E

Ustabilt blodtryk på grund afbevægelse under måling.

Digital blodtryksmåler
Model UA-611Plus / UA-651Plus
BrugermanualOversættelse

Foretag endnu en måling. Undgå
bevægelser under målingen.

De systoliske og diastoliskeværdier ligger inden for 10 mmHg
fra hinanden.
Trykværdien steg ikke under
oppumpning.

1WMPD4003706C

1. Kære kunde

1 til 2 cm

10. Hvad er AFibSæt manchetten korrekt på, og tag
en ny måling.

Hjertet trækker sig sammen på grund af elektriske signaler i hjertet og sender
blod gennem kroppen. Atrieflimren (AFib) opstår, når det elektriske signal i
hjertets forkammer bliver forstyrret og fører til ændringer i pulsintervallet. AFibkan få blod til at blive i hjertet, så der let kan dannes blodpropper, som kanforårsage slagtilfælde og hjerteanfald.

PULSFEJL
Pulsen blev ikke registreret korrekt.

er udviklet med henblik på brugervenlighed og nøjagtighed. Denne enhed vil
lette dine daglige aktiviteter omkring blodtryk.
Vi anbefaler, at du gennemlæser denne vejledning omhyggeligt, før du bruger
apparatet for første gang.

Symboler trykt på apparatets kabinet
Symboler

Denne enhed overholder det europæiske direktiv 93/42 EØF for medicinske
produkter. Dette markeres med-overensstemmelsesmærkatet.

SYS

Systolisk blodtryk i mmHg

DIA

Diastolisk blodtryk i mmHg

PUL/min

Pulsslag pr. minut

Type BF: Apparat, manchet og slanger er designet til at give særlig

4. Oversigt over deleOmråde for korrekt pasform

Kun model UA-651Plus

Index

DC-stik

Positionsmærke for arterie
Luftslange

AC-adapterstik

Skærm

WEEE-mærkat

under målingen.

Serienummer

Polaritet for DC-stik

Alle skærmsegmenterne vises. Nul

Internationalt beskyttelsessymbol

vises og blinker kortvarigt. Derefter

Opbevares tørt

skifter skærmen som vist i figuren til

normalt, at manchetten føles meget

1. Fjern batteridækslet.

stram. En tryksøjleindikator vises, som

Trin 1

Trin 4

Trin 3FORSIGTIGNårblinker på skærmen, og enheden meddeler, at batteriet skal udskiftes,
skal du udskifte alle batterier med nye. Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Det
kan forkorte batteriets levetid eller få apparatet til at fungere forkert. Vent mindst to
sekunder efter at have slukket apparatet, før du udskifter batterierne.

Generelt holder fire nye R6P-batterier cirka tre måneder ved to daglige målinger.
Brug kun de specificerede batterier. Batterierne, der følger med apparatet, er til test afenhedens funktioner og kan have en begrænset levetid.
Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Batterierne kan bliveutætte og medføre funktionsfejl.

6.2. Tilslutning af luftslangen

Systolisk tryk

WHO-klassifikation

oppumpning igen.
4.

Nårmålingen er

Manchetten
pumpes ikke
op.

Diastolisk tryk

tryk, starter apparatet automatisk på

fuldført, visesdeLukker automatisk resterende
luft ud

pulsfrekvensen. Manchetten tømmes helt

Sluk med knappen

for resterende luft.

__START_ _5. Tryk på knappen _START_ igen for at slukke for strømmen.
Model

UA-611Plusog

UA-651Plus

leveresmedenSæt AC-adapterstikket i DC-stikket. Sæt derefterAC-adapteren i en stikkontakt. AC-adapteren,model TB-233C, sælges separat.
Når du tager AC-adapteren ud af stikkontakten,skal du gribe om AC-adapterens hus og trække
det ud af stikkontakten.
Når du tager AC-adapterstikket ud af
blodtryksmåleren, skal du gribe om
AC-adapterstikket og trække det ud af måleren.

gange,
Kun model UA-651Plus

metoder.

skal
Hvis

du
dit

bruge

AC-adapterstik

systoliskePå højde med hjertet

tryk

3. Mens nullet blinker, skal du trykke på
indtil der vises et tal, der er cirka 30 til
40 mmHg højere end det forventede

Oppumpning i gangsystoliske tryk.

