Suomi (Käännös)

Ambulatorisenverenpainemittarin tallennin

Ambulatorinen
verenpainemonitori

1WMPD4003698B

2201

2017 A&D Company, Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, siirtää,transkriboida tai kääntää millekään kielelle missään
muodossa ilman A&D Company, Limitedin myöntämää lupaa.
Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tämän käyttöoppaan kattaman
laitteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa niiden parantamiseksi
ilman ennakkoilmoitusta.
Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja A&D käyttää näitä merkkejä
lisenssin alaisena.
Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Yhdenmukaisuus
Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa
Tämä laite on lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen.
Vaatimustenmukaisuutta ilmaisee CE-merkintä ja pätevän
viranomaisen viitenumero.
Laite on RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukainen.
Tämä laite on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukainen.
Täten A&D Company, Limited vakuuttaa, että laite onradiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan
seuraavasta internet-osoitteesta:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Yhdenmukaisuus FCC-säännösten kanssa
Tämä laite on FCC-säännösten kappaleen 15 mukainen. Laitteen
käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei aiheuta
haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä vastaanotetut
häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat vaikuttaa sen
toimivuuteen ei-toivotusti. (FCC = Federal Communications
Commission Yhdysvalloissa)

FCC:N HUOMIO

Laitteen muuttaminen ilman, että laitteen vaatimustenmukaisuudesta
vastaava osapuoli on siihen erikseen antanut luvan, voi mitätöidä
laitteen käyttöoikeuden. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan
tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.
Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja
säteilyaltistuksen FCC-rajoja, ja se on radiotaajuuksille altistumista
koskevien FCC-ohjeiden mukainen. Tämän laitteen radiotaajuisenenergian tasot ovat hyvin alhaiset ja niiden katsotaan ilman testausta
olevan ominaisabsorptionopeuden (SAR) mukaiset.

TM-2441iYhdenmukaisuus IC-säännösten kanssa
Tämä laite on Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-standardien
mukainen. Laitteen käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1)tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on otettava
vastaan kaikki häiriöt, myös niiden toimintaa haittaavat häiriöt.
Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja
säteilyaltistuksen IC-rajoja, ja se on radiotaajuuksille altistumista
koskevien IC-säädösten RSS-102 mukainen. Tämän laitteen
radiotaajuisen energian tasot ovat hyvin alhaiset ja niiden katsotaan
ilman testausta olevan ominaisabsorptionopeuden (SAR) mukaiset.

Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännösten kanssa
Laite täyttää seuraavat vaatimukset:
EMD-päästöstandardi teollisille, tieteellisille ja lääkinnällisille laitteille
AS/ NZS 2064:1997, yleinen EMD-immuniteettistandardi
AS/NZS 4252. 1:1994. Tämän osoittaa C-Tick-merkki.

Bluetooth®-yhteydellä lähettäminen
Tämä laite on varustettu langattomalla Bluetooth-toiminnolla, joten se
voidaan yhdistää lääkinnällisiin Bluetooth-laitteisiin, jotka tukevat
langatonta Bluetooth-teknologiaa.
Sovellukset ja laitteet, jotka ovat Bluetooth 4.1 -yhteensopivia.
Jokainen laite tarvitsee sovelluksen tietojen vastaanottamiseksi.

ii

Varoitusmerkintä
Välttyäksesi vääränlaisen käsittelyn aiheuttamilta onnettomuuksilta,
tämä tuote ja sen käyttöopas sisältävät seuraavat varoitusmerkit ja-merkinnät.
Seuraavaksi kuvataan näiden varoitusmerkkien ja merkintöjen
tarkoitukset.

Varoitusmerkintä
Vaara

Välitön vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen, mikäli sitä ei vältetä.
Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa

Varoitus kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen mikäli sitä
ei vältetä.

Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa lievään

Huomio tai kohtalaiseen loukkaantumiseen mikäli sitä ei vältetä.
Merkki voi myös varoittaa ei-turvallisesta käyttötavasta.

Esimerkkejä symboleista
Symbolitarkoittaa ”Varoitus”. Noudatettavan varovaisuuden
luonne kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai
kuvalla. Esimerkki varoittaa sähköiskun vaarasta.
Symbolitarkoittaa ”Älä tee näin”. Kielletty toiminta kuvataan
symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai kuvalla.
Esimerkki ilmoittaa ”Älä pura”.
Symboliviittaa pakolliseen toimenpiteeseen. Pakollinen
toimenpide kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai
kuvalla. Esimerkki viittaa yleiseen pakolliseen toimenpiteeseen.

Muu
Huomautus Antaa laitteen käytön kannalta hyödyllisiä tietoja.
Jokaisen toimenpiteen varotoimet kuvataan tässä käyttöoppaassa.
Lue ohjekirja ennen laitteen käyttöä.
iii

Varotoimet
Lue huolellisesti seuraavat varotoimenpiteet ennen monitorin
käyttöä, jotta osaat käyttää TM-2441-laitetta (ambulatorisenverenpainemonitorin tallennin) turvallisesti ja oikein. Seuraava osio
sisältää yhteenvedon yleisistä potilaiden ja käyttäjien turvallisuuteen
vaikuttavista seikoista sekä monitorin turvallisesta käsittelystä.
Jokaisen toimenpiteen varotoimet kuvataan tässä käyttöoppaassa.
Lue ohjekirja ennen laitteen käyttöä.
1. Tallentimen käyttöä ja säilytystä koskevat varotoimet.

Vaara
Pidä tallennin poissa tiloista, joissa on helposti syttyviä
anesteetteja tai kaasuja, korkeapaineisia happikammioita ja
happitelttoja. Tallentimen käyttäminen tällaisissa paikoissa
saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
Älä käytä tallenninta magneettiresonanssikuvannusjärjestelmän(MRI) kanssa.

HuomioOta seuraavat ympäristöolosuhteet huomioon tallentimen
käytössä ja säilyttämisessä, jotta laitteen toimintakyky pysyy
ennallaan. Liiallinen lämpötila, kosteus ja korkeus merenpinnasta
voivat vaikuttaa tallentimen toimintakykyyn.
Vältä paikkoja, joissa tallentimen päälle saattaa roiskua vettä.
Vältä paikkoja, joissa on korkea lämpötila, korkea kosteus,
suoraa auringonvaloa ja ilmassa pölyä, suolaa tai rikkiä.
Vältä paikkoja, joissa tallennin saattaa kallistua, täristä tai jossa
siihen saattaa kohdistua iskuja (mukaan lukien kuljetuksen
aikana).
Vältä paikkoja, joissa säilytetään kemikaaleja tai joissa esiintyy
kaasua.
iv

Huomio
Käyttöolosuhteet:
Lämpötila:+10 °C–+40 °C,
Kosteus:
30 %RH–85 %RH (ei kondensaatiota).
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet:
Lämpötila:-20 °C–+60 °C,
Kosteus:
10 %RH–95 %RH (ei kondensaatiota).
2. Varotoimet ennen tallentimen käyttöä.

HuomioVarmista, että tallennin toimii turvallisesti ja oikein.
Kun tallenninta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa,
se saattaa johtaa virheelliseen diagnoosiin tai turvallisuuteen
liittyviin ongelmiin. Varmista, että laitteet voidaan liittää
turvallisesti.
Tarkista laitteen ja muiden lääkinnällisten laitteiden väliset
häiriöt. Varmista, että tallenninta voidaan käyttää oikein.
Käytä A&D:n määrittämiä lisälaitteita, lisätarvikkeita ja
hyödykkeitä.
Lue huolellisesti lisätarvikkeiden mukana toimitetut
käyttöoppaat. Mitään huomioita ja varoituksia ei kuvailla
tässä käyttöoppaassa.
Tarkista tallennin ennen sen käyttöä turvallisen ja oikean
toiminnan varmistamiseksi.
Jätä tallennin normaaliin toimintatilaan vähintään yhdeksitunniksi ennen käyttöä ja kytke se päälle.
Liitä vain tarkoituksenmukaisia lisälaitteita USB-liittimeen.
Älä liitä muita laitteita.
Ilmaliitäntään saa liittää ainoastaan A&D:n hyväksymän
mansetin.
v

Tallentimen valmistelu
Poista edelliset tallentimeen tallennetut tiedot, ennen kuin sitä
käytetään seuraavalla potilaalla.
Vaihda paristot, ennen kuin tallenninta käytetään seuraavalla potilaalla.
Laite
Käytä tallenninta vain diagnosointiin ja vastatoimenpiteisiin.
Varmista, että ilmaletku ja mansetti ovat potilaan päällä oikein.
(Esimerkki: ilmaletkun kiertyminen ja jännite, mansetin asento ja suunta)
Ohjeet laitetta käyttävälle potilaalle
Kerro potilaalle, kuinka AUTO -kytkin kytketään ”OFF”-tilaan tallentimen
pysäyttämiseksi, mikäli ongelmia esiintyy potilaan ollessa yksin.
Kerro potilaalle, että hänen tulee irrottaa tallennin pikaisesti,
jos hän tuntee kipua tai mikäli mittauksessa ilmenee ongelmia.
Käytä varovasti vauvojen ja imeväisten lähettyvillä, sillä ilmaletkuun
voi liittyä kuristumisvaara.
3. Verenpaineen mittaamiseen käytettyihin paristoihin liittyvät
varotoimet.

HuomioAseta paristot paristolokeron kannen sisälle merkittyjen
napojen ”+” ja ”-” mukaisesti. (Tarkista napaisuudet)
Vaihda tyhjät paristot uusiin samanaikaisesti.
Poista paristot, jos tallenninta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
Paristo saattaa vuotaa ja aiheuttaa toimintahäiriön.
Käytä kahta alkaliparistoa (koko AA) tai määrättyjä akkuja(koko AA, Ni-MH).
Paina ja pidä navan ”-” jousi alaspainettuna paristolla.
Liu’uta ja asenna pariston ”+”-napa paristolokeron ”+”-napaan.
Jos paristo asennetaan ”+”-navan puolelta, paristolokeron kansisaattaa vaurioitua.
vi

HuomioÄlä koske samanaikaisesti paristoon ja potilaaseen. Tämä
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä eri tyyppisiä
ja eri valmistajan paristoja. Se voisi johtaa vuotamiseen,
kuumenemiseen ja räjähdykseen. Tallentimeen saattaa tulla
toimintahäiriö.
4. Varotoimet käytön aikana.

Vaara
Älä käytä tallenninta auton tai muun ajoneuvon ajon aikana.
Esimerkki: Tallennin saattaa rajoittaa vartalon tai käsien liikettä
ajoneuvon ajamisen aikana jne.

Varoitus
Tätä lääkinnällistä laitetta saavat käyttää vain lääkärit tai lain
mukaan valtuutetut henkilöt. Selitä oikeanlainen käyttö potilaalle
ja varmista, että hän pystyy keskeyttämään mittauksen
ongelman ilmetessä.
Älä käytä matkapuhelinta tallentimen lähellä (alle 30 cm
etäisyydellä). Se voisi aiheuttaa tallentimen toimintahäiriön.

HuomioKeskeytä tallentimen käyttö ja käännä AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon, jos potilas tuntee kipua käsivarressaan tai jos
mittaustulos on virheellinen.
Älä käytä tallenninta voimakkaassa magneetti- tai sähkökentässä.
Älä käytä tallenninta potilaalla, joka käyttää sydän-keuhkokonetta.
vii

Huomautus
Ohjeet potilaalle
Jos lämpötila on alhainen, pariston kesto lyhenee ja mittauksia
pystytään suorittamaan vähemmän.
5. Varotoimet tallentimen käytön jälkeen.

HuomioMittaustietojen käsittely
Käsittele mittaustiedot välittömästi erillisellä oheislaitteella.
Tallennin
Kun lisätarvikkeet on puhdistettu, järjestele ja varastoi ne.
Puhdista tallennin seuraavaa mittausta varten.
Käännä AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon. Jos AUTO -kytkin
jätetään ”ON”-tilaan, automaattisen mittauksen paineistus
käynnistyy seuraavan mittauksen aloitusajankohtana jamansetti tai muut osat saattavat hajota laajentumisen takia.
Poista paristot tallentimesta, jos tallenninta ei tulla käyttämään
pitkään aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja hajottaa tallentimen.
Lasten ei tule käyttää tallenninta yksin. Älä jätä tallenninta
vauvaikäisten ulottuville. Tämä saattaa johtaa loukkaantumiseen
tai vahinkoihin.
Pidä kiinni liittimen koteloinnista, kun liität ja irrotat johdon.
Älä vedä johdosta.

viii

Huomautus
Varotoimet tallentimen käytön jälkeen (TM-2441)
Käsittele mittaustiedot välittömästi erillisellä oheislaitteella mittauksen
päätyttyä.
Litiumvaraparisto
Tallentimen mukana tulee litiumvaraparisto. Akku antaa virtaa
sisäänrakennetulle kellolle, kun verenpaineenmittaukseen käytettäviä
AA-paristoja vaihdetaan. Litiumakku latautuu AA-paristoilla.
Vara-akun käyttöiän pidentäminen
Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa oston tai yli kuukauden
säilytyksen jälkeen, vaihda paristot ja lataa varaparisto. Riittää,
kun varaparistoa ladataan 48 tuntia tai kauemmin.
(Varaparisto ladataan aina AA-paristoilla.)
Korvaa kahdella uudella AA-paristolla, kun pariston indikaattorion.
Kunnäkyy pariston indikaattorissa, verenpainemittausta ja
datansiirtoa ei voida suorittaa. Korvaa kahdella uudella AA-paristolla.
Poista paristot, jotta ne eivät vuoda tallentimeen, jos tallenninta ei tulla
käyttämään yli kuukauteen.

ix

6. Korjaustoimet, kun laitteessa on virhe

Varoitus
Keskeytä laitteen käyttö ja poista AA-paristot. Jos paristonavat
ovat oikosulussa, paristo saattaa olla kuuma.
Jos tallennin on vikatilassa, se voi kuumentua mittauksen aikana;käsittele sitä varoen.
Kiinnitä ”Toimintahäiriö” tai ”Älä käytä” -huomiomerkintä
tallentimeen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Keskeytä tallentimen toiminta välittömästi, kun mittausaika ylittää
180 sekuntia ja ilmanpaine ylittää arvon 299 mmHg.
7. Huollon varotoimet

Varoitus
Jos tallenninta ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että setoimii oikein ja turvallisesti.
Suorita tarkistus ja huolto ennen käyttöä, jotta mittaaminen
pysyy tarkkana ja turvallisena. Käyttäjä (sairaala, klinikka jne.)
on vastuussa lääkinnällisen laitteen käsittelystä. Jos tarkistusta
ja huoltoa ei suoriteta oikein, laitteen käyttö voi johtaa
onnettomuuteen.

HuomioPuhdista tallennin kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
Älä käytä haihtuvia aineita, kuten ohennetta tai bensiiniä.
Älä käytä märkää liinaa.
Älä pura tai muokkaa tallenninta (lääkinnällinen sähkölaite).
Tämä saattaa vaurioittaa sitä.

x8. Voimakkaan sähkömagneettisen kentän aiheuttaman
toimintahäiriön varo- ja korjaustoimet

HuomioTallennin on EMD-standardin IEC60601-1-2: 2014. Välttääksesi
sähkömagneettiset häiriöt muiden laitteiden kanssa, älä käytä
matkapuhelinta tallentimen lähellä.
Jos tallennin sijaitsee lähellä voimakkaita sähkömagneettisia
kenttiä, kohina voi vaikuttaa aaltomuotoihin, jolloin toimintahäiriöt
ovat mahdollisia. Jos käytön aikana ilmenee odottamaton
toimintahäiriö, tarkista sähkömagneettinen ympäristö ja suorita
tarvittavat toimenpiteet.
Älä käytä Bluetooth-yhteyttä langattoman LAN-verkon tai
muiden langattomien laitteiden lähellä, radioaaltoja (kuten
mikroaaltoja) lähettävien laitteiden lähellä tai paikoissa, joissa
on paljon esteitä tai joissa signaali on heikko. Näin toimiminen
saattaa johtaa yhteyden jatkuvaan katkeiluun, hitaisiin
siirtonopeuksiin ja virheisiin.

