Ojämnt blodtryck på grund av
rörelser under mätningen.

Digital blodtrycksmätare
Modell UA-611Plus/UA-651Plus
Bruksanvisning Översättning

9. Vad är arytmi (I.H.B) och
förmaksflimmer (AFib)

Rulla inte upp ärmen hårtMät igen. Var stilla under mätningen.

Manschett

De systoliska och diastoliska
värdena ligger inom 10 mmHg
från varandra.

När mätaren identifierar en oregelbunden frekvens under mätningen visas
I.H.B./AFib-indikatorn på skärmen med mätvärdena.

1–2 cmObs!

Tryckvärdet ökade inte under
uppblåsningen.

1. Bästa kund

10. Vad är förmaksflimmer (AFib)

Sätt på manschetten korrekt och mät igen.
Manschetten sitter inte korrekt.

Blodtrycksmätaren A&D är en av de mest avancerade mätarna på marknaden och

Hjärtat drar ihop sig på grund av elektriska signaler i hjärtat och skickar ut blod
genom kroppen. Förmaksflimmer (AFib) inträffar när den elektriska signalen iförmaket blir störd och leder till störningar i pulsintervallet. Förmaksflimmer(AFib) kan leda till att blod stannar i hjärtat och kan lätt bilda koagel, vilket är en
orsak till stroke och hjärtattack.

är utformad för enkel användning och noggrannhet. Den här enheten underlättar
PUL-FEL
Pulsen identifierades intekorrekt.

din dagliga blodtrycksmätning.
Vi rekommenderar att du läser igenom den här bruksanvisningen noggrant innan

Positioneringsmärke för artär

du använder produkten för första gången.

Symboler tryckta på enhetens hölje
Symboler

Den här enheten överensstämmer med Rådets direktiv 93/42/EEG om
medicintekniska produkter. Det synliggörs genom överensstämmelsemärkningen. (0123: Referensnumret avser det anmälda organ som är involverat)
Enheten är utformad för användning på vuxna, inte på nyfödda eller småbarn.
Användningsmiljö. Enheten är avsedd för personligt bruk för vård i hemmet.
Den här enheten är avsedd för att mäta blodtrycket och pulsfrekvensen hos
människor i diagnostiskt syfte.

Indikatorn visar tryckets förlopp under mätningen.

Funktion/innebörd
Systoliskt blodtryck i mmHg

DIA

Diastoliskt blodtryck i mmHg

PUL/minPuls per minut

Index

Guide för installation av batteriet

Kontraindikationer
Följande är försiktighetsåtgärder för korrekt användning av enheten.
Sätt inte manschetten på en arm som är ansluten till annan medicinsk elektrisk
utrustning. Utrustningen kanske inte fungerar korrekt.
Personer med allvarlig cirkulationsrubbning i armen måste kontakta en läkare före
användning av enheten för att undvika medicinska problem.
Ställ ingen diagnos själv baserat på mätresultaten och starta ingen
behandling själv. Kontakta alltid läkare för en bedömning av resultaten ochbehandlingen.
Sätt inte manschetten på en arm med ett sår som inte läkt.
Sätt inte manschetten på en arm som används för intravenöst dropp eller
blodtransfusion. Det kan orsaka skador eller olyckor.
Använd inte enheten i närheten av lättantändliga gaser som narkosgaser. Det
kan orsaka explosion.
Använd inte enheten i omgivningar med hög koncentration av syrgas, t.ex.
syrgaskammare med högtryck eller syrgastält. Det kan orsaka brand eller
explosion.

Omfång för korrekt passform
Index

Märkning för medicinteknisk produkt enligt EU-direktivet

Luftslang

Kontakt för nätadapter

Skärm
START -knapp
Luftanslutning

Armmanschett7.1. Normal mätning

Tillverkare

1. Placera manschetten på armen i höjd

Vad är blodtryck?

tyst under mätningen.

Serienummer

Tryck på knappen _START _.

