Nestabilan krvni tlak zbog pokreta
tijekom mjerenja.

ponudi i napravljen je radi jednostavnosti uporabe i točnosti. Ovim uređajem
olakšat ćete si dnevnu rutinu mjerenja krvnog tlaka.

Funkcija/značenje

Simboliupotrijebite uređaj.

DIA

Dijastolički krvni tlak u mmHg

2. Uvodne napomene

Tlačenje
Crijevo za zrak

Vodič za ugradnju baterije
Istosmjerna struja
Tip BF: uređaj, navlaka za ruku i cijevi napravljeni su radi
posebne zaštite od strujnih udara.

Proizvođač

visokotlačna komora za kisik li šator s kisikom. Možete prouzročiti požar ili
eksploziju.

4. Identifikacija dijelova
Samo model UA-651Plus

Raspon ispravnog pristajanja
KazaloKonektor istosmjerne struje
Oznaka položaja arterije
Crijevo za zrak

razini srca (po mogućnosti na
lijevu ruku). Tiho sjedite tijekom

4 korakkako mjerenje počinje. Navlaka za
ruku
ruku

MEMORIJA

Dijastolički tlak
Brzina pulsa
Simbol I.H.B./AFibOznaka srca
Pokazatelj baterije
Pokazatelj trake tlaka i pokazatelj
klasifikacije WHO-a

M/A

3. Kada je napuhavanje završeno,automatski počinje ispuhavanje iznak da je mjerenje u tijeku. Kada

U tijeku je mjerenje. Budite što jetijeku. Treperi kada je otkriven puls. moguće mirniji.
Simbol I.H.B./AFib pojavljuje sekada se otkriju nepravilni otkucaji
srca. Može zasvijetliti kada se otkrije
vrlo lagana vibracija, kao npr.
drhtanje ili tresenje.

Napomena: ako se ne dobije

počinje s napuhavanjem.

BATERIJA PRI KRAJUZamijenite sve baterije novima kada

Baterija je pri kraju kada treperi.

oznaka treperi.
Izvadite baterije i pritisnite gumbUnutarnja greška uređaja

_START., a zatim ponovno stavitebaterije. Ako se greška i dalje
pojavljuje, obratite se prodavaču.

mjerenje

navlakeza

ruku

preostalizraki

Utikač zračnog poveznika

ispuhuje.

ispuštase
se

UA-611Plusi

UA-651Plus

imaju

funkciju

automatskogseponovnodogađa,stalnosljedećim

Pravilno stavite navlaku za ruku.

Pomaknuli ste ruku ili
tijelo tijekom mjerenja.

Pobrinite se da budete mirni i tihi tijekom
mjerenja.

Položaj navlake za
ruku nije dobar.

Sjednite udobno i mirno. Stavite ruku na
stol s dlanom okrenutim prema gore, snavlakom za ruku u istoj razini kao i srce.

OstaloVrijednost nije ista kao
ona izmjerena u klinici
ili u liječničkoj
ordinaciji.

semetodama.

Napomena: ako gore navedenim radnjama ne riješite problem, obratite se prodavaču.
Ne pokušavajte otvoriti ili popraviti proizvod, budući da bilo kojim
pokušajem poništavate jamstvo.

U razini srca

Ako

15. Održavanje

Pritisnite gumb _START.

prijeći 230 mmHg, upotrijebite ovaj

Ne otvarajte uređaj. U njemu su osjetljivi električni dijelovi i složena zračna jedinica
koje biste mogli oštetiti. Ako ne možete riješiti problem koristeći se uputama za
rješavanje problema, obratite se ovlaštenom prodavaču blizu vas ili našemu odjelu
korisničke podrške. Korisnička podrška poduzeća A&D pružit će tehničke
informacije, rezervne dijelove i jedinice ovlaštenim prodavačima.
Uređaj je osmišljen i proizveden da bi imao dug radni vijek. Ipak, općenito se
preporuča pregledati uređaj svake dvije (2) godine da bi se zajamčili ispravno
funkcioniranje i točnost. Obratite se ovlaštenom prodavaču blizu vas ili poduzeću A&D
radi održavanja

postupak.
1. Stavite navlaku za ruku na ruku u razini
srca (po mogućnosti na lijevu ruku).
2. Pritisnite gumb _START..