Slip knappen _START_
for at stoppe oppumpningen

4. Når det ønskede tal er nået, skal duslippe knappen _START_ for at starte

Hvis indeksetpeger uden for området, skal du kontakte din lokale forhandler forat købe en anden manchet.
Arm-manchetten er en forbrugsvare. Køb en ny, hvis det bliver slidt.

dit blodtryk som beskrevet i afsnittetmålingen. Fortsæt derefter med at måle"7.1 Normal måling".

Se afsnittet"7.1 Normal måling"

Anbefalet manchetstørrelse

Katalognummer

31 cm til 45 cm

Stor manchet til voksne

CUF-D-LA-ISO

22 cm til 42 cm

Universalmanchet

CUF-I-ISOSæt dig i en stol, så du sidder behageligt. Hvil armen på bordet. Sid ikke med

23 cm til 37 cm

Halvstor manchet

CUF-D-MA-ISO

krydsede ben. Lad fødderne hvile på gulvet, og ret ryggen.

22 cm til 32 cm

Manchet til voksne

CUF-D-A-ISO

Sæt dig i en behagelig stilling. Læg armen på et bord med håndfladen opad og

16 cm til 24 cm

Lille manchet til voksne

CUF-D-SA-ISO

manchetten i samme højde som dit hjerte.

Positionsmærke for arterie

Tryksøjleindikator og
WHO-klassifikationsindikator

M/A

M

Symboler, der vises på skærmen

være hurtigere end normalt.
Sid stille, og tal ikke under målingen.
Undlad at måle umiddelbart efter fysisk anstrengelse eller badning. Hvil dig i tyve

Indexeller tredive minutter før målingen.

Katalognummer

Dit blodtryk varierer hele tiden, afhængigt af hvad du foretager dig, og hvad du har
spist. Det, du drikker, kan have stor og hurtig virkning på dit blodtryk.
Dette apparat baserer sine målinger på pulsen. Hvis du har en meget svag puls elleruregelmæssig hjerterytme, kan apparatet have svært ved at finde dit blodtryk.
Hvis apparatet skulle registrere en unormal tilstand, stopper det målingen, og dervises et fejlsymbol. Se afsnittet "5 Symboler" for en beskrivelse af symbolerne.
Dette apparat er kun beregnet til brug af voksne. Rådfør dig med din læge, før dubruger apparatet på et barn. Et barn må ikke bruge apparatet uden opsyn.
Prøv at måle dit blodtryk på samme tid hver dag.
Den automatiske blodtryksmålers ydeevne kan påvirkes af for høj temperatur,luftfugtighed eller højde over vandets overflade.

Klasse II-apparat
Termosikring

Enheden gemmer automatisk op til 60 blodtryks- og puls målinger i hukommelsen. Data, derældste. De ældste data vises som "". Symbolet

8.1. Hentning af data
1. Hvis der ikke vises noget, skal du trykke
på knappen _START_ og holde den

EAC-certificeringsmærke på apparatet

Tryk på knappen_START_ , og holdden inde

inde for at hente de lagrede data.

Tilbehør, som sælges separat
Manchet Katalognummer

Slip knappenmærke

2. Slip knappen, når gennemsnitsdataene

Gennemsnitsdata

Datanummer

automatisk i rækkefølge fra den senestemåling.
4. Skærmen slukkes automatisk, efter atWalle data er vist.