HuomioSeuraavat esimerkit ovat yleisiä toimintahäiriöiden aiheuttajia janiiden korjaustoimia.
Matkapuhelinten käyttö
Radioaallot saattavat aiheuttaa odottamattomia toimintahäiriöitä.
Langattomat viestintälaitteet ja kotiverkkolaitteet, kuten
langattomat puhelimet ja muut vastaavat viestintälaitteet,
voivat vaikuttaa tallentimen toimintaan. Tämän vuoksi netulee pitää vähintään 30 cm:n etäisyydellä tallentimesta.

xiHuomioJos käyttöympäristössä on staattista sähköä (purkauksia
laitteista tai ympäristöstä)Varmista ennen tallentimen käyttöä, että laitteen käyttäjä ja
potilas on purettu staattisesta sähköstä.
Kosteuta huone.
Käyttö IEEE802.11g/b/n langattoman LAN-laitteen lähellä
saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka saattavat heikentää
yhteysnopeuksia tai estää yhteyden muodostamisen. Kytke
tässä tapauksessa käyttämättömän laitteen virransyöttö pois
päältä tai käytä laitetta toisessa paikassa.

9. Ympäristönsuojelu

HuomioPoista litiumakku tallentimesta ennen tallentimen hävittämistä.

xii

Turvallisen mittauksen varotoimet
Tässä osiossa kuvataan mittausta ja anturia koskevat varotoimet.
Kerro potilaalle seuraavasta sisällöstä ja selitä se potilaalle.
Ohjeista potilasta laitteen oikeassa käytössä.

Verenpaineen mittaaminen

Varoitus
Varmista, ettei letku ole vääntynyt liikaa ja että ilma virtaa siinä
kunnolla. Jos käytetään vääntynyttä ilmaletkua, mansettiin voi
jäädä ilmanpainetta, mikä saattaa estää käsivarren verenkierron.
Älä mittaa verenpainetta potilaan käsivarresta, jos potilaalla on
jokin seuraavista. Se voisi johtaa loukkaantumiseen tai vamman
pahenemiseen.
1) Käsivarressa on vamma tai sairaus.
2) Käsivarteen tehdään suonensisäistä tiputusta tai verensiirtoa.
3) Raajassa on suntti keinotekoista dialyysia varten.
4) Potilas on ollut pitkään vuodepotilaana(kun on olemassa trombiriski).

HuomioTarkista potilaan tila, jos mittaamisessa ilmenee ongelmia.
Potilaan kunto voi heiketä mittauksen rajoitusten ylittyessä
tai jos ilmanvirtaus heikkenee taittuneen ilmaletkun vuoksi.
Verenpaineen mittaaminen liian usein saattaa aiheuttaa
elimistölle vaurioita verenkierron häiriintymisen vuoksi.
Varmista, ettei laitteen käyttö johda pitkälliseen verenkierron
vajaatoimintaan, kun laitetta käytetään toistuvasti.
Verenpaineen mittaustulokset eivät välttämättä ole tarkkoja,
jos potilaalla on jatkuva arytmia tai jos hän liikkuu liikaa.
xiii

Huomio
Aseta mansetti sydämen tasolle. (Eri tasolla suoritetut
mittausarvot ovat virheellisiä.)
Tallennin vastaa artefaktiin ja ulkoiseen vaikutukseen.
Jos mittaustulokset epäilyttävät, mittaa verenpaine
auskultaatiolla tai palpaatiolla.
Mittaustuloksissa saattaa ilmetä virheitä, jos mansetin
ympärysmitta ei vastaa potilaan käsivarren ympärysmittaa.
Älä täytä mansettia ennen kuin se on kääritty potilaan käsivarren
ympärille. Mansetti voi vaurioitua tai räjähtää.

Huomautus
Verenpaineen mittaaminen saattaa aiheuttaa ihonalaista
verenvuotoa. Tämä ihonalainen verenvuoto on väliaikaista
ja katoaa ajan myötä.
Jos potilaalla on käytössä sydän-keuhkokone, verenpainetta ei
voida mitata sykkeen puuttumisen vuoksi.
Verenpainetta ei voida mitata oikein paksujen vaatteiden päältä.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos vaatekappale on rullattu
ja käsivarsi puristuu.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos ääreisverenkierto ei ole
riittävä, verenpaine on liian alhainen tai jos potilaalla on hypotermia(verenkierto ei ole riittävä).
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilaalla on jatkuva arytmia.
Verenpainetta ei voida mitata oikein vääränkokoisella mansetilla.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos mansettia ei ole asetettu
sydämen tasolle.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilas liikkuu tai puhuu
mittauksen aikana.
xiv

Huomautus
Kliinisiä kokeita ei ole suoritettu vastasyntyneille vauvoille ja raskaana
oleville naisille.
Keskustele lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä, jos sinulle on tehty
rinnanpoistoleikkaus.

Mansetti

Varoitus
Hävitä veren saastuttamat mansetit, jotta tarttuvien tautien
leviäminen voidaan estää.
Vältä mansetin pitkäaikaista säilyttämistä kokoontaitettuna tai
ilmaletku tiukkaan kierrettynä. Tämä saattaa lyhentää osien
käyttöikää.

Pulssin mittaaminen

Varoitus
Älä käytä näytettyä sydämen lyöntitiheyttä epäsäännöllisensykkeen diagnosoimiseen.

Huomautus
Tallennin mittaa sydämen lyöntitiheyden verenpainetta mitattaessa.

xv

Pakkausluettelo
HuomioTallennin on tarkkuuslaite. Käytä varoen.
Kovat iskut saattavat johtaa vikoihin ja toimintahäiriöihin.

Huomautus
Tallennin toimitetaan erikoispakkauksessa, joka suojaa sitä
kuljetuksen aikana. Tarkista pakkausta avatessasi, että se sisältää
kaikki pakkausluetteloon merkityt asiat. Jos sinulla on kysyttävää,ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään A&Djälleenmyyjään. Suosittelemme erikoispakkauksen säilyttämistä.
Katso luvusta ”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)” mahdolliset
vaihtoehdot.
Verenpaineen tallennin ................................................................................. 1
Tarvikkeet
Aikuisten mansetti 20–31 cm (7,8"–12,2") vasempaan käsivarteen
TM-CF302B .................... 1
Iso mansetti
28–38 cm (11,0"–15,0") vasempaan käsivarteen
TM-CF402B .................... 1
Aikuisten mansetin suojus ..................................................................... 2
Ison mansetin suojus .............................................................................. 2
Kantopidike ................................................. AX-133025995 ................ 1
Vyö ............................................................... AX-00U44189 ................. 1
Klipsi ......................................................................................................... 1
Mittaustulostaulukko (10 arkkia) ................ AX–PP181–S .................. 1
USB-kaapeli ................................................ AX–KOUSB4C ............... 1
ABPM Data Manager CD ...................................................................... 1
Tämä ohjekirja ........................................................................................ 1
xvi

Verenpaineen tallennin

Kantopidike

Aikuisten mansetti vasempaan käsivarteen
Iso mansetti vasempaan käsivarteen
KlipsiVyö

ABPM Data Manager CD

Aikuisten mansetin suojus
Ison mansetin suojus

Mittaustulostaulukko (10 arkkia)

USB-kaapeli

xvii

Tämä ohjekirja

Sisällys
Yhdenmukaisuus................................................................................................. i
Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa ........................................ i
Yhdenmukaisuus FCC-säännösten kanssa ..................................................... i
Yhdenmukaisuus IC-säännösten kanssa ........................................................ ii
Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännösten kanssa ................................... ii
Bluetooth®-yhteydellä lähettäminen ................................................................ ii
Varoitusmerkintä ............................................................................................... iii
Varotoimet ......................................................................................................... iv
Turvallisen mittauksen varotoimet ....................................................................xiii
Verenpaineen mittaaminen ...........................................................................xiii
Mansetti ...................................................................................................... xv
Pulssin mittaaminen ..................................................................................... xv
Pakkausluettelo ............................................................................................... xvi
1.

Johdanto ............................................................................................. 52.

Ominaisuudet ...................................................................................... 5

3.

Lyhenteet ja symbolit ........................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Tekniset tiedot ................................................................................... 13
Tallennin ........................................................................................ 13
Mitat ............................................................................................... 16

Osien nimet ....................................................................................... 17
5.1.
Tallennin ........................................................................................ 17
5.2.
Näyttö ............................................................................................ 18
5.2.1. LCD-näyttö (nestekidenäyttö)..................................................... 18
5.2.2. OLED-näyttö (Organic light emitting diode) ................................ 191

5.3.
Pääasialliset painikkeiden toiminnot .............................................. 20
5.3.1. A-BPM:n toiminnot ..................................................................... 20
5.3.2. S-BPM:n toiminnot ..................................................................... 23
5.3.3. Muut toiminnot ........................................................................... 25
6.

Verenpainemittauksen toiminnot ....................................................... 27
6.1.
Automaattinen verenpainemittaus (A-BPM) ................................... 27
6.1.1. A-BPM:n valmiustila ................................................................... 29
6.1.2. Sleep-toiminto ja intervalliaika .................................................... 29
6.1.3. Mittaamisen pysäyttäminen ........................................................ 30
6.1.4. Ympäristötietojen tallentaminen ................................................. 30
6.2.
Verenpaineen itsemittaus (S-BPM) ................................................ 31
6.2.1. S-BPM-ohjelmat ......................................................................... 32
6.2.2. S-BPM:n valmiustila ................................................................... 36
6.2.3. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen .......................... 37
6.3.
Mittaustulokset ............................................................................... 38
6.3.1. Mittaustulosten näyttäminen....................................................... 38
6.3.2. Mittaustulosten tallennus............................................................ 38
6.3.3. Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta .................................. 39
6.3.4. Tunnistenumerot ........................................................................ 39

7.

Tallentimen valmistelu ....................................................................... 40
7.1.
Paristojen asentaminen (paristojen vaihtaminen)........................... 40
7.1.1. Paristojen vaihtaminen ............................................................... 42
7.2.
Kantopidikkeen valmistelu ............................................................. 42
7.3.
Tarkastus ennen käyttöä ................................................................ 43
7.3.1. Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista ............................. 43
7.3.2. Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista .............................. 442

8.

Käyttö ................................................................................................ 45
8.1.
Käytön vuokaavio .......................................................................... 45
8.2.
Alkuperäiset asetukset ................................................................... 47
8.2.1. Tehdasasetukset ........................................................................ 47
8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto .......................................... 48
8.2.3. S-BPM:n esipaineistusarvo ........................................................ 50
8.3.
A-BPM esiasetetut ohjelmat ........................................................... 50
8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit ................................................... 52
8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit ......................................................... 55
8.3.3. Käynnistysaika ja toiminta-aika .................................................. 57
8.4.
S-BPM-ohjelmat............................................................................. 58
8.4.1. S-BPM-kohteet ja -parametrit ..................................................... 59
8.4.2. S-BPM–Näyttöesimerkit ............................................................. 60
8.5.
Mittaustietojen poistaminen ........................................................... 63
8.6.
Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen ............................................... 64
8.6.1. Tietoja potilaille .......................................................................... 64
8.6.2. Mansetin suojus ......................................................................... 66
8.6.3. Mansetin, kantopidikkeen ja tallentimen kiinnittäminen .............. 67
8.7.
Verenpaineen mittaamisen toiminnot ............................................. 70
8.7.1. A-BPM:n toiminnot ..................................................................... 70
8.7.2. S-BPM:n toiminnot ..................................................................... 72
8.7.3. Manuaalinen mittaaminen .......................................................... 74
8.7.4. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen .......................... 75
8.8.
Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen .......................... 77
8.8.1. Liittäminen USB-kaapelilla ......................................................... 77
8.8.2. Bluetooth®-yhteyden käyttö ........................................................ 79
8.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila) ......................... 8039.

Huolto ................................................................................................ 81
9.1.
Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta ..................... 81
9.2.
Tuotteen puhdistus ........................................................................ 82
9.3.
Määräaikaistarkastus ..................................................................... 84
9.3.1. Tarkastus ennen paristojen asettamista ..................................... 84
9.3.2. Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus ................................... 85
9.4.
Hävittäminen .................................................................................. 86
9.5.
Vianmääritys .................................................................................. 87
9.6.
Virhekoodit ..................................................................................... 88

10.

Lisätarvikkeet (tilattava erikseen) ...................................................... 91

11.
Liite.................................................................................................... 93
11.1.
Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate .................................. 93
11.2.
EMD-tiedot ..................................................................................... 96

4

1. Johdanto

Kiitos, että ostit tämän tuotteen!

Ambulatorisella TM-2441 -verenpainetallentimella pystytään
mittaamaan tarkasti potilaan verenpaine automaattisesti
esiasetettuina aikoina (esim. 24 tuntia toistuvasti). Tämä
käyttöopas sisältää asetukset, toiminnot, tilat ja ohjelmat
verenpaineen mittaamista varten sekä viestinnän erilliseenoheislaitteeseen, huoltotiedot, tekniset tiedot ja varoitukset.
Lue käyttöohjeesta tuotteen oikeasta käytöstä ja pidä käyttöohje
aina saatavilla.

2. Ominaisuudet
Yhteenveto
Tallennin on ambulatorinen verenpainemonitori, jota voidaan
käyttää potilaan ei-invasiiviseen verenpaineen ja sydämen
lyöntitiheyden mittaamiseen lääkärin ohjauksessa. Laitteellamitataan ja tallennetaan verenpaineen vaihtelut potilaan
normaalin päivän aikana. Tallennin on kannettava, siinä
on tietojenkäsittelytoiminto ja se on helppokäyttöinen.

Verenpaineen mittauksen kohderyhmä

Tämä tallennin on tarkoitettu aikuisille (yli 12-vuotiaille).

5

Käyttötarkoitus

Tallentimessa on kaksi toimintatilaa verenpaineen mittaamiseen.
Verenpaineen arvoja voidaan hyödyntää lääkärikäynneillä ja
käyttää itsenäiseen terveyden hallintaan.

Automaattinen verenpainemittaus (A-BPM)
Tähän tilaan voidaan määrittää kuusi paria halutun mukaista
käynnistysaikaa ja intervallia jokaista 24 tuntia kohti, jolloin laite
mittaa verenpaineen ja tallentaa tiedot automaattisesti.
Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)
Tämän tilan periaatteena on, että potilas mittaa ja tallentaa
verenpaineen itse kotona tai sairaalassa. Tässä tilassa voidaan
käyttää viittä erityyppistä ohjelmaa käyttötavasta riippuen.

Kannettavuus

Tallentimen paino on noin 135 g (ilman paristoja).
Se on kämmeneen sopiva ja sisältää mikropumpun.
Laitteessa voidaan käyttää kahta AA-alkaliparistoa.
(LR6 tai AA-koko)
Myös kahta ladattavaa paristoa (AA-koko, Ni-MH-paristo)
voidaan käyttää.

Käytettävyys

Tallentimen asetukset ja verenpaineen mittausohjelma on helppo
määrittää tietokoneeseen asennettua ABPM Data Manageria
käyttämällä (erillinen oheislaite).

6

Ekstensiivinen analyyttinen suorituskyky

Automaattiselle verenpaineen mittaukselle voidaan asettaa
mittausten intervalliaika.
Verenpaine voidaan mitata koska tahansa välittömästi
manuaalisesti.
S-BPM on varustettu viidellä ohjelmalla erilaisia olosuhteita
varten.
Analyysi voidaan suorittaa tehokkaasti tietokoneeseen
asennetulla ABPM Data Managerilla (erillinen oheislaite).

Lyhyempi mittausaika

Tyhjennysaikaa ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.
Paineistusta ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.

Helppokäyttöisyys

Erillinen oheislaite vastaanottaa tiedot käyttämällä USBkaapelia. Vastaanotetut tiedot voidaan analysoida ja tulostaa
helposti.