Pritisnite i držite pritisnutim
gumb _START.

3. Kada nula treperi, pritisnite i držite
gumb _START. dok se ne pojavi broj
otprilike 30 do 40 mmHg viši od vašeg_START.

da

bi

Tip
Metoda mjerenja
Raspon mjerenja

Otpustite gumb _START.
radi zaustavljanja
napuhavanja

4. Kada postignete željeni broj, otpustitegumb

16. Tehnički podatci

Napuhavanje u tijeku

očekivanog sistoličkog tlaka.

mjerenjezapočelo. Zatim nastavite mjeriti svojŽeljeni tlak

krvni tlak kako je opisano u odjeljku
Pogledajte odjeljak»7.1 Normalno mjerenje«»7.1 Normalno mjerenje«.

Točnost mjerenja
Strujno napajanje

7.3. Napomene za točno mjerenje
Sjednite na stolicu i neka vam bude udobno. Stavite ruku na stol. Nemojte

UA-611Plus / UA-651Plus
Oscilometrijsko mjerenjeTlak:
0 – 299 mmHg
Sistolički tlak:
60 – 279 mmHg
Dijastolički tlak:
40 – 200 mmHg
Puls:
40 – 180 otkucaja/minuta
Tlak:±3 mmHgPuls:±5 %4 x baterije od 1,5 V (R6P, LR6 ili AA)
Neobavezni prilagodnik izmjenične struje (TB-233C) (nijeuključen)Broj mjerenja

prekrižiti noge. Neka vam stopala budu paralelna s podom i ispravite leđa.
Sjednite tako da vam bude udobno. Stavite ruku na stol s dlanom okrenutim
prema gore, s navlakom za ruku u istoj razini kao i srce.
Postavite središte navlake za ruku na istu razinu na kojoj vam je i srce.
emocionalnog stresa, taj će se stres odraziti u višem (ili nižem) očitanju krvnog
tlaka od normalnog, a puls će obično biti brži od normalnog.
Budite mirni i tihi tijekom mjerenja.
Nemojte mjeriti odmah nakon vježbanja ili kupke. Odmorite se dvadeset ili
trideset minuta prije mjerenja.
Krvni tlak pojedinca obično stalno varira, ovisno o tome što radite i što ste pojeli.
Ono što pijete može vrlo jako i brzo utjecati na krvni tlak.

Kataloški broj

Kod ovoga uređaja mjerenja se temelje na otkucajima srca. Ako imate vrlo slabe
ili nepravilne otkucaje srca, možda će nastati poteškoće za uređaj priodređivanju krvnog tlaka.
Ako uređaj otkrije abnormalno stanje, mjerenje se zaustavlja i prikazuje sesimbol greške. Pogledajte odjeljak »5. Simboli« za opis simbola.
Ovaj je uređaj namijenjen uporabi odraslih. Savjetujte se s liječnikom prije negošto upotrijebite ovaj uređaj na djetetu. Dijete ne bi smjelo upotrebljavati ovajuređaj bez nadzora.
Pokušajte mjeriti krvni tlak u isto vrijeme svakoga dana.
Na rad automatskog tlakomjera mogu utjecati prekomjerne temperature ili vlaga

