2005/10/6

MTL660シリーズ
コンフィグレーション
設定手順

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
東京 TEL 03-6434-7890 FAX 03-6434-7871

MTL-JP@eaton.com

大阪 TEL 06-6940-6080 FAX 06-6136-6107

http://www.cooperindustries.jp/

1/7

2005/10/6
１．１ 操作パネル

図： 操作パネル

キーの機能
プログラムキー入力するときに使用。 変更する設定値を選択するときにも使用。
セレクトキー
表示されている値を、参照用にそれに対応している電流値（４－２０mA)として表示させる切り替え、表示の最小値（０％）と表示の最大値（１００％）の値の確認の切り替えも可能。
クリアキー
セットアップ（設定時）に、変更するケタを指定する時に使用。

１．２ 現場作業者においての使い方
現場においては、シンプルな操作で稼動します。
表示する数値等の内容は、設定したプログラムによってことなりますので、ご了承ください。
現場作業者は、下記の表示機能が使用できます。
測定値と単位の表示この表示が主な情報です。
他のモードにしても、自動的に測定値と単位の表示にもどります。
電流値の表示セレクトキーをおすと、現状の電流値（４－２０ｍA)がモニター表示されます。
０％と１００％の表示
セレクトキーを押して、電流値の表示の後に、続けてキーをおすと、０％として表示設定された最小値（電流値 ４ｍA) と１００％として設定された最大値（電流値 ２０ｍA) の数値を表示します。
設定範囲を下回る、設定範囲を上回る場合の表示
電流が３．５ｍA から ３．７５ｍA になると 表示が ”－－－－－－” になります。
電流が２２ｍA 以上になると 表示が ”９９９９９９” になります。

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
東京 TEL 03-6434-7890 FAX 03-6434-7871
大阪 TEL 06-6940-6080 FAX 06-6136-6107
MTL-JP@eaton.com
http://www.cooperindustries.jp/2/72005/10/6

２ プログラム設定方法
２．１ 前置き
電気技術者がプログラムと結線を行う際の説明です。
２．２ プログラムにおいてのセットアップレベル（設定モード）
２．２．１ 概要
MTL６６１/２ 表示器の数値設定（コンフィグレーション）はセットアップレベルで行います。
① セットアップレベルにするには、プログラムキーを７秒間押し続けてください。
（プログラムキーを押すと、表示面の左側にが表示されますので、 7秒間 表示させてください
するとセットアップレベルになります。）（プログラムキーはしっかりと押してください、セットアップレベルになるとSETUP と左下に小さく表示がでます。）

セットアップレベルを解除するには、さらにプログラムキーを３秒間押し続けてください。
セットアップレベルは、下記３つのグループにて構成されています。
（参照： ２．２．２ 設定項目と設定値）

機能グループ １
機能グループ ２
機能グループ ３

表示に関する設定項目
１ DISPLAYセンサーに関して
２ SENSOR
その他
３ OTHERS

セレクトキーにて、機能グループ内の設定項目を
１→１１→１２→１３ ・・・ （機能グループ １） のようにスクロールさせて選択可能。

機能グループ （Function group ＝ 列) の切り替えは、クリアキーで行う。

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
東京 TEL 03-6434-7890 FAX 03-6434-7871
大阪 TEL 06-6940-6080 FAX 06-6136-6107
MTL-JP@eaton.com
http://www.cooperindustries.jp/

3/7

2005/10/6

機能グループと設定項目の選択方法

機能グループ （Function group)の切り替えは、クリアキーで行う。

セレクトキーにて、各機能グループ内の設定項目をスクロールさせて選択可能。

② 設定項目（2桁の数字）をセレクトキーとクリアキーで選択してください。
セレクトキーを1秒程度押すと、SETUPの表示の下の数字が変化します。
（最初は １ ですが、キーを押すにつれ １１ → １２ → １３ → となり、最後にまた １ にもどります、 これが機能グループ １ の設定項目です）
SETUPの表示の下の数字が １、２、３ のときにのみ クリアキーが有効です。
（機能グループの切り替えが可能）③ 設定値の選択と変更a)を押すとという表示が点滅し始めます。 （短めに押してください）ｂ）