2. Tryck på knappen _START_ .
Alla skärmsegment visas. Noll (0)Se bruksanvisningen

IP

Symbol för internationell skyddsklass

när mätningen börjar. Manschetten

Förvaras torrt

börjar blåsas upp. Det är normalt att

6. Använda mätaren

Visar noll

tryckindikator visas, som på bilden till
höger, under uppblåsningen.

6.1. Installera/byta batterier

Obs! Om du vill avbryta uppblåsningen

Steg 1

Steg 4

1. Ta bort batteriluckan.

när som helst, tryck på knappen

Startar uppblåsning_START_ igen.

2. Ta ut de använda batterierna ur
batterifacket om de ska bytas.

3. När uppblåsningen är klar startar
tömningen

3. Sätt in nya batterier i batterifacket sompå bilden. Var noga med att polerna (+)
och (-) sitter korrekt.

Steg 3

automatiskt

14. Felsökningoch
Trycksätter

(hjärtsymbol) blinkar, vilket indikerar att
mätningen

Steg 2pågår.

När

VAR FÖRSIKTIG

Mätning pågår

startar enheten uppblåsningen igen

Sätt in batterierna i batterifacket som på bilden. Om de sätts in på fel sätt fungerar inte
enheten.

automatiskt.

Omblinkar på skärmen och enheten indikerar att batteriet behöver bytas ut,
byt ut alla batterierna mot nya. Blanda inte gamla och nya batterier. Det kan förkorta
batteriernas livslängd eller göra så att enheten fungerar på fel sätt. Vänta i två
sekunder eller mer efter att enheten stängts av innan du byter batterierna.

systoliska och diastoliska trycket samt
WHO-klassificering

ut kvarvarande luft och töms helt.

Driver ut kvarvarande luft
automatiskt

att slå från strömmen.
Obs! Modell UA-611Plus och UA-651Plus har

Använd endast angivna batterityper. Batterierna som medföljer enheten är till för att
testa enhetens funktion och kan ha en begränsad livstid.
Ta ut batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Batterierna kan
läcka och orsaka felfunktion.

Stäng av med knappen

en automatisk avstängningsfunktion. Låt

I allmänhet räcker fyra nya R6P-batterier ungefär tre månader vid mätning två gånger
per dag.

_START _minst tre minuter gå mellan mätningar påöverstiga 230 mmHg, gör så här:

Luftslang
Luftkoppling______________Obs!

3. När nollan blinkar, håll in knappen
Endast modell UA-651Plus_START_ tills ett värde som är cirka 30

Kontakt för nätadapter
Likströmsuttag

till 40 mmHg högre än ditt förväntade

Tryck och håll in knappen

knappen_START_för

attstartaSläpp knappen _START_

mätningen. Fortsätt sedan att mäta dittför att stoppa uppblåsningen

blodtryck enligt beskrivningen i avsnittet”7.1 Normal mätning”.

Se avsnittet”7.1 Normal mätning”

Det är viktigt att använda rätt manschettstorlek för en korrekt mätning. Om
manschetten inte har rätt storlek kan mätningen ge ett felaktigt blodtrycksvärde.
Armstorleken är tryckt på varje manschett.
Indexetoch omfång för korrekt passform på manschetten, visar om du använder
korrekt manschett. Se ”6.5 Sätta på armmanschetten”.
Om indexet
pekar utanför omfånget, kontakta den lokala återförsäljaren för att
köpa en utbytesmanschett.
Armmanschetten är en förbrukningsvara. Köp en ny om den blir sliten.
Rekommenderad manschettstorlek
Stor vuxenmanschett
Manschett med stort omfång
Mellanstor manschett
Vuxenmanschett
Liten vuxenmanschett7.3. Anmärkningar för korrekta mätningar
Sitt bekvämt på en stol. Vila armen på bordet. Korsa inte benen. Håll fötterna mot

Symbol för I.H.B. och AFib
Hjärtsymbol
Batteriindikator

Funktion/innebörd

indikator för WHO-klassificering

5. Symboler

Mätning pågår. Var så stilla sommöjligt.