Pribl. 700 puta
LR6 (alkalne baterije)
Pribl. 200 puta
R6P (manganske baterije)
Pri vrijednosti tlaka od 180 mmHg i sobnoj temperaturi od
23 °C.
Klasifikacija
Oprema ME s unutarnjim napajanjem (pomoću baterija) /Razred II (pomoću prilagodnika)
Način stalnog rada
Klinički test
U skladu s normom ISO81060-2:2013
U kliničkom validacijskom ispitivanju upotrijebljen je K5 na
85 ispitanika radi određivanja dijastoličkog krvnog tlaka.
EMD
IEC 60601-1-2:2014
Memorija
zadnjih 60 mjerenja
Radni uvjeti+10 do +40 °C / 15 do 85 % RH / 800 do 1.060 hPa
Prijevozni / skladišni uvjeti -20 do +60 °C / 10 do 95 % RH / 700 do 1.060 hPa
Dimenzije
pribl.
96 [Š] x 68 [V] x 130 [D] mm
Težinapribl.
240 g, ne uključujući baterije
Zaštita od prodorauređaj:
IP20
Primijenjeni dio
navlaka za ruku tip BF
Korisni radni vijekUređaj:pet (5) godina (kada se rabi šest puta dnevno)
Navlaka za ruku: dvije (2) godine (kada se rabi šest puta dnevno)
Prilagodnik izmjenične struje: pet (5) godina (kada se rabi šestputa dnevno)
Dodatni prilagodnik izmjenične struje / TB233C
Prilagodnik je namijenjen priključivanju uređaja na
izvor napajanja kod kuće. Obratite se lokalnomprodavaču poduzeća A&D radi kupnje. Prilagodnik
izmjenične struje treba povremeno pregledati ili

ili visina.

zamijeniti.

8. Dohvaćanje podataka iz memorijeUređaj automatski pohranjuje do šezdeset mjerenja krvnog tlaka i pulsa u memoriju.

Simboli koji su otisnuti na prilagodniku izmjenične struje.
Simboli
Funkcija/značenje
Samo za uporabu u zatvorenim prostorijama

Podatcima pohranjenima u memoriji dodjeljuje se podatkovni broj od najnovijeg do

Upotrijebite veliku navlaku za ruku
Previsok raspon otisnut na navlaci za
za odrasle umjesto navlake za ruku
ruku za odrasle / polu velikoj navlaci za
za odrasle / polu velike navlake za
ruku / širokoj navlaci za ruku.
ruku / široke navlake za ruku.
Upotrijebite malu navlaku za ruku
Prenizak raspon otisnut na navlaci zaumjesto navlake za ruku za odrasle
ruku za odrasle / polu velikoj navlaci za/ polu velike navlake za ruku / široke
ruku / širokoj navlaci za ruku.
navlake za ruku.
Upotrijebite navlaku za ruke za
Previsok raspon otisnut na maloj navlaci
odrasle / polu veliku navlaku za
za ruku.
ruku umjesto male navlake za ruku.
Upotrijebite polu veliku navlaku
Prenizak raspon otisnut na velikojza ruku umjesto velike navlake zanavlaci za ruku za odrasle.
ruku za odrasle.

najstarijeg. Najstariji podatci prikazuju se kao »«. Simbol

Termalni osigurač

kutu zaslona znači da gledate prethodne podatke pohranjene u memoriji.

Osigurač

8.1. Dohvaćanje podataka
1. Ako se ništa ne prikaže, pritisnite i

Naljepnica uređaja direktive EK-a
Pritisnite i držite
pritisnutim
gumb _START.

držite pritisnutim gumb _START.
da biste dohvatili pohranjene
podatke.

Nema

Polaritet utikača prilagodnika izmjenične struje
Navlaka za ruku Kataloški broj

3. Podatkovni broj i pohranjeni
Podatkovni broj

podatci prikazuju se automatski po

Pohranjeni podatci

što se prikažu svi podatci.
Napomena: ako pritisnete gumbŠiroka navlaka za ruku

dohvaćanja podataka,

Polu velika navlaka za ruku

Automatski se gasiuređaj se gasi.

M

8.2. Brisanje podataka

Navlaka za ruku za odrasle

1.

1. Omotajte navlaku za ruku oko nadlaktice, 1 – 2 cm iznad unutrašnjosti lakta,
kako je prikazano.
Stavite navlaku za ruku izravno na kožu budući da odjeća može prouzročiti
lagani puls te posljedično grešku u mjerenju.
2. Sputanost nadlaktice zbog tijesno zavrnutog rukava majice može biti uzrokom
sprječavanja točnih očitanja.
3. Potvrdite da pokazivač
pokazuje unutar pravilnog raspona pristajanja
Napomena: tijekom mjerenja normalno je da vas navlaka za ruku jako stegne. (NekaKadaisključujeteuređaj,pritisnite i držite pritisnutim

Pritisnite i držite
pritisnutim gumb_START.
Otpustite gumb

gumb _START. dok se ne
prikaže »2.

