
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Symbolet

er slukket. A-BPM er utsatt.

For å stoppe under A-BPM

Hvis START/STOP -knappen trykkes under
blodtrykksmåling, slippes luften ut umiddelbart og denpågående målingen stopper. A-BPM fortsetter imidlertid.
Neste blodtrykksmåling utføres i henhold til innstillingene
for A-BPM.

75

For å stoppe eller utsette S-BPM.
Operasjonene er som følger:
S-BPM-programmer

Betjening

Blodtrykksmåling på
kontoret
OBP

Trykk på/-knappen for å stoppe
Automatisk kontor
blodtrykksmålingen.
blodtrykk
AOBP
Blodtrykk hjemme
HBP
Trykk på/-knappen for å stoppe
Automatisk natt
blodtrykksmålingen.
Ved neste starttid,
blodtrykk
ANBPmåles blodtrykk eller summeren varsler. #1
Hvis du vil stoppe måleren helt, fjerner duAutomatisk egenbatteriene fra måleren eller bytter til OBP,
blodtrykk
ASBP
AOBP eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

76

8.8. Koble måleren til dedikert periferiutstyr
8.8.1. Koble til med USB-kabel
Se informasjon om kommunikasjonsinnstillinger
i brukerhåndboken for ABPM Data Manager.

Forsiktig
Tilkobling av kabelen
Koble en godkjent USB-kabel til micro USB-kontakten.
Sett kabelen inn i riktig retning. Feil tilkobling kan medføre
svikt og funksjonsfeil. Bekreft at tilkoblingskabelen er
skikkelig tilkoblet.
Blodtrykket kan ikke måles mens USB-kommunikasjonpågår.
Enheten skal ikke sitte på pasienten mens måleren er
koblet til kabelen. Kabelen kan bli viklet rundt kroppen
eller nakken.
Klargjøring av dedikert periferiutstyr
Fjern måleren og mansjetten fra pasienten før måleren(TM-2441) kobles til dedikert periferiutstyr.
Hvis nivå 1
vises, kobler du måleren (TM-2441)
til periferienheten etter at batteriene er skiftet.

77

Koble måleren til dedikert periferiutstyr med USB-kabelen
Trinn 1. Åpne micro USB-kontakten på måleren.
Koble til USB-tilbehørskabelen.

Micro USB-kontakt
USB-kabelStarte datakommunikasjon med dedikert periferiutstyr
Trinn 1. Koble micro USB-kabelen mellommåleren og det dedikerte
periferiutstyret.

Trinn 2. Summeren høres og
visespå LCD-displayet.
Datakommunikasjonstilstanden
går i standby-modus.

Koble til micro USB

Standbymodus

Trinn 3. Utfør analyse med det dedikerte
periferiutstyret.
Datakommunikasjonstilstanden
går i aktiv online-modus kun
under USB-kommunikasjon.

Stoppe datakommunikasjon med dedikert periferiutstyr
Trinn 1. Fjern kabelen under standby-modus.
788.8.2. Bruke Bluetooth®-kommunikasjon
En Bluetooth-enhet må parkobles med en annen bestemt enhet
for å kunne kommunisere med denne enheten. Så snart målerener parkoblet med en enhet, kan enheter automatisk
kommunisere.

Merk
Forsikre deg om at alle andre Bluetooth-enheter er avslått ved
paring.
Flere enheter kan ikke parkobles samtidig.
Hvis måleren er parkoblet med en annen enhet, må den første
enheten kobles fra.
Hvis enhetene ikke kan kommunisere med hverandre etter
parkobling, prøv å parkoble på nytt.

Bluetooth®-Paring
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne EVENT -knappen til Pairing (etter
FlightMode (Flymodus)) vises på OLED-displayet.
Måleren venter på parkobling.
Trinn 4. Når Bluetooth-parkoblingen er fullført, vises symbolet
på
LCD-displayet.
Trykk på EVENT -knappen hvis du vil avbryte den pågående
parkoblingen. Måleren går tilbake til ventemodusvisning.
798.8.3. Deaktivere Bluetooth®-kommunikasjon (flymodus)
Flymodus kan deaktivere Bluetooth-kommunikasjonen.

Bruke flymodus
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til "OFF".