7

3. Lyhenteet ja symbolit
Symbolit
SYS

Tarkoitus
Systolinen verenpaine

DIA

Diastolinen verenpaine

PUL

Sydämen lyöntitiheys

PP
kPa
mmHg
/min

Pulse pressure (Pulssipaine) PP = SYS - DIA
Verenpaineen yksikkö
Sydämen lyöntitiheyden yksikkö / minuutti---

Merkki, joka ilmaisee sykkeen mittauksen aikana.
Bluetooth on käytössä.
Jatkuvasti näkyvä: A-BPM on käytössä.
Vilkkuva:
Intervalliaika ”1 mittaussarja”
on käynnissä.
IHB/AFib-indikaattori.
Mykistys
Muisti täynnä, poista tietoja mittauksen aloittamiseksi.
Paristojen varaustason ilmaisin
Jos taso 1
näytetään, verenpaineen mittausta
ja datansiirtoa ei voida suorittaa. Vaihda paristot
2 uuteen LR6 (AA-koko) -paristoon.
A-BPM-lepotilamerkki
Merkki näkyy määrittämisen aikana.
Arvo mittausalueen ulkopuolella tai mahdoton.

xx

Virhekoodit. xx =

LCD
OLED

–

S-BPM START -merkki
S-BPM STOP -merkki
Liquid crystal display (nestekidenäyttö)
Organic light emitting diode (orgaaninen LED)
Varoitusmerkki
8Symbolit

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Tarkoitus
Suojaustaso sähköiskuja vastaan: Laitetyyppi BF.
CE-merkinnän valmistaja. Valmistuspäivä.
Pienen mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta 15–22 cm 5,9"–8,7"Aikuisten mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta 20–31 cm 7,8"–12,2"
Ison mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta 28–38 cm 11,0"–15,0"
Erittäin ison mansetin symboli
Käsivarren ympärysmitta 36–50 cm 14,2"–19,7"
Pakkaukseen painettu symboli.
Iso mansetti sisältyy pakkaukseen.
Pakkaukseen painettu symboli.
Aikuisten mansetti sisältyy pakkaukseen.
Katso lisätietoja ohjekirjasta tai vihkosta.
Symboli, jonka merkitys on ”Pidä kuivana”
ja ”Pidä poissa sateesta”.
Sarjanumero
Symboli, joka on painettu paristolokeroon.
Pariston asennussuunta (napaisuus).

x2
1.5 V LR6 Pakkaukseen painettu symboli.
1.2 V HR6 Paristot eivät sisälly pakkaukseen.
not included
EMD

Electromagnetic disturbances (sähkömagneettiset
häiriöt)Symboli, jonka merkitys on ”Käsittele varoen”.
Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin
symboli.
9Symbolit
BPM
A-BPM

Tarkoitus
Verenpaineen mittaaminen
Automaattinen verenpainemittaus

Verenpaineen itsemittaus
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symbolit. #1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symbolit. #2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Bluetooth-symbolit. #3
Not made with natural Potilasta koskeva varoitus. Tämä onrubber latex.
painettu mansettiin.
Varoitukset paristolokeron kannessa.
Käytä alkaliparistoja tai määrättyjä
Caution• Use alkaline batteries or specified
ladattavia akkuja ja varmista oikea
rechargeable batteries and ensure
napaisuus (+,-).
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or differentÄlä sekoita uusia, käytettyjä taibranded batteries.
erimerkkisiä paristoja.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Kiinnitä mansetin ilmaletku tiukasti
laitteen runkoon.
#1: Katso ”6.1. Automaattinen verenpainemittaus (A-BPM)”
ja ”8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat” 24 tunnin
verenpaineen tallentimelle.
#2: Katso ”6.2. Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)” ja”8.4. S-BPM-ohjelmat” viidelle ohjelmatyypille.
#3: Katso ”8.8.2. Bluetooth®-yhteyden käyttö” ja”8.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila)”10

IHB/AFib-indikaattori

Jos monitori havaitsee epäsäännöllisen rytmin mittausten
aikana, IHB/AFib-indikaattori
tulee näyttöön
mittausarvojen kanssa. (Vain S-BPM)

1 mittaussarja”1 mittaussarja” S-BPM:ssä koostuu sarjasta
verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten
lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.
Verenpaineen mittaaminen
TKäynnistysai
ka

T

T

Aika

T: Intervalliaika

Mittausten lukumäärä

11Valmiustila

A-BPM -valmiustila on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata
intervalliajan aikana.
Verenpaineen mittaaminen
T

T

T

T

T

Osio

T

T

Aika
T: Intervalliaika

Osio

S-BPM valmiustila on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata
intervalliajan ja edellisen ”1 mittaussarjan” jaseuraavan ”1 mittaussarjan” aikana.
Verenpaineen mittaaminen
T

T

T

Valmiustila

1 mittaussarja

T

Aika

1 mittaussarja
T: Intervalliaika

Erillinen oheislaite

Erillinen oheislaite tarkoittaa tietokonetta, johon ABPM DataManager on asennettu. ABPM Data Manager on tallennettu
lisävaruste-CD:lle.
Liitä tallennin vain oheislaitteisiin, jotka ovat sähköisiä
lääkintälaitteita koskevan standardin (IEC60601-1) vaatimusten
mukaisia. Älä liitä tallenninta muihin laitteisiin (esimerkki:
IEC 60950) alueella, jossa käytetään lääkinnällisiä laitteita.
Käytä USB-kaapelia, joka on lyhyempi kuin 1,5 m (4,9 ft).

12

4. Tekniset tiedot
4.1. Tallennin
KohteetKuvaukset
Mittausmenetelmä
Oskillometrinen mittausmenetelmä
Paineentunnistusmenetelmä Puolijohteinen paineanturi
Paineen näytön arvoalue 0–299 mmHg
Paine:±3 mmHg
Mittaustarkkuus
Pulssi:±5 %NäytönPaine:
1 mmHgpienin jako
Pulssi:1 lyönti/minuutti
Systolinen paine:
60–280 mmHg
Mittausalue
Diastolinen paine:
30–160 mmHg
Sydämen lyöntitiheys: 30–200 lyöntiä/minuutti
Jatkuva purkautuminen ohjatulla
Paineen purkautuminen
turvavuotoventtiilillä
Tyhjennys
Sähkömagneettinen venttiili
Paineistusmenetelmä
Mikropumppu
Automaattinen
85–299 mmHg
paineistus
Intervallit jokaisessa osiossa, joka jakaa
24 tunnin enintään kuuteen osaan.
Intervalliaika (A-BPM)
Intervalli: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
120 minuuttia
Kello
24 tunnin kelloA-BPM:
OLED, 96 x 39 pikseliä, valkoiset merkit
S-BPM:
Näyttö
40 x 50 mm:n LCD-näyttö: systolinen paine,
diastolinen paine, sydämen lyöntitiheys,
kello, virhe, tilamonitori ja symbolit
13

Kohteet
Muisti

Virransyöttö

Mittauslaskuri

Nimellisjännite

Rajapinta

Käyttöolosuhteet

Kuvaukset
Mittaustiedot: maks. 600 tietopistettä.
Samantyyppisillä paristoilla:2 x 1,5 V:n paristot (LR6- tai AA-koko)
Alkaliparisto tai nikkelihydridiparisto (Ni-MH)
1 900 mAh tai enemmän
Sisäänrakennetun kellon varaparisto: ladattava
litiumnappiakku ML2016H
200 kertaa tai enemmän.
(kun käytössä uudet alkaliparistot tai
nikkelihydridiparistot. Voi vaihdellamittausolosuhteiden mukaan.)DC 3,0 V (alkaliparisto, LR6),
DC 2,4 V (nikkelivetyparisto, AA-koko)
USB: USB1.1-yhteensopiva.
Kaapelin pituus: 1,5 m tai lyhyempi.
Micro-USB B -liitin voidaan liittää erilliseenoheislaitteeseen (standardi ajuriohjelmisto).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
Langaton laite voidaan yhdistää.
Lämpötila: +10–+40 °C
Kosteus:30–85 %RH (ei kondensaatiota)
Lämpötila: -20–+60 °C
Kosteus:
10–95 %RH (ei kondensaatiota)

Kuljetus- ja
säilytysolosuhteet
Ympäröivän ilman paine
700–1 060 hPa
sekä käyttö- että
säilytysolosuhteissa
Suojaustyyppi
Sisäisesti virran saava laite
sähköiskuja vastaan
Suojaustaso sähköiskuja Tyyppi BF: Tallennin, mansetti ja letkut onvarustettu erityisellä suojalla sähköiskuja
vastaanvastaan.
14

KohteetCE-merkintä
C-Tick-merkintä
Mitat
Paino
Käyttöikä

Kuvaukset
EY-direktiivin mukainen merkintä
lääkinnälliselle laitteelle.
Rekisterihallituksen ACA:lle rekisteröimä
sertifikaatiomerkintä.
Noin 95 (P) × 66 (L) × 24,5 (K) mm
Noin 135 g (ilman paristoja)
Tallennin: 5 vuotta. Itsetunnistautuminen
sisäisillä tiedoilla. Oikeanlainen käyttö ja huolto
parhaissa olosuhteissa. Kestävyys vaihtelee
käyttöolosuhteiden mukaan.
Laite: IP22
Jatkuva mittaaminen

Kotelointiluokka
Oletustila
Uudelleenkäynnistysaika
Välittömästi
defibrilloinnin jälkeen
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLPTaajuusalue: 2,4 Ghz (2 400–2 483,5 MHz)
Langaton yhteys
Modulaatio: GFSK
Säteilyteho: <20 dBm
Huomautus:# Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ja korjailla ilman ennakkoilmoitusta.
# Tämän laitteen kliiniset kokeet perustuvat ISO 81060-2:2013-standardiin.
# Tallennin ei ole potilaan seurantaan sopiva lääkinnällinen laite.
Emme suosittele käyttämään laitetta paikassa, jossa potilasta tulee
tarkkailla reaaliaikaisesti, kuten teho-osastolla.
ACA: Australian communications authority (Australian viestintävirasto)

15

4.2. Mitat

66

24,5

95

Yksikkö: mm

16

5. Osien nimet
5.1. Tallennin
Aikuisten mansetti ja iso mansetti
vasempaan käsivarteen

Valtimonpaikkamerkki

Ilmaletku
Ilmapistoke
Ilmaliitäntä
EVENT -painike
A-BPM:lle
OLED A-BPM:lle
START ja
STOP -painike

A-BPM:lle

AUTO -kytkin

LCD

A-BPM:lle

START ja
STOP -painike

LOCK -kytkin

A-BPM:lle

S-BPM:lle

Paristolokero ja
2 LR6-paristoa (AA-koko)
mittaukseen

Paristolokeron kansi

Micro-USB-portti (pohjassa),
Datayhteysliitäntä
175.2. Näyttö
Huomautus
Lue tallentimessa näytetyt tiedot huolellisesti ja tulkitse niitä oikein,jotta voit tehdä tarkan diagnoosin.

5.2.1. LCD-näyttö (nestekidenäyttö)
Yläarvot
Keskiarvot
Ala-arvot

Seuraavat arvot voidaan näyttää kussakin tilassa:
Mittaustulos

A-BPM

S-BPM

Yläarvot

Systolinen
verenpaine

Intervalliaika

OhjelmaKeskiarvot

Diastolinen
verenpaine

Jäljellä oleva
aika

Painearvo

Ala-arvot

Pulssi

Kellonaika

Kellonaika

Katso ”3. Lyhenteet ja symbolit” tarkastaaksesi LCD-näytössä
käytettyjen symbolien merkityksen.

18

5.2.2. OLED-näyttö (Organic light emitting diode)
A-BPM:n tila ilmoitetaan OLED-näytössä.
Kellonaika.
Asetuksien ja käytön tila.
A-BPM:n mittausarvo.
SYS
DIA
PUL

Systolinen verenpaine.
Diastolinen verenpaine.
Pulssi.

mmHg Verenpainearvon yksikkö.
/min Sydämen lyöntitiheyden yksikkö.
Katso ”3. Lyhenteet ja symbolit” tarkastaaksesi OLEDnäytössä käytettyjen symbolien merkityksen.
Symbolit

Tarkoitus
Merkki näkyy määrittämisen aikana.
Jatkuvasti näkyvä: A-BPM on käynnissä.
Vilkkuva:
Intervalliaika ”1 mittaussarja” on käynnissä.
Bluetooth on käytössä.
Muisti täynnä
A-BPM-lepotilamerkki
Paristojen varaustason ilmaisin

195.3. Pääasialliset painikkeiden toiminnot
5.3.1. A-BPM:n toiminnot
A-BPM:n aloittaminen ja keskeyttäminen.
Vaihtaminen A-BPM:n ja S-BPM:n välillä

1. vaihe Tallenna esiasetettu ohjelma (käynnistysajat ja intervallit)
A-BPM:ää varten.
2. vaihe Käytä AUTO -kytkintä seuraaviin toimintoihin.
”ON“ ...... A-BPM käynnistyy ja -merkki ilmestyy näyttöön.
Verenpainemittaukset suoritetaan esiasetetun
A-BPM-ohjelman mukaisesti.
”OFF” .... A-BPM keskeytyy ja merkki häviää näytöstä.
Verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa
käyttämällä esiasetettuja S-BPM-ohjelmia.

A-BPM:n lukitseminen ”ON”-tilaan.

Pidä AUTO -kytkin ”ON”-asennossa käyttäen
LOCK -kytkintä, jotta A-BPM voidaan suorittaa.

A-BPM:n intervalliajan pidentäminen.

1. vaihe Aseta Sleep-tila ”ON”-asentoon ennen mittaamista.
2. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”ON”-asentoon käyttääksesi A-BPMtoimintoa.
Merkki ilmestyy näyttöön.
3. vaihe Kun EVENT -painiketta painetaan A-BPM:n aikana,intervalliaika tuplaantuu.
Kun EVENT -painiketta painetaan uudelleen, intervalliaika
palautuu perusarvoonsa.
20

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -painiketta painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä
oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava
verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten
mukaisesti.

A-BPM:n ohjelman asettaminen.

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun START/STOP -painiketta pidetään painettuna,
paina EVENT -painiketta ja pidä se painettuna, kunnes
OLED-näyttöön tulee ilmoitus Sleep .
4. vaihe Käyttöpainikkeet ovat seuraavat:
Katso luvusta ”8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit”
EVENT -painike............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike... Valinta, seuraava kohta,
asetuksista poistuminen.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana.
(Manuaalinen verenpainemittaus A-BPM:ssä)

1. vaihe Jos OLED-merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön.
A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei mitata
intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -painiketta A-BPM:n valmiustilassa.

21

Kellonajan säätäminen.
A-BPM:n tarkkailutoiminnon asettaminen.

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun START/STOP -painiketta pidetään painettuna,
paina EVENT -painiketta, kunnes OLED-näyttöön
tulee Display (tekstin Sleep jälkeen).
4. vaihe Käyttöpainikkeet ovat seuraavat:
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
EVENT -painike............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike... Valinta, seuraava kohta,
asetuksista poistuminen.

225.3.2. S-BPM:n toiminnot
S-BPM:n käynnistäminen.

1. vaihe Valitse S-BPM-ohjelma ja tallenna sen parametrit.
2. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
3. vaihe Toiminnot ovat seuraavat:
S-BPM-ohjelmat
Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP Paina/ -painiketta
Automaattinen verenpaineen
käynnistääksesi
vastaanottomittaus
AOBP esiasetetun ohjelman
Verenpaineen kotimittaus
HBP valmiustilassa.
Automaattinen verenpaineen
yömittaus
Automaattinen verenpaineen
itsemittaus

Esiasetettu ohjelma siirtyy
ANBP valmiustilaan ”käynnistysaikaan” tai ”hälytyksen
ASBP käynnistysaikaan” saakka.

S-BPM:n pysäyttäminen.

Toiminnot ovat seuraavat:
S-BPM-ohjelmat
Toiminnot
Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinen
Paina/ -painiketta pysäyttääksesi
verenpaineen
vastaanottomittaus verenpaineen mittaamisen.
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus

HBP

Paina / -painiketta pysäyttääksesi
Automaattinenverenpaineen mittaamisen. Seuraavan
verenpaineen
yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan
tai merkkiääni alkaa soimaan.
#1
Automaattinen
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen toiminta
verenpaineen
kokonaan, poista paristot tallentimesta tai
itsemittaus
ASBP vaihda OBP-, AOBP- tai HBP-tilaan.
#1: Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.
23

S-BPM:n ohjelman asettaminen.

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Samalla, kun pidät / -painiketta painettuna,
paina START/STOP -painiketta ja pidä se painettuna,kunnestulee näkyviin LCD-paneeliin.
3. vaihe Toiminnot ovat seuraavat:
Katso ”8.4. S-BPM-ohjelmat”.
/ -painike ................. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike... Valinta, seuraava kohta,
asetuksista poistuminen.

Verenpaineen välitön mittaaminen S-BPM:n aikana.
(Manuaalinen verenpainemittaus S-BPM:ssä)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi S-BPM:n valmiustilan
näyttöön.
2. vaihe Paina/ -painiketta S-BPM:n valmiustilassa.
”1 mittaussarjan” verenpainemittaukset suoritetaan
välittömästi.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran.
Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.
S-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta
ei mitata intervalliajan aikana ja viimeisen”1 mittaussarjan” ja seuraavan ”1 mittaussarjan” välillä.