Odaberite »«.

Odaberite »

« da

3.

Podatcioznaka4.

su

izbrisani

treperi.

Uređaj se automatski
isključuje.

«da biste izbrisali

Pet (5) sekundi

podatke.

biste izbrisali podatke.
kada

CUF-D-MA-ISO

Polu velika navlaka za ruku

23 cm do 37 cm

CUF-D-A-ISO

Navlaka za ruku za odrasle

22 cm do 32 cm

CUF-D-SA-ISO

Mala navlaka za ruku za odrasle

16 cm do 24 cm

31 cm do 45 cm
22 cm do 42 cm

Veličina ruke: opseg na bicepsu
Prilagodnik izmjenične struje

Kataloški broj

Utikač (tip utičnice)

TB-233C

Tip C

Napomena: specifikacije su podložne promjeni bez najave.

_START. za vrijeme

W

Veličina ruke

CUF-I-ISO

Veličina navlake za ruku
Velika navlaka za ruku za
odrasleŠiroka navlaka za ruku

CUF-D-LA-ISO

Prosječni podatci

prosječni podatci.

Naljepnica uređaja certifikacije EAC
Dodatna oprema prodaje se zasebno

Otpustite gumboznaka2. Otpustite gumb kada se prikažu

4. Zaslon se gasi automatski nakon

MUređaj razreda IIu gornjem lijevom

redu od zadnjeg mjerenja.
Raspon ispravnog pristajanja

U klinici ili u liječničkoj ordinaciji zbog
napetosti može nastati povišeno
očitavanje. Prilikom mjerenja kod kuće
smanjuju se posljedice vanjskih utjecajana očitanja krvnog tlaka i dopunjavaju seliječnička očitanja.
Izvadite baterije. Vratite ih unutra,
ispravno i ponovno izvedite mjerenje.

napuhavanje
poslužite

očekujete da će vam sistolički tlak

Preporučena radnja
Postavite
oznaku na arteriju
nadlaktice ili paralelno s
prstenjakom na unutrašnjosti ruke.

Raspon ispravnog pristajanja za veliku
navlaku za ruku za odrasle. Otisnut je
na velikoj navlaci za ruku za odrasle.
Raspon ispravnog pristajanja za široku
navlaku za ruku. Otisnut je na širokoj
navlaci za ruku.
Raspon ispravnog pristajanja za polu
veliku navlaku za ruku. Otisnut je na
polu velikoj navlaci za ruku.
Raspon ispravnog pristajanja zanavlaku za ruku za odrasle. Otisnut je
na navlaci za ruku za odrasle.
Raspon ispravnog pristajanja za malu
navlaku za ruku. Otisnut je na maloj
navlaci za ruku.

Navlaka za ruku nije
ispravno stavljena.

mjerenja na istoj osobi.

Opustite se pet do deset minuta prije mjerenja. Ako ste uzbuđeni ili utučeni zbog

Funkcija/značenje

Prenizak napon baterije.
treperi. Ako subaterije potpuno
Zamijenite sve baterije novima.
ispražnjene, ta se
oznaka ne pojavljuje.

Ako imate vrlo slabe ili nepravilne
otkucaje srca, možda će nastati
poteškoće za uređaj pri određivanju
krvnog tlaka.

7.2. Mjerenje sa željenim sistoličkim tlakom
AkoPreporučena radnja

Isključite gumbomSTART

isključivanja napajanja. Neka prođu barem tri (3) minute između

opseg na bicepsu.

vas to ne uznemiri).

Automatski se ispušta preostalizrakzavršeno,

automatskiUređaj ne mjeri.
Očitanja su
previsoka ili
preniska.

