Nederlands (vertaling)

Recorder voor ambulante
bloeddrukmeter

Ambulante bloeddrukmeter

1WMPD4003688B

2201

2017 A&D Company, Limited. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze publicatie mag op enigerlei wijze met ongeacht
welke middelen worden gereproduceerd, verzonden,
getranscribeerd of vertaald zonder dat A&D Company,
Limited hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het
instrument in deze handleiding kunnen zonder aankondiging
ter verbetering gewijzigd worden.
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerdemerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken
door A&D vindt plaats onder licentie.
Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.

Conformiteit

Conformiteit met Europese richtlijn

Het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende medischehulpmiddelen 93/42/EEC.
Dit wordt bevestigd met de CE-markering, vergezeld van het
referentienummer van de aangewezen autoriteit.
Het apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
Het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende radioapparatuur
2014/53/EU.
Hierbij verklaart A&D Company, Limited dat het apparaat voldoet aan
de richtlijn betreffende radioapparatuur 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring is beschikbaar op de volgende
website: https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Naleving van FCC-regelgeving
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik
van het apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2)dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief
interferentie waardoor het apparaat mogelijk niet goed meer werkt.
(FCC = Federal Communications Commission in de VS)

FCC-WAARSCHUWING

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door departij de verantwoordelijk is voor conformiteit, kunnen de autoriteit van degebruiker om de apparatuur te gebruiken, teniet doen. Deze zender magzich niet op dezelfde locatie bevinden als andere antennes of zenders en
mag hier niet samen mee worden gebruikt. Deze apparatuur voldoet aan
de stralingsblootstellinggrenzen die door de FCC zijn vastgesteld voor
een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen
inzake RF-blootstelling. Deze apparatuur straalt zeer lage
RF-energieniveaus uit die volgens de FCC als conform wordenbeschouwd zonder de specifieke absorbtieratio (SAR) te testen.
TM-2441iConformiteit met IC-regels
Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije RSS-norm(en) van
Industry Canada. Het gebruik van het apparaat is onderhevig aan devolgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie
veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle interferentie aanvaarden,
inclusief interferentie die mogelijk ongewenste werking van het
apparaat veroorzaakt.
Dit apparaat voldoet aan de stralingsblootstellingsgrenzen die door IC
zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan
RSS-102 van de IC-richtlijnen inzake RF-blootstelling. Deze apparatuur
straalt zeer lage RF-energieniveaus uit die als conform wordenbeschouwd zonder de specifieke absorbtieratio (SAR) te testen.

Conformiteit met het Australische EMD-raamwerk
Het apparaat voldoet aan de volgende vereisten:
EMD Emission standard for industrial, Scientific & Medical equipment
AS/ NZS 2064:1997, EMD Generic Immunity standard AS/NZS 4252.
1:1994. Het bovenstaande blijkt uit het C-Tick-label.

Bluetooth®-transmissie
Dit apparaat is uitgerust met een draadloze Bluetooth-functie en kan
verbinding maken met medische apparaten die met draadloze
Bluetooth-technologie zijn uitgerust.
Toepassingen en apparaten die compatibel zijn met Bluetooth 4.1.
Elk apparaat heeft een toepassing nodig om de gegevens teontvangen.

ii

Waarschuwingsdefinities
Dit product en de bijbehorende handleiding bevatten waarschuwingstekens
en -symbolen om ongelukken als gevolg van verkeerd gebruik te voorkomen.
Deze waarschuwingstekens en -symbolen hebben de volgende betekenissen.

Waarschuwingsdefinities
Een onmiddellijk Gevaarlijke situatie die, indien deze
niet wordt vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.
Een mogelijk Gevaarlijke situatie die, indien deze niet
Waarschuwing wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Een mogelijk Gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel. Dit
Let opsymbool kan ook gebruikt worden te waarschuwenvoor onveilig gebruik.

Gevaar

Voorbeelden van symbolen
Het symbool
betekent "voorzichtig". Met behulp van tekst of
een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegevenwaarmee u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld geeft aan dat u
moet uitkijken voor elektrische schokken.
Het symbool
betekent "Niet doen". Met behulp van tekst of
een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegevenwelke actie verboden is. Het voorbeeld betekent "Nietdemonteren".
Het symbool
geeft een verplichte actie aan. Met behulp
van tekst of een afbeelding wordt binnen of naast het symbool
aangegeven welke actie verplicht is. Het voorbeeld geeft een
algemene verplichte actie aan.

OverigGeeft de gebruiker informatie die nuttig kan zijn bij het

Opmerking bedienen van het apparaat.

In de pagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelen voor
elk gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken.
iii

Voorzorgsmaatregelen
Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de
TM-2441 (de recorder voor de ambulante bloeddrukmeter) gaat
gebruiken, zodat u de meter veilig en op de juiste manier gebruikt.
Hieronder vindt u algemene instructies voor de veiligheid van patiënten
en gebruikers plus instructies voor een veilig gebruik van de meter. In depagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelen voor elk
gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken.
1. Voorzorgsmaatregelen bij het dragen en bewaren van de recorder.

GevaarGebruik de recorder niet in de buurt van brandbare
anesthetica, brandbare gassen, hogedrukzuurstofkamers
en zuurstoftenten. Het gebruik van de recorder in dergelijke
gebieden zou een explosie kunnen veroorzaken.
Gebruik de recorder niet in combinatie met een MRI-systeem.

Let opHoud rekening met de volgende omgevingsomstandigheden
wanneer u de recorder gebruikt en bewaart om de functies van het
apparaat te behouden. De prestaties van de recorder kunnen wordenbeïnvloed door een te hoge temperatuur, luchtvochtigheid en hoogte.
Vermijd plekken waar de recorder nat kan worden als gevolg
van spetters.
Vermijd plekken met hoge temperaturen, een hoge
vochtigheidsgraad, direct zonlicht en plekken waar stof,
zout en zwavel in de lucht zitten.
Vermijd plekken waar de recorder kan kantelen of blootgesteld
wordt aan trillingen of schokken (ook tijdens vervoer).
Vermijd plekken waar chemicaliën worden opgeslagen ofgassen aanwezig zijn.
iv

Let op
Gebruiksomstandigheden:
Temperatuur:+10 °C tot +40 °C,
Luchtvochtigheid: 30%RV tot 85%RV (geen condensatie).
Omstandigheden tijdens vervoer en opslag:
Temperatuur:+20 °C tot +60 °C,
Luchtvochtigheid: 10%RV tot 95%RV (geen condensatie).
2. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de recorder.

Let opControleer of de recorder veilig en correct werkt.
Wanneer de recorder in combinatie met andere apparaten
wordt gebruikt, kan dit leiden tot een onjuiste diagnose ofveiligheidsproblemen. Controleer of de apparaten veilig kunnen
worden verbonden.
Controleer of er wederzijdse interferentie is met andere medische
apparaten. Controleer of de recorder correct kan worden gebruikt.
Accessoires, opties en verbruiksartikelen worden gespecificeerd
door A&D.
Lees de handleidingen van de extra artikelen goed door.
Eventuele waarschuwingen worden niet beschreven in deze
handleiding.
Controleer de recorder vóór gebruik, zodat u deze juist en veilig
kunt gebruiken.
Zorg ervoor dat de recorder minstens één uur rust in normale
gebruiksomstandigheden voordat u deze aan zet.
Sluit alleen gespecialiseerde randapparaten aan op de USBconnector.
Sluit geen andere apparaten aan.
Sluit uitsluitend door A&D geautoriseerde manchetten aan op
de luchtaansluiting.
v

Voorbereiding van de recorder
Verwijder de laatste gegevens die in de recorder zijn opgeslagenvoordat deze door de volgende patiënt wordt gebruikt.
Vervang zo nodig de batterijen voordat de recorder door de volgendepatiënt wordt gebruikt.
Apparaat
Gebruik de recorder alleen voor diagnoses en tegenmaatregelen.
Controleer of de luchtslang en manchet correct zijn bevestigd.
(Bijvoorbeeld: knikken of spanning in de luchtslang, de positie en
richting van de manchet)
Instructies voor de patiënt die het apparaat draagt
Geef de patiënt instructies over het uitzetten ("OFF") van de AUTO schakelaar om de recorder te stoppen indien de patiënt alleen is enzich problemen voordoen.
Vertel de patiënt dat hij of zij de recorder snel moet verwijderen als het
pijn doet of als er problemen optreden.
Wees voorzichtig als u de recorder bij baby's en kleine kinderen
gebruikt. De luchtslang kan een Gevaar voor verstikking opleveren.
3. Voorzorgsmaatregelen voor batterijen die worden gebruikt bij een
bloeddrukmeting.

Let opPlaats de batterijen zoals aangegeven door depolariteitsmarkeringen "+" en "-" die aan de binnenkant van
de batterijklep te zien zijn. (Houd de polariteit in de gaten)
Vervang alle lege batterijen tegelijkertijd door nieuwe.
Verwijder de batterijen als u de recorder langere tijd niet gebruikt.
De batterij kan lekken en een defect veroorzaken.
Gebruik twee alkalinebatterijen (maat AA) of gespecificeerde
oplaadbare batterijen (maat AA, Ni-MH).
Houd de veeraansluiting "-" ingedrukt met de batterij.
Schuif en plaats de "+"-pool van de batterij in de "+"-aansluitingin het batterijvak. Als de batterij wordt geïnstalleerd vanaf de"+"-aansluiting, kan de batterijklep beschadigd raken.
viLet op

Zorg ervoor dat u de batterij en de patiënt niet tegelijkertijd
aanraakt. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Plaats nooit een mix van oude en nieuwe batterijen. Gebruik
geen batterijen van verschillende typen of verschillende
fabrikanten. Als u dit doet, kan dit leiden tot lekkage,
oververhitting en explosiegevaar. De recorder kan defect raken.
4. Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik.

GevaarGebruik de recorder niet wanneer u auto's of anderevoertuigen bestuurt.
Voorbeeld: De aanwezigheid van de recorder kan ervoor zorgen
dat het lichaam of de armen minder goed kunnen
bewegen tijdens het bedienen van een voertuig. etc.

Waarschuwing

Dit medische apparaat mag alleen worden bediend door een arts
of een door een wettelijk bevoegde persoon. Leg de patiënt uit hoe
hij of zij de recorder op de juiste manier gebruikt en controleer of hijof zij de meting kan stoppen als er problemen optreden.
Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van de recorder(minder dan 30 cm).
Dit kan een storing veroorzaken.

Let opStop het gebruik van de recorder en zet de AUTO -schakelaar
op "OFF", als de patiënt pijn in de arm voelt of als de meting
incorrect is.
Gebruik de recorder nooit in een krachtig magnetisch ofelektrisch veld.
Gebruik de recorder niet als de patiënt op een hart-longmachine
is aangesloten.
vii

Opmerking
Instructies voor de patiënt
Als de temperatuur laag is, wordt het batterijvermogen lager en wordt
het aantal metingen verminderd.
5. Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder.

Let opVerwerking van meetgegevens
Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp van een
gespecialiseerd randapparaat.
De recorder
Orden de accessoires en sla deze op nadat ze zijn gereinigd.
Reinig de recorder voor de volgende meting.
Zet de AUTO -schakelaar op "OFF". Als u de AUTO schakelaar op "ON" laat staan, wordt de drukregeling voor
automatische meting gestart op de starttijd van de volgende
meting en kunnen de manchet of andere onderdelen defectraken door het oppompen.
Verwijder de batterijen als u de recorder langere tijd niet gebruikt.
De batterijen kunnen lekken en de recorder kan defect raken.
Sta niet toe dat kinderen de recorder zonder toezicht gebruiken.
Plaats de recorder niet binnen het bereik van kleine kinderen.
Als u dit doet, kan dit leiden tot ongevallen of schade.
Houd de aansluiting zelf vast wanneer u de kabel aansluit enverwijdert. Trek niet aan de kabel.

viii

Opmerking
Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder (TM-2441)
Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp van een
gespecialiseerd randapparaat nadat de meting is voltooid.
Oplaadbare lithium-reservebatterij
De recorder is voorzien van een reserve-lithiumbatterij. Deze batterij
levert stroom aan de ingebouwde klok wanneer de AA-batterijen voorde bloeddrukmeting worden vervangen. De lithiumbatterij wordt
opgeladen via de AA-batterijen.
De levensduur van de reservebatterij verlengen
Bij het eerste gebruik na aankoop of nadat de recorder een maandof langer niet is gebruikt, dient u de batterijen te vervangen en dereservebatterij op te laden. Het is voldoende als de reservebatterij
48 uur of langer wordt opgeladen.
(De reservebatterij wordt altijd opgeladen via de AA-batterijen.)
Vervang de AA-batterijen door twee nieuwe wanneer de batterijindicator het volgende aangeeft:.
Wanneer de batterij-indicator
aangeeft, kunnen
bloeddrukmetingen en gegevensoverdracht niet worden uitgevoerd.
Vervang de AA-batterijen door twee nieuwe exemplaren.
Als de recorder een maand of langer niet wordt gebruikt, dient u debatterijen te verwijderen om te voorkomen dat batterijvloeistof in derecorder lekt.

ix

6. Wat te doen wanneer een fout is opgetreden in het apparaat

Waarschuwing
Stop het gebruik van het apparaat en verwijder de AA-batterijen.
Als kortsluiting is opgetreden in de batterijaansluitingen, kunnende batterijen heet zijn.
Indien zich een storing voordoet, kan de recorder heet worden
tijdens het meten; ga er in dat geval voorzichtig mee om.
Bevestig het label "Defect" of "Niet gebruiken" op de recorder.
Neem contact op met uw leverancier.
Stop de recorder direct als de meettijd langer duurt dan
180 seconden en de luchtdruk hoger wordt dan 299 mmHg.
7. Voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoud

Waarschuwing
Controleer of de recorder juist en veilig werkt, als deze een
lange periode niet is gebruikt.
Voer een inspectie en onderhoud uit vóór het gebruik om tezorgen dat de metingen correct en veilig blijven. De gebruiker(ziekenhuis, kliniek, enz.) is verantwoordelijk voor het beheer
van de medische apparatuur. Als de inspectie en het onderhoud
niet correct worden uitgevoerd, kan zich een ongeval voordoen.

Let opGebruik een droge, pluisvrije doek om de recorder te reinigen.
Gebruik geen vluchtige stoffen zoals een oplosmiddel of benzine.
Gebruik geen natte doek.
Haal de recorder (elektronisch medisch apparaat) niet uit elkaar
en pas hem niet aan. Dit kan schade veroorzaken.
x8. Voorzorgsmaatregelen en tegenmaatregelen bij defecten als
gevolg van een sterk elektromagnetische veld

Let opDe recorder voldoet aan EMD-norm IEC60601-1-2: 2014.
Om elektromagnetische storingen te voorkomen, mag u echtergeen mobiele telefoons in de buurt van de meter gebruiken.
Als de recorder zich in de buurt van sterke elektromagnetischevelden bevindt, kan ruis de golfvormen beïnvloeden en kunnen
er storingen optreden. Als er tijdens het gebruik onverwachte
storingen optreden, dient u te controleren of er sprake is vanelektromagnetische interferentie en dient u de passende
maatregelen te nemen.
Gebruik geen Bluetooth-verbinding binnen het bereik van
een draadloos LAN-apparaat of andere draadloze apparaten,
in de buurt van apparaten die radiogolven uitzenden (zoals
magnetrons) of op andere locaties waar de signaalsterkte zwak
is. Als u dit doet, kan dit leiden tot regelmatig uitvallen van deverbinding, zeer trage communicatiesnelheden en fouten.