Trinn 2. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 3. Hold inne EVENT -knappen til FlightMode (Flymodus)
vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Flymodus kan slås på/av ved å bruke START/STOP knappen.
START/STOP -knapp
FlightMode
FlightMode
OFF
ON
Trinn 5. Trykk på EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning.

809. Vedlikehold
9.1. Oppbevaring, inspeksjon og sikkerhetshåndtering av produkt
Medisinske instrumenter som denne måleren må håndteres slik
at de fungerer som de skal når det er nødvendig, for å ivareta
sikkerheten til pasienten og operatøren. Som grunnregel skal
operatøren inspisere instrumentet daglig, f.eks. ved å følge"Inspeksjon før bruk".
Daglig håndtering, som inspeksjon før bruk, er nødvendig forå opprettholde ytelsen, sikkerheten og effektiviteten til måleren.
Vi anbefaler periodisk inspeksjon av måleren hvert år.

Merk
Medisinske institusjoner må utføre vedlikeholdet for å sikre
trygg bruk av det medisinske instrumentet.

819.2. Rengjøre produktet
Forsiktig
Rengjør måleren før og etter bruk.
Rengjør måleren før den brukes på neste pasient.
Måleren må ikke utsettes for vannsprut eller bløtlegges.
Det kan forårsake funksjonsfeil.
Tørk av måleren med vann og en antiseptisk løsning, og tørk
deretter av den slik at væsken ikke trenger inn i måleren.
Desinfiser måleren regelmessig for å forebygge
kryssinfeksjon. Måleren skal ikke autoklaveres.
Ikke bruk organisk løsemiddel (f.eks. tynner), eller
povidon/jodløsning til å rengjøre måleren. Det kanforårsake misfarging, skade og funksjonsfeil.
Ikke bruk hårføner eller lignende til å tørke måleren.
Det kan forårsake funksjonsfeil og skade.

Kontroll etter rengjøring av mansjetten

Kontroller at mansjettblæren er satt riktig inn
i mansjettstoffet. Hvis den ikke er satt inn riktig, kan
den bli skadet eller eksplodere når den blåses opp.

Rengjøre måleren

Tørk av smuss og støv på utsiden av måleren med gasbind som er
fuktet med vann eller varmt vann, og deretter vridd godt. Hvis det
finnes blod, medisiner osv. på enheten, rengjøres den først med
gasbind fuktet med en antiseptisk løsning, og deretter vridd godt.
Tørk deretter av den våte enheten med gasbind fuktet med vanneller varmt vann, og vridd godt. Vi anbefaler å bruke kjemikaliene(ingrediensnavn) med antiseptisk løsning i tabellen (Eksempel
på antiseptisk løsning som kan brukes (ingrediensnavn)).
82

Rengjøre mansjetten

Fjern mansjettblæren fra mansjetten før mansjettrekket og
mansjettstoffet rengjøres og desinfiseres. Tørk av smuss og
støv med gasbind som er fuktet med vann eller varmt vann,og deretter vridd godt.
Se de antiseptiske løsningene i tabellen (Eksempel påantiseptisk løsning som kan brukes (ingrediensnavn))
ved desinfisering.
Eksempel på antiseptisk løsning som kan brukes(ingrediensnavn)
Komponentnavn

Produktnavn

Benzalkoniumklorid Benzalkoniumklorid, 10 % løsning
Isopropanol

70 % i 1-propanol

EtanolEtanol for desinfeksjon 76,9 til 81,4 vol%Les og følg anvisningene på produktet.

Merk
Mansjetten og luftslangen er forbruksartikler.
Hvis det oppstår hyppige målefeil eller blodtrykket ikke kanmåles, må de skiftes. Se "10. Ekstrautstyr (må bestilles)"i denne brukerhåndboken.