5. Ponovno pritisnite gumb _START. da biste isključili napajanje.

6.5. Stavljanje navlake za ruku

tijekom mjerenja.

jeprikazuju se očitanja sistoličkog i

M/A

Pokazatelj napunjenosti baterije

Brzina pulsa

automatski ponovno

Crijevo za zrak

memoriji.
PUNA BATERIJA

Klasifikacija WHO-aodgovarajući tlak, uređaj

dijastoličkog tlaka i brzina pulsa. Iz

Mala navlaka za ruku za odrasle

Prijašnja mjerenja sačuvana u

Dijastolički tlaksvakim otkucajom pulsa.

4. KadaNe napuhuje senavlaka za ruku.

Sistolički tlak

se otkrije puls, oznaka treperi sa

Velika navlaka za ruku za odrasle
Preporučena radnja

Pojavljuje se dok je mjerenje u

U tijeku je mjerenje(oznaka srca) treperi, što je

Mogući razlog

Baterije su ispražnjene. Zamijenite sve baterije novima.
Ništa se ne
Ponovno stavite baterije na način da se
pojavljuje na
zaslonu, čak i kada Terminali baterija nisu negativni i pozitivni terminal podudaraju supravilnompoložaju.
onima naznačenima na odjeljku za
je uređaj uključen.
bateriju.

Tlačenje

pritisnite gumb _START..

Broj grupe

Funkcija/značenje

14. Rješavanje problema
Problem

napuhavanje, ponovno

Simboli koji se pojavljuju na zaslonu
SimboliPočinje napuhavanjese

Na sljedeće podatke

M

5. Simboli

prikazuježelite zaustaviti

Simboli otisnuti na navlaci za ruku.

Sistolički tlak

Visok normalan krvni tlak
Normalan krvni tlak
Optimalan krvni tlak

Tijekom

Napomena: ako u bilo kojem trenutku

Uporaba pravilne veličine navlake za ruku važna je za točno očitavanje. Ako
navlaka za ruku nije pravilne veličine, u očitanju se može prikazati netočna
vrijednost krvnog tlaka.
Veličina ruke otisnuta je na svakoj navlaci za ruku.
Pomoću pokazivača
i raspona ispravnog pristajanja, na navlaci za
ruku, možete saznati stavljate li navlaku za ruku pravilne veličine.
Pogledajte »6.5 Stavljanje navlake za ruku«.
Ako pokazivač
pokazuje izvan raspona, obratite se lokalnom prodavaču dabiste kupili zamjensku navlaku za ruku.
Navlaka za gornji dio ruke potrošni je proizvod. Ako se istroši, kupite novu.
Veličina ruke
Preporučena veličina navlake za ruku Kataloški broj
31 cm do 45 cm
Velika navlaka za ruku za odrasle
CUF-D-LA-ISO
22 cm do 42 cm
Široka navlaka za ruku
CUF-I-ISO
23 cm do 37 cm
Polu velika navlaka za ruku
CUF-D-MA-ISO
22 cm do 32 cm
Navlaka za ruku za odrasle
CUF-D-A-ISO
16 cm do 24 cm
Mala navlaka za ruku za odrasle
CUF-D-SA-ISO

neobavezan je dodatni pribor (prodaje se zasebno)

Blaga hipertenzija

odgovara

desno

6.4. Odabir pravilne veličine navlake za ruku

strujepodataka,kojiklasifikaciji WHO-a.

pokazatelj trake tlaka kao na slici

2 korakUmetnite utikač prilagodnika
Samo model UA-651Plus
izmjenične struje u konektor
Utikač prilagodnika izmjenične struje
istosmjerne struje. Zatim umetnite
Konektor istosmjerne struje
prilagodnik izmjenične struje uelektričnu utičnicu. Prilagodnik
izmjenične struje kod modela TB233C prodaje se zasebno.
Kada isključujete prilagodnik
izmjenične struje iz električne utičnice,uhvatite i povucite tijelo prilagodnika
izmjenične struje iz utičnice.
Kada isključujete utikač prilagodnika izmjenične struje iz tlakomjera, uhvatite
i povucite utikač prilagodnika izmjenične struje iz tlakomjera

izmjenične struje. Konektor istosmjerne struje nalazi se na stražnjoj

Prikazuje se nulanapuhavati.