245.3.3. Muut toiminnot
Valmiustilasta palaaminen ja monitorin näyttäminen.

Jos OLED- tai LCD-näyttöä ei näytetä, paina
START/STOP tai EVENT -painiketta palataksesi
valmiustilan näyttöön.

Mittaustietojen poistaminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos merkki ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun START/STOP -painiketta pidetään painettuna,
paina EVENT -painiketta, kunnes DataClear(tekstien Sleep ja Display jälkeen) tulee OLED-näyttöön.
4. vaihe Valitse toiminto.
Jos haluat poistaa tietoja, pidä START/STOP -painike
painettuna.
Poistaminen
Teksti Erasing vilkkuu tekstin
DataClear
DataClear alla OLED-näytössä
OLED Erasing
ja tietojen poistaminen käynnistyy.
Siirry poistamisen jälkeen vaiheeseen 5.
Jos säilytät tiedot (et poista niitä), paina
EVENT -painiketta ja siirry vaiheeseen 5.
5. vaihe Tallennin palaa valmiustilaan.

25

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen.

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Pidä EVENT -painike painettuna, kunnes Pairing( FlightMode :n jälkeen) näytetään OLED-näytössä.
Tallennin alkaa odottaa laiteparin muodostamista.
4. vaihe Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, -merkki näkyy
LCD-paneelissa.
Jos peruutat nykyisen yhteyden, paina EVENT -painiketta.
Tallennin siirtyy valmiustilan näyttöön.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen. (Lentotila)
1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.

2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Pidä EVENT -painike painettuna, kunnes
FlightMode tulee näkyviin OLED-näyttöön.
4. vaihe Lentotila voidaan kytkeä päälle/pois START/STOP-painikkeella.
START/STOP -painike
FlightMode
FlightModeONOFF
5. vaihe Paina EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.

26

6. Verenpainemittauksen toiminnot
Tallentimessa on automaattinen verenpaineen mittaustoiminto(A-BPM) ja verenpaineen itsemittaustoiminto (S-BPM), ja se
voi tallentaa mittaustiloja ja mittaustuloksia.

6.1. Automaattinen verenpainemittaus (A-BPM)
HuomioKun A-BPM keskeytetään tai sitä ei käytetä, aseta
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon. Jos AUTO -kytkin
jätetään ”ON”-asentoon, mittaaminen käynnistyy seuraavan
käynnistysajan aikana, ja mansetti saattaa räjähtää.
Estä LOCK -kytkimellä AUTO -kytkimen tahatonkytkeytyminen ”OFF”-asentoon A-BPM:n käytön aikana.
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon

AUTO -kytkin ”ON”-asentoon

LOCK -kytkin ”LOCK”-asentoon
AUTO -kytkin
A-BPM-toiminto mittaa verenpaineen esiasetettuinaintervalliaikoina käyttämällä sisäänrakennettua kelloa jatallentaa mittaustulokset muistiin.
A-BPM voidaan aloittaa ja keskeyttää AUTO -kytkimellä. Estä
LOCK -kytkimellä tahaton liikkuminen A-BPM:n käytön aikana.
27

Merkkinäkyy LCD-paneelissa, kun A-BPM on käytössä.
Verenpaine mitataan automaattisesti A-BPM:n käynnistyessä.
A-BPM:n paineistuksen esiarvoksi on asetettu AUTO, jolloin
oikea paineistusarvo valitaan automaattisesti.
Jos painetta ei ole riittävästi, uudelleenpaineistus suoritetaan
automaattisesti enintään kahdesti.
Kun poistat tietoja muistista tai kytket AUTO -kytkimen ”OFF”-asentoon, paineistusarvo nollataan esipaineistusarvoon.
Kun mittauksessa ilmenee virhe ja odotusaika seuraavaan
käynnistysaikaan on yli 8 minuuttia, verenpaine mitataan
kerran 120 sekunnin kuluttua. Mittaustulos tallennetaan muistiin.
Jos haluat keskeyttää A-BPM:n, vapauta LOCK -kytkin ja aseta
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.

28

6.1.1. A-BPM:n valmiustila
LCD-paneelissa voi näkyä mittauksen tilan seurantaan liittyviä
tietoja A-BPM:n odotusaikana.
Valmiustilassa indikaattorit poistetaan automaattisesti.
Näyttökohteet tulevat näkyviin mitä tahansa painiketta painettaessa.
A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei mitata
intervalliajan aikana.
Mittausintervalli
Jäljellä oleva aika seuraavaan
käynnistysaikaan

6.1.2. Sleep-toiminto ja intervalliaika
Aseta Sleep-tila ”ON”-asentoon esiasetetussa ohjelmassa.
Kun EVENT -painiketta painetaan A-BPM:n aikana,intervalliaika tuplaantuu.
Kun EVENT -painiketta painetaan uudelleen A-BPM:n aikana,intervalliaika palautuu takaisin alkuperäisen pituiseksi.
Katso luvusta ”8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat”, kuinka
Sleep-tila asetetaan.
Verenpaineen mittaaminen
T

T

2T

T: Intervalliaika
2T

EVENT -painike
AUTO -kytkin ”ON”-asentoon
Sleep-tilan parametrien tallennus
29

2T

T

T

Aika

EVENT -painike

6.1.3. Mittaamisen pysäyttäminen
Kun START/STOP -painiketta painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä
oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava
verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

Huomautus
Kun mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi E07 tulee
OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

6.1.4. Ympäristötietojen tallentaminen
Ympäristötiedot tallennetaan, kun AUTO -kytkin on
asetettu ”ON”-asentoon A-BPM:lle.

Huomautus
Ympäristötietoja voidaan säilyttää muistissa enintään 12 tuntia.
Tietojen lataaminen ABPM Data Manageriin voi kestää
50 minuuttia.

30

6.2. Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)
Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon käyttääksesi S-BPM-ohjelmia.
Tallentimessa on viisi erilaista S-BPM-ohjelmaa, jotka onsovitettu eri mittausympäristöjen olosuhteisiin. Parametrit
ja mittaustulokset voidaan tallentaa muistiin.
Nimi

Ohjelman kuvaukset ja toiminnot
KohteetVerenpaineen vastaanottomittaus
OBP Ohjelma, jolla sairaalan henkilökunta
Ei sov.
mittaa verenpaineen. ”1 mittaussarja”:
Verenpainemittaus tehdään kerran.
Automaattinen verenpaineen
vastaanottomittaus
Lukumäärä
AOBP Ohjelma, jolla verenpaine mitataan
sairaalahoidossa. ”1 mittaussarja”:
Intervalli
Mittaaminen suoritetaan mittauslaskurilla
ja intervalliajalla.
Verenpaineen kotimittaus#1
LukumääräHBP Ohjelma, jolla verenpaine voidaan mitata
kotona. ”1 mittaussarja”: Mittaaminen
Intervalli
suoritetaan mittauslaskurilla ja intervalliajalla.
Automaattinen verenpaineen yömittaus #2 Käynnistysaika
Ohjelma, jolla verenpaine voidaan mitata
ANBP
Lukumäärä
yöllä. Ohjelma käyttää mittauslaskuria ja
intervalliaikaa. ANBP voi määrittää enintään
Intervalli
kuusi käynnistysaikaa vuorokaudessa.
Verenpaineen kotimittaus#2 Hälytyksen
käynnistysaika
Ohjelma, joka ilmoittaa käynnistysajat
ASBP
merkkiäänellä. Paina/ -painiketta mittaa
Lukumäärä
verenpaine kotona. Merkkiääni voi määrittääIntervalli
enintään kuusi aikaa vuorokaudessa.
#1: Verenpaine mitataan Japanin verenpainetautijärjestön
ohjeissa määritetyllä tavalla.
#2: Kun ANBP:n tai ASBP:n mittauslaskuri- ja intervalliaikoja
muutetaan, myös HBP:n asetukset muuttuvat.
31

6.2.1. S-BPM-ohjelmat
Verenpaineen vastaanottomittaus

OBP
Kun/ -painiketta painetaan, verenpaine mitataan kerran jatulos tallennetaan muistiin.
Verenpaineen mittaaminen
Paina

/

Aika

-painiketta aloittaaksesi mittauksen.

Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus

AOBP
Kun
/ -painiketta painetaan, AOBP käynnistyy.
Laite odottaa ensin intervalliajan aikana, jotta potilas ehtii rentoutua.
Seuraavaksi AOBP suorittaa ”1 mittaussarjan”.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran.
Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.
Kun painiketta/
painetaan ”1 mittaussarjan” aikana,”1 mittaussarja” pysähtyy.
Verenpaineen mittaaminen
1 mittaussarja T: Intervalliaika
T
Paina

T
/

T

T

T

Aika

-painiketta käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.
Ei mitattu

T
Paina

T
/

T

T

T

Aika

-painiketta käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.

32Verenpaineen kotimittaus

HBP
Kun/ -painiketta painetaan, HBP käynnistyy.
HBP suorittaa ”1 mittaussarjan”.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran.
Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.
Kun painiketta/
painetaan ”1 mittaussarjan” aikana,”1 mittaussarja” pysähtyy.
T: Intervalliaika
Verenpaineen mittaaminen 1 mittaussarja
T
Paina

/

T

T

T

T

T

T

Aika
-painiketta käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.
Ei mitattu

T
Paina

/

Aika

-painiketta käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.

33Automaattinen verenpaineen yömittaus

ANBP
ANBP voi määrittää enintään kuusi esiasetettua
käynnistysaikaa vuorokaudessa.
Kun ANBP-ohjelman parametrit on tallennettu, ANBP käynnistyy
ja ”1 mittaussarja” suoritetaan kullekin käynnistysajalle.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran.
Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Huomautus
Manuaalinen verenpainemittaus ANBP:ssä
Kun/ -painiketta painetaan S-BPM-valmiustilassa,”1 mittaussarja” suoritetaan.
Verenpaineen mittaaminen
T

T

T

T

Aika

Käynnisty
Käynnisty
saika
ANBP
käynnistyy samaan aikaan, kun ANBP -ohjelmasaika
on asetettu.
(ANBP siirtyy valmiustilaan käynnistysaikaan saakka)
T

T

T

T

T

Käynnisty
saika
T

T

T

Aika

Käynnistysaika
Ei mitattu

T

Paina
/ -painiketta
pysäyttääksesi ”1 mittaussarjan”.
34

T

Aika

Käynnistysaika
T: Intervalliaika

Automaattinen verenpaineen itsemittaus

ASBP
ASBP voi määrittää hälytykselle enintään kuusi käynnistysaikaa.
Kun ASBP-ohjelman parametrit on tallennettu, ASBP käynnistyy,
ja merkkiääni kuuluu aina käynnistysajan alkaessa. Paina/ -painiketta suorittaaksesi ”1 mittaussarjan” merkkiäänen
kuuluessa.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan enintään mittausten lukumäärän
verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Huomautus
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen ASBP:lle
Kun/ -painiketta painetaan valmiustilassa
viimeisen ”1 mittaussarjan” ja seuraavan ”1 mittaussarjan”
välillä, ”1 mittaussarja” suoritetaan.
Verenpaineen mittaaminen
T

T

T

T

Aika

Paina
/ -painiketta
aloittaaksesi ”1 mittaussarjan”.
Hälytyksen käynnistysaika
ASBP käynnistyy samaan aikaan, kun ASBP -ohjelma on asetettu.
(ASBP siirtyy valmiustilaan käynnistysaikaan saakka)

T

T

T

T

T

T

Aika

Paina
/ -painiketta
suorittaaksesi manuaalisen BPM:n.
T: Intervalliaika
35

Ei mitattu
T

T

T

Hälytyksen käynnistysaika

T

Aika

T: Intervalliaika

6.2.2. S-BPM:n valmiustila
Toimintotila ja painearvo näytetään LCD-näytössä S-BPM:nvalmiustilassa.
# LCD-paneelin näkymä häviää automaattisesti, kun mitään
toimintoa ei suoriteta muutamaan minuuttiin. Vaikka LCD ei
ole näkyvissä, manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan
käynnistää painamalla/ -painiketta. Kun START/STOP tai
EVENT -painiketta painetaan, näkymä tulee taas esiin.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan enintään mittausten lukumäärän
verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.
Kellomerkki
vilkkuu LCD-näytössä ”1 mittaussarjan”
intervalliajan aikana.
S-BPM-valmiustila on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata
intervalliajan ja viimeisen ”1 mittaussarjan” ja seuraavan”1 mittaussarjan” aikana.
S-BPM-ohjelma
Paineistusarvo
Nykyinen aika
36

6.2.3. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen
Huomautus
Kun A-BPM pysäytetään, pysäytyskoodi E07 tulee näkyviin
LCD-paneeliin ja se tallennetaan muistiin.
S-BPM-ohjelmat

Toiminnot

Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinenverenpaineen
Paina/ -painiketta pysäyttääksesi
vastaanottomittaus verenpaineen mittaamisen.
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus
HBP
Automaattinen
Paina/ -painiketta pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen. Seuraavan
yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine
mitataan tai merkkiääni alkaa soimaan. #1
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen
Automaattinen
toiminta kokonaan, poista paristot
verenpaineen
itsemittaus
ASBP tallentimesta tai vaihda OBP-, AOBP- tai
HBP-tilaan.
#1: Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.

37

6.3. Mittaustulokset
6.3.1. Mittaustulosten näyttäminen
Tarkkailutoiminnossa voidaan valita ”Display ON“ tai ”Display
OFF“ -vaihtoehto A-BPM-mittaustulokselle. Tämä toiminto ei
ole käytössä S-BPM:lle.
”Display ON” -komento sisältää ”Painearvo mittauksen
aikana”, ”Mittaustulos” ja ”Mittaustuloksen virhekoodi” -tiedot.
Kun ”Display OFF”-komento on valittuna, kellonaika näkyy
näytössä.
Tehdasasetuksena on ”Display ON”.
Katso luvusta ”8.2.2 Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”.

6.3.2. Mittaustulosten tallennus

HuomioMittaustulostietojen käsittely
Älä käytä voimakkaassa sähkömagneettisessa kentässä.
Mittaustulosten tallennuskapasiteetti on 600 tietosarjaa.
Kun muisti on täynnä,-merkki näkyy näytössä ja tallennin ei
suorita mittauksia ennen kuin tiedot poistetaan muistista.

Huomautus
Poista tiedot muistista ennen kuin annat tallentimen toiselle
potilaalle. Suosittelemme tallentimen muistitietojen käyttöä
jokaiselle henkilölle erikseen. Jos tallentimen muistissa on
usean henkilön tietoja, tietoja voi olla vaikea käsitellä oikein.

38

6.3.3. Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta
Muistiin tallennetut mittaustiedot voidaan siirtää oheislaitteelle
USB-tiedonsiirrolla.
Katso luku ”8.8 Tallentimen liittäminen erilliseenoheislaitteeseen”.

HuomioÄlä irrota kaapelia USB-tiedonsiirron ollessa käytössä.
Se voisi vaurioittaa tietoja.

Huomautus
Kun pariston indikaattori on, tiedonsiirtoa ei voida
suorittaa. Vaihda paristot, jotta voit suorittaa tiedonsiirron.

6.3.4. Tunnistenumerot
Tunnistenumero on oletuksena ”0”.
Määritä tunnistenumerot erillisellä oheislaitteella.

Huomautus
Tunnistenumeroita ei voida määrittää tallentimella, vaan siihen
vaaditaan erillinen oheislaite.

39

7. Tallentimen valmistelu
7.1. Paristojen asentaminen (paristojen vaihtaminen)
HuomioAseta kaksi uutta paristoa oikeanapaisesti
paristolokeron ”+”- ja ”-”-napojen mukaisesti ennen
tallentimen liittämistä.
Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti.
Poista paristot tallentimesta, jos sitä ei olla käyttämässä
pitkään aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa
toimintahäiriön.
Käytä kahta alkaliparistoa: LR6-tyyppistä tai määrättyjä
ladattavia AA Ni-MH-paristoja.
Kun asennat paristoa paristolokeroon, paina ensin
jousitettua napaa ”-” pariston navalla. Aseta sitten ”+”-napa.
Jos paristo asennetaan ”+”-navan puolelta, pariston
pinnoite saattaa vaurioitua navan jousesta.
Älä sekoita erilaisia paristoja tai käytettyjä paristoja uusien
kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa niiden vuotamisen,lämpenemisen tai vaurioita.