Halvstor manchetM______________

apparatet.
Slukker automatisk

Udskift alle batterier med nye, nårmærket blinker.
Tag batterierne ud, tryk på
knappen _START_, og sæt
derefter batterierne i igen.
Kontakt forhandleren, hvis fejlen

1. Kom manchetten rundt om overarmen, ca. 1 - 2 cm over indersiden af albuen somvist.
Sæt manchetten direkte mod huden, da tøj kan gøre pulsen svagere, så der opstår
fejl i målingen.
2. Stramning omkring overarmen på grund af et stramt oprullet skjorteærme kan
forhindre nøjagtige målinger.
3. Kontroller, at indeksetpeger inden for området for korrekt pasform.

Bemærk: Det er normalt, at manchetten føles meget stram under målingen.
(ingen grund til at være urolig.)

8.2. Sletning af data

Tryk på knappen _START_ ,1. Tryk på knappen _START_, mensog hold den indeduslukker"
2. Vælg "apparatet,indtilSlip knappen" vises.
" for at slette

dataene.
3. Dataene er slettet, når mærket

Vælg "" for at5 sekunderslette dataene.

blinker.
4. Apparatet slukkes automatisk.

Armstørrelse

Stor manchet til voksne

31 cm til 45 cm

CUF-I-ISO

Universalmanchet

22 cm til 42 cm

CUF-D-MA-ISO

Halvstor manchet

23 cm til 37 cm

CUF-D-A-ISO

Manchet til voksne

22 cm til 32 cm

CUF-D-SA-ISO

Lille manchet til voksne

16 cm til 24 cm

Armstørrelse: omkredsen ved biceps.
AC-adapter

Katalognummer

Stik (stikkontakttype)TB-233C

Type C

IP-klassificering er beskyttelsesgraden, som ydes af kabinetter ioverensstemmelse med IEC 60529. Dette apparat er beskyttet mod faste
fremmedlegemer på 12 mm i diameter og derover, f.eks. en finger. Denneenhed er ikke beskyttet mod vand.

Lille manchet til voksne

6.5. Påsætning af arm-manchetten

Manchetstørrelse

CUF-D-LA-ISOBemærk: Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

mens du henter dataene, slukkes

M/A

FULDT BATTERI

Lagrede dataBemærk: Hvis du trykker på knappen _START_,

Manchet til voksne

Polaritet for AC-adapterstik

Ingen data

3. Datanummeret og de lagrede data visesMMærke for EU-direktiv på apparatet

i øverste venstre hjørne af

skærmen angiver, at du viser tidligere data, som er lagret i hukommelsen.

vises.

Område for korrekt pasform

Sikringer lagret i hukommelsen, tildeles et datanummer med rækkefølge fra den nyeste til den

Til næste data

Stor manchet til voksne

Ca. 700 gange
LR6 (alkaliske batterier)Ca. 200 gange
R6P (manganbatterier)
Ved trykværdi 180 mmHg, rumtemperatur 23 °C.
Klassifikation
Internt strømforsynet udstyr (forsynes fra batterier) /Klasse II (forsynes fra adapter)
Kontinuerlig driftstilstand
Klinisk test
I henhold til ISO81060-2:2013
I det kliniske valideringsstudie blev K5 anvendt til 85
deltagere for at fastslå det diastoliske blodtryk.
EMC
IEC 60601-1-2: 2014
Hukommelse
Sidste 60 målinger
Driftsforhold+10 til +40 °C / 15 til 85 %RH / 800 til 1.060 hPa
Transport / opbevaringsforhold-20 til +60 °C / 10 til 95 %RH / 700 til 1.060 hPa
Dimensioner
Ca.
96 [B] x 68 [H] x 130 [D] mm
VægtCa.
240 g uden batterier
Indtrængningsbeskyttelse Apparat:
IP20Påsat delManchetType BF
Forventet levetid
Apparat:5 år (ved seks timers daglig brug)
Manchet:2 år (ved seks timers daglig brug)AC-adapter: 5 år (ved seks timers daglig brug)
Tilbehør AC-adapter/TB233C
Adapteren bruges til at forbinde apparatet til en
strømkilde i hjemmet. Kontakt din lokale
A&D-forhandler ved køb. AC-adapteren skal efterses
eller udskiftes med jævne mellemrum.
Symboler, der er trykt på AC-adapteren.
Symboler
Funktion/betydning
Kun til indendørs brug