stegne.

napuhavanja

3 korak

6.3. Priključivanje prilagodnika izmjenične struje

M

se

jako

Napomena: Modeli

W

Napomena: Model UA-611Plus nema konektor istosmjerne struje za prilagodnik

počinjeNormalno je da vas navlaka za

Oro žarnelės lizdas

Odjeljak za bateriju

Svaki odjeljak pokazatelja trake odgovara klasifikaciji krvnog tlaka WHO-a.
Pokazatelj klasifikacije WHO-a
Teška hipertenzija: pokazateljom se prikazuje
Umjerena hipertenzija
odjeljak, na temelju trenutačnih

kako je prikazano na slici desno,
1 korak

6.2. Priključivanje crijeva za zrak

Odjeljak za bateriju

13. Pokazatelj klasifikacije WHO-a

Svi odjeljci zaslona

Tada se mijenja prikaz na zaslonu,

Umetnite baterije kako je prikazano u odjeljak za bateriju. Ako ih nepravilno
stavite, uređaj neće raditi.
Kada setreperenjem na zaslonu i uređaju najavi da baterije treba
zamijeniti, zamijenite sve baterije novima. Ne upotrebljavajte istodobno stare inove baterije. Tako možete skratiti radni vijek baterije ili prouzročiti neispravan
rad uređaja. Zamijenite baterije dvije ili više sekundi nakon gašenja uređaja.
ne pojavljuje se kada su baterije ispražnjene.
Radni vijek baterije varira ovisno o temperaturi okoline i može biti kraći na niskim
temperaturama.
Općenito, četiri nove baterije R6P trajat će otprilike tri mjeseca ako se
upotrebljavaju dvaput za mjerenje svaki dan.
Upotrebljavajte samo navedene baterije. Baterije koje se isporučuju s uređajem
namijenjene su ispitivanju izvedbe tlakomjera i možda imaju ograničen radni vijek.
Izvadite baterije ako se uređaj neće rabiti dulje vrijeme. Baterije bi mogle procuriti iprouzročiti kvar.

Utikač zračnog poveznika

Pritisnite gumb START

Prikazuju se svi odjeljci zaslona.

OPREZČvrsto umetnite utikač
zračnog poveznika u utičnicu
za utikač zračnog poveznika

Krvni je tlak pritisak krvi na stijenke arterija. Sistolički tlak nastaje kada se srcesteže. Dijastolički tlak nastaje kada se srce širi. Krvni tlak mjeri se u milimetrimažive (mmHg). Prirodni krvni tlak osobe jest osnovni tlak, koji se mjeri odmah nakon
ustajanja, kada osoba još miruje te prije jela.

Prikazuje se nula i kratko treperi.

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Izvucite iskorištene baterije iz odjeljka zabateriju ako ih mijenjate.
3. Umetnite nove baterije u odjeljak zabateriju kako je prikazano i pripazite da su
polariteti (+) i (-) ispravni.
4. Stavite poklopac baterije. Upotrebljavajte
samo baterije tipa R6P, LR6 ili AA.

REF

Što je krvni tlak?

mjerenja.

KazaloUtičnica za utikač zračnog poveznika

12. O krvnom tlaku

2. Pritisnite gumb _START_.

Oznaka položaja arterije

Navlaka za ruku

Napuhavanje završeno
Napuhavanje u tijeku

U razini srca

Pogledajte priručnik s uputama / knjižicu

6.1. Stavljanje/mijenjanje baterija

Gumb _START.

izmjenične

1. Stavite navlaku za ruku na ruku uSerijski broj

6. Uporaba tlakomjera

ZaslonPrilagodnik

Naljepnica WEEE (OEEO)

Neka bude suho

Simboli

UA-651Plus.