Huomautus
Kun pariston varaustaso 1
näkyy näytössä, vaihda
vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta paristoa ennen tallentimen
liittämistä.
Tallennin ei pysty suorittamaan verenpaineen mittausta tai
tiedonsiirtoa, kun pariston varaustaso 1
näkyy näytössä.
Kun paristot ja sisäänrakennettu paristo ovat tyhjät, näyttö ei
toimi ollenkaan.
Aseta paristot merkkien () suuntaisesti.
40

Toimenpide

Aseta paristot.

1. vaihe Avaa paristolokeron kansi.
2. vaihe Poista käytetyt paristot.
3. vaihe Katso merkkien suunta() paristolokeron
sisältä. Aseta kaksi uutta
paristoa oikeinpäin ”+”ja ”-”-napojen mukaan.

Avaa.

Paina jousitettua
napaa pariston ”-”-navalla.
4. vaihe Aseta paristo
painamalla ”+”-napaa.

Poista paristot.

Sulje.

Paina jousitettua napaa.
Aseta.

5. vaihe Aseta toinen paristo
samalla tavalla.
6. vaihe Sulje paristolokeron
kansi.

HuomioPidä paristot ja paristolokeron kansi vauvaikäisten ja lasten
ulottumattomissa niiden nieluun joutumisen ja muiden
onnettomuuksien välttämiseksi.
Käytä tavallisia AA-paristoja. Älä käytä turvonnutta paristoa
tai akkua tai paristoa, joka on kääritty teippiin. Kannen
avaaminen voi muuttua hankalaksi.
41

7.1.1. Paristojen vaihtaminen
Mittaustulokset ja asetusten parametrit tallennetaan, kun paristot
poistetaan. Kun sisäänrakennettu paristo tyhjenee, päivämäärä
nollautuu arvoon 01/01/2017 00:00.
Tarkista ja säädä nykyistä aikaa paristojen vaihdon yhteydessä.
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
tiedot kellonajan säätämisestä.

7.2. Kantopidikkeen valmistelu
Huomautus
Käytä vyötä, kun kantopidike on liitettynä.
Suosittelemme vyön käyttöä tallentimen kiinnittämiseksi potilaaseen.
Käytä kantopidikettä tallentimen käytön aikana.
Kantopidike kiinnitetään asettamalla
kantopidike vyöhön tai vaatetukseen kuuluvaan
vyöhön.

Kantopidike
Vyö42

7.3. Tarkastus ennen käyttöä
HuomioTarkasta tallentimen kunto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi sen toimivuuden, turvallisuuden ja
tehokkuuden.
Noudata seuraavaa tarkistuslistaa ennen paristojen asentamista
ja sen jälkeen.
Jos havaitset ongelman, lopeta tallentimen käyttö ja kiinnitä
siihen viesti ”Toimintahäiriö” tai ”Älä käytä”. Ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään korjausta varten.

7.3.1. Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista
Nro

Kohde

1

Ulkopinta

KuvausEi vaurioita tai pudotuksen aiheuttamia
muodonmuutoksia.
Ei vaurioituneita tai löysiä painikkeita jne.

2

ParistoTarkista, etteivät paristot ole tyhjät. Vaihda
laitteeseen kaksi uutta paristoa ennen laitteen
käyttämistä potilaalle.

3

Mansetti

Tarkista, ettei mansetti ole rispaantunut. Jos
mansetti on rispaantunut, se saattaa räjähtää
sisäisen paineen takia.

4

Mansetinliitäntä

5

Lisätarvikkeet

Tarkista, ettei ilmaletkussa ole kierteitä ja ettei
se ole taittunut.
Tarkista, että ilmaliitäntä ja -liitin on liitetty tukevasti.
Tarkista, ettei lisätarvikkeissa ole vaurioita.
(Kantopidike, vyö jne.)437.3.2. Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista
Nro

1

Osio

ParistoKuvausTarkista, ettei paristosta tule liekkejä, savua tai
voimakasta hajua.
Tarkista, ettei laitteesta kuulu epätavallistaääntä.

2

Näyttö

Tarkista, ettei näyttö näytä epätavalliselta.

3

Käyttö

Tarkista, että tallennin toimii oikein.

4

Mittaus

Tarkista, että mittaus voidaan suorittaa oikein
ja että mansetin kiinnitys, mittaus, näyttö jatulokset ovat oikein.

44

8. Käyttö
8.1. Käytön vuokaavio
Huomautus
Alkuperäisiä asetuksia (sisäänrakennettu kello, tarkkailutoiminto
ja paineistusarvo) ja esiasetettua ohjelmaa (A-BPM ja S-BPM)
ei tarvitse tallentaa joka kerta. Ne tallentuvat poistamisen ja
päivityksen aikana, ja kun tallenninta käytetään ensimmäisen
kerran.
Tallentimen asetukset voidaan tallentaa erillisellä oheislaitteella.
Katso ABPM Data Managerin ohjekirja.
A-BPM:n ja S-BPM:n mittausmenetelmät ovat erilaiset.
A-BPM:ssä voidaan määrittää kuusi paria halutun mukaista
käynnistysaikaa ja intervallia jokaista 24 tuntia kohti, jolloin
laite mittaa verenpaineen ja tallentaa tiedot automaattisesti.
S-BPM olettaa, että potilas mittaa itse oman verenpaineensa
kotona tai sairaalassa. Tässä tilassa voidaan käyttää viittä
erityyppistä ohjelmaa käyttötavasta riippuen.

45

Paristojen asettaminen.
Sisäänrakennetun kellon, mittauksen tarkkailutoiminnon ja
paineistusarvon alkuperäiset asetukset.

A-BPM

S-BPM

Liitä tallennin ja mansetti.

Liitä tallennin ja mansetti.

Aseta AUTO -kytkin”ON”-asentoon.

Aseta AUTO -kytkin”OFF”-asentoon.

A-BPM

Paina

Aseta AUTO -kytkin”OFF”-asentoon.

START -painiketta.

Verenpaineen
vastaanottomittaus OBP

Verenpaineen kotimittaus
HBP

Yhdistä tallennin.
Dataa käsitellään.

Puhdista ja pidä tuotepuhtaana.

Täydellinen käyttömenettely
46

8.2. Alkuperäiset asetukset
8.2.1. Tehdasasetukset
Tehdasasetukset (alkuperäiset asetukset) kuvataan alla:

Yleiset asetusten kohteet
Kohde

Tehdasasetus

Tarkkailutoiminto

ON (näytetään)

Vuosi, kuukausi, päivä, tunti,
minuutti

Toimituspäivä

A-BPM:n kohteet
Kohde

Tehdasasetus

Sleep-tila

OFFIntervalliaika, kun Sleep-tila on ON-tilassa

30 minuuttia

Käynnistysaika osiolle 1

0 tuntiaIntervalliaika osiolle 1

30 minuuttia

Käynnistysaika osiolle 2

0 tuntia #1

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika

OFF

Automaattisen mittaamisen toiminta-aika

OFFTehdasasetusten sisältö

Kun AUTO -kytkin asetetaan ”ON”-asentoon, A-BPM käynnistyy.
Verenpaine mitataan 30 minuutin välein, kunnes painike
asetetaan ”OFF”-asentoon.

#1: Osion 2 intervalliajan ja osion 6 intervalliajan väliset asetukset
jätetään huomiotta, koska osioiden 1 ja 2 käynnistysajan arvo
on sama.
47

S-BPM:n kohteet
Kohde

Tehdasasetus

Ohjelmavalinta

Verenpaineen vastaanottomittaus (OBP)

Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP

Ei sov.

Automaattinen
Mittauslaskuri
verenpaineen
vastaanottomittaus
Intervalliaika
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus

Mittauslaskuri
HBP Intervalliaika

Osion käynnistysaika
Automaattinenverenpaineen
Mittauslaskuri
yömittaus
ANBP Intervalliaika

2 kertaa
5 minuuttia
2 kertaa
1 minuutti
2 tuntia
2 kertaa
1 minuutti

Hälytyksen käynnistysaika 7 tuntia, 22 tuntia
Automaattinen
Mittauslaskuri
2 kertaa
itsemittaus
ASBP
Intervalliaika
1 minuutti

Tehdasasetusten sisältö

Kun/ -painiketta painetaan, kun AUTO -kytkin on
asetettu ”OFF”-asentoon, S-BPM:n esiasetettu ohjelma (OBP)käynnistyy. Ohjelma (OBP) mittaa verenpaineen kerran ja
tallentaa tuloksen muistiin.

8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen painikkeiden käyttö.
Käyttämällä erillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.
48

Työvaiheet painikkeita käyttäen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun START/STOP -painiketta pidetään painettuna,
paina EVENT -painiketta, kunnes OLED-näyttöön
tulee Display (tekstin Sleep jälkeen).
4. vaihe Käyttöpainikkeet ovat seuraavat:
EVENT -painike............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike... Valinta, seuraava kohta,
asetuksista poistuminen.
Käytä näitä painikkeita sitten toisissa kohteissa.
5. vaihe Kun asetukset on määritetty, paina START/STOP -painiketta
palataksesi valmiustilaan.
Kohde

OLED
Display
Tarkkailutoiminto
xx
Clock
Vuosi
Year xx
Clock
Kuukausi
Mon. xx
Clock
Päivä
Day xx
Clock
Tunti
Hour xx
Clock
Minuutti
Min. xx

Arvoaluexx = OFF, ON
xx = 17 – 99.

Vuosiluvun kaksi
viimeistä numeroa.

xx = 1 – 12 kuukautta
xx = 1 – 31 päivää
xx = 0 – 23 tuntia
xx = 0 – 59 minuuttia

Kehystetyt arvot : Tehdasasetukset ja alkuperäiset asetukset,
kun paristot ovat täysin tyhjät.
49

8.2.3. S-BPM:n esipaineistusarvo
S-BPM:n esipaineistusarvo voidaan asettaa etukäteen.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Jos AUTO on määritetty, oikea paineistuksen esiarvo valitaan
automaattisesti. Tehdasasetus on 180 mmHg.
1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Valitse paineistusarvo START/STOP -painikkeella.
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon
S-BPM-ohjelma
Paineistusarvo
Nykyinen aika

8.3. A-BPM esiasetetut ohjelmat
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen painikkeiden käyttö.
Käyttämällä erillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.
A-BPM:ää voidaan käyttää vain silloin, kun automaattinen
mittaus voidaan suorittaa.

Huomautus
Määritä käynnistysaika ja intervalli, jotka lasketaan ajasta,
jonka AUTO -kytkin on ”ON”-asennossa.
Nämä pitää määrittää uudelleen, kun käytetään toista
A-BPM-toimintoa.
50

Käyttö painikkeilla

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun START/STOP -painiketta pidetään painettuna,
paina EVENT -painiketta ja pidä se painettuna, kunnes
OLED-näyttöön tulee ilmoitus Sleep .
4. vaihe Määritä Sleep-tila seuraavilla painikkeilla.
Jos Sleep-tila on ”ON”-tilassa, jatka vaiheeseen 5.
EVENT -painike............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike... Valinta, seuraava kohta.
5. vaihe Määritä käynnistysaika ja intervalli enintään kuudelleosiolle seuraavilla painikkeilla.
EVENT -painike............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike... Valinta, seuraava kohta.
6. vaihe Määritä automaattisen mittaamisen käynnistysaika ja
toiminta-aika seuraavilla painikkeilla.
EVENT -painike............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike... Valinta, seuraava kohta,
asetuksista poistuminen.
7. vaihe Kun asetukset on tehty, tallennin palaa valmiustilaan.

HuomioÄlä poista paristoja asetusten muuttamisen aikana.
Jos paristot poistetaan, tee asetukset uudelleen.

518.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit
A-BPM:n esiasetettu ohjelma on seuraavanlainen:
Kohde

OLED
Parametri
Sleep
xx
=
ON,
OFF
xx
xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60,
Interval- Cycle
liaikaxx
120 minuuttia
Käynnisty- Hour 1
saika
xx xx = 0 – 23 tuntia
Osio 1
Interval- Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60,
liaikaxx
120 minuuttia
Käynnisty- Hour 2
saika
xx xx = 0 – 23 tuntia
Osio 2
Interval- Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
liaikaxx
120 minuuttia
Käynnisty- Hour 3
saika
xx xx = 0 – 23 tuntia
Osio 3
Interval- Cycle 3 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
liaikaxx
120 minuuttia
Käynnisty- Hour 4
saika
xx xx = 0 – 23 tuntia
Osio 4
Interval- Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
liaikaxx
120 minuuttia
Käynnisty- Hour 5
saika
xx xx = 0 – 23 tuntia
Osio 5Interval- Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
liaikaxx
120 minuuttia
Käynnisty- Hour 6xx=
0 – 23 tuntia
saikaxx
Osio 6xx=OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
Interval- Cycle 6
liaikaxx
120 minuuttia
Käynnisty- STARTsaika
xx xx = OFF , 0 – 23 tuntia
Toiminta- Operationaika
xx xx = OFF , 1 – 27 tuntia

Sleep-tila

Automaattinen mittaaminen#1, #2#3, #4#3, #4

Kehystetyt arvot : Tehdasasetukset.
52

#1 : Kun Sleep-tila on asetettu valintaan ”ON”, automaattisen
mittauksen käynnistysaikaa ja toiminta-aikaa sekä Sleeptilan intervalliaikaa voidaan käyttää. Näiden osioiden (1–6)
intervalliaikaa ei voida käyttää.
#2 : Kun Sleep-tila on asetettu valintaan ”OFF”, Sleep-tilanintervalliaikaa ei näytetä.
#3 : Jos käynnistysaika on määritetty ja toiminta-aika asetetaan
valintaan ”OFF”, kun AUTO -kytkin on ”ON”-tilassa,
automaattinen mittaaminen käynnistyy asetetussa
käynnistysajassa ja se jatkuu, kunnes AUTO -kytkin
viedään ”OFF” asentoon. Jos AUTO -kytkin viedään
uudelleen ”ON” asentoon, automaattinen mittaaminen
käynnistyy asetetussa käynnistysajassa.

Huomautus
Kun toiminta-aika on määritetty, vaikka AUTO -kytkintä
käytettäisiin automaattisen mittaamisen aikana,automaattinen mittaaminen jatkuu toiminta-ajan verransiitä hetkestä alkaen, kun AUTO -kytkin on asetettu
ensimmäisen kerran ”ON”-asentoon.
#4 : Jos käynnistysaika asetetaan ”OFF“-tilaan ja toiminta-aika
on määritetty, kun AUTO -kytkin on ”ON”-asennossa,
automaattinen mittaaminen tekee ensimmäisen
verenpaineen mittauksen ja jatkaa toimintaansa toiminta-ajan.
Jos AUTO -kytkin viedään ”OFF”-asentoon automaattisen
mittauksen aikana, mittaus pysähtyy.
Jos AUTO -kytkin viedään uudelleen ”ON”-asentoon,
automaattinen mittaaminen suoritetaan toiminta-ajan verran.
53

Huomautus
Kun käynnistysaika on määritetty ja AUTO -kytkin
viedään ”OFF”-asentoon automaattisen mittauksen aikana,
mittaus pysähtyy.
Jos AUTO -kytkin viedään uudelleen ”ON”-asentoon,
automaattinen mittaaminen käynnistyy viipymättä.

Kohteen sisältö

Sleep-tila:
Automaattisen mittauksen intervalliaika voidaan määrittää.
Osioiden (1–6) intervalliaikaa ei voida käyttää. Katso ”6.1.2.
Sleep-toiminto ja intervalliaika”.
Osio:
24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osaan.
Jokaiselle osiolle voidaan määrittää käynnistysaika jaintervalli. A-BPM:ää voidaan käyttää vain silloin, kun
automaattinen mittaus voidaan suorittaa.
Automaattinen mittaaminen:
Koko A-BPM on hallittavissa. Aseta käynnistysaika ja
toiminta-aika. Katso ”8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit”.

54

8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit
Esimerkki Käynnistysajat ja intervallit. Yksinkertaistettu syöte.
Kaksoisosiot
Käynnistysaika osiolle 1 =Intervalliaika osiolle 1 =Käynnistysaika osiolle 2 =Intervalliaika osiolle 2 =Käynnistysaika osiolle 3 =Osio 2
7:00
15
22:00
Osio 160
7:00 ........... Sama kuin osiossa 1

Osiota 3 ja seuraavia kohteita ei näytetä, koska osion
3 käynnistysaika on sama kuin osiossa 1.
Kun osioiden 2, 3, 4, 5 tai 6 käynnistysaika on sama kuin
osiossa 1, näitä käynnistysaikoja ja intervalleja ei näytetä.