又は、キーで該当する値を表示させてください。

ｄ）

で設定を確認、決定してください。

▶

（クリアキー） を使って 桁の位置を変更して、▲ (セレクトキー) で数値を増加させる。

選択は、 ▶

にても▲ でも可能です。

もし設定値が無効なときは、の上か下の三角が点燈します。

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
東京 TEL 03-6434-7890 FAX 03-6434-7871
大阪 TEL 06-6940-6080 FAX 06-6136-6107
MTL-JP@eaton.com
http://www.cooperindustries.jp/

4/7

2005/10/6

２．２．２ 設定項目と設定値

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
東京 TEL 03-6434-7890 FAX 03-6434-7871
大阪 TEL 06-6940-6080 FAX 06-6136-6107
MTL-JP@eaton.com
http://www.cooperindustries.jp/

5/7

2005/10/6

２．２．３ セットアップについての説明
機能グループ １

表示に関する設定項目

１ DISPLAY

１１ 測定単位

上記 １１に示す単位が選択可能。

１２ 単位時間 秒 SEC、 分 MIN、 時 HR または、日 DAY の選択表示が不要な時は、”” を選択。
１３ 小数点００００００ 整数 、 １１１１１．１ 小数点1桁、 ２２２２．２２

小数点2桁

１４ オフセット 表示の最小値 （＝４ｍA） を入力、マイナスのときは、 セレクトキーとクリアキーを押すと ”－” 表示が得られる。
１５ スパン

表示の範囲 （表示の最小値から最大値まで） を入力

１６ 増減方向

表示が、電流増加に対して増加するか、減少するを決定。

１７ 電流表示セレクトキーを押した際に電流値のモニターを表示するかどうか。

１８ パーセント セレクトキーを押したときに、０％（最小値）と １００％（最大値）の表示設定値のモニターをするかどうかの選択。
機能グループ 2

センサーに関して

２１ 信号
１）リニア
２）スクエアルート
D = 表示値
S = スパンI ＝ 入力２ SENSOR

D ＝ Span X Input
D ＝ Span XInput

２０ｍAの時の最大値
アナログ値の基準、 ０が４ｍA、１が２０ｍA

２２ フィルター
フィールド機器よりの出力を１秒間に測定する回数
デジタルフィルターによって適切な測定間隔に調節できる。
フィルターの効果は、３つの要素、フィルターの値、最後に測定したアナログ値、最後の平均値による。
フィルターの値が高いと、入力変化への応答が遅い。
いくつかのフィルターの値と応答時間を表にあらわす。
２３ ４ｍAの調整ある入力値を４ｍAとして校正ができる。
フィールド機器からの信号は、最小スパンで正確に４ｍAでないことがある。
２４ ２０ｍAの調整ある入力値を２０ｍAとして校正ができる。
フィールド機器からの信号は、最大スパンで正確に２０ｍAでないことがある。

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
東京 TEL 03-6434-7890 FAX 03-6434-7871
大阪 TEL 06-6940-6080 FAX 06-6136-6107
MTL-JP@eaton.com
http://www.cooperindustries.jp/

6/7

2005/10/6

機能グループ ３

その他

３ OTHERS

３１ モデル番号表示
３２ ソフトのバージョン表示
３３ シリアル番号表示
３４ 暗証番号
設定を暗証番号で保護。
００００で暗証番号保護を無効
暗証番号は、４桁の数字
３５ タグ番号
７桁の数字のタグ番号の設定可能

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
東京 TEL 03-6434-7890 FAX 03-6434-7871
大阪 TEL 06-6940-6080 FAX 06-6136-6107
MTL-JP@eaton.com
http://www.cooperindustries.jp/

7/7