839.3. Periodisk inspeksjon
Foreta daglig periodisk inspeksjon for å sikre at måleren
fungerer som den skal. Inspeksjonen er beskrevet nedenfor:

9.3.1. Inspeksjon før batteriet settes inn
Elementer

Beskrivelse
Ingen skade eller deformering som følge av støteller slag.
Utvendig
Ingen tilsmussing, rust eller riper på noen deler.
Ingen sprekker eller løse deler på panelet.
Operation
Ingen skadede eller løse brytere eller knapper.
Display
Ingen tilsmussing eller riper på displaypanelet.
Luftslangen skal ikke brettes. Hvis det er luft
igjen i mansjetten, kan det føre til perifer
dysfunksjon på grunn av at blodsirkulasjonen
til armen stoppes.
Mansjettblæren er satt riktig inn i mansjettstoffet.
Ingen slitasje/frynser på mansjetten. Mansjetten
løsner ikke.
Skift mansjetten hvis det oppstår et problem.
MålingMansjetten må skiftes i følgende tilfeller:
Mansjett
Hvis det er sprekker eller lim i koblingen mellom
mansjetten og mansjettblæren.
Hvis luftslangen mister fleksibiliteten og blir hard.
Hvis overflaten på luftslangen blir glinsendeeller føles oljete.
Hvis det er sprekker i luftblæren.
Vi anbefaler å skifte mansjetten hvert tredje åruavhengig av brukshyppighet.
Ingen skader på bærevesken, beltet ellerBæretilbehør
mansjetten.
Tilkobling
Luftpluggen er riktig tilkoblet luftkontakten.
849.3.2. Inspeksjon etter innsetting av batteri
Element
Utvendig
OperationMålingMansjett
Inspeksjon av
blodtrykksverdier

Beskrivelse
Ingen ild, røyk eller sterke lukter.
Ingen rare lyder.
Ingen problemer med funksjonen til brytereog knapper.
Måleverdien er nær de vanlige verdiene.
Ingen rare lyder eller virkemåter undermåling.
Hvis blodtrykksverdier er ukorrekte, kontakt
din lokale forhandler.

859.4. Avhending
Vedrørende kassering og resirkulering av produktet, følg lovene
til lokale myndigheter for å beskytte miljøet.

Avhending av mansjetten

Mansjett som har blitt brukt av pasienter er sykehusavfall.
Kast det på skikkelig måte som sykehusavfall.

Avhending av det innebygde, oppladbare batteriet

Forsiktig
Måleren er bygget med et internt reservebatteri. Ved
kassering av måleren må batteriet kasseres i henhold til
gjeldende miljøbestemmelser.

Annet

Navn

Pakke

Del
Papp

Pute

Luftpute, spesiell veske

Bag

Vinyl

Kasse

ABS og PC-harpiks

Interne deler
ChassisMålerMateriell

Kasse

Generelle deler
Jern

Reservebatteri Oppladbart litium-ion-knappcellebatteri:på kortet
ML2016H
Batteri

Alkalisk batteri: 1.5V LR6 eller AA-størrelse
Oppladbart batteri:AA-størrelse
Ni-MH batterier, 1 900 mAh eller mer
86

9.5. Feilsøking
Konsulter følgende sjekkliste og liste med feilkoder før dukontakter din lokale forhandler.
Hvis disse tiltakene ikke løser problemet eller problemet
forekommer igjen, kontakt din lokale forhandler.
Problem
Hovedårsak
Behandling
Ingenting vises nårBatteriet er utladet.
Skift ut til nye batterier.
knappene trykkes.
Ingen OLEDOLED-visningen kan
Ta ut batteriene og settvisning underforsvinne pga.
dem inn igjen.
A-BPM.
elektrostatisk effekt.
Klokken nullstilles Reservebatteriet lades Lad opp i 48 timer med
ofte.
ikke.
#1 nye batterier.
Kontroller mansjetten
og luftslangen med
Mansjetten er ikke
Intet trykk
tanke på bretter, knekk
riktig tilkoblet.
og tilkobling.
Ingen USBKommunikasjonskabel Bekreft at tilkoblingskommunikasjon #2 en er fjernet.
kabelen er riktig tilkoblet.
Det dedikerte perifeTreg respons på
Vent til nedlastingen er
riutstyret laster ned
kommunikasjon.
ferdig. Det kan ta opptil
store mengder miljødata,#2
50 minutter.
som tar lang tid.
Batteridekselet
Batteriene har feil
Kontakt den lokale
kan ikke åpnes
størrelse.
forhandleren.
#1: Brukere (autorisert vedlikeholdspersonell) kan ikke skifte ut
reservebatteriet (litiumbatteri) på kretskortet inne i måleren.
Reservebatteriet lades fra batteriene (LR6 eller AA-størrelse)
for målingen.
#2: Dedikert periferiutstyr er nødvendig.