Under omfånget som är tryckt på den
stora vuxenmanschetten.

M__________±3 mmHg

Puls:

±5 %

En persons blodtrycksvärde varierar kontinuerligt beroende på vad du gör och vad du__________

Manschett med stort omfång

Internt fel i enheten.

Ta ut batterierna, tryck på
knappen _START_ och sätt inbatterierna
igen. Om felet kvarstår, kontaktaåterförsäljaren.

I enlighet med ISO 81060-2：2013
I den kliniska valideringsstudien användes K5 på 85
subjekt för bestämning av diastoliskt blodtryck.
IEC 60601-1-2: 2014

Minne

Senaste 60 mätningarna

Driftförhållanden+10 till +40 °C/15 till 85 % RH/800 till 1 060 hPa

Den här enheten är avsedd att användas av vuxna. Kontakta läkare innan den här

Mått

Cirka

96 [B] x 68 [H] x 130 [D] mm

enheten används på barn. Barn ska inte använda den här enheten utan övervakning.

Vikt

Cirka

240 g, exklusive batterierna

Kapslingsklass

Enhet:

IP20

Applicerad delManschett

Typ BF

Användbar livstid

Enhet:
Manschett:

5 år (vid användning sex gånger per dag)2 år(vid användning sex gånger per dag)

luftfuktighet eller altitud.

Nätadapter: fem år (vid användning sex gånger per dag)

8. Hämta värden ur minnet

Nätadapter som tillbehör/TB233C
Adaptern är avsedd för att ansluta enheten till en
strömkälla i hemmet. Kontakta den lokalaåterförsäljaren för A&D för inköp. Nätadaptern måste
inspekteras eller bytas ut regelbundet.

Enheten sparar automatiskt upp till 60 blodtrycks- och pulsvärden i minnet. Värden som
sparas i minnet tilldelas ett datanummer i följd från det senaste till det äldsta. De äldsta
värdena visas som ””. Symbolen

längst upp till vänster på skärmen anger att dutittar på tidigare värden som sparats i minnet.

8.1. Hämta värden

Inga värden

Tryck och håll in knappen

Symboler tryckta på nätadaptern.
Symboler_START_knappen _START_ för att hämta

Termisk säkring

Släpp knappende sparade värdena.

SäkringsymbolMärkning för medicinteknisk produkt enligt
EU-direktivet
Märkning för certifiering enligt EAC

Genomsnittsvärde

2. Släpp knappen när
genomsnittsvärdet visas.

Datanummer

3. Värdets nummer och sparade
värden visas automatisktsorterade från den senaste

Polaritet för kontakten för nätadaptern
Tillbehör säljs separat
Manschettstorlek

Armstorlek

CUF-D-LA-ISO

Stor vuxenmanschett31 cm till 45 cm

CUF-I-ISO

Manschett med stort omfång 22 cm till 42 cm

efter att alla värden visats.

CUF-D-MA-ISO

Mellanstor manschett23 cm till 37 cm

Obs! Om du trycker på knappen

CUF-D-A-ISO

Vuxenmanschett22 cm till 32 cm

CUF-D-SA-ISO

Liten vuxenmanschett16 cm till 24 cm

mätningen.

Sparade värdenManschett Katalognummer

4. Skärmen stängs av automatiskt

Stängs av automatiskthämtas stängs enheten av.

Armstorlek: Omkretsen vid biceps.
Nätadapter

Tryck och håll in
knappen _START _M

8.2. Rensa värden

Släpp

1. När enheten stängs av, håll in

knappenknappen

Vuxenmanschett”
2. Välj ”

Liten vuxenmanschett

Lägg manschetten runt överarmen, ungefär 1–2 cm över armbågens insida som på bilden.
Placera manschetten direkt mot huden eftersom klädesplagg kan göra att pulsen blir svag
och leda till felaktig mätning.
2. Om överarmen dras samman av en skjortärm som rullats upp kan korrekta värden förhindras.
3. Bekräfta att indexet
pekar inom omfånget för korrekt passform.
Obs! Under mätningen är det normalt att manschetten känns väldigt trång. (Bli inte orolig).