Let opDe volgende voorbeelden zijn algemene oorzaken van storingenen de bijbehorende tegenmaatregelen.
Gebruik van mobiele telefoons
Radiogolven kunnen voor onverwachte storingen zorgen.
Apparaten voor draadloze communicatie,
thuisnetwerkapparaten als draadloze telefoons en
gelijksoortige typen communicatieapparatuur kunnen invloedhebben op de recorder. Deze moeten daarom op een afstandvan minimaal 30 cm van de recorder worden gehouden.
xiLet op
Als er sprake is van statische elektriciteit in degebruiksomgeving (ontladingen van apparaten of deomringende omgeving)
Zorg dat de gebruiker en de patiënt niet statisch zijn voordat
u de recorder gebruikt.
Bevochtig de ruimte.
Gebruik in de buurt van een IEEE802.11g/b/n draadloos LANapparaat kan wederzijdse interferentie veroorzaken, wat kan
leiden tot lagere communicatiesnelheden of verbroken
verbindingen. In dit geval schakelt u de voeding uit van het
apparaat dat niet wordt gebruikt, of gebruikt u de meter op een
andere locatie.

9. Bescherming van het milieu

Let op
Voordat u de recorder weggooit, moet u de lithiumbatterij uit het
apparaat halen.

xii

Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid
In deze paragraaf worden voorzorgsmaatregelen beschreven voor
metingen en de sensor. Stel de patiënt op de hoogte van de volgende
informatie en leg deze zo nodig uit. Instrueer de patiënt in het juiste
gebruik van het apparaat.

Bloeddrukmeting

Waarschuwing

Zorg ervoor dat de slang niet teveel wordt gebogen en dat er
een goede luchtdoorstroom is. Als een geknikte luchtslang wordt
gebruikt, kan er luchtdruk in de manchet blijven, wat debloedcirculatie in de arm kan stoppen.
Voer geen bloeddrukmeting uit op een arm indien de patiënt
een van de volgende condities heeft. Dit kan een ongeval ofverergering van het letsel veroorzaken.
1) Er is sprake van armletsel of ziekte op een arm.
2) De arm wordt gebruikt voor een infuus of bloedtransfusie.
3) Er is een shunt in de arm aangebracht voor kunstmatige
dialyse.
4) De patiënt is al gedurende lange tijd bedlegerig(Waarbij een mogelijkheid van trombus aanwezig is).

Let opBevestig de conditie van de patiënt als er meetproblemen zijn.
De toestand van de patiënt kan dusdanig verergeren dat meting
onmogelijk wordt; een andere mogelijkheid is dat de luchtslang
geknikt is, waardoor de luchtdoorstroom stopt.
Het te vaak meten van de bloeddruk kan lichamelijk letsel
veroorzaken doordat de bloedcirculatie wordt verstoord.
Controleer dat de werking van het apparaat niet resulteert inlangdurige verstoring van de bloedcirculatie wanneer u het
apparaat herhaaldelijk gebruikt.
Bloeddrukmeting is mogelijk niet accuraat indien de patiënt
voortdurend last heeft van hartritmestoornis of te veel beweegt.
xiii

Let op
Draag de manchet op dezelfde hoogte als het hart. (Als een
andere hoogte wordt gebruikt, resulteert dit in een fout in demeetwaarde.)
De recorder reageert op artefact en externe impact. Als er twijfel
bestaat over de meetwaarde, meet u de bloeddruk via
auscultatie of palpatie.
Er kan een meetfout optreden als de manchet ongeschikt is voorde omvang van de arm van de patiënt.
Blaas de manchet niet op voordat deze rond de arm van depatiënt is gewikkeld. De manchet kan hierdoor beschadigd
raken of ontploffen.

OpmerkingBloeddrukmetingen kunnen onderhuidse bloedingen veroorzaken. Dezeonderhuidse bloedingen zijn echter tijdelijk en verdwijnen vanzelf.
Als de patiënt een hart-longmachine gebruikt, kan de bloeddruk niet
worden gemeten omdat er geen hartslag is.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt dikke
kleding draagt.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de kleding is
opgerold en druk uitoefent op de arm.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als er onvoldoende
perifere doorbloeding is, als de bloeddruk uitzonderlijk laag is of als
de patiënt onderkoeld is (bloedcirculatie is niet voldoende).
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt
regelmatig hartritmestoornissen heeft.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de maat van demanchet onjuist is.
xiv

Opmerking
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de manchet niet op
dezelfde hoogte als het hart is geplaatst.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt beweegt
of praat tijdens de meting.
Er zijn geen klinische studies uitgevoerd bij pasgeboren kinderen enzwangere vrouwen.
Raadpleeg een arts vóór gebruik als u een borstamputatie hebt
gehad.

ManchetWaarschuwing
Gooi manchetten die zijn verontreinigd met bloed weg,
zodat besmettelijke ziekten niet kunnen worden verspreid.
Bewaar de recorder niet gedurende een langere tijd met een
opgevouwen manchet of een strak opgerolde luchtslang. Alsu dit doet, kan de levensduur van de onderdelen korter worden.

Hartslagmeting

Waarschuwing
Gebruik de weergegeven hartslag niet voor een diagnose van
een onregelmatige hartslag.

OpmerkingDe recorder meet de hartslag tijdens het meten van de bloeddruk.

xv

Paklijst
Let opDe recorder is een precisie-instrument. Wees voorzichtig bij het
gebruik hiervan.
Overmatige schokken kunnen leiden tot defecten en storingen.

OpmerkingDe recorder wordt verzonden in een speciale verzenddoos, waardoor
het apparaat niet beschadigd raakt tijden het vervoer. Wanneer udeze doos opent, controleert u of u alles op de paklijst hebt. Als uvragen hebt, neemt u contact op met uw lokale leverancier of dedichtstbijzijnde A&D-leverancier. We raden aan dat u de specialeverzenddoos bewaart.
Zie "10. Optionele artikelen (te bestellen)" voor opties.
Bloeddrukrecorder ...................................................................................... 1
Accessoires
Manchet voor volwassenen 20 tot 31 cm (7,8 tot 12,2 inch)......voor linkerarm
TM-CF302B .............................. 1
Grote manchet
28 tot 38 cm (11,0 tot 15,0 inch) ....voor linkerarm
TM-CF402B ............................. 1
Manchethoes voor volwassenen ......................................................... 2
Grote manchethoes .............................................................................. 2
Houder ........................................................ AX-133025995 ............. 1
Riem ............................................................ AX-00U44189 .............. 1
Klem ....................................................................................................... 1
Vel voor activiteitrapport (10 vellen) .......... AX-PP181-S ................. 1
USB-kabel .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
ABPM Data Manager CD .................................................................... 1
Deze handleiding .................................................................................. 1xvi

Manchet voor volwassenen voor linkerarm
Grote manchet voor linkerarm

BloeddrukrecorderHouder

Klem

Riem

ABPM Data Manager CD

Manchethoes voor volwassenen
Grote manchethoes

Vel voor activiteitrapport (10 vellen)

USB-kabel

xvii

Deze handleiding

Inhoud
Conformiteit ......................................................................................................... i
Conformiteit met Europese richtlijn .................................................................. iNaleving van FCC-regelgeving ........................................................................ i
Conformiteit met IC-regels .............................................................................. ii
Conformiteit met het Australische EMD-raamwerk.......................................... ii
Bluetooth®-transmissie ................................................................................... ii
Waarschuwingsdefinities ................................................................................... iii
Voorzorgsmaatregelen ...................................................................................... iv
Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid .............................................................xiii
Bloeddrukmeting...........................................................................................xiii
Manchet ...................................................................................................... xv
Hartslagmeting ............................................................................................. xv
Paklijst ......................................................................................................... xvi
1.

Inleiding ............................................................................................... 52.

Functies ............................................................................................... 5

3.

Afkortingen en symbolen ..................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Specificaties ...................................................................................... 13
Recorder ........................................................................................ 13
Afmetingen .................................................................................... 16

Namen onderdelen ............................................................................ 17
5.1.
Recorder ........................................................................................ 17
5.2.
Display ........................................................................................... 18
5.2.1. LCD-paneel (Liquid Crystal Display) .......................................... 18
5.2.2. OLED-display (Organische licht-emitterende diodes) ................. 191

5.3.
Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars en knoppen ............ 20
5.3.1. Bedieningsfuncties A-BPM......................................................... 20
5.3.2. Bedieningsfuncties S-BPM......................................................... 23
5.3.3. Overige bewerkingen ................................................................. 25
6.

Functies bloeddrukmeting ................................................................. 27
6.1.
Automatische bloeddrukmeting (A-BPM) ....................................... 27
6.1.1. A-BPM-wachtmodus .................................................................. 29
6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd ......................................................... 29
6.1.3. Meting stoppen .......................................................................... 30
6.1.4. Omgevingsgegevens opslaan .................................................... 30
6.2.
Zelfbloeddrukmeting (S-BPM) ........................................................ 31
6.2.1. S-BPM-programma's .................................................................. 32
6.2.2. S-BPM-Wachtmodus.................................................................. 36
6.2.3. Meting stoppen en onderbreken................................................. 37
6.3.
Meetresultatens ............................................................................. 38
6.3.1. Meetresultaten weergeven ......................................................... 38
6.3.2. Meetresultaten opslaan .............................................................. 38
6.3.3. Meetresultaten uitvoeren ............................................................ 39
6.3.4. ID-Nummers............................................................................... 39

7.

De recorder voorbereiden .................................................................. 40
7.1.
De batterijen plaatsen (batterijen vervangen). ............................... 40
7.1.1. Batterijen vervangen .................................................................. 42
7.2.
De houder voorbereiden ................................................................ 42
7.3.
Inspectie voor gebruik .................................................................... 43
7.3.1. Checklists voor de plaatsing van de batterij ............................... 43
7.3.2. Checklists na de plaatsing van de batterij .................................. 442

8.

Bediening .......................................................................................... 45
8.1.
Stroomschema bedieningsfuncties ................................................ 45
8.2.
Oorspronkelijke instellingen ........................................................... 47
8.2.1. Fabrieksinstellingen ................................................................... 47
8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen ......................... 48
8.2.3. Beginwaarde voor drukregeling voor S-BPM.............................. 50
8.3.
Vooringestelde A-BPM-programma's ............................................. 50
8.3.1. Functies en parameters A-BPM ................................................. 52
8.3.2. Voorbeelden A-BPM-programma's............................................. 55
8.3.3. Starttijd en werkingstijd .............................................................. 57
8.4.
S-BPM-programma's ..................................................................... 58
8.4.1. Functies en parameters S-BPM ................................................. 59
8.4.2. Voorbeelden van S-BPM-weergave ........................................... 60
8.5.
Meetgegevens verwijderen ............................................................ 63
8.6.
Het product bevestigen aan de patiënt........................................... 64
8.6.1. Informatie voor patiënten ........................................................... 64
8.6.2. Manchethoes ............................................................................. 66
8.6.3. De manchet, houder en recorder bevestigen ............................. 67
8.7.
Bedieningsfuncties bloeddrukmeting ............................................. 70
8.7.1. Bedieningsfuncties A-BPM......................................................... 70
8.7.2. Bedieningsfuncties S-BPM......................................................... 72
8.7.3. Handmatige meting .................................................................... 74
8.7.4. Metingen stoppen en onderbreken ............................................. 75
8.8.
De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat ....... 77
8.8.1. Aansluiten via een USB-kabel .................................................... 77
8.8.2. Bluetooth®-communicatie gebruiken .......................................... 79
8.8.3. Bluetooth®-communicatie onderbreken (vliegtuigmodus) ........... 80

39.

Onderhoud ........................................................................................ 81
9.1.
Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer .......................... 81
9.2.
Het product reinigen ...................................................................... 82
9.3.
Periodieke inspectie ....................................................................... 84
9.3.1. Inspectie batterij voor installatie ................................................. 84
9.3.2. Inspectie na de plaatsing van de batterij .................................... 85
9.4.
Wegwerpen.................................................................................... 86
9.5.
Probleemoplossing ........................................................................ 87
9.6.
Foutcodes ...................................................................................... 88

10.

Optionele artikelen (te bestellen) ....................................................... 91

11.
Bijlage ............................................................................................... 93
11.1.
Principe van bloeddrukmeting ........................................................ 93
11.2.
EMD-informatie .............................................................................. 96

4

1. Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop!

De ambulante bloeddrukrecorder TM-2441 maakt het mogelijke
op vooraf ingestelde tijden (bijvoorbeeld 24-uurs continu)
accurate automatische metingen van de bloeddruk van patiënten
uit te voeren. In deze handleiding vindt u een verklaring van deinstellingen, het gebruik, de modussen en programma's voor
bloeddrukmeting alsmede de communicatie met een
gespecialiseerd randapparaat, onderhoud, specificaties en
waarschuwingen. Lees deze handleiding voor een juiste
gebruikswijze en bewaar de handleiding op een toegankelijke
plaats.

2. Functies
Overzicht
De recorder is een ambulante bloeddrukmonitor die niet-invasief
bloeddrukwaarden en hartslag van de patiënt kan meten onder
begeleiding van een arts. Het doel van het apparaat is het meten
en opslaan van de bloeddruk in de loop van een dag van het
normale leven. De recorder is ontworpen voor draagbaarheid,
gegevensbeheerfunctie en eenvoud van gebruik.

Doelgroep bloeddrukmeting

Deze recorder is ontworpen voor volwassenen (ouder dan
12 jaar).

5

Gebruiksdoel

De recorder is uitgerust met twee modussen voor
bloeddrukmeting. Bloeddrukwaarden kunnen worden gebruikt
voor overleg met artsen en controle van de eigen gezondheid.

Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)
In deze modus kunt u zes paar willekeurige starttijden enintervallen specificeren voor elke 24 uur en kunt u automatischbloeddruk meten en vastleggen.
Zelfbloeddrukmeting (S-BPM)
Bij het gebruik van deze modus wordt ervan uitgegaan dat eenpatiënt zelf de eigen bloeddruk meet thuis of in het ziekenhuis.
In deze modus kunt u vijf typen programma's gebruiken, al naar
gelang het gebruik.

Draagbaarheid

De recorder weegt ongeveer 135 gram (zonder batterijen).
Hij is zo groot als een handpalm en is uitgerust met een
micropomp.
U kunt twee AA-alkalinebatterijen gebruiken. (formaat LR6 of AA)
U kunt twee oplaadbare batterijen gebruiken (formaat AA,
Ni-MH-batterij).

Bruikbaarheid

De instellingen van de recorder en het
bloeddrukmetingsprogramma kunnen eenvoudig worden
geconfigureerd via ABPM Data Manager, een programma dat op
de computer wordt geïnstalleerd (gespecialiseerd randapparaat).

6

Uitgebreide analyseprestatie

De meetintervaltijd kan worden ingesteld voor de automatische
bloeddrukmeting.
De bloeddruk kan te allen tijde onmiddellijk worden gemeten via
handmatige meting.
S-BPM is voorzien van vijf programma's voor diverse
omstandigheden.
De analyse kan effectief worden uitgevoerd via ABPM DataManager, een programma dat op de computer wordtgeïnstalleerd (gespecialiseerd randapparaat).

Kortere meettijd

De leeglooptijd wordt gecontroleerd om de meettijd teminimaliseren.
De drukwaarde wordt gecontroleerd om de meettijd teminimaliseren.

Eenvoudig gemak

Een gespecialiseerd randapparaat kan gegevens ontvangen via
een USB-kabel. Ontvangen gegevens kunnen makkelijk worden
geanalyseerd en afgedrukt.