Forsiktig

Ikke demonter eller foreta forandringer på måleren.
Den kan bli skadet.
879.6. Feilkoder
Feilkoder for måling
Kode

BetydningÅrsak og håndtering

Ikke noe trykk

Slipp ut ev. gjenværende luft
i mansjetten.

Lavt batteri

Skift ut til nye batterier.

Trykksettingsfeil

Oppblåsing når ikke måltrykket.
Bekreft at mansjetten er riktig
tilkoblet.
Hvis det er noen problemer med
tilkoblingen til mansjetten, kanmåleren ha funksjonsfeil og kreve
ettersyn.

Trykket overstiger
Trykket overstiger
299 mmHg

Kroppsbevegelse kan forekomme
under trykksetting. Slapp av og holddeg i ro under målingen. Inspisermåleren hvis dette ikke hjelper.

Fremtving stopp med Trykk på START/STOP eller
START/STOP eller/-knappen bare når/-knappen.
nødvendig.

Blodtrykk kan ikkemåles.

Hjerteslag kan ikke registreres
grunnet kroppsbevegelse eller
støy fra klær.
Slapp av og ikke beveg deg.
Bekreft posisjonen til mansjetten.
Hvis feil oppstår selv når du er
avslappet og i ro, kontakt din
forhandler for ettersyn og
reparasjon av måleren.
88

Kode

BetydningÅrsak og håndtering

Feil på innebygget
Ta ut batteriene og sett dem inn igjen.
akselerasjonssensor.
Stor bevegelse av
kroppen.

Slapp av og hold deg i ro undermålingen.

Utenfor måleområde,30
PUL
200 Hvis disse feilene skjer flere ganger,
Utenfor måleområde, prøv en annen blodtrykksmåling.
30
DIA
160 #1
PP = SYS - DIA
Utenfor måleområde, SYS: Systolisk blodtrykk
60
SYS
280 DIA: Diastolisk blodtrykk
Utenfor måleområde, PP: Pulstrykk
10PP

150 #1

Hvis oppblåsingshastigheten ellerMålingen tar mer enn
utslippshastigheten er treg, er
180 sekunder.
inspeksjon nødvendig.
Luftutslipp tar mer
enn 90 sekunder.

Utslippshastigheten kan være treg,
en inspeksjon er nødvendig.

Hjerteslag kan ikke
detekteres.

Hjerteslag kan gjerne ikke detekterespga. kroppsbevegelse osv. Mål
blodtrykket mens du slapper av
og ikke beveger deg.

Innstillingene av
intervalltiden er feil.

Hvis intervalltiden er satt til
120 minutter, kan ikke forskjellen
mellom siste starttiden og neste
starttiden deles nøyaktig inn i to timer.

Null trykk feil forsikkerhetskrets.

Vises ved start av måling.
Slipp ut ev. gjenværende luft
i mansjetten helt.
89

Kode

Betydning

Sikkerhetskretsen
detekterer
overbelastende
trykk.

Årsak og håndtering
Kroppsbevegelse kan ha blitt
detektert under trykksetting.
Slapp av og ikke beveg deg
under målingen.
Hvis denne feilen oppstår selv nårdu er avslappet og ikke bevegerdeg, kontakt forhandleren din for
ettersyn.

Feilkoder for maskinvarefeil i måleren
Kode

Betydning

MinnefeilÅrsak og håndtering
Det kan forekomme i tilfelle kraftige
støt, for eksempel hvis måleren
faller ned.
Hvis koden vises ofte, kan det
skyldes funksjonsfeil i det
innebygde minnet. Kontakt
forhandleren for å få kontrollert
enheten.

Merk
Feilkodene kan endres uten forvarsel.