_START_Obs!

” visas.

Välj ”” för att rensa” för att

3.

Värdena rensas när

4.

Enheten stängs av automatiskt.

blinkar.

5 sekunderrensa värdena.
SymbolenKatalognummer

Kontakt (för eluttag)

TB-233C

Typ CSpecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

IP-klassningen är den nivå av skydd som inkapslingarna ger enligt IEC 60529.
Den här enheten är skyddad mot fasta främmande föremål med 12 mm
diameter och större, t.ex. ett finger. Denna enhet är inte skyddad mot vatten.

tills

värdena.

M/A

6.5. Sätta på armmanschetten

Funktion/innebörd
Endast för inomhusbruk
Enhet av klass II

1. När ingenting visas, håll inOmfång för korrekt passform

Mellanstor manschett
Byt ut alla batterier mot nya när
Batteriet är svagt när symbolen blinkar. symbolen blinkar.

Kliniskt test

Transport-/förvaringsförhållanden -20 till +60 °C/10 till 95 % RH/700 till 1 060 hPa

Den automatiska blodtrycksmätarens funktion kan påverkas av för hög temperatur,W

SVAGT BATTERIInternt strömförsörjd medicinsk elektrisk utrustning(drivs med batterier)/klass II (drivs med nätadapter)
Kontinuerligt driftsätt

EMC

Försök att mäta blodtrycket vid samma tidpunkt varje dag.

Använd den stora
vuxenmanschetten istället för
vuxenmanschetten/den mellanstora
manschetten/manschetten med stortomfång.
Använd den lilla manschetten
istället för vuxenmanschetten/den
mellanstora
manschetten/manschetten med
stort omfång.
Använd vuxenmanschetten/den
mellanstora manschetten i stället
för den lilla manschetten.
Använd den mellanstora
manschetten istället för den stora
vuxenmanschetten.

LR6 (alkaliska batterier)
R6P (manganbatterier)

Klassificering

Den här enheten baserar mätvärdena på hjärtslagen. Om du har mycket svaga eller

M
Batteriströmindikatorn under mätning.

Nätadapter (tillval) (TB-233C) (medföljer inte)
Antal mätningar

har ätit. Vad du dricker kan ha en mycket stor och snabb effekt på blodtrycket.

_START_ medan värden
Stor vuxenmanschett4 x 1,5V batterier (R6P, LR6 eller AA)

Med tryckvärde 180 mmHg, rumstemperatur 23 °C.

visas. I avsnittet ”5 Symboler” finns en beskrivning av symbolerna.

Lotnummer__________

Strömförsörjning

Cirka 700 gånger
Cirka 200 gånger

Om enheten identifierar ett onormalt tillstånd avbryts mätningen och en felsymbolÖver omfånget som står tryckt på den
lilla manschetten.

M/A

40–180 slag/minut

Tryck:

Mätnoggrannhet

Till nästa värde

Rekommenderad åtgärd

Puls:

oregelbundna hjärtslag kan enheten att ha svårt att bestämma ditt blodtryck.

Under omfånget som är tryckt påvuxenmanschetten/den mellanstora
manschetten/manschetten med stortomfång.

Symboler som visas på skärmen

40–200 mmHg

manschetten i höjd med hjärtat.

mätningen.

Rekommenderad åtgärd
Placera märket
påöverarmens artär eller i linje med
ringfingret på armens insida.

Över omfånget som är tryckt påvuxenmanschetten/den mellanstora
manschetten/manschetten med stortomfång.