8. Hentning af hukommelsesdata

Universalmanchet______________

Antal målinger

der er højere (eller lavere) end den normale blodtryksmåling, og pulsen vil som regel

Partinummer

Anbefalet handling

UA-611Plus, UA-651Plus
Oscillometrisk måling
Tryk:
0 - 299 mmHg
Systolisk tryk:
60 - 279 mmHg
Diastolisk tryk:
40 - 200 mmHg
Puls:
40 - 180 slag/minut
Tryk:±3 mmHgPuls:±5 %4 x 1,5 V-batterier (R6P, LR6 eller AA)
AC-adapter, ekstraudstyr (TB-233C) (Medfølger ikke)

Strømforsyningfølelsesmæssigt belastet, vil målingen afspejle dette stress som en blodtryksvisning,Sæt mærket
på indersiden af
armen ved arterien i overarmen,
eller så den flugter med
ringfingeren.

TypeMålemetodeMåleområde

Målenøjagtighed

Slap af i fem til ti minutter før målingen. Hvis du føler dig anspændt eller
Anbefalet handling

Brug stor manchet til voksne i stedet
Over området, trykt på manchet til
for manchet til voksne/halvstor
voksne/halvstor manchet/universalmanchet.
manchet/universalmanchet.
Brug lille manchet i stedet for
Under området, trykt på manchet til
manchet til voksne/halvstor
voksne/halvstor manchet/universalmanchet.
manchet/universalmanchet.
Brug manchet til voksne/halvstor
Over området, trykt på den lille manchet.
manchet i stedet for lille manchet.
Under området, trykt på stor manchet til
Brug halvstor manchet i stedet forvoksne.
stor manchet til voksne.

Batteriindikator

7.3. Bemærkninger om nøjagtig måling

Anbring midten af manchetten i samme højde som dit hjerte.

Område for korrekt pasform for stor
manchet til voksne. Dette er trykt på denstore manchet til voksne.
Område for korrekt pasform foruniversalmanchet. Dette er trykt påuniversalmanchetten.
Område for korrekt pasform for halvstor
manchet. Dette er trykt på den halvstore
manchet.
Område for korrekt pasform for manchet
til voksne. Dette er trykt på manchetten til
voksne.
Område for korrekt pasform for lillemanchet. Dette er trykt på den lillemanchet.

Hjertemærke

Tidligere målinger lagret i
hukommelsen.

16. Tekniske data

Det ønskede tryk

Armstørrelse

Symbol for I.H.B./AFib______________

Undgå at åbne apparatet. Det bruger følsomme, elektriske komponenter og en
kompliceret luftenhed, der kan blive beskadiget. Hvis du ikke kan løse problemet
ved hjælp af vejledning til fejlfinding, bedes du kontakte en autoriseret forhandler idit område eller vores kundeserviceafdeling. A&D's kundeservice leverer tekniske
oplysninger, reservedele og apparater til autoriserede forhandlere.
Apparatet er designet og fremstillet til at have en lang levetid. Generelt anbefales
det dog at få apparatet efterset hvert 2. år for at sikre korrekt funktion og
nøjagtighed. Kontakt en autoriseret forhandler i dit område eller A&D for
vedligeholdelse.

Tryk på knappen_START_, og hold den indeknappen _START_ og holde den inde,

Funktion/betydning

Tag batterierne ud. Sæt dem korrekttilbage, og tag endnu en måling.

15. Vedligeholdelse

hjertet (helst venstre arm).
2. Tryk på knappen _START_.

Symboler trykt på manchetten.

På en klinik eller hos en læge kan stressforårsage en højere måling. Måling ihjemmet reducerer udefra kommendepåvirkninger af blodtryksmålingen og
supplerer således lægens målinger.

