【 計測を簡単に！】

小型高速データロガ【 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ Ⅱ 】

買ってすぐ使える
誰にでも簡単に使える
持ち運べて何処でも使える

あの｛コンディションキャッチャ｝のＤＮＡを引き継ぐ待望の新製品が登場！
【 特長 】■ 用途に応じて、３機種を準備
８チャンネル
１６チャンネル
絶縁機能付き８チャンネル■ ｃｈ毎ＡＤ方式による同時計測（装置間同期も可能）■ 停電時のデータ保存・停電復帰後の自動収録開始■ 小型サイズ（８ｃｈ型：Ｗ７５－Ｄ６３－Ｈ２０ｍｍ）■ 大容量メモリ（マイクロＳＤＸＣカード）搭載（標準６４ＧＢ）■ 低消費電力、電池での長時間計測も可能■ 低価格【 概要 】
旧Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ は、Ｃｏｐｉｎｇ ｗｉｔｈ ＲＩＳＫ｝リスクに備える！を合言葉に、「現地で不具合が発生したので、原因究明の為、計測準備を整えて計測を始めるが現象が再現しない」「重要な機器なので、万が一トラブルが発生したら問題になるので、当初からデータを収録の仕組みを組込みたい」等のニーズに応えるべく、小型・軽量・低価格・ＰＣとの簡単接続を目的に開発され、ベストセラーデータロガとして、約１２００台以上販売されおります。
本［Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ Ⅱ］は、各チャンネルＡＤ搭載による計測速度と精度の向上、大幅な小型化（体積ＣＣ比１／６）、大容量メモリ搭載（容量ＣＣ比６４倍）、電源投入による自動収録開始モードの追加、ＰＣ接続性能の向上等、従来製品（ＣＣ）【 用途 】

６４【８ｃｈ型】

Deice ID
23F0 1On

Power789

4 56

LockOn

CDEStop
OffOff

SYNC.
DC In

Condition catcher-+

９３【８ｃｈ絶縁型】

64【PC側ソフトウェア仕様】
動作環境
主な機能

StatusStart２０USB

Micro SDXC

AB

■ 機械や装置のフライトレコーダ■ ビル内諸設備の監視■ 機械や設備等の振動・応力・温度等のリモート計測■ 配電盤制御盤等の過渡的電圧・電流波形の遠隔モニタ■ 工場設備の電力使用量監視■ 自動車・鉄道・船等移動体の高速データ収集■ 地震や気象等の自然現象の環境計測■ 社会インフラ（上下水道・ガス・電力）使用量監視■ 分散型電源の運転状況モニタに最適！
（太陽光発電・燃料電池・風力発電システム・他）

WindowsXPまたはWindows７・８
収録条件設定収録チャンネルの選択・サンプリング周波数の選択・LPF遮断周波数の選択・収録時間
ゼロバランスの実行
計測データ回収USBインターフェイス・マイクロSDXCから直接

Deice ID

OffPower

789

4 56

Lock

23

Stop

On

On

Off

SYNC.
DC In

Condition catcher

-+

93

設定画面

本ソフトウェアは、製品に標準添付。
オンライン計測
ＰＣと接続し、波形モニタしながら計測
オフライン計測
データロガ単体で計測。
データは、マイクロＳＤＸＣカードに保存。

64【１６ｃｈ型】

USB

Status
Stop

Lock
Off

Deice ID
789

CD
AB E

Start

4 56

Micro SDXC

32

収録データ再表示画面

23

オンライン計測画面

StatusStart

PowerOn

Off

SYNC.