Tryckindikator och

Diastoliskt tryck:

Mät inte omedelbart efter fysisk aktivitet eller bad. Vila i tjugo eller trettio minuter föreOmfång för korrekt passform för den
stora vuxenmanschetten. Står tryckt på
den stora vuxenmanschetten.
Omfång för korrekt passform för
manschetten med stort omfång. Stårtryckt på manschetten med stortomfång.
Omfång för korrekt passform för den
mellanstora manschetten. Står tryckt på
den mellanstora manschetten.
Omfång för korrekt passform för
vuxenmanschetten. Står tryckt påvuxenmanschetten.
Omfång för korrekt passform för den lilla
manschetten. Står tryckt på den lilla
manschetten.

Pulsfrekvens

60–279 mmHg

Sitt i en bekväm position. Lägg armen på ett bord med handflatan uppåt och

Var stilla och tyst under mätningen.

Katalognummer

M

Diastoliskt tryck

0–299 mmHg

normalt.

Index

Systoliskt tryck

Oscillometrisk mätning

Mätintervall

Systoliskt tryck:

lägre) blodtrycksvärde än normalt och pulsvärdet kommer vanligtvis att vara högre änBatterilucka

W

UA-611Plus, UA-651Plus

Mätmetod

nedstämd av emotionell stress visar mätningen den stressen som ett högre (eller

Omkretsen vid biceps.

Positioneringsmärke för artär

MINNE

Typ

Tryck:

Koppla av i ungefär fem till tio minuter före mätningen. Om du är upphetsad eller

Symboler tryckta på manschetten.

Obs! Modell UA-611Plus har inget likströmsuttag för nätadapter. Likströmsuttaget
finns på baksidan, endast på modell UA-651Plus. Nätadaptern är ett valfritt tillval(säljs separat)

16. Tekniska data

golvet och räta på ryggen.

Placera manschettens mitt i jämnhöjd med hjärtat.

Katalognummer
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO
CUF-D-SA-ISO

Enheten har utformats och tillverkats för att få en lång livslängd. Vi
rekommenderar emellertid normalt att låta inspektera enheten vartannat år för att
säkerställa korrekt funktion och noggrannhet. Kontakta den auktoriseradeåterförsäljaren i ditt område eller A&D för underhåll.

Önskat tryck

6.4. Välja rätt manschettstorlek

Om åtgärderna som beskrivs ovan inte löser problemet, kontaktaåterförsäljaren. Försök inte att öppna eller reparera den här produkten –garantin gäller då inte längre.

Öppna inte enheten. Den har ömtåliga elektriska komponenter och en invecklad
luftenhet som kan skadas. Om problemet inte kan lösas med
felsökningsanvisningarna, kontakta den auktoriserade återförsäljaren i dittområde eller vår kundtjänst. Kundtjänsten hos A&D ger teknisk information,
tillhandahåller reservdelar och enheter till auktoriserade återförsäljare.

Uppblåsning pågår

4. När det önskade värdet nåtts, släpp

Ta ut batterierna. Sätt tillbaka dem
korrekt och mät igen.

15. Underhåll

_START_systoliska tryck visas.

När kontakten för nätadaptern kopplas bort frånblodtrycksmätaren, fatta tag i kontakten för
nätadaptern och dra ut den ur mätaren.

REFPå kliniken eller läkarmottagningen kanängslan medföra att värdena förhöjs.
Mätning i hemmet minskar effekterna av
yttre påverkan på blodtrycksvärdena ochutgör ett komplement till läkarens
mätningar.

2. Tryck på knappen _START_ .

Sätt i kontakten för nätadaptern ilikströmsuttaget. Anslut sedan nätadaptern till
ett eluttag. Nätadaptern, modell TB-233C, säljs
separat.
När nätadaptern kopplas bort fråneluttaget, fatta tag i nätadaptern och dra
ut den ur eluttaget.

Symboler

Värdet skiljer sig fråndet som uppmätts på
en klinik eller
läkarmottagning.

med hjärtat (helst vänster arm).