7

3. Afkortingen en symbolen
Symbolen
SYS

Betekenis
Systolische bloeddruk

DIA

Diastolische bloeddruk

PUL

Hartslag

PP
kPa
mmHg
/min

Polsdruk

--xx

LCD
OLED

PP = SYS - DIA

Eenheid van bloeddruk
Eenheid van hartslag/minuut
Symbool dat de hartslag tijdens het meten aangeeft.
Bluetooth wordt gebruikt.
Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd.
Knipperend: Intervaltijd van "1 bereik" wordt uitgevoerd.
De IHB/AFib-indicator.
Gedempt
Geheugen is vol, verwijder gegevens om de meting
te starten.
Batterij-indicator
Als het niveau 1
wordt weergegeven, zijn
bloeddrukmetingen en gegevensoverdracht niet
mogelijk. Vervang de batterijen door 2 nieuwe LR6(AA-formaat)-batterijen.
Slaap-symbool A-BPM
Het symbool wordt weergegeven tijdens de configuratie.
Buiten bereik of onmogelijke meetwaarde.
Foutcodes. xx =t/mStartsymbool S-BPM
Stopsymbool S-BPM
Liquid crystal display
Organische licht-emitterende diodeWaarschuwingssymbool
8Symbolen

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm
7.8”-12.2"

SN

Betekenis
Mate van bescherming tegen elektrische schokken:
Apparatuurtype BF.
Fabrikant van de CE-markering. Productiedatum.
Symbool voor kleine manchet
Armomtrek
15 t/m 22 cm
5,9"-8,7"
Symbool voor manchet voor volwassenen
Armomtrek
20 t/m 31 cm
7,8"-12,2"
Symbool voor grote manchet
Armomtrek
28 t/m 38 cm 11,0"-15,0"
Symbool voor extragrote manchet
Armomtrek
36 t/m 50 cm 14,2"-19,7"
Symbool dat op de verpakking staat.
Grote manchet behoort bij de accessoires.
Symbool dat op de verpakking staat.
De manchet voor volwassenen behoort bij deaccessoires.
Zie de handleiding of het instructieboekje.
Symbool voor "Droog houden" en "Uit de regen houden".
Serienummer
Symbool dat te zien is in het batterijvak.
Geeft de richting (polariteit) aan voor het installeren
van de batterij.

x2
1.5V LR6 Symbool dat op de verpakking staat.
1.2V HR6 Batterijen zijn niet bij de accessoires inbegrepen
not included
EMD

Electromagnetic Disturbance, ofwel
elektromagnetische storing
Symbool voor "voorzichtig mee omgaan".
Het symbool van de Europese richtlijn voor
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
9Symbolen
BPM

Betekenis
Bloeddrukmeting

A-BPM

Automatische bloeddrukmeting

Zelfbloeddrukmeting
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symbolen.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symbolen.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Bluetooth-symbolen. #3
Not made with natural Waarschuwing voor de patiënt. Dit wordt
rubber latex.
op de manchet afgedrukt.
Waarschuwingen op batterijklep.
Gebruik alkalinebatterijen of deCautionaangegeven oplaadbare batterijen en• Use alkaline batteries or specified
zorg dat de polariteit (+,-) correct is.
rechargeable batteries andensure correct polarity (+,-).
Mix
nooit nieuwe en gebruikte• Do not mix new, used ordifferent branded batteries.
batterijen of verschillende• Firmly secure cuff air hose tomerken batterijen.
main body.
Zet de luchtslang van de manchet stevig
vast op het apparaat.
#1: Zie "6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)" en"8.3. Vooraf ingestelde programma's A-BPM" voor 24-uurs
bloeddrukrecorder.
#2: Zie "6.2. Zelfbloeddrukmeting (S-BPM)" en"8.4. S-BPM-programma's" voor vijf typen programma's.
#3: Zie "8.8.2. Bluetooth®-communicatie gebruiken" en"8.8.3. Bluetooth®-communicatie onderbreken(vliegtuigmodus)".

10

IHB/AFib-indicator

Zodra de bloeddrukmonitor tijdens het meten een onregelmatige
hartslag waarneemt, wordt de IHB/AFib-indicator
op dedisplay weergegeven naast de meetwaarden. (Alleen S-BPM)

1 bereik"1 bereik" in S- in S-BPM bestaat uit een set bloeddrukmetingen
en intervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven aantal
metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.
Bloeddrukmeting
T

T

T

Tijd

Starttijd

T : Intervaltijd
Aantal metingen

11

Wachtmodus

De A-BPM wachtmodus is een status waarin de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd.
Bloeddrukmeting
Starttijd
Starttijd
T

T

T

T

T

T

SectieT

Tijd
T: Intervaltijd

SectieDe wachtmodus van S-BPM is een modus waarin geen
bloeddruk wordt gemeten tijdens de "intervaltijd" en tussen
de laatste "1 bereik" en de volgende "1 bereik".
Starttijd

Starttijd
Bloeddrukmeting

T

T

Wachtmodus

1 bereikTT
1 bereik

Gespecialiseerd randapparaat

Tijd
T: Intervaltijd

Een gespecialiseerd randapparaat betekent de computer waarop
ABPM Data Manager is geïnstalleerd. U vindt ABPM Data Manager
op de meegeleverde cd.
Gebruik een randapparaat dat voldoet aan de vereisten voor
medische elektrische apparaten (IEC60601-1) wanneer u derecorder op randapparaat aansluit. Sluit de recorder niet op
andere apparaten aan (bijvoorbeeld: IEC60950) in een zone
waar medische apparatuur wordt gebruikt. Gebruik een
USB-kabel die korter is dan 1,5 m.

12

4. Specificaties
4.1. Recorder
Items
Meetmethode
Drukdetectiemethode
Weergavebereik druk
Meetnauwkeurigheid
Minimaleweergaveverdeling
Meetbereik
Drukverlies
UitlaatDrukregelingsmethode
Automatische
drukregelingBeschrijvingen
Oscillometrische meetmethodeHalfgeleider-druksensor
0 - 299 mmHg
Druk:
± 3 mmHg
Hartslag:±5%
Druk:
1 mmHgHartslag:1 slag / minuut
Systolische druk: 60 - 280 mmHg
Diastolische druk: 30 - 160 mmHg
Hartslag:30 - 200 slagen / minuutConstante uitlaat met gecontroleerde lekklep
als veiligheidsmechanisme
Elektromagnetische klep
Micro-pomp
85 - 299 mmHg

Intervallen voor elke sectie die 24 uur inIntervaltijd (van A-BPM) maximaal zes delen verdelen.
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Klok
24-uurs klok
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixels, witte tekens
S-BPM:
Display
LCD, 40 x 50 mm, Display: systolischedruk, diastolische druk, hartslag, klok, fout,
statusmonitor en symbolen
GeheugenMeetgegevens: max 600 gegevenspunten.
13

ItemsBeschrijvingen
Met hetzelfde type batterijen:
2 x 1,5V-batterijen (formaat LR6 of AA)
Alkaline-batterij of nikkel-hydride-batterij(Ni-MH) 1.900 mAh of meer
Voeding
Reservebatterij voor ingebouwde klok:
Oplaadbare lithium-knoopcelbatterij
ML2016H
200 keer of vaker.
(wanneer nieuwe alkalinebatterijen of nikkelAantal metingen
hydride-batterijen worden gebruikt. Dit kanvariëren al naar gelang de meetomstandigheden.)DC 3,0 V (Alkaline-batterij, LR6),
Nominaal voltage
DC 2,4 V (Nikkel-waterstof-batterij, formaat, AA)
USB: voldoet aan USB1.1.
Lengte kabel: 1,5 m of korter.
Type aansluiting Micro-USB B kan worden
aangesloten op een gespecialiseerd
Interfacerandapparaat (met behulp van standaardstuurprogrammasoftware).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
Er kan een draadloos apparaat worden
aangesloten.
Temperatuur:+10 tot +40 °C
Gebruiksomstandigheden
Luchtvochtigheid: 30 - 85% relatieve (geen condensatie)
Omstandigheden
Temperatuur:-20 tot +60 °C
transport en opslag
Luchtvochtigheid: 10 - 95%RV (geen condensatie)
Atmosferische druk voor
700 tot 1.060 hPa
zowel gebruiks- als
opslagomstandigheden
Type bescherming tegenApparatuur met interne voeding
elektrische schokken
14

ItemsBeschrijvingen
Mate van bescherming
Type BF: De recorder, manchet en slangen zijn
tegen elektrische schokken ontworpen om speciale bescherming te bieden
tegen elektrische schokken.
CE-markering
Het EC-richtlijnlabel voor medische apparaten.
Het certificatiemerk dat in de naam van ACA bij
C-Tick-markering
het merkenbureau is geregistreerd.
Afmetingen
Ongeveer 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Massa
Ongeveer 135 g (zonder batterijen)
Recorder: 5 jaar. Zelf-authenticatie met interne
gegevens. Juist gebruik en onderhoud in deNuttige levensduur
beste omstandigheden. Duurzaamheid varieert
al naar gelang de gebruiksomstandigheden.
Beschermingsgraad
Apparaat: IP22
Standaardmodus
Voortdurende meting
Herstarttijd na defibrillatie Onmiddellijk
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLPDraadloze communicatie Frequentiebereik: 2,4GH (2.400 - 2.483,5 MHz)
Modulatie: GFSK
Effectief uitgestraald vermogen: <20 dBm
Opmerking:# Specificaties kunnen ter verbetering zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
# Klinische tests voor dit apparaat worden uitgevoerd op basis van
ISO 81060-2:2013.
# De recorder is geen medisch apparaat voor het bewaken vanpatiënten.
We raden aan dit apparaat niet te gebruiken voor het bewaken vanpatiënten in real-time op plaatsen als een intensive care-afdeling.
ACA: Australian Communications Authority (Australische communicatieautoriteit)15

4.2. Afmetingen

66

24,5

95

Meeteenheid: mm

16

5. Namen onderdelen
5.1. Recorder
Manchet voor volwassenen en grote manchet voor linkerarm

Slagadermarkering

Luchtslang
Luchtplug
Aansluitpunt lucht
EVENT -knopvoor A-BPM
OLED voor A-BPM
START - en
STOP -knopvoor A-BPM

AUTO -schakelaar

LCDvoor A-BPM

START - en

LOCK -schakelaar

STOP -knopvoor A-BPM

voor S-BPM

Batterijvak en
2 LR6 (AA-formaat)
batterijen voor meting

Batterijklep

Micro-USB-poort (onderzijde),
Aansluiting gegevenscommunicatie175.2. Display
OpmerkingOm een nauwkeurige diagnose te stellen, zorgt u dat u de gegevens
op de recorder zorgvuldig leest en juist interpreteert.

5.2.1. LCD-paneel (Liquid Crystal Display)
Bovenste getallen
Middelste getallen
Onderste getallen

De volgende waarden kunnen in elke modus worden
weergegeven:
Meetresultaat

A-BPM

S-BPM

BovenstegetallenSystolische
bloeddrukIntervaltijd

Programma

Middelste
getallen

Diastolische
bloeddruk

Resterende tijd

Drukwaarde

Onderstegetallen

Hartslag

Tijd op de klok

Tijd op de klok

Zie "3. Afkortingen en symbolen" voor de betekenis van desymbolen in de LCD.
18

5.2.2. OLED-display (Organische licht-emitterende diodes)
De status van de A-BPM wordt op de OLED weergegeven.
Tijd op de klok.
De status van instellingen en werking.
De meetwaarde van A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolische bloeddruk.
Diastolische bloeddruk.
Hartslag.

mmHg Eenheid voor bloeddrukwaarde.
/minEenheid voor de hartslag.
Zie "3. Afkortingen en symbolen" voor de betekenis van desymbolen in de OLED.
Symbolen

Betekenis
Het symbool wordt weergegeven tijdens de configuratie.
Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd.
Knipperend: Intervaltijd van "1 bereik" wordt uitgevoerd.
Bluetooth wordt gebruikt.
Geheugen vol
Slaap-symbool A-BPM
Batterij-indicator195.3. Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars en knoppen
5.3.1. Bedieningsfuncties A-BPM
A-BPM starten of uitstellen.
Overschakelen tussen A-BPM en S-BPM

Stap 1. Sla het vooringestelde programma (met starttijden enintervallen) op voor A-BPM.
Stap 2. Stel de AUTO -schakelaar in voor de volgende bedieningsfuncties.
"ON" ...... A-BPM wordt gestart en het symbool
wordt
weergegeven.
Bloeddrukmetingen worden uitgevoerd volgens het
vooringestelde A-BPM-programma.
"OFF" .... A-BPM wordt uitgesteld en het -symbool wordt
verborgen.
Bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd met devooringestelde S-BPM-programma's.

A-BPM vergrendelen op "ON".

Houd de AUTO -schakelaar op "ON" met behulp van de
LOCK -schakelaar zodat A-BPM kan worden uitgevoerd.

De intervaltijd van A-BPM verlengen.

Stap 1. Stel de slaapmodus in op "ON" vóór de meting.
Stap 2. Stel de AUTO -schakelaar in op "ON" om A-BPM te gebruiken.
Het symbool
wordt weergegeven.
Stap 3. Wanneer de EVENT -knop wordt ingedrukt tijdens A-BPM,
wordt de intervaltijd verdubbeld.
Wanneer de EVENT -knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt
de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.
20

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens
de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt
de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet.
De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de
A-BPM-instellingen.

Het programma instellen voor A-BPM.
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot Sleep wordt
weergegeven in de OLED.
Stap 4. De volgende zijn de bedieningsknoppen:
Zie "8.3.1. Functies en parameters A-BPM"
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie, einde
van instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

Stap 1. Als de OLED verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-wachtmodus
is een status waarbij de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens
de intervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop tijdens de A-BPMwachtmodus.
21

De klok instellen.
De bewakingsfunctie van A-BPM instellen.
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot Display (na Sleep )wordt weergegeven in de OLED.
Stap 4. U beschikt over de volgende bedieningsknoppen:
Zie "8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor
metingen"
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie,
einde van instellingen.

225.3.2. Bedieningsfuncties S-BPM
S-BPM starten.

Stap 1. Selecteer het S-BPM-programma en sla de parameters ervan op.
Stap 2. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 3. De bediening werkt als volgt:
S-BPM-programma's
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP
Automatische bloeddrukmeting
artsenpraktijk
AOBP
Bloeddrukmeting thuis
HBP
Automatische bloeddrukmeting
nacht
ANBP
Automatischezelfbloeddrukmeting
ASBP

Bedieningsfuncties
Druk op de knop/om het vooringestelde
programma te starten
tijdens de wachtmodus.
Vooringesteld programma
gaat in standby tot de"starttijd" of "starttijd
van alarm".

S-BPM stoppen.

De bediening werkt als volgt:
S-BPM-programma's
Bedieningsfuncties

Bloeddrukmeting
artsenpraktijk OBP
Automatische
Druk op de/ -knop om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen.
artsenpraktijk AOBPBloeddrukmeting
thuis
HBP
Automatische
Druk op de/ -knop om de bloeddrukbloeddrukmeting
meting te stoppen. Bij de volgende starttijd wordt
nacht
ANBP de bloeddruk gemeten of klinkt de zoemer. #1
Als u de recorder helemaal moet stoppen,
Automatische zelfverwijdert u de batterijen uit de recorder of
bloeddrukmeting
ASBP schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".
23

Het programma instellen voor S-BPM.
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Houd terwijl u de knop/
ingedrukt houdt, de
START/STOP -knop ingedrukt tot
wordt
weergegeven in de LCD.
Stap 3. De volgende zijn de bedieningfuncties:
Zie "8.4. S-BPM-programma's".
/ -knop................... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie,
einde van instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van S-BPM)

Stap 1. Als de LCD verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de S-BPMwachtmodusweergave.
Stap 2. Druk op de/ -knop tijdens de S-BPM-wachtmodus.
De bloeddrukmetingen voor "1 bereik" worden direct
uitgevoerd.
"1 bereik" bestaat uit een set bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven
aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.
De S-BPM -wachtmodus is een status waarin de bloeddruk
niet wordt gemeten tijdens de intervaltijd en tussen de laatste"1 bereik" en het volgende "1 bereik".