Bemærk: Hvis de ovenstående handlinger ikke løser problemet, bedes du kontakte
forhandleren. Forsøg ikke at åbne eller reparere dette produkt, da ethvert
forsøg på at gøre det vil gøre garantien ugyldig.

1. Sæt manchetten på armen i højde med

Indeksetog området for korrekt pasform på manchetten fortæller dig, om dubruger den rigtige manchet. Se "6.5 Påsætning af arm-manchetten".

Pulsfrekvens

Symbol for I.H.B./AFib vises, nårder registreres uregelmæssigt
hjerteslag. Det kan tændes, når derregistreres vibrationer i form af
skælven eller rystelse.

____________

Tryk på knappen _START_

du følge denne procedure.

DC-stik

Armstørrelsen er trykt på hver manchet.

Diastolisk trykVærdien er forskellig
fra det, der blev måltpå en klinik eller hosen læge.

følgende

Sid behageligt og stille. Læg armen på etbord med håndfladen opad og
manchetten i samme højde som dit
hjerte.
Hvis du har en meget svag puls elleruregelmæssig hjerterytme, kan
apparatet have svært ved at finde dit
blodtryk.

forventes at overstige 230 mmHg, skal

En korrekt manchetstørrelse er vigtig for en nøjagtig måling. Hvis manchetten ikke
har den rigtige størrelse, kan målingen vise en forkert blodtryksværdi.

Systolisk tryk

Manchetten er ikke
placeret korrekt.

___________

Andet

Hvis oppumpningen gentages flere

6.4. Valg af den korrekte manchetM

Du har bevæget armen
Sørg for at sidde stille, og tal ikke undereller kroppen undermålingen.
målingen.

automatisk

7.2. Måling med det ønskede systoliske tryk

LuftfatningSæt batterierne i, sådan at de negativeog positive poler svarer til det, der vises ibatterirummet.

Batterispændingen er
for lav.
blinker.
Udskift alle batterierne med nye.
Hvis batterierne er tømt
helt, vises mærket ikke.

samme person.

6.3. Tilslutning af AC-adapterenSkærmApparatetmåler ikke.
Målingerne erfor høje eller
for lave.

slukningsfunktion. Der skal gå mindst 3 minutter mellem målinger på den

Luftslange

Anbefalet handling
Udskift alle batterierne med nye.

Manchetten er ikke satSæt manchetten korrekt på.
rigtigt på.

Pulsfrekvens

systoliske og diastoliske trykmålinger samtBemærk:LuftstikW

Batterikapaciteten er lav, når den
blinker.

pulsslag.

Mulig årsag

Der vises intet Batterierne er tømt.
på displayet,selvomBatteripolerne er ikke
strømmen er
placeret korrekt.
tændt.

Måling i gangBemærk: Hvis der ikke opnås et passendeSæt luftstikket godt fast iBemærk: Model UA-611Plus har ikke DC-stik til AC-adapter. DC-stikkes findes bag påmodel, kun UA-651Plus.
AC-adapteren er ekstraudstyr. (sælges separat)

LAV BATTERIKAPACITET

Problemregistreres, blinker mærket med hvert

vises ikke, når batterierne er tomme.
Batteriets levetid afhænger af den omgivende temperatur og kan være kortere ved
lave temperaturer.

REF

Indikatoren for batteristrøm undermåling.

Øger trykket

af, at målingen er i gang. Når pulsenSæt batterierne i batterirummet som vist. Hvis de sættes forkert i, fungerer apparatet ikke.

Batteridæksel

Måling er i gang. Undgå
bevægelser.

14. Fejlfinding_START_ igen.
3. Når oppumpningen er færdig, startertømningen af luft automatisk, og

Batterirum

Vises, mens måling er i gang.
Blinker, når der registreres puls.

Starter oppumpningkan du til enhver tid trykke på knappen(hjertemærke) blinker som angivelse

luftfatningen.

WHO-klassifikationsindikatorSvær hypertension
Moderat hypertension
Mild hypertension
Høj normal
NormalOptimali figuren til højre, under oppumpningen.