7.1. Normalno mjerenje

Simbol međunarodne zaštite

Veličina ruke:
Utikač prilagodnika
izmjenične struje

Datum proizvodnje

Polaritet konektora istosmjerne strujeIP

U tijeku je mjerenje

i raspon ispravnog pristajanja

7. Mjerenja

Predstavnik u EU-u

SN

U nastavku su navedene mjere opreza za ispravnu uporabu uređaja.
Ne stavljajte navlaku za ruku na ruku ako je na nju prikačena neka druga
medicinska električna oprema. Oprema možda neće ispravno raditi.
Ljudi koji imaju ozbiljni manjak cirkulacije u ruci moraju se posavjetovati sliječnikom prije uporabe uređaja da bi izbjegli medicinske probleme.
Nemojte sami postavljati dijagnozu nakon rezultata mjerenja i sami počinjatiliječenje. Uvijek se posavjetujte s liječnikom radi vrednovanja rezultata i radiliječenja.
Ne stavljajte navlaku za ruku na ruku na kojoj je nezacijeljena rana.
Ne stavljajte navlaku za ruku na ruku koja prima intravenski drip ili transfuziju
krvi. Time možete izazvati ozljede ili nesreće.
Ne upotrebljavajte uređaj u prostoru gdje ima zapaljivih plinova, kao npr.
anestetskih plinova. Možete izazvati eksploziju.
Ne upotrebljavajte uređaj u okolinama visoke koncentracije kisika, kao što je

Pokazivač

Naljepnica medicinskog uređaja prema direktivi EK-a

3. Mjere opreza

Kontraindikacije

Oslobađanje zraka

Puls po minuti

Ovaj uređaj u skladu je s europskom direktivom 93/42 EEZ za medicinske
proizvode. Dokaz je tomu
znak usklađenosti. (0123: referentni broj
uključenom prijavljenom tijelu)Uređaj je namijenjen za uporabu na odraslima, ne novorođenčadi ili malim
bebama.
Okolina za uporabu. Predviđeno je da uređaj rabite sami u kućnoj zdravstvenoj
okolini.
Svrha je ovoga uređaja mjerenje krvnog tlaka i brzine pulsa osoba radi dijagnoze.

U izgradnji ovoga uređaja upotrijebljeni su dijelovi kojima se jamči preciznost.
Treba izbjegavati ekstremne temperature, vlagu, izravno Sunčevo svjetlo,udarce ili prašinu.
Očistite uređaj i navlaku za ruku suhom i mekanom krpom ili krpom natopljenom
vodom i neutralnim deterdžentom. Nikada ne upotrebljavajte alkohol, benzen,
razrjeđivač ili druge teške kemikalije za čišćenje uređaja ili navlake za ruku.
Nemojte tijesno savijati navlaku za ruku ili skladištiti crijevo u čvrsto stegnutom
stanju na dulja razdoblja, budući da time možete smanjiti radni vijek dijelova.
Pazite da se mala djeca i bebe slučajno ne udave crijevom i kabelom.
Nemojte zavrtati crijevo za zrak tijekom mjerenja. Tako možete prouzročiti
ozljede zbog stalnog pritiska na navlaku za ruku.
Uređaj i navlaka za ruku nisu vodootporni. Spriječite prljanje uređaja i navlake
za ruku kišom, znojem i vodom.
Mjerenja mogu biti iskrivljena ako se uređaj rabi blizu televizora, mikrovalnih
pećnica, mobilnih telefona, rendgena ili drugih uređaja koji imaju jaka električna
polja.
Uređaji za bežičnu komunikaciju, kao što su kućni uređaji za umrežavanje, mobilni
telefoni, bežični telefoni i njihove bazne stanice te voki-tokiji mogu utjecati na ovaj
tlakomjer.
Stoga tlakomjer od tih uređaja treba biti udaljen najmanje 30 cm.
Kada ponovno upotrebljavate uređaj, provjerite je li čist.
Upotrijebljena oprema, dijelovi i baterije ne smatraju se običnim kućanskim
otpadom i moraju se zbrinuti u skladu s mjerodavnim lokalnim propisima.
Ne preinačavajte uređaj. Time možete izazvati nesreće ili oštećenja uređaja.
Da biste izmjerili krvni tlak, ruka mora biti stisnuta navlakom za ruku dovoljno
jako da se privremeno zaustavi protok krvi kroz arteriju. Time možete prouzročitibol, utrnulost ili privremeno crvenilo ruke. Ovo se pojavljuje osobito kada se
mjerenje ponavlja jedno za drugim. Bilo koja bol, utrnulost ili crvenilo svremenom nestaju.
Ako prečesto mjerite krvni tlak, možete prouzročiti štetu zbog ometanja protoka
krvi. Pobrinite se da u slučaju ponavljane uporabe uređaja ne prouzročite
produljeno narušavanje cirkulacije.
Klinička testiranja nisu izvedena na novorođenoj djeci i na trudnicama. Ne
upotrebljavajte na novorođenoj djeci i trudnicama.
Ako ste imali mastektomiju, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe uređaja.
Nemojte dopustiti djeci da sama rabe uređaj i ne upotrebljavajte uređaj na
mjestu koje je na dohvat maloj djeci. Time možete izazvati nesreće ili štetu.
Tu su mali dijelovi zbog kojih može nastati rizik od gušenja ako ih mala djeca
zabunom progutaju.
Ne dodirujte baterije, konektor istosmjerne struje i pacijenta u isto vrijeme. Timemožete prouzročiti strujni udar.
Isključite prilagodnik izmjenične struje kada nije u uporabi tijekom mjerenja.
Ako upotrebljavate dodatnu opremu koja nije navedena u ovom priručniku,možete ugroziti sigurnost.
Ako nastane kratki spoj baterije, može se zagrijati i biti potencijalnim uzrokom
opeklina.
Neka se uređaj prilagodi na okolno okruženje prije uporabe (oko sat vremena).
Nemojte napuhavati prije nego što omotate navlaku za ruku oko nadlaktice.