Esimerkki 1 Automaattinen mittaaminen

Käynnistysaika automaattiselle mittaukselle = OFF,
Toiminta-aika automaattiselle mittaukselle = OFF.
Kun AUTO -kytkin on asetettu ”ON”-asentoon, A-BPM
suoritetaan käynnistysajan ja kunkin osion intervalliajan
mukaan, kunnes AUTO -kytkin viedään ”OFF”-asentoon.
Verenpainemittaus

Ei mitattu

Osio 1

Osio 255

Aika

Esimerkki 2 Automaattinen mittaaminen

Käynnistysaika automaattiselle mittaukselle = 7:00,
Toiminta-aika automaattiselle mittaukselle = OFF.
Kun AUTO -kytkin asetetaan ”ON”-asentoon, A-BPM käynnistyy klo
7:00. A-BPM:ää jatketaan kunkin osion käynnistysajan ja intervallin
perusteella, kunnes AUTO -kytkin asetetaan ”OFF”-asentoon.
7:00

Verenpainemittaus

Ei mitattu

Osio 2

Osio 1Aika# Vaikka AUTO -kytkin käännetään asentoon ”OFF“ ja sitten taas
asentoon ”ON“ automaattisen mittauksen aikana,automaattinen mittaaminen jatkuu.

Esimerkki 3 Automaattinen mittaaminen

Käynnistysaika automaattiselle mittaukselle = OFF,
Toiminta-aika automaattiselle mittaukselle = 26 tuntia.
Kun AUTO -kytkin asetetaan ”ON”-asentoon, A-BPM jatkaa
toimintaansa kunkin osion käynnistysajan ja intervallin
perusteella 26 tunnin ajan.
Verenpaineen mittaaminen
Ei mitattu

Osio 1

Osio 2

AUTO -kytkin ”ON”-asentoon

26 tunnin jälkeen
56

Aika

# Vaikka AUTO -kytkin käännetään asentoon ”OFF“ kerran ja
sitten taas asentoon ”ON“ automaattisen mittauksen aikana,automaattinen mittaaminen ei jatku toiminta-ajan jälkeen.

8.3.3. Käynnistysaika ja toiminta-aika
Kun käynnistysaika on määritetty automaattiselle
mittaamiselle ja AUTO -kytkin on käännetty ”ON”-asentoon ja
automaattinen mittaaminen on käynnistynyt, näyttöön tulee
seuraava viesti.
Jos käynnistysaika on nykyistä ajankohtaa varhaisempi aika,
automaattinen mittaaminen käynnistyy seuraavan päivän
käynnistysaikana.
”---” on näytössä käynnistysaikaan asti.

Nykyinen aika

Sama ”---” näytetään sen jälkeen, kun automaattisen
mittauksen toiminta-aika on kulunut.

57

8.4. S-BPM-ohjelmat
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen painikkeiden käyttö.
Käyttämällä erillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.

Työvaiheet painikkeita käyttäen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Samalla, kun pidät/ -painiketta painettuna, paina
START/STOP -painiketta ja pidä se painettuna, kunnes
tulee näkyviin LCD-paneeliin.
3. vaihe Valitse S-BPM-ohjelma seuraavilla painikkeilla.
Ohjelma: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
/ -painike ................. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike..... Valinta, seuraava kohta.
4. vaihe Määritä kukin kohde (Mittauslaskuri, Intervalliaika,
käynnistysaika ja hälytyksen käynnistysaika) painikkeilla.
/ -painike ................. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -painike..... Valinta, seuraava kohta,
asetuksista poistuminen.
5. vaihe Kun asetukset on tehty, SS-BPM:n kello näkyy näytössä.

HuomioÄlä poista paristoja asetusten muuttamisen aikana.
Jos paristot poistetaan, tee asetukset uudelleen.

58

8.4.1. S-BPM-kohteet ja -parametrit
Ohjelma

Kohde

Parametri

S-BPM-ohjelma
Ohjelma

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Verenpaineen vastaanottomittaus
OBP

Ei sov.

Ei sov.

Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus
AOBP

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

5,

3–10 minuuttia

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

1,

1–5 minuuttia

Verenpaineen kotimittaus
HBP

Automaattinen verenpaineen yömittaus
ANBP

Käynnistysaika

2,

0–23 tuntia

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

1,

1–5 minuuttia#1

Automaattinen verenpaineen itsemittaus
ASBP

Hälytyksen käynnistysaika

7 , 22 ,0–23 tuntia

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

1,

1–5 minuuttia#2

Kehystetyt arvot : Tehdasasetukset.
#1: 24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.
Kukin osio pystyy määrittämään verenpaineen mittaamisen
käynnistysajan.
#2: 24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.
Kukin osio pystyy määrittämään verenpaineen mittaamisen
hälytyksen käynnistysajan.
59

8.4.2. S-BPM–Näyttöesimerkit
Verenpaineen vastaanottomittauksen näyttö

OBP:ssä ei ole määritettäviä asetuksia.

OBP

Automaattisen verenpaineen vastaanottomittauksen näyttö AOBPAOBP käyttää mittauslaskuria ja intervalliaikaa.
AOBP suorittaa ”1 mittaussarjan” rauhoittumiseen tarkoitetun
valmiustilan päätyttyä.
Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat” tiedot ”1 mittaussarja”-toiminnosta.

Mittauslaskuri

Intervalliaika

Verenpaineen kotimittauksen näyttöHBP

HBP käyttää mittauslaskuria ja intervalliaikaa.
HBP suorittaa ”1 mittaussarjan”.
Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat” tiedot ”1 mittaussarja”-toiminnosta.

Mittauslaskuri

Intervalliaika
60

Automaattisen verenpaineen yömittauksen näyttöANBP

ANBP voi määrittää enintään kuusi käynnistysaikaa”1 mittaussarjalle“. Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”
tiedot ”1 mittaussarja”-toiminnosta.

Kun viimeisin käynnistysaika on sama kuin ensimmäinen
käynnistysaika, käynnistysajan asetukset ovat valmiit. Määritä
seuraavaksi mittauslaskuri ja intervalliaika ”1 mittaussarjalle”.

Ensimmäinen käynnistysaika

2. käynnistysaika

Mittauslaskuri

3. käynnistysaika

Intervalliaika

Esimerkki Asetukset ja yksinkertaistettu syöte

Mittaus tehdään klo 22:00 ja 4:00.
Osion 1 käynnistysaika = 4:00
Osion 2 käynnistysaika = 22:00
Osion 3 käynnistysaika = 4:00 ............... Sama kuin osiossa 1
Mittauslaskuri =2 mittausta
Intervalliaika =0:01 minuuttia

61

Automaattisen verenpaineen itsemittauksen näyttöASBPASBP voi määrittää hälytykselle enintään kuusi käynnistysaikaa.
Merkkiääni kuuluu jokaisen käynnistysajan kohdalla.
Paina/ -painiketta suorittaaksesi ”1 mittaussarjan”
merkkiäänen kuuluessa. Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”
tiedot ”1 mittaussarja”-toiminnosta.
Kun viimeisin käynnistysaika on sama kuin ensimmäinen
käynnistysaika, käynnistysajan asetukset ovat valmiit. Määritä
seuraavaksi mittauslaskuri ja intervalliaika ”1 mittaussarjalle”.

Ensimmäinen
hälytyksen
käynnistysaika

Mittauslaskuri

2. hälytyksen
käynnistysaika

3. hälytyksen
käynnistysaika

Intervalliaika

Esimerkki Asetukset ja yksinkertaistettu syöte

Merkkiääni kuuluu 22:00 ja 7:00.
Paina/ -painiketta
suorittaaksesi ”1 mittaussarjan".
Osion 1 käynnistysaika = 22:00
Osion 2 käynnistysaika = 7:00
Osion 3 käynnistysaika = 22:00 ............. Sama kuin osiossa 1
Mittauslaskuri =2 mittausta
Intervalliaika =0:01 minuuttia
62

8.5. Mittaustietojen poistaminen
Käyttötarkoitus ja toiminnon selitys

Mittaustiedot poistetaan, mutta asetustiedot säilyvät.
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen painikkeiden käyttö.
Käyttämällä erillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.

HuomioJos mittaustiedot poistetaan, niitä ei enää voi käyttää.
Varmuuskopioi tiedot ennen poistamista.
Poista viimeisen potilaan mittaustiedot ennen tallentimen
käyttämistä seuraavalla potilaalla.
Tietojen poistaminen voi kestää noin kymmenen sekuntia.
Älä käytä laitetta tietojen poiston aikana, jotta poisto
onnistuu oikein.

Työvaiheet painikkeita käyttäen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos merkki ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun START/STOP -painiketta pidetään painettuna,
paina EVENT -painiketta, kunnes DataClear (tekstien
Sleep ja Display jälkeen) tulee OLED-näyttöön.
4. vaihe Valitse toiminto.
Jos haluat poistaa tietoja, pidä START/STOP -painike painettuna.
Teksti Erasing vilkkuu tekstin DataClear alla OLEDnäytössä ja tietojen poistaminen käynnistyy. Siirry
poistamisen jälkeen vaiheeseen 5.
Jos pidät tiedot (et poista niitä), paina EVENT -painiketta ja
siirry vaiheeseen 5.
5. vaihe Tallennin palaa valmiustilaan.
63

8.6. Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen
8.6.1. Tietoja potilailleSelvitä seuraavat asiat potilaalle, jotta hän pystyy käyttämään
tallenninta turvallisesti.

Varotoimet verenpaineen mittaamisen aikana

Rentouta käsivartesi ja pysy paikallasi, kun mansetti alkaa
täyttyä ilmalla.
Pysy koko mittauksen ajan samassa asennossa.
Vältä värinää ja melua mittaamisen aikana.

Verenpaine mitataan noin 1 minuutti paineistuksen jälkeen. Pysy
paikallasi, kunnes mittaaminen on suoritettu. Mittaamisprosessi
mansetin täytöstä ilman vapauttamiseen kestää noin 170 sekuntia.
Tallennin saattaa täyttää mansetin uudelleen ja mitata
verenpaineen vielä kerran paineistuksen jälkeen. Tämä saattaa
johtua kehon liikkeestä jne.
Tallennin saattaa käynnistää verenpaineen mittaamisen noin
120 sekunnin kuluttua, kun mittaustiedot ovat virheelliset ja
seuraava mittaaminen alkaa 8 minuutin kuluttua. Tämä saattaa
johtua kehon liikkeestä jne.
Tallennin saattaa häiritä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden
käyttöä. Vältä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden käyttöä
käyttäessäsi tallenninta.

Mittaamisen lopettaminen tai keskeyttäminen

Paina START/STOP -painiketta pysäyttääksesi verenpaineen
mittaamisen. Virhekoodi tallennetaan muistiin. Verenpaine
mitataan uudelleen noin 120 sekunnin kuluttua.
64

S-BPM-toiminnon A-BPM-, ANBP- ja ASBP-tiloissa vain
käynnissä oleva verenpaineen mittaus voidaan keskeyttää,
ja ”1 mittaussarja” suoritetaan seuraavana käynnistysaikana.
Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon niin A-BPM keskeytyy.
Poista mansetti, jos käynnissä olevaa verenpaineen mittausta
ei voida pysäyttää START/STOP -painikkeella.

HuomioPaina START/STOP -painiketta pysäyttääksesi
verenpaineen mittaamisen. ”1 mittaussarja” suoritetaan
silti seuraavan käynnistysajan kohdalla
A-BPM-, ANBP- ja ASBP-tiloissa S-BPM-toiminnossa.
Jos käsivarressa tuntuu kipua tai tapahtuu jotakinodottamatonta, pysäytä mittaaminen, poista mansetti ja ota
yhteyttä lääkäriin. Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon niin
A-BPM keskeytyy.
Aseta AUTO -kytkin ”ON” -asentoon automaattisen A-BPMmittauksen palauttamiseksi. Merkki
näytetään LCDpaneelissa ja OLED-näytössä. Tietojen tallennusta jatketaan,
kunnes se asetetaan valintaan ”OFF”.

Manuaalinen mittaaminen A-BPM:n aikana

Esiasetettuun ohjelmaan sisältymättömän tilapäisen mittauksen
menettely.

1. vaihe Jos OLED-näyttöä ei näytetä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina START/STOP -painiketta mitataksesi verenpaineen
välittömästi A-BPM:n aikana.
3. vaihe Mittaustulokset tallennetaan muistiin.
Kun START/STOP -painiketta painetaan mittauksen aikana,
mittaaminen keskeytyy.
65Tallentimen käyttöä koskevat varotoimet

Tallennin on tarkkuuslaite. Älä pudota tai ravista tallenninta.

Tallennin ja mansetti eivät ole vedenpitäviä (vedenkestäviä).
Älä altista tuotetta sateelle, hielle tai vedelle.
Älä laita mitään tuotteen päälle.
Jos mansetti siirtyy liiallisen liikkumisen takia, kiinnitä se takaisin
paikalleen.
Aseta ilmaletku siten, ettei siihen muodostu kierteitä ja ettei sekierry kaulan ympärille nukkumisen aikana.

Paristojen vaihtaminen

Kun-merkki näkyy näytössä, tallennin ei pysty
mittaamaan verenpainetta tai kommunikoimaan erillisen
oheislaitteen kanssa. Vaihda tallentimeen välittömästi kaksi
uutta paristoa.

8.6.2. Mansetin suojus
Huomautus
Pidä mansetti ja mansetin suojus puhtaina.
Vaihda mansetin suojus jokaiselle henkilölle.
Käytä asianmukaisia mansetin suojuksia.

66

8.6.3. Mansetin, kantopidikkeen ja tallentimen kiinnittäminen

HuomioÄlä kiinnitä mansettia, jos potilaalla on ihotulehdus,
pintahaavoja jne.
Poista mansetti ja lopeta sen käyttö, jos potilaalla ilmenee
ihotulehdus tai muita oireita.
Estä ilmaletkua kiertymästä kaulan ja kehon ympärille.
Käytä varoen vauvaikäisten lähettyvillä kuristumisvaaran
vuoksi.
Liitä ilmaletkun liitin tiukasti, kunnes se ei enää kierry.
Liittimen virheellinen kiinnitys voi johtaa ilmavuotoon ja
mittausvirheisiin.

Huomautus
Kiinnitä mansetti oikeaan asentoon ja kiedo se käsivarren
ympärille, jotta verenpaine voidaan mitata oikein.
Vältä mansettiin ja ilmaletkuun kohdistuvaa värinää mittaamisen
aikana. Tallennin mittaa pienimmänkin ilmanpaineen
poikkeaman mansetin sisällä.
Lisämansetti on vasempaan käsivarteen tarkoitettu aikuistenmansetti. Jos mansetin koko ei ole oikea, osta toinen mansetti.
Käsivarren ympärysmitta
Pieni mansetti
15–22 cm
05,9"–8,7"Aikuisten mansetti
20–31 cm
07,8"–12,2"
Iso mansetti
28–38 cm
11,0"–15,0"
Erittäin iso mansetti 36–50 cm
14,2"–19,7"
Pidä mansetti puhtaana.
Suosittelemme, että potilas käyttää kantopidikettä ja vyötä.
Mansettia ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.
67

Mansetin, tallentimen ja pidikkeen päälle asettaminen

1. vaihe Vedä mansetin pääty lenkin läpi niin, että mansetista tuleerannekkeen muotoinen.
2. vaihe Etsi vasemman käsivarren olkavarsivaltimo palpaatiolla.
3. vaihe Kiinnitä mansetti suoraan ihoon siten, että valkoinen merkki
on suoraan olkavarsivaltimon päällä ja mansetin reuna on
noin 1–2 cm kyynärtaipeen yläpuolella.
4. vaihe Kiedo mansetti siten, että lenkki on rajojen sisällä, sileä eikä
valu, mutta sisään mahtuu kaksi sormea.
5. vaihe Kiinnitä ilmaletku teipillä siten, että se ylittää olkapään.
6. vaihe Pujota vyö kantopidikkeen läpi.
7. vaihe Säädä vyötä siten, että kantopidike on vasemmalla puolella.
8. vaihe Liitä ilmapistoke tallentimen ilmaliitäntään.
9. vaihe Laita tallennin kantopidikkeeseen.
LenkkiOlkavarsivaltimo
Valkoinen
valtimonpaikkamerkkiNoin
1 – 2 cm:ä yli

Valkoinen valtimon
paikkamerkki
Tilaa kahdelle sormelle

68Ilmaletku

Teippi
Klipsi

Ilmaletku

Mansetti

Vyö
Kantopidike
Ilmapistoke
Ilmaliitin

Aseta
sisäänKantopidike

Vyö69

8.7. Verenpaineen mittaamisen toiminnot
8.7.1. A-BPM:n toiminnot
Kun A-BPM käynnistetään, verenpaine mitataan esiasetettujen
parametrien mukaisesti.