Trin 2

4. Sæt batteridækslet på igen. Brug kun
batterier af typen R6P, LR6 eller AA.

: Indikatoren viser et segment
baseret på de aktuelle data,
svarende til
WHO-klassifikationen.

Nul-visningBemærk: Hvis du vil stoppe oppumpningen,3. Sæt de nye batterier i batterirummet
som vist. Sørg for, at polerne (+) og (-)
vender korrekt.

Luftstik

Funktion/betydning

Hvert segment i søjleindikatoren svarer til WHO's blodtryksklassifikation.

begynder at blive pumpet op. Det er

6.1. Isætning/udskiftning af batterierne
2. Fjern de brugte batterier fra
batterirummet, hvis de skal udskiftes.

13. WHO-klassifikationsindikator

Alle skærmsegmenterne

højre, når målingen starter. Manchetten

6. Sådan bruges måleren

Luftfatning

5. Symboler

Tryk på knappen _START__

2. Tryk på knappen _START_.

Se brugermanual/hæfte

Symboler

HUKOMMELSE

Blodtryk er den kraft, som blodet udøver mod væggene i pulsårerne. Det
systoliske tryk opstår, når hjertet trækker sig sammen. Det diastoliske trykopstår, når hjertet udvider sig. Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmHg).
En persons naturlige blodtryk er det grundlæggende tryk, der måles som det
første om morgenen, mens man stadig er i hvile og ikke har spist.

På højde med hjertet

hjertet (helst venstre arm). Sid stille

KnappenArm-manchet

Hvad er blodtryk?

1. Sæt manchetten på armen i højde med

FremstillingsdatoIP

12. Om blodtryk

7.1. Normal måling

ProducentSNMåling i gang
Oppumpning fuldført
Oppumpning i gangog område for korrekt pasform

7. MålingerMærke for EU-direktiv på medicinsk apparat

Armstørrelse: omkredsen ved biceps.

START

Indeksbeskyttelse mod elektrisk stød.

EU-repræsentant

Følgende sikkerhedsforholdsregler skal overholdes for korrekt brug af apparatet.
Manchetten må ikke sættes på en arm, hvor der er påsat andet medicinsk
elektrisk udstyr. Udstyret vil måske ikke fungere korrekt.
Personer med betydeligt nedsat kredsløb i armen skal rådføre sig med en læge, før
apparatet bruges, for at undgå helbredsproblemer.
Lad være med selv at stille diagnoser ud fra måleresultater og selv starte en
behandling. Kontakt altid din læge med henblik på vurdering af resultaterneog eventuel behandling.
Manchetten må ikke sættes på en arm, der har et ikke-helet sår.
Manchetten må ikke sættes på en arm, der modtager intravenøst drop eller
blodtransfusion. Det kan medføre personskade eller ulykker.
Apparatet må ikke bruges, hvor der er brændbare gasser, f.eks.
anæstesigasser. Det kan medføre eksplosion.
Apparatet må ikke anvendes i omgivelser med høj iltkoncentration, foreksempel et iltkammer eller et ilttelt. Det kan medføre brand eller eksplosion.

Lukker luft udØger trykket
LuftslangeJævnstrøm

3. Sikkerhedsforholdsregler

Kontraindikationer

Indikatoren følger status for trykket under måling.

Klem stoffet til

Installationsvejledning for batteri(0123: referencenummeret for det relevante bemyndigede organ)
Apparatet er beregnet til brug på voksne, ikke på nyfødte eller for tidligt fødte børn.
Anvendelsessteder. Apparatet er beregnet til din egen private brug i hjemmet.
Apparatet er udviklet til at måle blodtryk og pulsfrekvens på mennesker med
henblik på diagnose.