24

5.3.3. Overige bewerkingen
Terugkeren uit de wachtmodus en de meter weergeven.

Als OLED- of LCD-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de wachtmodusweergave.

Meetgegevens verwijderen
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot DataClear(na Sleep en Display ) in de OLED wordt
weergegeven.
Stap 4. Selecteer een bewerking.
Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de START/STOP knop ingedrukt te houden.
Verwijderen
Erasing begint te knipperen onder
DataClear
DataClear in de OLED en het
OLED Erasing
verwijderen van gegevens start.
Ga na verwijdering door met stap 5.
Als u gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op
de EVENT -knop en gaat u door met stap 5.
Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.

25Een koppeling maken voor Bluetooth®-communicatie.
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd de EVENT -knop ingedrukt tot Pairing(na FlightMode ) wordt weergegeven op de OLED.
De recorder begint te wachten op een koppeling.
Stap 4. Zodra de Bluetooth-koppeling voltooid is, wordt het
symbool
weergegeven in de LCD.
Druk op de EVENT -knop als u de huidige koppeling wilt
annuleren. De recorder gaat door naar de wachtmodusdisplay.

Bluetooth®-communicatie onderbreken. (Vliegtuigmodus)
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd de EVENT -knop ingedrukt tot
weergegeven in de OLED.

FlightMode

wordt

Stap 4. De vliegtuigmodus kan worden in-/uitgeschakeld met de
START/STOP -knop.
START/STOP -knop
FlightMode
FlightMode
ON
OFF
Stap 5. Druk op de EVENT -knop om terug te gaan naar dewachtmodusweergave.

26

6. Functies bloeddrukmeting
De recorder is uitgerust met automatische bloeddrukmeting(A-BPM) en zelfbloeddrukmeting (S-BPM) en kan
meetstatuswaarden en meetresultaten opslaan.

6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)
Let opWanneer A-BPM wordt onderbroken of niet wordt gebruikt,
zet u de AUTO -schakelaar op "OFF". Als de AUTO schakelaar op "ON" blijft staan, wordt de meting gestartbij de volgende starttijd en kan de manchet barsten.
Gebruik de LOCK -schakelaar om te voorkomen dat
de AUTO -schakelaar per ongeluk op "OFF" wordt gezet
terwijl A-BPM wordt gebruikt.
AUTO -schakelaar op "OFF"AUTO -schakelaar op "ON"LOCK -schakelaar op "LOCK"AUTO -schakelaar
De functie A-BPM meet de bloeddruk op vooraf ingesteldeintervallen met behulp van de ingebouwde klok en slaat het
meetresultaat op in het geheugen.
A-BPM kan worden gestart en onderbroken met de AUTO schakelaar. Gebruik de LOCK -schakelaar om te voorkomen dat
de schakelaar per ongeluk verschuift terwijl A-BPM wordt gebruikt.
27

Het symbool
wordt in de LCD weergegeven terwijl A-BPM
wordt gebruikt. De bloeddruk wordt automatisch gemeten op destarttijd van A-BPM.
Een eerste drukregelingswaarde voor A-BPM is AUTO, zodat
automatisch een juiste drukregelingswaarde wordt geselecteerd.
Als de eerste drukregeling niet voldoende is, wordt maximaal
twee keer een nieuwe drukregeling uitgevoerd.
Wanneer u gegevens uit het geheugen verwijdert of de AUTO schakelaar op "OFF" zet, wordt de drukregelingwaarde weer
ingesteld op de beginwaarde voor de drukregeling.
Wanneer een meetfout optreedt en de wachttijd tot de volgende
starttijd langer dan 8 minuten is, wordt de bloeddruk eenmalig
gemeten na 120 seconden. Het meetresultaat wordt opgeslagenin het geheugen.
Als u A-BPM wilt uitstellen, ontgrendelt u de LOCK -schakelaar
en schakelt u de AUTO -schakelaar in op "OFF".

28

6.1.1. A-BPM-wachtmodus
Tijdens de wachttijd van A-BPM kunnen items voor het bewaken
van de metingsstatus op de LCD worden weergegeven.
In de wachtmodus worden de indicatoren automatisch verborgen.
Druk op een knop om de display-items weer te geven.
De A-BPM-wachtmodus is een status waarbij de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd.
Interval meting
Resterende tijd tot volgende starttijd
Huidige tijd

6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd
Stel de slaapmodus in op "ON" in het vooringestelde programma.
Wanneer de EVENT -knop wordt ingedrukt tijdens A-BPM,
wordt de intervaltijd verdubbeld.
Wanneer de EVENT -knop opnieuw wordt ingedrukt tijdens
A-BPM, wordt de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.
Zie "8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's" voor informatie
over het instellen van de slaapmodus.
Bloeddrukmeting
TT

T : Intervaltijd
2T

2T

2T

EVENT -knop
AUTO -schakelaar op "ON"Sla parameters van de slaapmodus op
29

T

T

Tijd

EVENT -knop

6.1.3. Meting stoppen
Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens debloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt dehuidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet.
De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens
de A-BPM-instellingen.

OpmerkingWanneer de meting wordt stopgezet, wordt de code E07
de OLED weergegeven en in het geheugen opgeslagen.

in

6.1.4. Omgevingsgegevens opslaan
De omgevingsgegevens worden opgeslagen terwijl deschakelaar op "ON" staat A-BPM.

AUTO -

OpmerkingDe omgevingsgegevens kunnen maximaal 12 uur worden
opgeslagen.
Het downloaden hiervan naar ABPM Data Manager kan
50 minuten duren.

30

6.2. Zelfbloeddrukmeting (S-BPM)
Zet de AUTO -schakelaar op "OFF" om S-BPM-programma's
te gebruiken.
De recorder is uitgerust met vijf typen S-BPM-programma's op basis vanverschillende omstandigheden voor de meetomgeving. Parameters en
meetresultaten kunnen worden opgeslagen in het geheugen.
Naam

Beschrijvingen en acties van het programma
Items
Bloeddrukmeting artsenpraktijk
OBP Programma voor bloeddrukmeting door
N.v.t.
ziekenhuispersoneel. "1 bereik": Er wordt één
bloeddrukmeting uitgevoerd.
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk
AantalAOBP Programma voor bloeddrukmeting na het rusten
in het ziekenhuis. "1 bereik": De meting wordt
Intervaluitgevoerd met behulp van het aantal metingenen de intervaltijd.
Bloeddrukmeting thuis#1
AantalHBP Programma voor bloeddrukmeting thuis.
"1 bereik": De meting wordt uitgevoerd met
Intervalbehulp van het aantal metingen en de intervaltijd.
Automatische bloeddrukmeting nacht#2 Starttijd
ANBP Programma voor bloeddrukmeting nacht. Dit
Aantalgebruikt het aantal metingen en de intervaltijd. De
ANBP kan tot zes starttijden per dag specificeren. Interval
Automatische zelf-bloeddrukmeting#2 Starttijd
van alarm
Programma
datstarttijden
aangeeft
met
het
ASBP
geluid van de zoemer. Druk op de/-knop
Aantalom de bloeddruk thuis te meten. De zoemer kan
Interval
tot zes tijden per dag specificeren.
#1: Bloeddruk wordt gemeten volgens de richtlijnen van deJapanese Society of Hypertension.
#2: Wanneer het aantal metingen en de intervaltijd van ANBP of ASBP
worden gewijzigd, worden de instellingen voor HBP ook gewijzigd.
31

6.2.1. S-BPM-programma's
Bloeddrukmeting artsenpraktijk

OBP
Wanneer de/-schakelaar wordt ingedrukt, wordt debloeddruk één keer gemeten en opgeslagen in het geheugen.
Bloeddrukmeting
Druk op de

/

Tijd

-knop om de meting te starten.

Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk

AOBP
Wanneer de/-knop wordt ingedrukt, wordt AOBP gestart.
Eerst blijft het apparaat inactief gedurende de intervaltijd zodat
de patiënt zich kan ontspannen.
Vervolgens voert de AOBP "1 bereik" uit.
"1 bereik" bestaat uit een set bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven
aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.
Wanneer de/-knop wordt ingedrukt tijdens "1 bereik",
wordt deze "1 bereik" stopgezet.
T: Intervaltijd
Bloeddrukmeting
1 bereik
T

T

T

T

T

T

T

/
T

T

Tijd

Niet gemeten

32

T

Tijd

Bloeddrukmeting thuis

HBP
Wanneer de/-knop wordt ingedrukt, wordt HBP gestart.
De HBP voert "1 bereik" uit.
"1 bereik" bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaald tot het aantal metingen.
De laatste intervaltijd wordt weggelaten.
Wanneer de/-knop wordt ingedrukt tijdens "1 bereik",
wordt deze "1 bereik" stopgezet.
T: Intervaltijd
1 bereik
Bloeddrukmeting
T

T

T

T

T

T

T

T

Tijd

Niet gemeten

33

Tijd

Automatische bloeddrukmeting nacht

ANBP
De ANBP kan tot zes vooringestelde starttijden per dag
specificeren.
Wanneer parameters voor het ANBP-programma worden
opgeslagen, wordt de ANBP gestart en wordt "1 bereik"uitgevoerd voor elke starttijd.
Een "1 bereik" bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaald tot het aantal metingen.
De laatste intervaltijd wordt weggelaten.

OpmerkingHandmatige bloeddrukmeting van de ANBP
Wanneer de/-knop wordt ingedrukt in de S-BPM wachtmodus, wordt een. "1 bereik" wordt uitgevoerd.
1 bereik
T

BloeddrukmetingT

1 bereikTT

1 bereik

1 bereik

1 bereik

T

T

T

T

T

T

Starttijd

Starttijd

1 bereik

1 bereik

T

T

Tijd

Starttijd

Starttijd

Niet gemeten

T

T

Tijd

Tijd

Starttijd
T: Intervaltijd
34

Automatische zelfbloeddrukmeting

ASBP
De ASBP kan tot zes vooringestelde starttijden voor het alarm
specificeren.
Wanneer parameters voor het ASBP-programma worden
opgeslagen, wordt de ASBP gestart en klinkt de zoemer bij elke
starttijd. Druk op de/-knop om "1 bereik" uit te voeren
wanneer de zoemer klinkt.
"1 bereik" bestaat uit een set bloeddrukmetingen en intervaltijden
die worden herhaald voor maximaal het aangegeven aantal
metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.

OpmerkingHandmatige bloeddrukmeting voor de ASBP
Wanneer de/-knop wordt ingedrukt in de wachtmodus
tussen de laatste "1 bereik" en de volgende "1 bereik", wordt
de "1 bereik" uitgevoerd.
1 bereik Bloeddrukmeting
T

T

T

T

T

T

Tijd

Starttijd van alarm

Starttijd van alarm

1 bereik

1 bereik

1 bereik

1 bereik
T

T

T

T

Tijd

T: Intervaltijd
35

1 bereik
T

Niet gemetenT

1 bereik
T

T

Tijd

T: Intervaltijd

Starttijd van alarm

6.2.2. S-BPM-Wachtmodus
Tijdens de wachtmodus van S-BPM worden werkingsmodus en
drukwaarde in de LCD weergegeven.
# De LCD zal automatisch worden verborgen indien een paar minuten
geen bewerking plaatsvindt. Zelfs als de LCD verborgen is, kan
de handmatige bloeddrukmeting worden gestart door op de knop/
te drukken. Wanneer op de knop START/STOP of
EVENT gedrukt, wordt de weergave hervat.
Een "1 bereik" bestaat uit een set bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaald voor maximaal het aangegeven
aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.
Het kloksymbool
knippert op de LCD gedurende eenintervaltijd van "1 bereik".
De wachtmodus van S-BPM is een modus waarin geen
bloeddruk wordt gemeten tijdens de "intervaltijd" en tussen
de laatste "1 bereik" ende volgende "1 bereik".
Drukregelingwaarde
Huidige tijd

36

6.2.3. Meting stoppen en onderbreken
OpmerkingWanneer A-BPM wordt stopgezet, wordt de stopcode E07
weergegeven in de LCD en wordt deze in het geheugen
opgeslagen.
S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties

Bloeddrukmeting
artsenpraktijk
OBP
Automatische
Druk op de/-knop om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen.
artsenpraktijk AOBPBloeddrukmeting
thuis
HBP
Automatische
Druk op de/-knop om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende
nacht
ANBP starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt
de zoemer.
#1
Automatische zelfAls u de recorder helemaal moet stoppen,
bloeddrukmetingverwijdert u de batterijen uit de recorder of
ASBP
schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".

37

6.3. Meetresultatens
6.3.1. Meetresultaten weergeven
Met de bewakingsfunctie kan de opdracht "Display ON" of"Display OFF" worden geselecteerd voor het meetresultaat
van A-BPM. Deze functie kan niet worden gebruikt voor S-BPM.
De opdracht "Display ON" bevat de functies "Drukwaarde tijdens
de meting", "Meetresultaat" en "Foutcode voor het meetresultaat".
Wanneer de opdracht "Display OFF" wordt geselecteerd,
wordt de klok weergegeven.
De fabrieksinstellingen zijn ingesteld op "Display ON".
Raadpleeg "8.2.2 De klok en de bewakingsfunctie voor metingen".

6.3.2. Meetresultaten opslaan

Let opGegevensverwerking van het meetresultaat
Gebruik het apparaat niet in een sterk elektromagnetisch veld.
Het geheugen voor meetresultaten heeft een capaciteit van
600 gegevenssets.
Wanneer het geheugen vol is, wordt het symbool
weergegeven en kan de recorder geen metingen uitvoeren
totdat gegevens uit het geheugen worden verwijderd.

OpmerkingVerwijder gegevens uit het geheugen voordat u de recorderaan een nieuwe patiënt geeft. We raden aan om voor iedere
persoon aparte geheugengegevens op de recorder tegebruiken. Als de recorder gegevens van meerdere mensen
opslaat, kunnen gegevens mogelijk niet juist worden verwerkt.
38

6.3.3. Meetresultaten uitvoeren
De meetgegevens die zijn opgeslagen in het geheugen kunnen
worden uitgevoerd naar het randapparaat via USBgegevensoverdracht.
Zie "8.8 De recorder aansluiten op een gespecialiseerd
randapparaat".

Let opVerwijder in geen geval de kabel terwijl USB-communicatie
plaatsvindt.
De gegevens kunnen hierdoor beschadigd raken.

OpmerkingWanneer de batterij-indicator
aangeeft,kan gegevensoverdracht niet worden gebruikt. Vervang
de batterijen om gegevensoverdracht te gebruiken.

6.3.4. ID-Nummers
Het ID-nummer in de fabrieksinstellingen is "0".
Configureer ID-nummers met behulp van een gespecialiseerd
randapparaat.

