GORE®
Performance Membranes

Breites Angebotsspektrum fürverschiedene Funktionen und Bauformen
Marktanforderungen als Maßstab
Mit Gore Membranen erfüllen Sie die immer
anspruchsvolleren Marktanforderungen und bleiben
wettbewerbsfähig.
▪ Längere Lebensdauer▪ Verbesserte Messstabilität▪ Geringere Produktionskosten

Expandiertes Polytetrafluorethylen (ePTFE) als
Lösungsgrundlage
ePTFE setzt mit seinen vielfältigen vorteilhaften
Eigenschaften – wie gleichmäßiger Porosität undPorengröße – weiterhin Maßstäbe fürelektrochemische, NDIR-, MOS- und viele andere Artenvon Gassensoren.

▪ Höhere Genauigkeit▪ Schnelle Reaktionszeit

Elektrochemischer Gassensor
2123NDIR-Gassensor

45621) Protective Vents – schützen tragbare oder stationäre
Geräte vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Partikeln oderanderen Verunreinigungen infolge etwa von Kondensation,
Hochdruckreinigung, Stößen und Vibrationen, sind jedoch
gasdurchlässig.
2) Staubschutzmembranen – verhindern das Eindringen vonStaub und Flüssigkeiten, sind jedoch gasdurchlässig undschützen Sensorzellen mechanisch gegen äußere Einflüsse.
3) Durchfluss- oder Diffusionskontrolle – reduziert Druck­spitzen aufgrund schneller Änderungen des Außendrucks
und zur Steuerung der Diffusion bestimmter Gase, um
höhere Konzentrationen zu messen.

MOS-Gassensor

4) Dichtring – als zusätzliche Dichtung innerhalb desSensor­aufbaus.
5) Membran an der Arbeitselektrode – verhindert das
Entweichen des Elektrolyts, lässt Gase in der gewünschten
Durchflussrate diffundieren und gleicht Druckunterschiedeaus. Sie trägt den Katalysator der Elektrode und musschemisch beständig sein.
6) Membran an der Referenz- und Gegenelektrode –trägt den Katalysator der Elektrode und muss chemisch
beständig sein.

GORE®
Performance Membranes

Gore Membranen für Gassensoren
sind funktionsabhängig in
unterschiedlichen Formen erhältlich.

GORE® Protective Vents
zum Schutz von Detektionsgeräten

Adhesive
Serie

Typischer
Luftdurchsatz(ml/min/cm²bei 70 mbar)

VE7

Membrantyp/-eigenschaft

Membran­farbe

IPSchutzart

Produkt­form

typischeMaterial­dicke
(mm)

290

ePTFE/
oleophobSchwarz

IP66
IP68

mit Klebering

0,34

VE8

3.300

ePTFE/oleophob

WeißIP64
IP67

mit Klebering

0,26

VE9

1.150

ePTFE/
oleophob

WeißIP66
IP68

mit Klebering

0,32

Abmessungen*(mm)2,0 × 5,0**
3,3 × 7,65,5 × 10,28,0 × 14,08,9 × 19,112,5 × 21,520,0 × 29,0

Beschreibung

Einsatz als

Hochstrapazier­fähiges PTFE-Band

1Membranlaminat mit
hohem Luftdurchsatz

1PTFE-Band mit
hohem Luftdurchsatz
& WEP

1

* Standardgrößen. Auf Anfrage in verschiedenen Formen und Abmessungen erhältlich.
Weitere Informationen im Datenblatt der GORE® Protective Vents Adhesive Serie.

** nur VE7 & VE8

zum Schutz von Sensorzellen

Staubschutz

Typischer
Luftdurchsatz(ml/min/cm²bei 70 mbar)

Membrantyp/-eigenschaft

Membran­farbe

IPSchutzart

Produkt­form

typischeMaterial­
dicke
(mm)

GDC001

4.310

ePTFE- Laminat/hydrophob

Weiß

IP6X

Gestanzt

GDC002

4.310

ePTFE-Laminat/hydrophob

Weiß

IP6X

GDC003> 4.000

ePTFE-Laminat/hydrophob

Weiß

IP6X

Abmessungen*(mm)Beschreibung

Einsatz
alsk. A.

Standard­abmessungenauf Anfrage

Membran­laminat
mit hohem
Luftdurchsatz

2mit Klebering

0,25Standard­abmessungenauf Anfrage

Membran­laminat
mit hohem
Luftdurchsatz

2Gestanzt

0,26Standard­abmessungenauf Anfrage

Membranlaminat
mit hohem
Luftdurchsatz &Grid Backer

2* Erhältlich auf Projektanfrage.

GORE® Performance Membranes
für verschiedene Funktionen in Sensorzellen
Neue Teilenummer

Ø Luftdurchsatz(ml/min/cm²bei 70 mbar)Ø typische
Material­dicke(µm)

Ø Breite
(mm)

WEP
(bar)

Max.
Porengröße(µm)

Schrumpfung(%)

Einsatz als

Rollengröße LRollengröße SØ Gurley(s)

GPM5600422-L

GPM5600422-S

4.650

1,15396140>4k. A.

k. A.

3GPM4500274-L​

GPM4500274-S​

3.500

1,5257

137>80,03<75 6

GPM3000165-L​

GPM3000165-S​

2.300

2,3156150>30,08<85 6

GPM2400165-L​

GPM2400165-S​

1.960

2,7157156>40,06<105 6

GPM2200117-L​

GPM2200117-S​

1.450

3,7107180>20,12<74

GPM0070229-L​

GPM0070229-S

40134

191

210>11,98<65 6