Luftanslutning

6.3. Ansluta nätadapternÖvrigtTryck på knappen _START_.

1. Placera manschetten på armen i höjd

Sitt bekvämt och stilla. Lägg armen på
ett bord med handflatan uppåt och
manschetten i höjd med hjärtat.
Om du har mycket svaga eller
oregelbundna hjärtslag kan enheten att
ha svårt att bestämma ditt blodtryck.

Om uppblåsning sker upprepade gånger,I höjd med hjärtat

Var stilla och tyst under mätningen.

____________

samma person.

gör så här: Om ditt systoliska tryck förväntas

luftanslutningen.

Du flyttade armen eller
Enheten mäter kroppen undermätningen.
inte.
Värdena är för
höga eller för Manschettens position
är inte korrekt.
låga.

7.2. Mätning med önskat systoliskt tryck

6.2. Ansluta luftslangen

Sätt in batterierna så att den negativa
och den positiva polen matchar de som
visas i batterifacket.

Manschetten sitter inte
Sätt på manschetten korrekt.
korrekt.

Pulsfrekvens

5. Tryck på knappen _START_ igen för

visas inte när batterierna är slut.
Batteriernas livslängd varierar med omgivningstemperaturen och kan vara kortare vidlåga temperaturer.

Sätt in luftkopplingen korrekt i

Diastoliskt tryck

pulsfrekvensen. Manschetten släpper

Rekommenderad åtgärd
Byt ut alla batterierna mot nya.

Batterispänningen är förlåg.
blinkar. Om
Byt ut alla batterierna mot nya.
batterierna är helt slut
visas inte symbolen.

Manschettenblåses inte
upp.

Systoliskt tryck

4. När mätningen är klar visas det

Möjlig orsak

IngentingBatterierna är slut.
visas påskärmen, även Batteriernas poler är
när enheten är inte i rätt position.
påslagen.

pulsslag.
Obs! Om ett korrekt tryck inte erhålls

Armstorlek:

Problempulsenidentifieras blinkar symbolen vid varje

4. Sätt tillbaka batteriluckan. Använd endast
batterier av typen R6P, LR6 eller AA.

Armstorlek
31 cm till 45 cm
22 cm till 42 cm
23 cm till 37 cm
22 cm till 32 cm
16 cm till 24 cm

Varje segment i indikatorn motsvarar WHO:s blodtrycksklassificering enligt
beskrivningen på nästa sida.
Indikator för WHO-klassificering
Allvarlig hypertoni: Indikatorn visar ett segment,Måttlig hypertoni
baserat på aktuella värden,
Lindrig hypertoni
som motsvarar WHO:sklassificering.
Hög normal
NormalOptimaländras, som visas i figuren till höger,manschetten känns väldigt trång. En

Batterifack

FULLT BATTERI

13. Indikator för WHO-klassificering

Alla skärmsegment

blinkar under en kort tid. Skärmen
Likströmsuttagets polaritet

Luftkoppling

Tidigare mätningar sparade i minnet.

Blodtryck är den kraft som hjärtat utövar mot artärväggarna. Systoliskt tryck
inträffar när hjärtat drar ihop sig. Diastoliskt tryck inträffar när hjärtat utvidgar
sig. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). En persons naturliga
blodtryck representeras av det grundläggande trycket som mäts direkt påmorgonen när man är utvilad och innan måltid.

I höjd med hjärtat

med hjärtat (helst vänster arm). Var

WEEE-märkningSN

12. Om blodtryck

EU-representant
Tillverkningsdatum

Likströmsuttag
Positioneringsmärke för artär

7. Mätningar

ger särskilt skydd mot elektriska stötar.

Endast modell UA-651Plus

Symbol för arytmi (I.H.B) och
förmaksflimmer (AFib). Visas när enoregelbunden hjärtrytm identifieras. Kan
tändas när en mycket liten vibration som
en rysning eller skakning identifieras.