OpmerkingID-nummers kunnen niet met de recorder worden
geconfigureerd, maar alleen via een gespecialiseerd
randapparaat.
39

7. De recorder voorbereiden
7.1. De batterijen plaatsen (batterijen vervangen).
Let opPlaats twee nieuwe batterijen voordat u de recorderaansluit; let hierbij op de richtingen van de "+" en "-" inhet batterijvak.
Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
Verwijder batterijen uit de recorder als deze gedurende een
langere tijd niet zak worden gebruikt. Batterijen kunnen
lekken en een defect veroorzaken.
Gebruik twee alkalinebatterijen van type LR6 ofaangewezen oplaadbare AA Ni-MH-batterijen.
Wanneer u de batterij in het batterijvak plaatst, drukt ueerst op de veeraansluiting met de "-"-aansluiting van debatterij. Plaats vervolgens de "+"-aansluiting.
Als de batterij wordt geplaatst met de "+"-aansluiting eerst,
kan de huls van de batterij beschadigd raken door deveeraansluiting.
Combineer nooit verschillende soorten batterijen of
gebruikte en nieuwe batterijen. Dit kan een lekkage,
oververhitting of schade veroorzaken.

OpmerkingWanneer het batterijniveau op niveau 1
staat, vervangt
u de batterijen door twee nieuwe voordat u de recorder bevestigt.
De recorder kan geen bloeddrukmeting of gegevensoverdracht
uitvoeren terwijl niveau 1
wordt weergegeven.
Wanneer de batterij en ingebouwde batterij beide leeg zijn,
wordt er niets weergegeven.
Plaats de batterijen zoals aangegeven door her
richtingssymbool ().
40

Procedure

Plaats de batterijen.

Stap 1. Open de batterijklep.
Stap 2. Verwijder de gebruikte
batterijen.
Stap 3. Raadpleeg het symbool
voor de richting () inhet batterijvak. Plaats
twee nieuwe batterijen
met de "+"- en "-"aansluiting in de juiste
richting.

Open.

Druk op de
veeraansluiting met de"-"-aansluiting van debatterij.

Verwijder batterijen.

Sluit.

Druk op veeraansluiting.
Plaats.

Stap 4. Plaats de batterij door
op de "+"-aansluiting te
drukken.
Stap 5. Plaats de tweede batterij
op dezelfde manier.
Stap 6. Sluit de batterijklep.

Let opHoud de batterijen en de batterijklep buiten het bereik van
baby's en kinderen, om verstikkingsGevaar door inslikken of
andere ongevallen te voorkomen.
Gebruik standaard AA-batterijen. Gebruik geen
opgezwollen batterij, oplaadbare batterij of een batterij die
in tape is gewikkeld. Hierdoor kan de klep mogelijk moeilijk
worden geopend.
41

7.1.1. Batterijen vervangen
Meetresultaten en instellingen worden opgeslagen wanneer debatterijen worden verwijderd. Wanneer de ingebouwde batterij
leeg raakt, wordt de datum ingesteld op 01-01-2017 00:00.
Controleer de tijd en stel deze in op de huidige tijd wanneer
de batterijen worden vervangen. Zie "8.2.2. De klok en de
bewakingsfunctie voor metingen" om de klok in te stellen.

7.2. De houder voorbereiden
OpmerkingWanneer de houder wordt bevestigd, gebruikt u de riemaccessoire.
We raden u aan een riem te gebruiken om de recorder tebevestigen bij de patiënt.
Gebruik de houderaccessoire wanneer derecorder wordt gebruikt. Bevestig de houder
aan de riemaccessoire of aan de riem van degedragen kleding.

HouderRiem

42

7.3. Inspectie voor gebruik
Let opControleer of de recorder voordat u deze gebruikt om u
zeker te stellen van de prestaties, veiligheid en effectiviteit
hiervan.
Controleer de volgende lijst voordat/nadat u de batterijen installeert.
Als een probleem wordt gevonden, stopt u met het gebruik van derecorder en bevestigt u het label "Defect" of "Niet gebruiken".
Neem contact op met uw lokale leverancier om het apparaat telaten repareren.

7.3.1. Checklists voor de plaatsing van de batterij
Nr.

Functie

Beschrijving
Geen schade of vervorming door vallen.

1

Buitenzijde

2

Batterij

Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Vervang deze door twee nieuwe batterijen
voordat de patiënt de recorder gebruikt.

3

ManchetControleer of de manchet niet gerafeld is. Alsde manchet gerafeld is, kan deze barsten door
de interne druk.

4

Controleer of er geen knikken of vouwen in deluchtslang zitten.
Aansluiting
van manchet Controleer of de luchtaansluiting en deconnector stevig zijn aangesloten.

5Aansluitingen

Geen schade aan of loszitten van knoppen,
schakelaars etc.

Controleer of er geen schade is aan deaccessoires. (houder, riem, etc.)43

7.3.2. Checklists na de plaatsing van de batterijNr.
1

Gedeelte
Batterij

Beschrijving
Controleer of er geen brand, rook of sterke
geuren zijn.
Controleer of u geen vreemd geluid hoort.

2

Display

Controleer of het scherm alles correct
weergeeft.

3

Werking

Controleer of de recorder correct werkt.

4

MetingControleer of de meting juist kan worden
uitgevoerd en dat de plaatsing van de manchet,de meting, de display en de resultaten juist zijn.

44

8. Bediening
8.1. Stroomschema bedieningsfuncties
OpmerkingDe oorspronkelijke instellingen (van de ingebouwde klok,
bewakingsfunctie en beginwaarde voor drukregeling) en het
vooringestelde programma (A-BPM en S-BPM) hoeven nietelke keer te worden opgeslagen. Ze worden opgeslagen
wanneer ze worden verwijderd, wanneer ze worden bijgewerkt
en wanneer de recorder voor de eerste keer wordt gebruikt.
De instellingen van de recorder kunnen worden opgeslagenmet een gespecialiseerd randapparaat.Zie de handleiding
van ABPM Data Manager.
Meetprocedures voor A-BPM en S-BPM zijn verschillend.
A-BPM kan zes paar willekeurige starttijden en intervallen
specificeren voor elke 24 uur en kan automatisch bloeddruk
meten en vastleggen.
S-BPM gaat ervan uit dat een patiënt zelf de eigen bloeddruk
meet thuis of in het ziekenhuis. In deze modus kunt u vijf
typen programma's gebruiken, al naar gelang het gebruik.

45

De batterijen installeren.
De oorspronkelijke instellingen van de ingebouwde klok,
bewakingsfunctie voor metingen en drukregelingwaarde.

A-BPM

Zet deS-BPM

AUTO -schakelaar
op "ON".

Zet deA-BPM
Zet deAUTO -schakelaar
op "OFF".

START Druk op de
knop.
Bloeddrukmeting
artsenpraktijk
OBP

AUTO -schakelaar
op "OFF".

Sluit de recorder aan op een.
Gegevens worden verwerkt.
Automatische zelfbloeddrukmeting ASBP

Reinig en bewaar het product.

Volledige gebruiksprocedure46

8.2. Oorspronkelijke instellingen
8.2.1. Fabrieksinstellingen
De fabrieksinstellingen (oorspronkelijke instellingen) worden
hieronder beschreven:

Algemene functies van de instellingen
Functie

Fabrieksinstelling

Bewakingsfunctie

ON (wordt aangegeven)

Jaar, Maand, Dag, Uur, Minuut Datum van verzending

Functies van A-BPM
Functie

Fabrieksinstelling

Slaapmodus

OFFIntervaltijd wanneer de slaapmodus is ON

30 minuten

Starttijd voor sectie 1

0 uur

Intervaltijd voor sectie 1

30 minuten

Starttijd voor sectie 2

0 uur #1

Starttijd voor de automatische metingOFF

Werkingstijd van automatische metingOFF

De inhoud van de fabrieksinstellingen

Wanneer de AUTO -schakelaar op "ON" wordt gezet, wordt
A-BPM gestart. De bloeddruk wordt elke 30 minuten gemeten
totdat de schakelaar op "OFF" wordt gezet.

#1: De instellingen tussen de intervaltijd voor sectie 2 en deintervaltijd voor sectie 6 worden weggelaten omdat destarttijden van sectie 1 en 2 dezelfde waarde hebben.
47

Functies van S-BPM
Functie
Programmaselectie

Fabrieksinstelling
Bloeddrukmeting artsenpraktijk (OBP)

Bloeddrukmeting
artsenpraktijk
OBP

N.v.t.

Automatische
Aantal metingen
bloeddrukmeting
artsenpraktijk AOBP Intervaltijd
Bloeddrukmeting thuis Aantal metingen
HBP Intervaltijd
Starttijd van sectie

Automatische
bloeddrukmeting nacht Aantal metingen
ANBP Intervaltijd

Starttijd van alarm

Automatischezelf-bloeddrukmeting
Aantal metingen
ASBP Intervaltijd

2 keer5 minuten
2 keer
1 minuut
2 uur
2 keer
1 minuut
7 uur, 22 uur
2 keer
1 minuut

De inhoud van de fabrieksinstellingen

Wanneer de/-knop wordt ingedrukt nadat de AUTO schakelaar op "OFF" is gezet, wordt het vooringestelde S-BPMprogramma (OBP) gestart. Het programma (OBP) meet debloeddruk één keer en slaat het resultaat op in het geheugen.

8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd
via de volgende methoden.
Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met behulp van een gespecialiseerd randapparaat dat op derecorder wordt aangesloten via de USB-kabel.
48

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
houd de EVENT -knop ingedrukt tot Display(na Sleep ) wordt weergegeven in de OLED.
Stap 4. De volgende zijn de bedieningsknoppen:
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie,
einde van instellingen.
Gebruik deze knoppen vervolgens in andere items.
Stap 5. Druk na het configureren van de instellingen op de
START/STOP -knop om terug te gaan naar de wachtmodus.
Functie

OLED
BereikDisplay
Bewakingsfunctie
xx = OFF, ON
xx
Clock
xx = 17 t/m 99.
Laatste twee
Jaar
Year xxcijfers van het jaar.
Clock
Maand
xx = 1 tot 12 maanden
Mon. xx
Clock
Dag
xx = 1 tot 31 dagenDay xxClock
Uur
xx = 0 tot 23 uur
Hour xx
Clock
Minuutxx = 0 tot 59 minuten
Min. xx
Ingesloten tekens : Fabrieksinstellingen en oorspronkelijke
instellingen wanneer de batterijen helemaal leeg zijn.
498.2.3. Beginwaarde voor drukregeling voor S-BPM
Vooraf kan een beginwaarde voor de drukregeling worden
ingesteld voor S-BPM.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Als AUTO is opgegeven, wordt automatisch een oorspronkelijke
drukregelingswaarde geselecteerd. De fabrieksinstelling is 180 mmHg.
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Selecteer een drukregelingwaarde met de START/STOP -knop.
AUTO -schakelaar op "OFF"S-BPM-programma
Drukregelingwaarde
Huidige tijd

8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd
via de volgende methoden.
Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met behulp van een gespecialiseerd randapparaat dat opde recorder wordt aangesloten via de USB-kabel.
A-BPM kan alleen worden gebruikt terwijl de automatischemeting wordt uitgevoerd.

OpmerkingSpecificeer de starttijd en de interval die is berekend vanafde tijd waarop de AUTO -schakelaar op "ON" is gezet.
Deze moeten opnieuw worden gespecificeerd wanneeru een andere A-BPM gebruikt.
50

Bediening via knoppen en schakelaars
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot Sleep wordt
weergegeven in de OLED.
Stap 4. Stel de slaapmodus in met de volgende knoppen.
Als de slaapmodus op "ON" staat, gaat u door naar stap 5.
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie.
Stap 5. Geef de starttijd en interval op voor maximaal zes secties
met de volgende knoppen.
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie.
Stap 6. Geef de starttijd en werkingstijd van de automatischemeting op met de volgende knoppen.
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie,
einde van instellingen.
Stap 7. Na het voltooien van de instellingen komt de recorder weer inde wachtmodus.

Let opVerwijder de batterijen niet terwijl de instellingen worden geladen.
Als de batterijen worden verwijderd, voert u de instellingen
opnieuw in.
51

8.3.1. Functies en parameters A-BPM
Het vooringestelde programma voor A-BPM werkt als volgt:
Functie

OLED
Parameter
Sleep
xx
=
ON,
OFF
xx
xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60,
Cycle
Intervaltijdxx
120 minuten
Hour
1Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie1
Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60,
Intervaltijdxx
120 minuten
Starttijd Hour 2 xx = 0 tot 23 uur
xx
Sectie2Cycle
2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
Intervaltijdxx
120 minuten
Hour
3
Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie3Cycle
3 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
Intervaltijdxx
120 minuten
Hour
4Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie4Cycle
4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
Intervaltijdxx
120 minuten
Hour
5Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie5
Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
Intervaltijdxx
120 minuten
Hour 6
Starttijd
xx=
0 tot 23 uur
xx
Sectie6xx=OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
Cycle 6
Intervaltijdxx
120 minuten
START
Starttijd
xx xx = OFF , 0 tot 23 uur
Werkingstijd Werking xx = OFF , 1 tot 27 uur
xx

Slaapmodus

Automatische meting#1, #2#3, #4#3, #4

Ingesloten tekens : Fabrieksinstellingen.
52

#1 : Wanneer de slaapmodus op "ON" is ingesteld, kunnen destarttijd en werkingstijd van de automatische meting en deintervaltijd van de slaapmodus worden gebruikt. De intervaltijd
van deze secties (1 t/m 6) kan niet worden gebruikt.
#2 : Wanneer de slaapmodus op "OFF" is ingesteld, wordt deintervaltijd voor de slaapmodus niet weergegeven.
#3 : Als de starttijd is opgegeven terwijl de werkingstijd op "OFF" isingesteld, start de automatische meting wanneer de AUTO schakelaar op "ON" wordt ingesteld op de vooraf ingestelde
starttijd en gaat het proces door tot de AUTO -schakelaar op"OFF" wordt gezet. Als de AUTO -schakelaar opnieuw op "ON"wordt gezet, de automatische meting op de vooraf ingestelde
starttijd.

OpmerkingWanneer de werkingstijd is opgegeven, blijft deautomatische meting zelfs als de AUTO -schakelaar tijdens
de automatische meting wordt gebruikt, doorgaan zolang dewerkingstijd duurt vanaf het tijdstip waarop de AUTO schakelaar oorspronkelijk op "ON" werd gezet.
#4 : Als de starttijd op "OFF" wordt ingesteld en werkingstijd
is opgegeven, voert de automatische meting de eerste
bloeddrukmeting uit zodra de AUTO -schakelaar op "ON"wordt gezet, en blijft het meten voortduren zolang dewerkingstijd duurt.
Als de AUTO -schakelaar op "OFF" wordt gezet tijdens
automatische meting, wordt dit stopgezet.
Als deze AUTO -schakelaar weer op "ON" wordt gezet, wordt
de automatische meting uitgevoerd zolang de werkingstijd
duurt.
53

Opmerking
Wanneer de starttijd is gespecificeerd en de AUTO schakelaar op "OFF" is ingesteld tijdens de automatischemeting, wordt deze meting stopgezet.
Als deze AUTO -schakelaar weer op "ON" wordt gezet, wordt
de automatische meting onmiddellijk gestart.

De inhoud van het item

Slaapmodus:
U kunt de intervaltijd opgeven voor de automatische meting.
De intervaltijd van secties 1 t/m 6 kan niet worden gebruikt.
Zie "6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd".

Sectie:Een periode van 24 uur kan in maximaal zes secties worden
onderverdeeld. U kunt voor elke sectie de starttijd en interval
opgeven. A-BPM kan alleen worden gebruikt terwijl deautomatische meting wordt uitgevoerd.
Automatische meting:
A-BPM kan van begin tot eind worden beheerst. Geef destarttijd en werkingstijd op. Zie "8.3.2. Voorbeelden van
A-BPM-programma's".