Huomautus
Aseta sisäänrakennettu kello ja esipaineistusarvo ennen
mittaamista, sillä A-BPM käyttää niitä. Katso luvusta”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto” ja luvusta”8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat”.
Kun tallennin irrotetaan, aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
Jos tallennin irrotetaan A-BPM-toiminnon aikana, mansetin
täyttö käynnistetään seuraavana käynnistysaikana jamansetti saattaa räjähtää. Kun A-BPMBPM:ää jatketaan,
aseta AUTO -kytkin ”ON”-asentoon.
Merkkinäkyy näytössä A-BPM:n ollessa käytössä.

Manuaalinen verenpainemittaus voidaan suorittaa A-BPM:nvalmiustilassa.
Manuaalisen verenpainemittauksen tulos voidaan tallentaa
muistiin.
Kun A-BPM pysäytetään, virhekoodi E07 tulee OLED
-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

A-BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”ON”-asentoon.
2. vaihe Merkki
näytetään OLED- ja LCD-näytössä. A-BPM
käynnistyy.
70

A-BPM:n keskeyttäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Merkkiä

ei näytetä. A-BPM on keskeytetty.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -painiketta painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä
oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava
verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten
mukaisesti.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana(Manuaalinen verenpainemittaus A-BPM:ssä)

1. vaihe Jos OLED-näyttöä ei näytetä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön.
A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei mitata
intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -painiketta A-BPM:n valmiustilassa.

Intervalliajan tuplaaminen tai sen nollaaminen

Kun Sleep-tila on ”ON”-tilassa ja EVENT -painiketta
painetaan A-BPM-valmiustilassa, intervalliaika tuplaantuu.

71

8.7.2. S-BPM:n toiminnot
Huomautus
Aseta sisäänrakennettu kello ja esipaineistusarvo ennen
mittaamista, sillä S-BPM käyttää niitä.
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
ja luvusta ”8.4. S-BPM-ohjelmat”.
Poista paristot, kun potilas irrottaa tallentimen ja mansetin, kun
ANBP tai ASBP on käytössä (myös valmiustilassa). Jos paristot
jätetään paristolokeroon, mansetti saattaa hajota, kun tallennin
täyttää mansetin seuraavan ”1 mittaussarjan” aikana. Jos potilas
jatkaa mittaamista, aseta paristot ja paina/ -painiketta.
Manuaalinen verenpainemittaus voidaan suorittaa S-BPM:nvalmiustilassa.
Manuaalisen verenpainemittauksen tulos voidaan tallentaa muistiin.
Kun S-BPM pysäytetään, virhekoodi E07 tulee OLEDnäyttöön ja se tallennetaan muistiin.

S-BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Toiminnot ovat seuraavat:
S-BPM-ohjelmat
Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP Paina/ -painiketta
Automaattinen verenpaineen
käynnistääksesi
vastaanottomittaus
AOBP esiasetetun ohjelman
Verenpaineen kotimittaus
HBP valmiustilassa.
Automaattinen verenpaineen
yömittaus
Automaattinen verenpaineen
itsemittaus

Esiasetettu ohjelma siirtyy
ANBP valmiustilaan ”käynnistysaikaan” tai ”hälytyksen
ASBP käynnistysaikaan” saakka.
72

Verenpaineen välitön mittaaminen S-BPM:n aikana.
(Manuaalinen verenpainemittaus, S-BPM)

1. vaihe Jos LCD-näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi S-BPM:n valmiustilan
näyttöön.
2. vaihe Paina/ -painiketta S-BPM:n valmiustilassa.
”1 mittaussarjan” verenpainemittaukset suoritetaan
välittömästi.

S-BPM:n pysäyttäminen tai keskeyttäminen
Toiminnot ovat seuraavat:

S-BPM-ohjelmat

Toiminnot

Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinenverenpaineen
Paina/ -painiketta pysäyttääksesi
vastaanottomittaus verenpaineen mittaamisen.
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus
HBP
Automaattinen
Paina/ -painiketta pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen. Seuraavan
yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan
tai merkkiääni alkaa soimaan.
#1
Automaattinen
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen toiminta
verenpaineen
kokonaan, poista paristot tallentimesta tai
itsemittaus
ASBP
vaihda OBP-, AOBP- tai HBP-tilaan.
#1: Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.
73

8.7.3. Manuaalinen mittaaminen
Käytä manuaalista verenpaineen mittaamista alustavana
testimittauksena ja välittömään verenpaineen mittaamiseen.

Huomautus
Manuaalinen verenpainemittaus voidaan käynnistää välittömästi
valmiustilassa.
Mittaustulos tallennetaan muistiin.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana.
(Manuaalinen verenpainemittaus, A-BPM)

1. vaihe Jos OLED-näyttöä ei näytetä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön.
A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei mitata
intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -painiketta A-BPM:n valmiustilassa.

Verenpaineen välitön mittaaminen S-BPM:n aikana.
(Manuaalinen verenpainemittaus S-BPM:ssä)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi S-BPM-valmiustilanäyttöön.
2. vaihe Paina/ -painiketta S-BPM:n valmiustilassa.
”1 mittaussarjan” verenpainemittaukset suoritetaan
välittömästi.

74

8.7.4. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen
Käynnissä oleva A-BPM-, S-BPM- ja manuaalinen verenpaineen
mittaus voidaan pysäyttää tai keskeyttää välittömästi.

Huomautus
Kun verenpaineen mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi
E07 tulee OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

A-BPM:n keskeyttäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Merkkiä

ei näytetä. A-BPM on keskeytetty.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -painiketta painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä
oleva mittaus pysähtyy. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava
verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten
mukaisesti.

75

S-BPM:n pysäyttäminen tai keskeyttäminen
Toiminnot ovat seuraavat:
S-BPM-ohjelmat

Toiminnot

Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinenverenpaineen
Paina/ -painiketta pysäyttääksesi
vastaanottomittaus verenpaineen mittaamisen.
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus
HBP
Automaattinen
Paina/ -painiketta pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen. Seuraavan
yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan
tai merkkiääni alkaa soimaan.
#1
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen
Automaattinen
toiminta kokonaan, poista paristot
verenpaineen
itsemittaus
ASBP tallentimesta tai vaihda OBP-, AOBP- tai
HBP-tilaan.
#1: Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.

76

8.8. Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen
8.8.1. Liittäminen USB-kaapelilla
Lue tietoja yhteysasetuksista ABPM Data Managerin ohjekirjasta.

HuomioKaapelin liittäminen
Liitä asianmukainen USB-kaapeli micro USB -liitäntään.
Liitä kaapeli oikein päin. Vääränlainen liitäntä saattaa
johtaa vikoihin ja toimintahäiriöihin. Varmista, että liitin
on kunnolla kiinni.
Verenpainetta ei voi mitata USB-tiedonsiirron aikana.
Älä liitä potilasta, kun tallennin on kytketty kaapeliin.
Kaapeli voi kietoutua kehon tai kaulan ympärille.
Erillisen oheislaitteen valmistelu
Irrota tallennin ja mansetti potilaasta ennen tallentimen
liittämistä (TM-2441) erilliseen oheislaitteeseen.
Jos taso 1
näytetään, liitä tallennin (TM-2441)
oheislaitteisiin paristojen vaihtamisen jälkeen.

77

Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen USB-kaapelilla
1. vaihe Avaa tallentimen micro USB -liitäntä.
Liitä USB-kaapeli.

Micro USB -liitäntä
USB-kaapeli

Yhteyden muodostaminen erillisen oheislaitteen kanssa
1. vaihe Liitä micro-USB-kaapeli tallentimen ja
erillisen oheislaitteen välille.
2. vaihe Merkkiääni kuuluu janäytetään LCD-paneelissa.
Datayhteys siirtyy valmiustilaan.
3. vaihe Suorita analyysi erillisellä
oheislaitteella. Datayhteys siirtyy
aktiiviseen online-tilaan vain
USB-tiedonsiirron aikana.

Liitä micro-USB

Valmiustila

Aktiivinen
online-tila

Yhteyden katkaiseminen erilliseen oheislaitteeseen
1. vaihe Irrota kaapeli valmiustilassa.

78

8.8.2. Bluetooth®-yhteyden käyttö
Bluetooth-laitteen ja toisen laitteen välille tulee muodostaa
yhteys, jotta ne voivat kommunikoida keskenään. Kun
tallentimen ja toisen laitteen välille on saatu muodostettua
yhteys, laitteet kommunikoivat automaattisesti.

Huomautus
Varmista, että kaikki muut Bluetooth-laitteet ovat yhteyden
muodostuksen aikana kytketty pois päältä.
Montaa laitetta ei voida yhdistää samanaikaisesti.
Jos tallennin yhdistetään toiseen laitteeseen, ensimmäisen
laitteen yhteys katkeaa.
Jos laitteet eivät pysty kommunikoimaan keskenään
yhdistämisen jälkeen, yritä uudelleen.

Bluetooth®-Yhteyden muodostaminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Pidä EVENT -painike painettuna, kunnes Pairing (tekstien
FlightMode jälkeen) näytetään OLED-näytössä. Tallennin
alkaa odottaa laiteparin muodostamista.
4. vaihe Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, -merkki näkyy
LCD-paneelissa.
Jos peruutat nykyisen yhteyden, paina EVENT -painiketta.
Tallennin siirtyy valmiustilan näyttöön.
798.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila)
Lentotila voi keskeyttää Bluetooth-yhteyden.

Lentotilan käyttäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Pidä EVENT -painike painettuna, kunnes FlightMode tulee
näkyviin OLED-näyttöön.
4. vaihe Lentotila voidaan kytkeä päälle/pois päältä
START/STOP -painikkeella.
START/STOP -painike
FlightModeON

FlightModeOFF

5. vaihe Paina EVENT -painiketta palataksesi valmiustilan näyttöön.

80

9. Huolto
9.1. Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta
Lääkinnällisiä laitteita, kuten tämä tallennin, tulee huoltaa siten,
että ne toimivat oikein tarvittaessa ja että niiden käyttö on
varmasti turvallista potilaalle ja käyttäjälle. Perussääntö on,
että käyttäjän tulisi tarkastaa laite päivittäin, noudattaen”Tarkastus ennen käyttöä” -ohjeita.
Päivittäinen huolto, kuten käyttöä edeltävä tarkastus,
on tarpeellista tallentimen toimivuuden, turvallisuuden
ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
Suosittelemme tallentimen tarkastusta säännöllisesti kerran
vuodessa.

Huomautus
Terveydenhuoltolaitosten täytyy suorittaa huoltotoimet ja
varmistaa, että lääkinnällisen laitteen käyttö on turvallista.

81

9.2. Tuotteen puhdistus
HuomioPuhdista tallennin ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
Puhdista tallennin ennen sen asettamista seuraavaan
potilaaseen.
Älä puhdista tallenninta suihkuttamalla sen päälle vettä
tai upottamalla sen veteen. Se voisi aiheuttaa tallentimen
toimintahäiriön.
Kuivaa tallennin, kun olet pyyhkinyt sen vedellä ja antiseptisellä
liuoksella, jotta nestettä ei pääse tallentimen sisään.
Desinfioi tallennin säännöllisesti infektioiden estämiseksi.
Älä käytä tallentimeen sterilointilaitetta.
Älä käytä tallentimen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia(esim. ohennin) tai povidoni-jodiliuosta. Se voi aiheuttaa
värin muutoksia, vaurioita ja toimintahäiriöitä.
Älä käytä tallentimen kuivaamiseen hiustenkuivaajaa tms.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita.

Vahvistu mansetin puhdistamisen jälkeen

Varmista, että mansetin kupla on asetettu oikein mansetin
liinan sisään. Jos sitä ei ole asetettu oikein, mansetin
täytön aikana voi syntyä vaurioita tai tapahtua räjähdys.

Tallentimen puhdistus

Pyyhi lika ja pöly tallentimen ulkopuolelta pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu vedellä tai lämpimällä vedellä ja joka on puristettu hyvinkuivaksi. Jos koteloon on tarttunut verta tai lääkeainetta, puhdista
se ensin antiseptiseen liuokseen kostutetulla ja hyvin kuivaksi
puristetulla liinalla. Pyyhi sitten kostea kotelo liinalla, joka on
kostutettu vedellä tai lämpimällä vedellä ja joka on puristettu hyvinkuivaksi. Suosittelemme käyttämään kemikaaleja (aineen nimi),
jotka löytyvät taulukon antiseptisten liuosten luettelosta (Esimerkki
käyttöön sopivasta antiseptisestä liuoksesta (aineen nimi)).
82

Mansetin puhdistus

Kun puhdistat ja desinfioit mansetin suojuksen ja mansetinkankaan, poista mansetin kupla mansetin kankaan sisältä.
Puhdista lika ja pöly veteen tai lämpimään veteen
kostutetulla liinalla, joka on puristettu hyvin kuivaksi.
Katso mansetin desinfiointia varten taulukossa ilmoitetut
antiseptiset liuokset (esimerkki käyttöön sopivasta
antiseptisestä liuoksesta (aineen nimi)).
Esimerkki käyttöön sopivasta antiseptisestä liuoksesta(aineen nimi)
Komponentin nimi

Tuotteen nimi

Bentsalkoniumkloridi

Bentsalkoniumkloridi 10 % liuos

Isopropanoli

70 % 1-propanoli

Etanoli

Etanoli desinfiointiin 76,9–81,4 vol %Lue tuotteen ohjeet ennen sen käyttöä.

Huomautus
Mansetti ja ilmaletku kuluvat käytössä.
Nämä on vaihdettava uusiin, jos mittausvirheitä alkaa tapahtua
usein tai jos verenpainetta ei voida mitata. Katso luvusta”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)” tästä oppaasta.

83

9.3. Määräaikaistarkastus
Suorita päivittäinen määräaikaistarkastus, jotta tallenninta
voidaan käyttää oikein.
Tarkastustoimet kuvataan alla:

9.3.1. Tarkastus ennen paristojen asettamista
KohteetUlkopinta
Käyttö
Näyttö

MittausMansetti

Kuluvatvarusteet
Liitäntä

KuvausEi vaurioita tai pudotusten aiheuttamia
muodonmuutoksia.
Ei likaa, pölyä tai naarmuja missään osissa.
Paneeli ei ole haljennut tai kolise.
Kytkimet ja painikkeet eivät ole vaurioituneet tai kolise.
Näyttöpaneeli ei ole likainen tai naarmuinen.
Ilmaletkua ei saa taittaa. Jos mansettiin jää ilmaa,
se saattaa aiheuttaa ääreisverenkiertohäiriöitä
estäen verenkierron käsivarressa.
Mansetin kupla on asetettu oikein mansetinkankaan sisään.
Mansetti ei ole rispaantunut. Mansetti ei ole
kietoutunut.
Vaihda mansetti, jos siinä havaitaan vikaa.
Mansetti hävitetään.
Jos siinä on halkeama tai tarttuvaa materiaalia
mansetin ja mansetin kuplan välisessä liitoksessa.
Jos ilmaletku menettää joustavuutensa ja kovettuu.
Jos ilmaletkun pinta alkaa kiiltää tai tuntua öljyiseltä.
Jos ilmakuplassa on halkeamia.
Mansetit on suositeltavaa vaihtaa kolmen
vuoden välein niiden käyttötaajuudesta
riippumatta.
Kantopidikkeessä, vyössä ja mansetissa ei ole
vaurioita.
Ilmapistoke on liitetty oikein ilmaliitäntään.
849.3.2. Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus
Kohde
Ulkopinta
Käyttö
MittausMansetti
Verenpainearvon
tarkistus

KuvausEi liekkejä, savua tai voimakasta hajua.
Ei omituista ääntä.
Kytkimet ja painikkeet toimivat ongelmitta.
Mittausarvot ovat lähellä normaaleja arvoja.
Mittauksen aikana ei kuulu omituisia ääniä tai
tapahdu mitään normaalista poikkeavaa.
Jos verenpainearvot ovat virheellisiä, otayhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

85

9.4. Hävittäminen
Noudata paikallisia ympäristönsuojelulakeja tuotteen
hävittämisessä ja kierrättämisessä.

Mansetin hävittäminen

Potilaalla käytettävä mansetti on lääketeollista jätettä.
Hävitä se asianmukaisesti lääketeollisena jätteenä.