90

10.
Mansjetter

Ekstrautstyr (må bestilles)

Navn
Beskrivelse
Bestillingskode
Liten mansjett
Armomkrets
TM-CF202B
for venstre arm 15 to 22 cm
5,9" to 8,7"
Mansjett for voksen Armomkrets
TM-CF302B
for venstre arm 20 to 31 cm
7,8" to 12,2"
Stor mansjett
Armomkrets
TM-CF402B
for venstre arm 28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstra stor mansjett Armomkrets
TM-CF502B
for venstre arm 36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Mansjett for voksen Armomkrets
TM-CF802B
for høyre arm 20 to 31 cm
7,8" to 12,2"
Engangsmansjett
10 arkTM-CF306A
Trekk til liten mansjett for venstre arm 10 ark
AX-133024667-S
Trekk til mansjett forfor venstre arm 10 ark
AX-133024500-S
voksen
Trekk til stor mansjett for venstre arm 10 ark
AX-133024663-S
Trekk til ekstra stor
for venstre arm 10 ark
AX-133024503-S
mansjett
Trekk til mansjett forfor høyre arm
10 ark
AX-133024353-S
voksenStoff til liten mansjett for venstre arm 2 ark
AX-133025101-S
Stoff til voksen
for venstre arm 2 ark
AX-133024487-S
mansjett
Stoff til stor mansjett for venstre arm 2 ark
AX-133025102-S
Ekstra stort trekk
for venstre arm 2 ark
AX-133025103-S
Stoff til voksen
for høyre arm
2 ark
AX-133025104-S
mansjett
Adapter for luftslange
TM-CT200-110A
91

DataanalyseNavn

Beskrivelse

USB-kabel

Annet

-

Navn

Registreringsark foraktivitet

Beskrivelse
10 arkBestillingskode
AX-KOUSB4C

Bestillingskode
AX-PP181-SBæreveske-

AX-133025995

Belte

-

AX-00U44189

Klips

5 stykk92

AX-110B-20-S

11.

Tillegg11.1. Prinsipp for blodtrykksmåling
Måleprosedyre: Sett mansjetten på rundt overarmen. Blåsopp mansjetten til et lufttrykk som overstiger det systoliske
blodtrykket. Slipp deretter luften gradvis ut fra mansjetten. Nårtrykk detekteres i mansjetten i utslippsfasen, vises bølgeformen
på pulsen synkronisert med hjerteslagene. Bølgeformen i pulsenøker plutselig nær det systoliske blodtrykket. Den øker ytterligere
med luftutslippet til den når høyeste verdi, deretter synker den
gradvis. Endringene i bølgeformen for puls er illustrert på neste
side. I oscillometrisk blodtrykkmåling er det systoliske blodtrykket
spesifisert til å være det punktet der amplituden plutselig økeretter at pulsen i mansjettrykket detekteres, det gjennomsnittlige
blodtrykket er spesifisert til punktet der amplituden når den
høyeste verdien, det diastoliske blodtrykket er spesifisert som
punktet der amplituden reduseres gradvis og blir liten. Faktisk
oppdager trykksensoren de små endringene i trykket imansjetten over tid, lagrer bølgeformen i pulsen i minnet, og
evaluerer de systoliske og de diastoliske blodtrykkene i henhold
til den oscillometriske målealgoritmen. Detaljene i algoritmen
varierer med blodtrykksovervåkningen. Blodtrykksverdier for
voksne og barn måles med den oscillometriske metoden og
sammenlignes med de som er målt med auskultasjonsmetoden.
Diastolisk blodtrykk er definert til å være sluttpunktet for fasen 4 i
auskultasjonsmetoden. Bølgeformen til pulsen fra mansjettrykket
avhenger av karakteristikkene i mansjettmaterialet. Derfor, vedå bruke de spesifiserte mansjettene og målealgoritmen,
opprettholdes målenøyaktighet. Lengden på luftslangen er
innen 3,5 m pga. dempingskarakteristikker grunnet
pulsbølgeutbredelsen.
93

mmHg
200
150
100
50
0

Tid

200
150
100
50
0
Systolisk blodtrykk
Gjennomsnittlig blodtrykk
Diastolisk blodtrykk

Tid

Mikrofonmetode
OscillometriskmålemetodeFeilfaktorer ved blodtrykksmåling

Pulsgrafen kan være en objektiv indikator på
hvor pålitelig målenøyaktigheten er. Hvis det
forekommer støy som følge av uregelmessige
hjerteslag eller fysiske bevegelser, endres
grafens amplitude. Når pulsgrafen ikke er en jevn
kontur, kontroller på nytt eller bruk andre metoder.