54

8.3.2. Voorbeelden A-BPM-programma's
Voorbeeld Starttijden en intervallen. Vereenvoudigde invoer.
Dubbele secties
De starttijd voor sectie 1 =7:00
De intervaltijd voor sectie 1 = 15
De starttijd voor sectie 2 =22:00
De intervaltijd voor sectie 2 = 60
De starttijd van sectie 3 =7:00 .......... Hetzelfde als sectie 1
Sectie 3 en de volgende items worden niet weergegeven omdat
de starttijd van sectie 3 hetzelfde is als die van sectie 1.
Wanneer de starttijd van sectie 2, 3, 4, 5 of 6 hetzelfde is als
sectie 1, worden deze starttijden en intervallen niet
weergegeven.

Voorbeeld 1 Automatische meting

De starttijd voor de automatische meting = OFF,De werkingstijd voor de automatische meting = OFF.
Wanneer de AUTO -schakelaar wordt ingesteld op "ON", wordt
A-BPM uitgevoerd volgens de starttijd en interval van elke
sectie totdat de AUTO -schakelaar op "OFF" wordt gezet.
Bloeddrukmeting

Niet gemeten

Sectie 1

Sectie 255

Tijd

Voorbeeld 2 Automatische meting

De starttijd voor de automatische meting = 7:00,
De werkingstijd voor de automatische meting = OFF.
Wanneer de AUTO -schakelaar op "ON" wordt ingesteld, wordt
A-BPM om 7:00 gestart. A-BPM wordt voortgezet volgens destarttijd en interval van elke sectie totdat de AUTO schakelaar op "OFF" wordt ingesteld.
7:00

Bloeddrukmeting

Niet gemeten

Sectie 2

Sectie 1

Tijd# De automatische meting wordt voortgezet, zelfs als de AUTO
-schakelaar eerst op "OFF" en dan weer op "ON" wordt gezet
tijden de automatische meting.

Voorbeeld 3 Automatische meting

De starttijd voor de automatische meting = OFF,De werkingstijd voor de automatische meting = 26 uur.
Wanneer de AUTO -schakelaar wordt ingesteld op "ON", wordt
A-BPM gedurende 26 uur voortgezet volgens de starttijd eninterval van elke sectie.
Niet gemeten

Bloeddrukmeting

Sectie 2

Sectie 1

Na 26 uur
56

Tijd

# Zelfs als de AUTO -schakelaar tijdens de automatische meting
eerst op "OFF" en dan weer op "ON" wordt gezet, wordt deautomatische meting niet langer voortgezet dan de werkingstijd.

8.3.3. Starttijd en werkingstijd
Wanneer de starttijd van de automatische meting is
gespecificeerd en de AUTO -schakelaar op "ON" is ingesteld
en de automatische meting is gestart, wordt deze het
volgende bericht weergegeven.
Als de starttijd vroeger is dan de huidige tijd, wordt deautomatische meting gestart op de starttijd voor devolgende dag.
"---" wordt weergegeven tot de starttijd is aangebroken.

De huidige tijd

Dezelfde "---" wordt weergegeven nadat de werkingstijd van deautomatische meting is afgelopen.

57

8.4. S-BPM-programma's
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd
via de volgende methoden.
Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met behulp van een gespecialiseerd randapparaat dat op derecorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Houd terwijl u de knop/
ingedrukt houdt, houdde START/STOP -knop ingedrukt tot
wordt
weergegeven in de LCD.
Stap 3. Selecteer het S-BPM-programma met de volgende knoppen.
Programma: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP/
-knop.................... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ....... Beslissing, volgende functie.
Stap 4. Geef een functie op (aantal metingen, intervaltijd, starttijd
en starttijd van alarm) op met de volgende schakelaars.
/-knop.................... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ....... Beslissing, volgende functie,
einde van instellingen.
Stap 5. Na het voltooien van de instellingen wordt de SS-BPM-klok
weergegeven.

Let opVerwijder de batterijen niet terwijl de instellingen worden
geladen.
Als de batterijen worden verwijderd, voert u de instellingen
opnieuw in.
58

8.4.1. Functies en parameters S-BPM
Programma

Functie

Parameter

S-BPM-programma
Programma

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Bloeddrukmeting artsenpraktijk
OBP

N.v.t.

N.v.t.

Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk
AOBP

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

5,

3 tot 10 minuten

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

1,

1 tot 5 minuten

Bloeddrukmeting thuis
HBP

Automatische bloeddrukmeting nacht
ANBP

Starttijd

2,

0 tot 23 uur

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

1,

1 tot 5 minuten#1

Automatische zelfbloeddrukmeting
ASBP

Starttijd van alarm

7,

22 , 0 tot 23 uur

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

1,

1 tot 5 minuten

Ingesloten tekens#2: Fabrieksinstellingen.

#1: 24 uur kan in maximaal zes secties worden verdeeld.
In elke sectie kan de starttijd van de bloeddrukmeting worden
opgegeven.
#2: 24 uur kan in maximaal zes secties worden verdeeld.
In elke sectie kan de starttijd van alarm voor debloeddrukmeting worden opgegeven.
598.4.2. Voorbeelden van S-BPM-weergave
Weergave bloeddrukmeting artsenpraktijk

OBP

Voor OBP zijn er geen instellingen om te configureren.

Weergave automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBPAOBP gebruikt het vooringestelde aantal metingen en deintervaltijd.
AOBP voert een "1 bereik" uit na een wachtmodus, zodat depatiënt zich kan ontspannen.
Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".

Intervaltijd

Aantal metingen

Weergave bloeddrukmeting thuis

HBP

HBP gebruikt het vooringestelde aantal metingen en deintervaltijd.
HBP voert "1 bereik" uit.
Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".

Intervaltijd

Aantal metingen
60

Weergave automatische bloeddrukmeting nacht

ANBP

De ANBP kan tot zes vooringestelde starttijden specificeren voor
"1 bereik". Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".

Wanneer de laatste starttijd hetzelfde is als de eerste starttijd,
is het instellen van starttijd voltooid. Geef vervolgens het aantal
metingen en de intervaltijd op voor "1 bereik".

Eerste starttijd

Intervaltijd

2e starttijd

3e starttijd

Aantal metingen

Voorbeeld Instellingen en vereenvoudigde invoer

De meting vindt plaats om 22:00 en 4:00.
De starttijd van sectie 1 = 4:00
De starttijd van sectie 2 = 22:00
De starttijd van sectie 3 = 4:00 ............. Hetzelfde als sectie 1
De aantal metingen =2 keerDe intervaltijd =0:01 minuut

61

Weergave automatische zelfbloeddrukmeting

ASBP

Eerste starttijd
van alarm

3e starttijd
van alarm

De ASBP kan tot zes vooringestelde starttijden voor het alarm
specificeren.
Bij elke starttijd is de zoemer te horen. Druk op de knop/om de "1 bereik" uit te voeren wanneer u de zoemer
hoort. Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".
Wanneer de laatste starttijd hetzelfde is als de eerste starttijd,
is het instellen van starttijd voltooid. Geef vervolgens het aantal
metingen en de intervaltijd op voor "1 bereik".

Intervaltijd

2nd starttijd
van alarm

Aantal metingen

Voorbeeld Instellingen en vereenvoudigde invoer

De zoemer klinkt om 22:00 en 7:00.
Druk op de knop/om het "1 bereik"
uit te voeren.
De starttijd van sectie 1 = 22:00
De starttijd van sectie 2 = 7:00
De starttijd van sectie 3 = 22:00 ........... Hetzelfde als sectie 1
De aantal metingen =2 keerDe intervaltijd =0:01 minuut
62

8.5. Meetgegevens verwijderen
Doel van bewerking en uitleg van functie

Meetgegevens worden verwijderd maar de instellingen worden
niet verwijderd.
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd
via de volgende methoden.
Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met behulp van een gespecialiseerd randapparaat dat op derecorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

Let opAls meetgegevens verwijderd zijn, kunnen deze niet meer
worden gebruikt. Maak een back-up van de gegevens
voordat u deze verwijdert.
Verwijder de meetgegevens voor de laatste patiënt voordat
de volgende patiënt de recorder gebruikt.
Het verwijderen van de gegevens kan zo'n tien seconden duren.
Gebruik het apparaat niet terwijl er gegevens worden verwijderdom ervoor te zorgen dat de verwijdering correct verloopt.

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op "OFF".
Stap 2. Als de indicatie verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot DataClear(na Sleep en Display ) in de OLED wordt weergegeven.
Stap 4. Selecteer een bewerking.
Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de START/STOP knop ingedrukt te houden. Erasing begint te knipperen
onder DataClear in de OLED en het verwijderen vangegevens start. Ga na verwijdering door met stap 5.
Als u de gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op
de EVENT -knop en gaat u door met stap 5.
Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.
638.6. Het product bevestigen aan de patiënt
8.6.1. Informatie voor patiënten
Leg het volgende uit aan de patiënt, zodat hij of zij de recorderveilig kan gebruiken.

Voorzorgsmaatregel tijdens de bloeddrukmeting

Ontspan de arm en blijf rustig wanneer het opblazen begint.

Blijf tijdens de meting in dezelfde positie zitten.
Vermijd trillingen en geluid tijdens de meting.
De bloeddruk wordt gedurende ongeveer 1 minuut na dedrukregeling gemeten. Blijf stil zitten tot de meting is afgerond.
Het meetproces na het opblazen en voor het leeg laten lopen
van de manchet duurt tot 170 seconden.
Na de drukregeling kan de manchet opnieuw worden
opgeblazen om de bloeddruk opnieuw te meten. Dit kan
worden veroorzaakt door beweging van het lichaam enz.
Mogelijk start de recorder de bloeddrukmeting na ongeveer
120 seconden wanneer de meetgegevens ongeldig zijn en devolgende meting langer dan 8 minuten later plaatsvindt. Dit kan
worden veroorzaakt door beweging van het lichaam enz.
Mogelijk zit de recorder in de weg bij de bediening vanvoertuigen en machines. Bedien geen voertuigen en machines
terwijl u de recorder draagt.

De meting stoppen of onderbreken

Druk op de START/STOP -knop om de bloeddrukmeting testoppen. Er wordt een foutcode opgeslagen in het geheugen.
De bloeddruk wordt opnieuw gemeten na 120 seconden.
Bij A-BPM en de modi ANBP en ASBP van S-BPM kan alleen64de huidige bloeddrukmeting worden onderbroken en wordt
de "1 bereik" uitgevoerd op de volgende starttijd. Stel de
AUTO -schakelaar in op "OFF" om A-BPM uit te stellen.
Verwijder de manchet als de huidige bloeddrukmeting niet kan
worden gestopt met de START/STOP -knop.

Let opDruk op de START/STOP -knop om de meting te stoppen.
De "1 bereik" wordt alsnog uitgevoerd op de volgende
starttijd voor A-BPM en de modi ANBP en ASBP van S-BPM.
Wanneer de arm pijn doet of er onvoorziene
omstandigheden optreden, stopt u de meting, verwijdert
u de manchet en raadpleegt u de arts. Stel de AUTO schakelaar in op "OFF" om A-BPM uit te stellen.
Zet de AUTO -schakelaar op "ON" als u de automatischemeting van A-BPM wilt hervatten. Het symbool
wordt
weergegeven in de LCD en OLED. Het vastleggen vangegevens gaat door tot het apparaat op "OFF" wordt gezet.

De handmatige meting gebruiken tijdens A-BPM

De procedure voor tijdelijke meting die niet in het vooraf
ingestelde programma is opgenomen.

Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de A-BPM-wachtmodusweergave.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop om de bloeddruk direct temeten tijdens A-BPM.
Stap 3. Meetresultaten worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens demeting, wordt de meting onderbroken.
65Voorzorgsmaatregelen bij het dragen van de recorder

De recorder is een precisie-instrument. Laat de recorder niet
vallen en zorg dat de recorder geen schokken ondervindt.
De recorder en manchet zijn niet waterdicht (waterbestendig).
Zorg ervoor dat het product niet in aanraking komt met regen,zweet en water.

Plaats geen voorwerpen op het product.
Wanneer de manchet wordt verplaatst door overmatige
beweging of oefeningen, bevestigt u de manchet weer.
Plaats de luchtslang zodanig dat er geen knikken in zittenen de slang niet rond de nek ligt wanneer u slaapt.

Batterijen vervangen

Wanneer het symbool
wordt weergegeven, kan derecorder geen bloeddruk meten of communiceren met een
gespecialiseerd randapparaat. Vervang de batterijen direct
door twee nieuwe.

8.6.2. Manchethoes
OpmerkingHoud de manchet en de manchethoes schoon.
Vervang de manchethoes bij iedere persoon.
Gebruik de passende optionele manchethoezen.

668.6.3. De manchet, houder en recorder bevestigen

Let opBevestig de manchet niet als de patiënt een
huidontsteking, externe wonden enz. heeft.
Verwijder de manchet als de patiënt een huidontstekingof ander symptoom heeft.
Zorg dat de luchtslang niet rond de nek en het lichaam
wordt gedraaid.
Wees voorzichtig als u de recorder bij kleine kinderen
gebruikt, vanwege een Gevaar voor verstikking.
Sluit de connector van de luchtslang goed aan totdat deze
niet meer verder draait. Als de luchtslang niet goed isaangesloten, kan dit het ontsnappen van lucht en
meetfouten veroorzaken.

Opmerking
Bevestig de manchet op de juiste positie en wikkel deze rondde arm zodat de bloeddruk op de juiste manier wordt gemeten.
Voorkom dat de manchet en luchtslang trillen tijdens de meting.
De recorder meet kleine wijzigingen in de luchtdruk in de manchet.
De meegeleverde manchet is een manchet voor volwassenenvoor de linkerarm.Als deze manchet niet past, koopt u een
optionele manchet.
Omvang arm
Kleine manchet
15 tot 22 cm
05,9" tot 08,7"
Manchet voor volwassenen 20 tot 31 cm
07,8" tot 12,2"
Grote manchet
28 tot 38 cm
11,0" tot 15,0"
Extragrote manchet
36 tot 50 cm
14,2" tot 19,7"
Houd de manchet school.
We bevelen aan dat de patiënt de houder en riem gebruikt.
De manchet bevat geen natuurlijk rubber (latex).
67

De manchet, recorder en houder bevestigen

Stap 1. Steek het uiteinde van de manchet door de ring en maak er
een armband van.
Stap 2. Zoek de bovenarmslagader van de linkerarm via palpatie.
Stap 3. Bevestig de manchet direct op de huid zodat de witte
markering direct boven de bovenarmslagader zit en de
onderrand van de manchet ongeveer 1 - 2 cm boven debinnenkant van de elleboog zit.
Stap 4. Wikkel de manchet om zodat de ring binnen het bereik valt,
de manchet vlak ligt en niet naar beneden schuift, maar laat
ruimte over zodat u twee vingers tussen de manchet en dearm kun steken.
Stap 5. Bevestig de luchtslang met tape zodat deze over de schouder
loopt.
Stap 6. Steek de riem door de houder.
Stap 7. Pas de riem aan zodat de houder aan de linkerkant zit.
Stap 8. Sluit de luchtplug aan op de luchtaansluiting van de recorder.
Stap 9. Plaats de recorder in de houder.

Ring

Bovenarmslagader
Witteslagadermark
ering Ongeveer
1 - 2 cm boven

Witte slagadermarkering
Houd ruimte over voor
twee vingers
68Luchtslang

Tape
Klem

Luchtslang

ManchetRiem
HouderLuchtplug
Luchtaansluiting

PlaatsHouderRiem
69

8.7. Bedieningsfuncties bloeddrukmeting
8.7.1. Bedieningsfuncties A-BPM
Wanneer A-BPM wordt gestart, wordt de bloeddruk gemeten
volgens de vooringestelde parameters.