Pokazateljom se prati napredovanje tlaka tijekom mjerenja.

Čvrsto stegnite učvršćivač od tkanine

Sistolički krvni tlak u mmHg

PUL/min

11. Pokazatelj trake tlaka

Oznaka položaja arterijeStandby i Uključite uređaj.
SYS

ZaslonSrce se steže zbog električnih signala koji nastaju u srcu i šalje krv po tijelu.
Fibrilacija atrija (AFib) nastaje kada električni signal u atriju postane nepravilan čimedolazi do smetnji u intervalu pulsa. AFib može biti uzrokom zaostajanja krvi u srcu,
čime lako mogu nastati ugrušci krvi, koji su uzrokom moždanog i srčanog udara.

Simboli otisnuti na kućištu uređaja.

Preporučamo vam da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije nego što prvi putsamo

10. Što je AFib

PUL DISPLAY ERROR
Puls nije pravilno očitan.

Digitalni tlakomjer poduzeća A&D jedan je od najnaprednijih tlakomjera umodela,Kada tlakomjer otkrije nepravilan ritam tijekom mjerenja, pokazatelj I.H.B./AFibprikazuje se na zaslonu s vrijednostima mjerenja.
Napomena: preporučamo da se obratite liječniku ako često vidite ovaj
simbolI.H.B./AFib.

1–2 cmVrijednost tlaka nije se povećala tijekom
Pravilno stavite navlaku za ruku inapuhavanja.
ponovno izvedite mjerenje.
Navlaka za ruku nije pravilno stavljena.

1. Dragi korisnici

straniNavlaka za ruku

Sistolička i dijastolička vrijednost umeđusobnom su rasponu do 10 mmHg.

Digitalni tlakomjer
Model UA-611Plus / UA-651Plus
priručnik s uputama Prijevod

9. Što je I.H.B./AFib

Nemojte tijesno zavrnuti rukav majice

Ponovo izvedite mjerenje. Budite
mirni tijekom mjerenja.

Oznakatreperi.
Podatci su izbrisani.
Automatski se gasi

Klasifikacija IP odnosi se na stupnjeve zaštite koju pružaju kućišta u skladu s
IEC 60529. Ovaj je uređaj zaštićen od krutih stranih predmeta promjera 12 mm
i više, kao što su prsti. Ovaj uređaj nije zaštićen od vode.