Mansjettposisjon på samme høyde som hjertet

Pulsgraf

Plasser mansjetten på armen på samme nivå som hjertet. Hvis
mansjettposisjonen er feil, vil det skje målefeil. For eksempel,
hvis mansjetten er 10 cm lengre nede enn hjertets nivå, blir
blodtrykket målt 7 mmHg høyere.
94

Riktig mansjettstørrelse

Bruk en mansjett av passende størrelse. Hvis størrelsen er for
liten eller for stor, oppstår målefeil. Måling med for liten mansjett
blir ofte evaluert som høyt blodtrykk, uavhengig av det faktiske
blodtrykket og normale arterier. Målinger ned for stor mansjett
blir ofte evaluert som lavt blodtrykk, spesielt for de som lider av
alvorlig åreforkalkning eller har unormale arterielle ventiler. Feilmansjettstørrelse er en årsak til mellom direkte metode og
oscillometrisk målemetode. Mansjetten har en etikett som
beskriver armomkretsområdet. Velg og sett på riktig størrelse
mansjett for hver pasient. Nøyaktigheten i blodtrykksmåling
er garantert av trykknøyaktigheten i trykksensoren,
utslippskarakteristikkene og målealgoritmen, så lenge riktig
mansjett og luftslange brukes. Kontroller trykknøyaktighet
ved trykksensoren og utblåsningskarakteristikkene jevnlig.

9511.2. EMD-informasjon
Kravene til medisinske elektroniske instrumenter er beskrevet
nedenfor:Bruk i henhold til EMD-retningslinjene

Bruk av måleren krever spesielle forholdsregler med tanke påEMD (elektromagnetiske forstyrrelser). Bruk måleren i samsvar
med EMD-forholdsreglene som er beskrevet i denne
brukerhåndboken. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr(f.eks. mobiltelefoner) kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr.

Tilbehør som samsvarer med EMD-standardene

Tilbehøret og alternativene til denne måleren samsvarer med
kravene i IEC60601-1-2:2014. Hvis det brukes uautorisert tilbehør,
kan det føre til økt utstråling og redusert immunitet mot støy.

Advarsel
Bruk tilbehør som er spesifisert av A&D Company.
Uautorisert tilbehør kan påvirkes av elektromagnetiskstråling, og har redusert immunitet mot forstyrrelser.

UTSLIPPSGRENSER
FenomenUtstrålt RF-stråling

SamsvarCISPR1196

Gruppe 1, klasse B

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Innkapslingsport
Fenomen

Immunitetstestnivåer

±8 kV kontakt
Elektrostatisk utlading
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
10 V/mStrålte RF EM-felter
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM ved 1 kHz
Avstandsfelter fra trådløst
Se tabellen (Testspesifikasjoner for
RF-kommunikasjonsutstyr
INNKAPSLINGSPORTIMMUNITET
IEC 61000-4-3 for trådløst RF-kommunikasjonsutstyr)
Magnetfelt ved nominell
30 A/mstrømfrekvens IEC 61000-4-8 50 Hz/60 Hz

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Pasientkoblingsport
FenomenElektrostatisk utlading
IEC 61000-4-2

Immunitetstestnivåer
±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Signalinngangs-/utgangsport
Fenomen

Immunitetstestnivåer

Elektrostatisk utlading
IEC 61000-4-2±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

Elektriske raske transienter/
pulser
IEC 61000-4-4±1 kV
100 kHz repetisjonsfrekvens

Ledede forstyrrelser indusert
av RF-felter
IEC 61000-4-8

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM- og amatørradiobånd
mellom 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

LTE-bånd 13,17

Immunitetstestnivå(V/m)

TETRA 400

Avstand(m)

Tjeneste380 - 390

Maksimal effekt
(W)

Bånd
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsmodulering
18 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulering

Testfrekvens(MHz)

Testspesifikasjoner for KAPSLINGSPORT-IMMUNITET for trådløst
RF-kommunikasjonsutstyr

Pulsmodulering
18 Hz
FM±5 kHz avvik
1 kHz sinus

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
LTE-bånd 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
DECT
LTE-bånd 1,3,4,25
1 970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
2 450 2 400 - 2 570
RFID 2450
LTE-bånd 7
5 240
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
5 785
810

98

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123