F0 1

【ソフト画面】

USB

Micro SDXC

CD
AB E

収録チャンネルの選択・サンプリング周波数の選択・LPF遮断周波数の選択・ゼロバランス実行・計測データの波形表示・計測データ保存

F0 1

オンライン計測

38

計測データの表示・ファイル変換（ＣＳＶ形式）

On

DC In

Condition catcher

93-+【仕様】

仕様は、予告なく変更する事があります
タイプ

８チャンネル

１６チャンネル

絶縁型８チャンネル

型式

ＭＤＬ－２０Ａ－８Ａ

ＭＤＬ－２０Ａ－１６Ａ

ＭＤＬ－２０Ａ－ＩＳＯ－８Ａ

絶縁機能なしあり（ｃｈ間・ｃｈ電源間）

入力レンジ

シングルエンド、±10V，±5V，±2V，±1V

ＡＤ分解能

１６Ｂｉｔ

サンプリング周波数

定刻&インターバル計測時
トリガー&オンライン計測時： 最大20ｋHｚ×８ｃｈ： 最大10Hz×８ｃｈ

ローパスフィルタ
遮断周波数・遮断特性

40kHz，20kHz，10 kHz，5 kHz，2 kHz，1 kHz，500 Hz，200Hz，100 Hz，50 Hz，20 Hz，
10 Hz，5 Hz，Pass（全チャンネル同一周波数へ一括切り替え）メモリ

マイクロＳＤＸＣカード（６４ＧＢ） （取り外し可能）

計測モード

定刻計測（１日１回、定刻に計測）・インターバル計測 ・トリガー計測 ・オンライン計測

計測開始条件Startスイッチ ・日時指定 ・電源投入時

外部トリガー

トリガー入出力付き（フォトカプラ絶縁タイプ）

トリガー計測トリガーOn/Off（立上/立下）、トリガーレベルは全１６チャンネル個別に指定可能
トリガー論理はAND/ORで指定可・外部トリガー入出力は削除 ・プリトリガ機能あり

停電保護あり（停電時、停電直前のデータをＳＤＸＣメモリに記録して電源遮断）

インターフェイス

USB2.0 FullSpeed

入力部コネクタ

MDR（ミニDsub）１６ピン （片側ワニ口１．５ｍケーブル付属）

複数台同期

ADのクロック同期で可能（ただしデータ回収は機器個別）

ソフトウェア対応ＰＣ－ＯＳ

Ｗｉｎｄｏｗｓ７・８・10

電源ＤＣ９～２０Ｖ

外形
重量

Ｗ７５－Ｈ２０－Ｄ６４ｍｍ
約1００ｇ

納入品

Ｗ７５－Ｈ３８－Ｄ６４ｍｍ
約2００ｇ

Ｗ７５－Ｈ２０－Ｄ６４ｍｍ
約20０ｇ

マイクロＳＤＸＣ（６４ＧＢ）、ＡＣアダプタ・ＵＳＢケーブル・入力コネクタ・ＰＣ側計測ソフトウェア【品名・型番】 ケーブル長さは、希望長さでの提供します。型式末端の長さを変更して指示下さい
品名仕様

型式

高速データロガ(CCⅡ-8)

８ｃｈ型

ＭＤＬ－２０Ａ－８Ａ

高速データロガ(CCⅡ-16)

１６ｃｈ型

ＭＤＬ－２０Ａ－１６Ａ

高速データロガ(CCⅡ-8-ISO)

絶縁機能付き８ｃｈ型

ＭＤＬ－２０Ａ－ＩＳＯ－８Ａ

入力ケーブル

片側ワニ口１．５ｍ

ＭＤＬ－２０Ａ－ＣＢＬ－８Ｗ－１．５ｍ

入力ケーブル

片側バラ１．５ｍ

ＭＤＬ－２０Ａ－ＣＢＬ－８Ｙ－１．５ｍ

入力ケーブル

片側ＢＮＣコネクタ１．５ｍ

ＭＤＬ－２０Ａ－ＣＢＬ－８Ｂ－１．５ｍ

装置間同期ケーブル

０．３ｍ

ＭＤＬ－２０Ａ－ＣＢＬ－Ｓ－０．３ｍ

マイクロＳＤＸＣカード（６４ＧＢ）（購入時本体付属）－

マイクロＳＤＸＣ６４

ＡＣアダプタ（購入時本体付属）－ＭＤＬ－２０Ａ－ＡＣ

電池ボックス

単３－８個（ＡＣアダプタ接続）

特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｌ－ＢＯＸ８本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。

代理店

株式会社イージーメジャー

営業グル－プ〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６
ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４
Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ，ｃｏ．ｊｐ
ＨＰ ： ｈｔｔｐｓ//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ

スギノエイチ株式会社
info@sugino-h.com
京都市下京区中堂寺南町134番地京都リサーチパークASTEM棟8F

２０21／０３