Mätning pågår
Uppblåsning klar
Uppblåsning pågår

Typ BF: Enheten, manschetten och slangen är utformade så att de

4. Ingående delar

Visas när mätning pågår. Blinkar när
pulsen identifieras.

och omfång för korrekt passform

Likström

Precisionskomponenter har använts vid tillverkningen av den här enheten.
Undvik extrema temperaturer och luftfuktighet, direkt solljus, stötar och
damm.
Rengör enheten och manschetten med en torr, mjuk trasa eller en trasa
fuktad med vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Använd aldrig alkohol,
bensen, thinner eller andra kraftiga kemikalier för att rengöra enheten eller
manschetten.
Undvik att vika ihop manschetten för hårt och att förvara slangen hårt lindadunder längre tidsperioder eftersom det kan förkorta komponenternas
livslängd.
Vidta åtgärder så att det inte finns risk för att spädbarn och små barn stryps av
slangen och kabeln.
Vrid inte luftslangen under mätningen. Det kan orsaka personskada på grund
av det kontinuerliga manschettrycket.
Enheten och manschetten är inte vattentäta. Undvik regn, svett och vatten på
enheten och manschetten.
Mätningarna kan bli felaktiga om enheten används i närheten av
TV-apparater, mikrovågsugnar, mobiltelefoner eller röntgenutrustning eller
andra enheter med kraftiga magnetfält.
Trådlösa kommunikationsenheter, t.ex. hemnätverksenheter, mobiltelefoner,trådlösa telefoner och deras basstationer samt walkie-talkies kan påverka den
här blodtrycksmätaren.
Därför ska sådana enheter hållas på ett avstånd om 30 cm.
Kontrollera att enheten är ren när den återanvänds.
Använd utrustning, delar och batterier betraktas inte som vanligt hushållsavfall ochmåste kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
Gör inga förändringar på enheten. Det kan orsaka olyckor eller skada
enheten.
För att mäta blodtrycket måste armen tryckas ihop av manschetten tillräckligt hårtför att blodflödet genom artären ska stoppas tillfälligt. Det kan orsaka smärta,domningar eller ett tillfälligt rött märke på armen. Detta tillstånd uppträder särskilt
vid upprepade på varandra följande mätningar. All smärta, domningar eller röda
märken försvinner med tiden.
Om blodtrycket mäts för ofta kan det leda till skada på grund av störningar i
blodflödet. Kontrollera att användningen av enheten inte leder till långvarig
försämring av blodcirkulationen när enheten används upprepade gånger.
Kliniska prövningar har inte genomförts på nyfödda barn och gravida kvinnor. Får inteanvändas på nyfödda barn eller gravida kvinnor.
Om du genomgått mastektomi ska du kontakta läkare innan du använder den
här enheten.
Låt inte barn använda den här enheten själva och använd inte den här
enheten inom räckhåll för småbarn. Det kan orsaka olyckor eller skador.
Det finns små delar som kan leda till risk för kvävning om små barn sväljer
dem av misstag.
Vidrör inte batterierna, likströmsuttaget och patienten samtidigt. Det kan leda
till elektriska stötar.
Koppla bort nätadaptern när den inte används under mätningen.
Användning av tillbehör som inte beskrivs i den här bruksanvisningen kanäventyra säkerheten.
Om batteriet kortsluts kan det bli varmt och möjligen orsaka brännskador.
Låt enheten anpassa sig till omgivningen innan den används (ungefär entimme).
Blås inte upp manschetten om den inte sitter runt överarmen.

Symboler Funktion/innebörd

Släpper ut luft

Trycksätter

LuftslangStandby och slå på enheten.
SYS

3. Försiktighetsåtgärder

Skärm

11. Tryckindikator

Fäst tygfästet.

2. Inledande anmärkningar

Vi rekommenderar att du kontaktar läkare om du ser den här
I.H.B./AFib-indikatorn ofta.

blinkar.

Värden rensas

1.

Stängs av automatiskt