Apparatet er fremstillet med brug af præcisionskomponenter. Store udsving itemperatur og luftfugtighed samt direkte sollys, stød og støv skal undgås.
Rengør apparatet og manchetten med en tør, blød klud eller en klud, der er fugtet
med vand og et neutralt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzen, fortynder
eller andre stærke kemikalier til rengøring af apparatet eller manchetten.
Undgå at folde manchetten stramt eller opbevare slangen i længere tid, mensden er vredet eller snoet, da det kan forringe levetiden for apparatets dele.
Vær omhyggelig med at forhindre, at spædbørn eller små børn kan blive kvalt
af slangen eller kablet.
Luftslangen må ikke vrides under måling. Det kan medføre personskade på
grund af længerevarende tryk fra manchetten.
Apparatet og manchetten er ikke vandtætte. Undgå, at der kommer regn,
sved eller vand på apparatet og manchetten.
Målingerne kan forstyrres, hvis apparatet anvendes tæt på TV-apparater,
mikrobølgeovne, mobiltelefoner, røntgenapparater eller andre apparater medstærke elektriske felter.
Trådløse kommunikationsenheder, f.eks. netværksenheder, mobiltelefoner,trådløse telefoner og deres basestationer samt walkie-talkies kan påvirke
blodtryksmåleren.
Hold derfor en afstand på mindst 30 cm fra sådanne apparater.
Ved genbrug af apparatet skal du kontrollere, at apparatet er rent.
Brugt udstyr, dele og batterier må ikke behandles som almindeligt
husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende
lokale regler og bestemmelser.
Der må ikke foretages ændringer af apparatet. Det kan forårsage i ulykker
eller skader på apparatet.
For at måle blodtrykket skal armen klemmes kraftigt nok af manchetten til
midlertidigt at stoppe blodgennemstrømningen gennem arterien. Det kanforårsage smerter, følelsesløshed eller et midlertidig rødt mærke på armen.
Denne tilstand kan især opstå, hvis målingen gentages et antal gange.
Eventuel smerte, følelsesløshed eller røde mærker vil forsvinde med tiden.
Overdrevent hyppig måling af blodtrykket kan forårsage skader, fordi dergribes ind i blodgennemstrømningen. Kontroller, at brugen af apparatet ikke
forringer blodcirkulationen i længere tid, hvis apparatet bruges gentagne
gange.
Der har ikke været udført klinisk test på nyfødte børn og gravide kvinder. Må
ikke bruges på nyfødte spædbørn eller gravide kvinder.
Hvis du har fået udført en mastektomi (fjernelse af brystet), skal du rådføre
dig med en læge, før du bruger apparatet.
Lad ikke børn bruge apparatet selv, og undgå at bruge apparatet på et sted,hvor små børn har adgang. Det kan forårsage ulykker eller skader.
Apparatet indeholder små dele, som kan udgøre kvælningsfare, hvis etspædbarn sluger en del ved et uheld.
Undgå at røre ved batterierne, DC-stikket og patienten på samme tid. Det kan
medføre elektrisk stød.
Tag AC-adapteren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug under målingen.
Brug af tilbehør, som ikke er beskrevet i denne manual, kan forringe sikkerheden.
Hvis batteriet skulle blive kortsluttet, kan det blive varmt og eventueltforårsage forbrændinger.
Lad apparatets temperatur tilpasse sig til omgivelserne før brug (cirka entime).
Undgå at pumpe op, uden at manchetten er sat omkring overarmen.

11. Tryksøjleindikator

Positionsmærke for arterie

Funktion/betydningSæt apparatet på standby, og tænd det igen.

2. Indledende bemærkninger

Intern fejl i enheden

Hvis måleren registrerer en uregelmæssig rytme under målingerne, vises
indikatoren for I.H.B./AFib på skærmen med måleværdierne.
Bemærk: Vi anbefaler, at du kontakter din læge, hvis du ofte ser dette symbol for
I.H.B./AFib.

ManchetManchetten er ikke sat korrekt på.

A&D blodtryksmåleren er en af de mest avancerede målere, der findes. Den

Symboler

9. Hvad er I.H.B./AFib

Rul ikke skjorteærmet for stramt opMærketblinker.

Dataene slettes.

stadig vises.
Slukker automatisk