OpmerkingStel de ingebouwde klok en beginwaarde voor drukregeling invoordat u de meting uitvoert, aangezien A-BPM deze gebruikt.
Zie "8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen"en "8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's".
Wanneer de recorder wordt verwijderd, stelt u de AUTO schakelaar in op "OFF".
Als de recorder wordt verwijderd tijdens A-BPM, wordt demanchet met ingang van de volgende starttijd opgepompt en
kan de manchet barsten. Wanneer A-BPM wordt voortgezet,
stelt u de AUTO -schakelaar in op "ON".
Het symbool

wordt weergegeven terwijl A-BPM wordt gebruikt.

Handmatige bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd tijdensde A-BPM-wachtmodus.
Het meetresultaat van de handmatige bloeddrukmeting kan
worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer A-BPM wordt stopgezet, wordt de foutcode E07
weergegeven in de OLED en wordt deze in het geheugen
opgeslagen.

A-BPM starten
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "ON".

Stap 2. Het symbool
wordt weergegeven op de OLED en LCD.
A-BPM A-BPM wordt gestart.
70

A-BPM uitstellen
Stap 1. Stel deStap 2. Het

AUTO -schakelaar in op "OFF".

-symbool wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens
de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt
de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet.
De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de
A-BPM-instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM(Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-wachtmodus iseen status waarbij de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens deintervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop tijdens de A-BPMwachtmodus.

De intervaltijd verdubbelen of opnieuw instellen

Wanneer de slaapmodus op "ON" staat en de EVENT -knop
wordt ingedrukt tijdens A-BPM-wachtmodus, wordt deintervaltijd verdubbeld.

71

8.7.2. Bedieningsfuncties S-BPM
OpmerkingStel de ingebouwde klok en beginwaarde voor drukregeling invoordat u de meting uitvoert, omdat ze worden gebruikt voor S-BPM.
Zie "8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen"en "8.4. S-BPM-programma's".
Verwijder de batterijen wanneer de patiënt de recorder en manchet
verwijdert en ANBP of ASBP wordt gebruikt (zelfs tijdens dewachtmodus). Als er nog batterijen in het batterijvak zitten, kan demanchet kapot gaan wanneer de recorder de manchet opblaast bij
de volgende "1 bereik". Als de patiënt doorgaat met metingen, dientdeze de batterijen te plaatsen en op de knop/
te drukken.
Handmatige bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd tijdens de
S-BPM-wachtmodus.
Het meetresultaat van de handmatige bloeddrukmeting kan
worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer S-BPM wordt stopgezet, wordt de foutcode E07
weergegeven in de OLED en wordt deze in het geheugen
opgeslagen.

S-BPM starten
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. De bediening werkt als volgt:
S-BPM-programma's
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP
Automatische bloeddrukmeting
artsenpraktijk
AOBP
Bloeddrukmeting thuis
HBP
Automatische bloeddrukmeting nacht
ANBP
Automatische zelfbloeddrukmeting
ASBP
72

Bedieningsfuncties
Druk op de knop/om het vooringestelde
programma te starten
tijdens de wachtmodus.
Vooringesteld programma
gaat in standby tot de"starttijd" of "starttijd
van alarm".

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting voor S-BPM)

Stap 1. Als de LCD-display verborgen is, drukt u op de knop
knop START/STOP of EVENT om terug te gaan naarde S-BPM-wachtmodusweergave.
Stap 2. Druk op de/-knop tijdens de S-BPM-wachtmodus.
De bloeddrukmetingen van "1 bereik" worden direct
uitgevoerd.

S-BPM stoppen of onderbreken

De bediening werkt als volgt:

S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties

Bloeddrukmeting
artsenpraktijk
OBP
Automatische
Druk op de/-knop om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen.
artsenpraktijk AOBPBloeddrukmeting
thuis
HBP
Automatische
Druk op de/-knop om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende
nacht
ANBP starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt
de zoemer.
#1
Automatische zelfAls u de recorder helemaal moet stoppen,
bloeddrukmetingverwijdert u de batterijen uit de recorder of
ASBP
schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".
73

8.7.3. Handmatige meting
Gebruik handmatige bloeddrukmeting voor een voorlopige
testmeting en een directe bloeddrukmeting.

OpmerkingHandmatige bloeddrukmeting kan direct worden uitgevoerd
tijdens een wachtmodus.
Het meetresultaat wordt opgeslagen in het geheugen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting voor A-BPM)

Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-wachtmodus
is een status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens
de intervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop tijdens de A-BPMwachtmodus.

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting voor S-BPM)

Stap 1. Als de LCD verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de S-BPMwachtmodusweergave.
Stap 2. Druk op de/-knop tijdens de S-BPM-wachtmodus.
De bloeddrukmetingen van "1 bereik" worden direct
uitgevoerd.
74

8.7.4. Metingen stoppen en onderbreken
Doorlopende A-BPM-, S-BPM- en handmatige
bloeddrukmetingen kunnen direct worden gestopt ofonderbroken.

OpmerkingWanneer de bloeddrukmeting wordt stopgezet, wordt de code
E07 in de OLED weergegeven en in het geheugen
opgeslagen.

A-BPM uitstellen
Stap 1. Stel deStap 2. Het

AUTO -schakelaar in op "OFF".

-symbool wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer op de START/STOP -knop wordt gedrukt tijdens
de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt
de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet.
De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de
A-BPM-instellingen.

75

S-BPM stoppen of onderbreken
De bediening werkt als volgt:
S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties

Bloeddrukmeting
artsenpraktijk
OBP
Automatische
Druk op de/-knop om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen.
artsenpraktijk AOBPBloeddrukmeting
thuis
HBP
Automatische
Druk op de/-knop om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende
nacht
ANBP starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt
de zoemer.
#1
Automatische zelfAls u de recorder helemaal moet stoppen,
bloeddrukmetingverwijdert u de batterijen uit de recorder of
ASBP
schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".

76

8.8. De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat
8.8.1. Aansluiten via een USB-kabel
Zie de handleiding van ABPM Data Manager voor decommunicatie-instellingen.

Let opDe kabel aansluiten
Sluit een goedgekeurde USB-kabel aan op de micro-USBaansluiting.
Sluit de kabel in de juiste richting aan. Als de kabel niet
correct wordt aangesloten, kan dit leiden tot defecten enstoringen. Controleer of de aansluitkabel goed isaangesloten.
U kunt geen bloeddruk meten terwijl USB-communicatie
plaatsvindt.
Sluit de patiënt niet aan terwijl de recorder op de kabel isaangesloten. De kabel kan rond het lichaam of de nek
worden gedraaid.
Een gespecialiseerd randapparaat voorbereiden
Verwijder de recorder en de manchet bij de patiënt voordat
u de recorder (TM-2441) aansluit op een gespecialiseerd
randapparaat.
Als niveau 1
is wordt weergegeven, sluit u derecorder (TM-2441) pas op de randapparatuur aan zodra
u de batterijen hebt vervangen.

77

De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat via de
USB-kabel
Stap 1. Open de micro-USB-aansluiting op de recorder.
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.

Micro-USB-aansluiting
USB-kabel

Gegevenscommunicatie met een gespecialiseerd randapparaat starten

Stap 1. Sluit de micro-USB-kabel aan op derecorder en het gespecialiseerde
Sluit de micro-USB-kabelrandapparaat.
aan
Stap 2. U hoort de zoemer en het symbool
wordt in de LCD weergegeven.
De gegevenscommunicatie gaat in de Stand-bymodus
stand-bymodus.
Stap 3. Voer de analyse uit met het
gespecialiseerde randapparaat.
De gegevenscommunicatie komt
alleen in de actieve onlinemodus
tijdens USB-communicatie.

Actieve
onlinemodus

Gegevenscommunicatie met een gespecialiseerd randapparaat stoppen
Stap 1. Verwijder de kabel in de stand-bymodus.
788.8.2. Bluetooth®-communicatie gebruiken
Een Bluetooth-apparaat moet met een apparaat worden
gekoppeld voordat er gecommuniceerd kan worden. Wanneer
de recorder is gekoppeld met een apparaat, kunnen apparaten
automatisch communiceren.

OpmerkingZorg dat u alle andere Bluetooth-apparaten uitschakelt tijdens
het koppelen.
U kunt niet meerdere apparaten tegelijk koppelen.
Als de recorder aan een ander apparaat wordt gekoppeld,
wordt het eerste apparaat ontkoppeld.
Als apparaten niet kunnen communiceren na het koppelen,probeert u het koppelen opnieuw uit te voeren.

Bluetooth®-Koppeling
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd de EVENT -knop ingedrukt tot Pairing(na FlightMode ) wordt weergegeven in de OLED.
De recorder begint te wachten op een koppeling.
Stap 4. Zodra de Bluetooth-koppeling voltooid is, wordt het
symbool
weergegeven in de LCD.
Druk op de EVENT -knop als u de huidige koppeling wilt
annuleren. De recorder gaat door naar de wachtmodus-display.
79

8.8.3. Bluetooth®-communicatie onderbreken (vliegtuigmodus)
In de vliegtuigmodus kan Bluetooth-communicatie worden
onderbroken.

De vliegtuigmodus gebruiken
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de wachtmodusweergave.
Stap 3. Houd de EVENT -knop ingedrukt tot
weergegeven in de OLED.

FlightMode

wordt

Stap 4. De vliegtuigmodus kan worden in-/uitgeschakeld met
de START/STOP -knop.
START/STOP -knop
FlightMode
FlightMode
OFF
ON
Stap 5. Druk op de EVENT -knop om terug te gaan naar dewachtmodusweergave.

80

9. Onderhoud
9.1. Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer
Medische instrumenten als deze recorder moeten worden
onderhouden, zodat ze goed functioneren wanneer dit nodig
is en zodat de veiligheid van de patiënt en de gebruiker wordt
gewaarborgd. Als basisregel geldt dat de gebruiker dit
instrument dagelijks moet inspecteren, bijvoorbeeld doorde regels voor "Inspectie vóór het gebruik" na te leven.
Dagelijkse controle, zoals de inspectie vóór het gebruik, is nodig
om te zorgen dat de recorder goed blijft werken, veilig is en
effectief blijft.
We raden aan om ieder jaar een periodieke inspectie van derecorder uit te voeren.

OpmerkingMedische instellingen moeten het onderhoud uitvoeren om tezorgen dat het medische instrument veilig wordt gebruikt.

819.2. Het product reinigen
Let opReinig de recorder voor en na gebruik. Reinig de recordervoordat u deze bij de volgende patiënt gebruikt.
U mag de recorder niet met water besproeien of in water
onderdompelen om deze te reinigen. Dit kan een storing
veroorzaken.
Droog de recorder nadat u deze met water en deantiseptische oplossing afveegt, zodat de vloeistof
niet in de recorder terecht komt.
Desinfecteer de recorder van tijd tot tijd om infecties tevoorkomen. Gebruik geen steriliseerapparaat op de recorder.
Gebruik geen organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld:
thinner) of povidonjoodoplossing om de recorder te reinigen.
Dit kan verkleuring, schade en defecten veroorzaken.
Gebruik geen haardroger etc. om de recorder te drogen.
Dit kan defecten en beschadigingen veroorzaken.

Controle na het reinigen van de manchet

Controleer of de manchetblaas goed in de manchetdoek isaangebracht. Als deze niet goed is aangebracht, kan tijdens
het opblazen hiervan schade of een explosie optreden.

De recorder reinigen

Veeg het vuil en stof van de behuizing van de recorder met een
gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goedis uitgewrongen. Indien zich bloed of medicijnresten etc. op debehuizing bevinden, dient u deze eerst te reinigen met een gaasje
dat met antiseptische oplossing is bevochtigd en dat u goed hebt
uitgewrongen. Veeg de vochtige behuizing vervolgens af met een
gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goed isuitgewrongen. We bevelen de chemicaliën in de tabel(Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen (naamingrediënt)) aan als bruikbare chemicaliën (naam ingrediënt).
82

De manchet reinigen

Wanneer u de manchethoes en manchetdoek reinigt, moet u demanchetblaas uit de manchetdoek verwijderen. Reinig het vuilen stof met een gaasje dat met water of warm water isbevochtigd en dat goed is uitgeknepen.
Raadpleeg de antiseptische oplossingen in de tabel(Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen(naam ingrediënt)) voordat u tot desinfectie overgaat.
Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen(naam ingrediënt)Naam onderdeel

Naam product

Benzalkoniumchloride Benzalkoniumchloride 10%-oplossing
Isopropanol

70% in 1-propanol

Ethanol

Ethanol voor desinfectie 76,9 - 81,4 vol%Lees het voorschrift op het product en gebruik het.

Opmerking
Manchetten en luchtslangen zijn verbruiksgoederen.
Als zich vaak meetfouten voordoen of als de bloeddruk niet
kan worden gemeten, moeten deze door nieuwe exemplaren
worden vervangen. Zie "10. Optionele artikelen(te bestellen)" in deze handleiding.

839.3. Periodieke inspectie
Voer dagelijks een inspectie uit zodat u de recorder goed kunt
blijven gebruiken. De inspectie wordt hierna beschreven:

9.3.1. Inspectie batterij voor installatie
Items

Beschrijving
Geen schade of vervorming als gevolg van vallen.
Buitenzijde
Geen vuil, roest of krassen op enig deel.
Geen scheuren in of ratelen van het paneel.
Geen beschadiging en geen ratelen van
Werkingschakelaars en knoppen.
Display
Geen vuil of krassen op de display.
De luchtslang mag niet geknikt zijn. Als er
lucht achterblijft in de manchet, kan dit
perifere disfunctie veroorzaken doordat debloedcirculatie in de arm wordt gestremd.
De manchetblaas is goed in de manchetdoek
aangebracht.
De manchet vertoont geen rafels. De manchet
toont geen slijtage.
Vervang de manchet indien u een probleem aantreft.
MetingDe manchet is een gebruiksgoed.
ManchetAls er een scheur of hechtmateriaal te zien isin de verbinding tussen de manchet en demanchetblaas.
Als de luchtslang zijn flexibiliteit verliest en
hard wordt.
Als het oppervlak van de luchtslang gaat
glimmen of olieachtig aanvoelt.
Als de luchtblaas barsten vertoont.
We bevelen aan dat u manchetten elke drie jaar
vervangt, ongeacht hoe vaak u deze gebruikt.
Draagmiddelen Geen schade aan de houder, riem en manchet.
De luchtslang is goed op de luchtaansluiting
Verbinding
aangesloten.
849.3.2. Inspectie na de plaatsing van de batterij
Functie
Buitenzijde
Werking
MetingManchetInspectie van
bloeddrukwaarde

Beschrijving
Geen brand, rook of sterke geuren.
Geen vreemde geluiden.
Geen problemen met het functioneren van
schakelaars en knoppen.
Meetwaarden liggen dicht bij degebruikelijke waarde.
Geen vreemde geluiden of gebeurtenissentijdens de meting.
Als de bloeddrukwaarden onjuist zijn, neemt
u contact op met uw plaatselijke leverancier.

859.4. Wegwerpen
Leef de wetgeving van de plaatselijke overheid op het gebied
van milieubescherming na bij het wegwerpen en recyclen van
het product.

De manchet wegwerpen

Een door de patiënt gedragen manchet is medisch afval.
Werp de manchet op de juiste manier weg volgens de regels
voor medische afval.