Sisäänrakennetun ladattavan pariston hävittäminen

HuomioTallentimessa on sisäänrakennettu varaparisto. Kun
tallennin hävitetään, paristo tulee hävittää asianmukaisella
tavalla paikallisten ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti.

Muut

Nimi

Osa
KoteloPakkaus

Tallennin

Pehmuste

Materiaali
Pahvi
Ilmatyyny, erikoiskotelo

Pussi

Vinyyli

KoteloABS + polykarbonaattihartsi

Sisäosat

Yleiset osat

Runko

Rauta

Kiinteävaraparisto
ParistoLadattava litiumnappiakku:
ML2016H
Alkaliparisto: 1,5 V, LR6- tai AA-koko
Ladattava paristo:
AA-kokoNi-MH-paristot, 1 900 mAh tai enemmän
869.5. Vianmääritys
Katso seuraava tarkistuslista ja virhekoodilista ennen kuin otat
yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
Jos nämä toimet eivät korjaa ongelmaa tai ongelma ilmenee
uudelleen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
OngelmaNäyttö ei toimi
painikkeita
painettaessa.

Syy

Ratkaisu

Paristoista on loppunut Vaihda tilalle uudet
paristot.
virta.

OLED voi kadota
Poista paristot jasähköstaattisten
asenna ne takaisin.
vaikutusten vuoksi.
Kellon toistuva
Varaparisto ei lataudu. Lataa 48 tuntia käyttäen
nollautuminen.
#1 uusia paristoja.
Tarkista mansetti ja
Mansettia ei ole liitetty ilmaletku taitosten ja
Ei paineistusta
kiertymisen varalta ja
kunnolla.
tarkista niiden liitäntä.
Yhteyskaapeli on
Varmista, että kaapeli
Ei USB-yhteyttä #2
irrotettu.
on liitetty oikein.
Erillinen oheislaite
Odota, että lataus
Tiedonsiirtovastau
lataa suurta ympäristö- päättyy. Tämä voi kestääs kestää.
#2
tietomäärää pitkän ajan. enintään 50 minuuttia.
Paristolokeroa ei Käytetyt paristot eivät Ota yhteyttä paikalliseensaada aukiole oikean kokoiset.
jälleenmyyjään.

Ei OLED-näyttöä
A-BPM:n aikana.

#1: Käyttäjät (valtuuttamattomat huoltohenkilöt) eivät saa vaihtaa
varaparistoa (litiumakku), joka sijaitsee tallentimen sisällä
olevassa virtapiirissä. Varaparisto ladataan paristoilla(LR6- tai AA-koko) mittaamista varten.
#2: Erillinen oheislaite vaaditaan.

HuomioÄlä pura tai muokkaa tallenninta. Se saattaa vaurioitua.
879.6. Virhekoodit
Mittaamisen virhekoodit
Koodi

Tarkoitus

Syy ja ratkaisu

Ei painetta -virhe

Vapauta mansettiin jäänyt ilma.

Alhainenparistovaraus

Vaihda tilalle uudet paristot.

Paineistusvirhe

Paine ylittää arvon
299 mmHg

Täyttyminen ei saavuta
kohdepainetta.
Tarkista mansetin liitäntä.
Jos mansetin liitännässä eiole vikaa, tallentimessa voi olla
toimintahäiriö, joka tulee tarkistaa.
Keho voi liikkua paineistuksen
aikana. Rentoudu ja pysy paikallasi
mittauksen aikana. Jos tämä ei auta,
tarkista tallennin.

Pakotettu lopettamaan
START/STOP tai
Paina START/STOP tai/ -painikkeen/ -painiketta vain tarvittaessa.
käyttö.

Verenpaineen
mittaaminen ei
onnistu.

Sykettä ei pystytä havaitsemaankehon liikkeen tai vaatteiden
aiheuttamien äänien takia.
Rentoudu ja yritä olla liikkumatta.
Tarkista mansetin asento.
Jos tämä toimintavirhe jatkuu,
vaikka olet rentona, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tallentimen
tarkistamista ja korjausta varten.
88

KoodiTarkoitus

Syy ja ratkaisu

Sisäänrakennetun
Poista paristot ja asenna ne takaisin.
kiihdytysanturin virhe.
Keho liikkuu liikaa.
Raja-arvojen
ulkopuolella,
30
PUL
200
Raja-arvojen
ulkopuolella,
30
DIA
160
Raja-arvojen
ulkopuolella,
60
SYS
280
Raja-arvojen
ulkopuolella,
10PP
150 #1
Mittausaika on yli
180 sekuntia.

Rentoudu ja pysy paikallasi
mittauksen aikana.

Jos nämä virheet toistuvat useasti,
kokeile toisenlaista verenpaineen
mittaustapaa.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Systolinen verenpaine
DIA: Diastolinen verenpaine
PP: Pulssipaine

Jos täyttyminen tai tyhjentyminentapahtuu hitaasti, laite tulee tarkistaa.

Ilmanpoisto kestää yli Jos ilmanpoisto tapahtuu hitaasti,
90 sekuntia.
laite tulee tarkistaa.
Sykettä ei havaita.

Sykettä ei havaita kehon liikkeen jne.
takia. Mittaa verenpaine, kun olet
rentoutunut etkä liiku.

Intervalliajan
asetukset ovat
virheelliset.

Jos intervalliaika on asetettu
120 minuutiksi, viimeisen
käynnistysajan ja seuraavan
käynnistysajan väli ei voi ollatasan kaksi tuntia.
89

KoodiTarkoitus

Syy ja ratkaisu

Turvapiirissä eipainetta -virhe.

Näkyy mittaamisen
käynnistysaikana.
Vapauta kaikki mansettiin jäänyt ilma.

Turvapiiri havaitsee
ylipaineen.

Paineistuksen aikana saatetaan
havaita kehon liikettä. Rentoudu
mittauksen aikana ja yritä ollaliikkumatta.
Jos tämä virhe ilmenee vaikka olet
rentona etkä liiku, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tarkistusta varten.

Tallentimen laitteiston virhekoodit
Koodi

Tarkoitus

Muistivirhe

Syy ja ratkaisu
Tämä voi tapahtua voimakkaan
iskun sattuessa, esim. jos tallennin
putoaa.
Jos tämä koodi näytetään
toistuvasti, sisäänrakennetussa
muistissa on toimintahäiriö.
Tarkastuta laite jälleenmyyjällä.

Huomautus
Virhekoodeja voidaan muuttaa niistä ilmoittamatta.

90

10.
Mansetit

Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)

Nimi
KuvausPieni mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
15–22 cm
5,9"–8,7"
käsivarteen
Aikuisten mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
20–31 cm
7,8"–12,2"
käsivarteen
Iso mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
28–38 cm
11,0"–15,0"
käsivarteen
Erittäin iso mansetti
Käsivarren ympärysmitta
vasempaan
36–50 cm
14,2"–19,7"
käsivarteen
Aikuisten mansetti
Käsivarren ympärysmitta
oikeaan käsivarteen 20–31 cm
7,8"–12,2"
Kertakäyttöinen mansetti
10 arkkia
Pienen mansetin suojus vasempaan käsivarteen 10 arkkia
Aikuisten mansetin
vasempaan käsivarteen 10 arkkia
suojusIson mansetin suojus vasempaan käsivarteen 10 arkkia
Erittäin ison mansetin
vasempaan käsivarteen 10 arkkia
suojusAikuisten mansetin suojus oikeaan käsivarteen
10 arkkia
Pienen mansetin liina vasempaan käsivarteen 2 arkkia
Aikuisten mansetin
vasempaan käsivarteen 2 arkkia
liinaIson mansetin liina vasempaan käsivarteen 2 arkkia
Erittäin isonvasempaan käsivarteen 2 arkkia
mansetin liina
Aikuisten mansetin
oikeaan käsivarteen
2 arkkia
liina
Ilmaletkun sovitin–
91

Tilauskoodi
TM-CF202B
TM-CF302B
TM-CF402B
TM-CF502B
TM-CF802B
TM-CF306A
AX-133024667-S
AX-133024500-S
AX-133024663-S
AX-133024503-S
AX-133024353-S
AX-133025101-S
AX-133024487-S
AX-133025102-S
AX-133025103-S
AX-133025104-S
TM-CT200-110A

Tietojen analysointi
Nimi

KuvausUSB-kaapeli

Muut

–

Nimi

Mittaustulostaulukko

Kuvaus10 arkkia

Tilauskoodi
AX-KOUSB4C

Tilauskoodi
AX-PP181-S

Kantopidike–

AX-133025995

Vyö–

AX-00U44189

5 kappaletta

AX-110B-20-S

Klipsit

92

11.

Liite

11.1. Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate
Mittausmenetelmä: Kiedo mansetti olkavarren ympärille.
Täytä mansetti paineeseen, joka ylittää systolisen verenpaineen.
Poista sitten ilma vaiheittain mansetista. Kun paine mansetissa
havaitaan ilmanpoistovaiheessa, pulssikäyrä näkyy sykkeeseen
synkronoituna. Pulssikäyrä kasvaa äkkiä lähellä systolista
verenpainetta. Se kasvaa entisestään ilmanpoiston aikana,kunnes se saavuttaa korkeimman amplitudin, jonka jälkeen
se laskee vaiheittain. Muutokset pulssikäyrässä kuvataan
seuraavalla sivulla. Oskillometrisessä verenpaineen
mittaamisessa systolinen verenpaine määritellään kohtana,jossa amplitudi kasvaa äkkiä, kun pulssi havaitaan mansetin
paineessa. Keskimääräinen verenpaine taas määritellään
kohtana, jossa amplitudi kasvaa maksimiin. Diastolinen
verenpaine määritellään kohtana, jossa amplitudi laskee
vaiheittain. Paineanturi itse asiassa havaitsee pienet muutoksetmansetin paineessa ajan kuluessa, tallentaa pulssikäyrän
muistiin sekä arvioi systolisen ja diastolisen verenpaineen
oskillometrisen mittausalgoritmin perusteella. Algoritmin
yksityiskohdat saattavat erota toisistaan eri
verenpainemittareiden välillä. Aikuisten ja pikkulasten
verenpainearvot mitataan oskillometrisellä menetelmällä jatuloksia verrataan arvoihin, jotka on mitattu auskultatorisella
menetelmällä. Diastolista verenpainetta pidetään auskultatorisen
mittaustavan vaiheen 4 päätöspisteenä. Mansetin paineen
pulssikäyrä riippuu mansetin materiaalin ominaisuuksista.
Täten mittauksen tarkkuutta voidaan ylläpitää käyttämällä
tietynlaista mansettia ja mittausalgoritmia. Ilmaletkun pituus onalle 3,5 m pulssikäyrän etenemisestä johtuvien vaimentavien
ominaisuuksien vuoksi.
93

mmHg
200
150
100
50
0

Aika

200
150
100
50
0
Systolinen verenpaine
Keskimääräinen verenpaine
Diastolinen verenpaine

Aika

Mikrofonimenetelmä
Oskillometrinen
mittausmenetelmä

Verenpainemittaukseen liittyvät virhetekijät

Pulssikaavio voi olla objektiivinen indikaattori
mittaustarkkuuden luotettavuudesta.
Jos epäsäännöllisen sykkeen tai fyysisen
liikkeen vuoksi syntyy kohinaa, kaavion
amplitudi muuttuu. Jos pulssikaavion viivat
eivät ole tasaisia, mittaa uudelleen tai käytä
toista menetelmää.

Mansetin asettaminen sydämen tasolle

Pulssikaavio

Kiedo mansetti käsivarren ympärille sydämen tasolle.
Jos mansetti ei ole asetettu oikein, tapahtuu mittausvirhe.
Esimerkiksi jos mansetti on 10 cm sydäntä alempana,verenpaineen mittaustulos on 7 mmHg:ä korkeampi.
94

Oikeankokoinen mansetti

Käytä sopivankokoista mansettia. Jos mansetti on liian pieni tai
suuri, tapahtuu mittausvirhe. Liian pienellä mansetilla saadut
tulokset arvioidaan yleensä korkeaksi verenpaineeksi, riippumatta
todellisesta verenpaineesta ja valtimoiden kunnosta. Liian suurellamansetilla saadut tulokset arvioidaan yleensä matalaksi
verenpaineeksi, erityisesti niillä, jotka kärsivät vakavasta
arterioskleroosista tai joilla on poikkeavat valtimoläpät.
Vääränkokoinen mansetti saattaa myös aiheuttaa poikkeavuuksiasuoran menetelmän ja oskillometrisen mittausmenetelmän välillä.
Mansetissa on tarrassa ilmoitetut käsivarren ympärysmitan rajaarvot. Valitse jokaiselle potilaalle oikeankokoinen mansetti.
Verenpaineen mittauksen tarkkuuden takaa paineanturin
painetarkkuus, ilmanpoisto-ominaisuudet ja mittausalgoritmi,
kunhan käytetään oikeanlaista mansettia ja ilmaletkua. Tarkista
paineanturin tarkkuus ja ilmanpoisto-ominaisuudet säännöllisesti.

95

11.2. EMD-tiedot
Lääketieteellisiin sähkölaitteisiin liittyvät vaatimukset ovat
seuraavat:

EMD-säännösten mukainen suorituskyky

Tallentimen käyttö vaatii erityisiä EMD:n (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) mukaisia varotoimia. Käytä tallenninta tässä
oppaassa kuvattujen sähkömagneettisia häiriöitä koskevien
varoitusten mukaisesti. Kannettavat ja siirrettävät radiolaitteet(esim. matkapuhelimet) voivat vaikuttaa lääkinnällisten
sähkölaitteiden toimintaan.

Lisätarvikkeiden yhdenmukaisuus EMD-standardien kanssa

Tämän tallentimen tarvikkeet ovat standardin IEC60601-1-2:2014
mukaisia. Muiden kuin hyväksyttyjen lisätarvikkeiden käyttö voi
johtaa lisääntyneeseen häiriösäteilyyn ja alhaisempaan
häiriönsietoon.

Varoitus
Käytä A&D-yhtiön suunnittelemia tarvikkeita.
Sähkömagneettiset emissiot voivat haitata ei-hyväksyttyjen
tarvikkeiden toimintaa ja niiden häiriönsieto voi olla
heikompi.

EMISSIORAJAT
Ilmiö

Yhdenmukaisuus

Säteilevät RF-emissiot CISPR11

96

Ryhmä 1, Luokka BHÄIRIÖNSIEDON TESTITASOT: Kotelon liitäntä
Ilmiö

Immuniteettitestitasot±8 kV kontakti
Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma
Säteilevät radiotaajuiset
10 V/msähkömagneettiset kentät
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80 % AM taajuudella 1 kHz
Katso taulukko (Testitiedot
Läheisyyskentät langattomista
KOTELON LIITÄNNÄN
RF-viestintälaitteistaHÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia
IEC 61000-4-3
RF-viestintälaitteita vastaan)
Verkkojännitteen taajuus
30 A/mmagneettikentät IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 HzHÄIRIÖNSIEDON TESTITASOT: POTILASLIITÄNNÄN portti
Ilmiö

Immuniteettitestitasot

Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2±8 kV kontakti±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilmaHÄIRIÖNSIEDON TESTITASOT: Signaalin tulo-/lähtöportti
Ilmiö

Immuniteettitestitasot

Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2±8 kV kontakti±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

Nopeat sähköiset transientit/
purskeet
IEC 61000-4-4±1 kV
100 kHz toistotaajuus

RF-kenttien aiheuttamat
johtuvat häiriöt
IEC 61000-4-8

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V ISM-taajuudella ja
amatööriradiotaajuuksillavälillä 0,15 MHz ja 80 MHz
80 % AM taajuudella 1 kHz
97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

LTE-kaista 13,17

Immuniteettitestitaso(V/m)

TETRA 400

Etäisyys(m)

Palvelu

380 - 390

Enimmäisvirta(W)

Kaista
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Sykkeenmodulointi
18 Hz

2

0,3

28

Sykkeenmodulointi
217 Hz2

0,328

Sykkeenmodulointi
217 Hz2

0,328

Sykkeenmodulointi
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulaatio

Testitaajuus(MHz)

Testitiedot KOTELON LIITÄNNÄN HÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia
RF-viestintälaitteita vastaan

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
LTE-kaista 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
DECT
LTE-kaista 1,3,4,25
1 970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
2 450 2 400 - 2 570
RFID 2450
LTE-kaista 7
5 240
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
5 785
810

98

Sykkeenmodulointi
18 Hz
FM±5 kHzpoikkeama
1 kHz sini
Sykkeenmodulointi
217 HzBack cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123