De oplaadbare ingebouwde batterij wegwerpen

Let opDe recorder is voorzien van een interne reservebatterij.
Wanneer u de recorder weggooit, dient u deze batterij
passend af te voeren volgens de plaatselijke wet- enregelgeving inzake milieubescherming.

Overige

Naam

Onderdeel
Behuizing
Verpakking
KussenZak
Behuizing
Onderdelen
ChassisRecorder Reservebatterij
op de printplaat
Batterij

Materiaal
KartonLuchtkussen, speciale behuizing
VinylABS- + PC-hars
Algemene onderdelen
IJzer
Oplaadbare lithium-knoopcelbatterij:
ML2016H
Alkalinebatterij: 1,5V, formaat LR6 of AA
Oplaadbare batterij:
formaat AA
Ni-MH-batterijen, 1.900 mAh of meer86

9.5. Probleemoplossing
Raadpleeg de volgende checklist en lijst met foutcodes voordat
u contact opneemt met uw plaatselijke leverancier.
Als het probleem niet wordt opgelost door deze maatregelen ofals het probleem opnieuw optreedt, dient u contact op te nemenmet uw plaatselijke leverancier.
Probleem
Geen display na
indrukken van
knoppen.
Geen OLEDdisplay tijdens
A-BPM.

Hoofdoorzaak
De batterij is leeg.

Oplossing
Plaats nieuwe
batterijen.

De OLED kan verdwijnen Verwijder de batterijen
als gevolg vanen plaats dezeelektrostatische effecten. opnieuw.
De reservebatterij
Gebruik nieuwe
De klok wordt
wordt niet opgeladen. batterijen en laad dezevaak gereset.
#1 gedurende 48 uur op.
Controleer de manchet
De manchet is niet
en luchtslang op vouwen,
Geen druk
goed aangesloten.
knikken en aansluiting.
Geen USBDe communicatiekabel Controleer of de kabelcommunicatie #2 is verwijderd.
goed is aangesloten.
Het gespecialiseerdeHet duurt
Wacht tot het einde vanrandapparaat is gedurendede download. Dit kan
even voordat
langere tijd bezig een grote
maximaal 50 minuten
communicatieresp
hoeveelheid omgevingsduren.
ons plaatsvindt. #2
gegevens te downloaden.
Kan de batterijklep Er zijn non-standaard Neem contract op met uw
niet openen
batterijen gebruikt.
plaatselijke leverancier.
#1: Gebruikers (onbevoegd onderhoudspersoneel) kunnen dereservebatterij (lithiumbatterij) die op de printplaat in de recorderis geplaatst, niet vervangen. De reservebatterij wordt opgeladen
via de batterijen (formaat LR6 of AA) voor de metingen.
#2: Er is een gespecialiseerd randapparaat nodig.

Let op

Haal de recorder niet uit elkaar en pas hem niet aan.
De recorder kan beschadigd zijn.
879.6. Foutcodes
Metingsfoutcodes
Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

Fout: geen luchtdruk Laat alle lucht uit de manchet lopen.
Batterij bijna leeg

Plaats nieuwe batterijen.

Drukregeling is
mislukt

Het oppompen resulteert niet in debeoogde druk.
Controleer de aansluiting met demanchet.
Als er geen problemen zijn met deaansluiting van de manchet, is derecorder mogelijk defect en moet
deze worden gecontroleerd.

Drukwaarde
overschrijdt
299 mmHg

Er kan zich tijdens de drukregelinglichaamsbeweging voordoen. Ontspanen blijf stil tijdens de meting. Inspecteer
de recorder als dat niet helpt.

U kunt geforceerd
stoppen met de
START/STOP - ofde/-knop.

Druk alleen op de START/STOP - ofde/-knop als dit echt nodig is.

88

Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

Bloeddruk kan niet
worden gemeten.

De hartslag kan niet worden
waargenomen vanwege
bewegingen van het lichaam ofgeluid van kleding.
Ontspan en beweeg niet.
Controleer de positie van de manchet.
Als dit defect ook optreedt
wanneer de patiënt ontspannen is,dient u contact op te nemen met
uw leverancier om de recorder telaten repareren.

Fout in ingebouwde
versnellingssensor.

Verwijder de batterijen en plaats deze
opnieuw.

Het lichaam beweegt
Ontspan en blijf stil tijdens de meting.
te veel.
Buiten bereik,
30
PUL

200

Probeer een andere bloeddrukmetingals deze fouten meermaals optreden.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Systolische bloeddruk
280 DIA: Diastolische bloeddruk
PP: Polsdruk

Buiten bereik,
30
DIA
160
Buiten bereik,
60
SYS

Buiten bereik,
10PP
150 #1
Meting duurt langer
dan 180 seconden.

Als de opblaassnelheid ofleegloopsnelheid traag is, moet derecorder worden geïnspecteerd.

Leeglopen duurt langer De leegloopsnelheid is mogelijk traag, dedan 90 seconden.
recorder moet worden geïnspecteerd.
Er wordt geenhartslag
waargenomen.

De hartslag wordt niet waargenomen
omdat het lichaam beweegt, enz.
Ontspan en beweeg niet tijdens debloeddrukmeting.
89

Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

De instellingen vande intervaltijd zijn
onjuist.

Als de intervaltijd wordt ingesteld op
120 minuten, kan het verschil tussen devorige starttijd en de volgende starttijd
niet precies in twee uur worden verdeeld.

Fout: geen luchtdruk
voor
beveiligingscircuit.

Wordt weergegeven bij de starttijd
van de meting.
Laat alle overgebleven lucht uit demanchet lopen.

Het
beveiligingscircuit
detecteert een tehoge druk.

Mogelijk zijn lichaamsbewegingengedetecteerd tijdens dedrukregeling. Ontspan en
beweeg niet tijdens de meting.
Als deze fout optreedt terwijl depatiënt ontspannen is en niet
beweegt, dient u contact op tenemen met uw leverancier voor
onderzoek.

Codes voor hardwarefouten op de recorder
Code

Betekenis

Geheugenfout

Oorzaak en oplossing
Dit kan zich voordoen in het geval
van een sterke schok, zoals door
het laten vallen van de recorder.
Als deze code vaak wordt
weergegeven, is er een defect in
het ingebouwde geheugen. Neem
contact op met uw leverancier voor
een onderzoek.

OpmerkingDe foutcodes kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
90

10.
Manchetten

Optionele artikelen (te bestellen)

Naam
Beschrijving
Bestelcode
Kleine manchet
Omvang arm
TM-CF202B
voor de linkerarm 15 tot 22 cm
5,9" tot 8,7"
Manchet voor
Omvang arm
volwassenen
TM-CF302B
20 tot 31 cm
7,8" tot 12,2"
voor de linkerarm
Grote manchet
Omvang arm
TM-CF402B
voor de linkerarm 28 tot 38 cm
11,0" tot 15,0"
Extragrote manchet Omvang arm
TM-CF502B
voor de linkerarm 36 tot 50 cm
14,2" tot 19,7"
Manchet voor
Omvang arm
volwassenen
TM-CF802B
20 tot 31 cm
7,8" tot 12,2"
voor de rechterarm
Wegwerpbare manchet
10 vellen
TM-CF306A
Kleine manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024667-S
Manchethoes voor
voor linkerarm 10 vellen
AX-133024500-S
volwassenen
Grote manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024663-S
Extragrote manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024503-S
Manchethoes voor
voor rechterarm 10 vellen
AX-133024353-S
volwassenen
Kleine manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025101-S
Manchetdoek voor
voor linkerarm 2 vellen
AX-133024487-S
volwassenen
Grote manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025102-S
Extragrote manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025103-S
Manchetdoek voor
voor rechterarm 2 vellen
AX-133025104-S
volwassenen
Luchtslangadapter
TM-CT200-110A
91

Gegevensanalyse

Naam

Beschrijving

Bestelcode-

AX-KOUSB4C

USB-kabel

Overige

Naam

Vel voor activiteitrapport

Beschrijving
10 vellen

Bestelcode
AX-PP181-S

Houder

-AX-133025995

Riem

-

AX-00U44189

Klemmen

5 stuks92

AX-110B-20-S

11.

Bijlage

11.1. Principe van bloeddrukmeting
Meetprocedure: Wikkel de manchet rond de bovenarm. Blaasde manchet op tot een druk die hoger is dan de systolische
bloeddruk. Laat de lucht dan langzaam uit de manchet lopen.
Terwijl de druk in de manchet wordt waargenomen tijdens deleegloopfase, wordt de golfvorm voor de pols tegelijkertijd met dehartslag weergegeven. De golfvorm voor de hartslag wordt ineensbijna net zo hoog als de systolische bloeddruk. De golfvorm neemt
verder toe terwijl de lucht wegloopt, totdat de amplitude op het
hoogste punt is, waarna de golfvorm geleidelijk weer daalt. Deveranderingen in de hartslaggolfvorm worden op de volgende
pagina uitgelegd. Bij een oscillometrische bloeddrukmeting is desystolische bloeddruk het punt waarop de amplitude ineens stijgt
nadat de pols in de manchetdruk wordt gedetecteerd. De
gemiddelde bloeddruk is het punt waarop de amplitude haar
maximum bereikt. De diastolische bloeddruk is het punt waarop de
amplitude geleidelijk afneemt. In feite detecteert de druksensor desubtiele veranderingen in de manchetdruk na verloop van tijd. Hij
slaat de hartslaggolfvorm op in het geheugen en evalueert desystolische en diastolische bloeddruk volgens het algoritme voor
een oscillometrische meting. De details van het algoritme
verschillen per bloeddrukmeter. De bloeddrukwaarden van
volwassenen en kinderen worden gemeten aan de hand van deoscillometrische methode en worden vergeleken met waarden diezijn gemeten via de auscultatie-methode. Diastolische bloeddruk
wordt gedefinieerd als het eindpunt van fase 4 bij de auscultatiemethode. De hartslaggolfvorm van de manchetdruk is afhankelijk
van het materiaal waarvan de manchet is gemaakt. Daarom blijft
de meting accuraat als de gespecificeerde manchet en het
meetalgoritme worden gebruikt. De luchtslang is minder dan 3,5 m
lang, omdat de propagatie van hartslaggolven tot demping leidt.
93

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Systolische bloeddruk
Gemiddelde bloeddruk
Diastolische bloeddruk

Tijd

Tijd

MicrofoonmethodeOscillometrische
meetmethode

Factoren voor fouten bij bloeddrukmetingen

De hartslaggrafiek kan een objectieve indicatorzijn voor de nauwkeurigheid van metingen.
Wanneer zich een geluid voordoet als gevolg
van onregelmatige hartslag of fysieke
bewegingen, verandert de amplitude van degrafiek. Als de hartslaggrafiek geen gladde lijn
Hartslaggrafiek
heeft, meet u de bloeddruk opnieuw ofgebruikt u andere methoden.

Positie van manchet op dezelfde hoogte als het hart

Wikkel de manchet om de arm op dezelfde hoogte als het hart.
Als de positie van de manchet onjuist is, treedt een meetfout op.
Bijvoorbeeld, als de manchet 10 cm lager dan het niveau van het
hart is, wordt de bloeddrukmeting 7 mmHg hoger.
94

De juiste manchetgrootte

Gebruik een passende manchet. Als de manchet te klein of tegroot is, treedt een meetfout op. Metingen met een te kleinemanchet worden vaak gemeten als een hoge bloeddruk,
ongeacht of de bloeddruk juist is en de slagaders normaal zijn.
Metingen met een te kleine manchet worden vaak gemeten als
een lage bloeddruk, met name bij patiënten die lijden aanaderverkalking of abnormaal grote slagaderkleppen hebben.
De verkeerde manchetmaat kan verschillen veroorzaken tussen
de directe methode en de oscillometrische meetmethode.
De manchet is voorzien van een label waarop het bereik van
de armomvang staat. Selecteer en bevestig een manchet met
de juiste maat bij iedere patiënt. De bloeddrukmeting isgegarandeerd nauwkeurig door de nauwkeurigheid van dedruksensor, de kenmerken van het leegloopmechanisme en het
meetalgoritme, zo lang de juiste manchet en luchtslang worden
gebruikt. Inspecteer periodiek de nauwkeurigheid van dedruksensor en de kenmerken van het leegloopmechanisme.

9511.2. EMD-informatie
Hieronder worden de vereisten beschreven die van toepassing
zijn op medische elektronische instrumenten:

Prestatie binnen de EMD-richtlijnen

Voordat de recorder wordt gebruikt, zijn specialevoorzorgsmaatregelen vereist met betrekking tot EMD(elektromagnetische storingen). Gebruik de recorder conformde EMD-waarschuwingen die in deze handleiding wordenbeschreven. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur(bijvoorbeeld mobiele telefoons) kunnen invloed uitoefenen op
medische elektrische toestellen.

Accessoires voldoen aan EMD-normen

De accessoires en opties voor deze recorder voldoen aan devoorwaarden van IEC60601-1-2:2014. Als niet-geautoriseerde
accessoires worden gebruikt, kan dit leiden toe toegenomenemissie en verlaagde ruisimmuniteit.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend accessoires die hiertoe zijn
aangewezen door A&D company.
Ongeautoriseerde accessoires kunnen worden beïnvloeddoor elektromagnetische emissie en hebben minder
immuniteit tegen storingen.

EMISSIEGRENZEN
Verschijnsel

Conformiteit

Uitgestraalde RF-emissie

CISPR11 Groep 1, Klasse B
96

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Poort behuizing
Verschijnsel

Grenswaarden immuniteit±8 kV contact
Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht
10 V/mUitgestraalde RF EM-velden
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM bij 1 kHz
Zie tabel (Testspecificaties voor
Afstand velden van RF draadloze
IMMUNITEIT POORT BEHUIZING
communicatieapparatuur
tegen RF draadloze
IEC 61000-4-3
communicatieapparatuur)
Nominale vermogensfrequentie
30 A/mmagnetische velden
50 Hz/60 Hz
IEC 61000-4-8

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Poort PATIENTKOPPELING
Verschijnsel

Grenswaarden immuniteit

Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2±8 kV contact±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Signaal ingangs-/uitgangspoort
Verschijnsel

Grenswaarden immuniteit

Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2±8 kV contact±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht

Snelle elektrische transiënten / ±1 kV
burstsIEC 61000-4-4 100 kHz herhalingsfrequentie
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Geleide storingen veroorzaakt
6 V in ISM en amateur-radiobanden
door RF-velden
tussen 0,15 MHz en 80 MHz
IEC 61000-4-8
80% AM bij 1 kHz
97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

LTE Band 13, 17

Grenswaarde
immuniteit (V/m)

TETRA 400

Afstand(m)Service

380 - 390

Maximumvermogen
(W)

Band
(MHz)

385

Modulatie

Testfrequentie(MHz)

Testspecificaties voor IMMUNITEIT POORT BEHUIZING tegen RF
draadloze communicatieapparatuur

0,3

27

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Pulsmodulatie
1,8
18 Hz
FM
±5 kHz deviatie 2
1 kHz sinus
Pulsmodulatie
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Pulsmodulatie
870 800 - 960
iDEN 820
18 Hz
CDMA 850
930
LTE Band 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
Pulsmodulatie
1.845 1.700 - 1.990
DECT
217 Hz
LTE
Band
1,
3,
4,
25
1.970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n Pulsmodulatie
2.450 2.400 - 2.570
217 Hz
RFID 2450
LTE Band 7
5.240
Pulsmodulatie
5.500 5.100 - 5.800 WLAN 802,11 a/n
217 Hz
5.785
810

98

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123