【 計測を簡単に！】

小型データロガ【 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ Ｓ 】

買ってすぐ使える
誰にでも簡単に使える
持ち運べて何処でも使える稼働中の機械内部の状態計測を目的とした小型データロガ
ＣＣＳ－１Ｓ

ＣＣＳ－４Ｓ

ＣＣＳ－８Ｔ
ＣＣＳ－８Ｔ

外形：W30-D30-H17.2mm

外形：W30-D50-H20mm

外形：W30-D50-H20mm
外形：W30-D50-H20mm【 概要 】［Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ Ｓ］は、稼働中の機械内部の状態計測を目的とした小型データロガというコンセプトに、歪ゲージ・熱電対等のセンサ信号のデータ収録を目的に開発されました。
製品一覧表【 特長 】■ ３機種（右製品一覧表による）■ ひずみゲージは、１～４ゲージ対応（発注時指定）■ 熱電対は、B/E/J/K/N/R/S/Tに対応。
■ 大容量メモリ（μＳＤＸＣカード：６４ＧＢ）を搭載■ microＵＳＢインターフェース搭載■ 耐環境設計。回転体での使用可
使用温度範囲 ： ０－６０℃
耐遠心力： １００Ｇ
耐振動： ±１０Ｇ（５－５５Ｈｚ）

入力センサ

入力点数

製品名

ひずみゲージ１ｃｈ

ＣＣＳ－１Ｓ

ひずみゲージ４ｃｈ

ＣＣＳ－４Ｓ

熱電対

８ｃｈ

ＣＣＳ－８Ｔ【データ収録時間】 CCS-1Sの場合
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ（回/秒）

２０００

１０００

１００

１０

収録時間（時間）

約4千

約8千

約8万

約80万

計測ソフトウェア（付属）◆オンライン計測
・本体から送られてくる計測データの波形を、リアルタイムにモニタへ表示します。…最高サンプリング周期ȝＳ※での波形モニタが可能。
・本体からＵＳＢを介して送られてくる計測データを、ＨＤＤなどのメディアへ記録します。…最高サンプリング周期ȝＳ※１でのデータ保存が可能。
・メディアに記録された計測データを、モニタへ再度表示します。…横軸（時間）、縦軸（振幅）、カーソルなどを操作して、波形を詳細に観測できます。
・計測データのファイル形式を変換して保存します。
… メディアに保存した計測データを、市販の表計算ソフトで読解可能なファイル形式（&69ファイル）に変換・保存することができます。

初期画面

オンライン計測物理量設定画面

オンライン計測画面◆オフライン計測
・計測条件を設定し、本体へダウンロードします。…まざまな計測条件を、パソコンのモニタを見ながら簡単な操作で設定することができます。
・本体のデータを回収しメディアへ保存します。… 本体のMicroSDXCに記録されている計測データを一括回収し、+''などのメディアに保存します。
・メディアに保存した計測データをモニタに表示します。
… 横軸（時間）、縦軸（振幅）、カーソルなどを操作して、データ波形を詳細に観測することができます。
・計測データのファイル形式を変換して保存します。
… メディアに保存した計測データを、市販の表計算ソフトで読解可能なファイル形式（&69ファイル）に変換・保存することができます。

オフライン計測条件設定画面

オフライン計測データ一覧画面

保存波形再表示画面

【 仕 様 】 仕様は、予告なく変更する事があります
型式

ＣＣＳ－１S

ＣＣＳ－4S

ＣＣＳ－８Ｔ

チャンネル数

１チャンネル４チャンネル

８チャンネル

接続センサタイプ

ひずみゲージ及び各種変換器

熱電対

入力

発注時指定：１ゲージ法２・３線式(120Ω)・２ゲージ法(120Ω）・４ゲージ法(120Ω〜1kΩ)

Ｂ／Ｅ／Ｊ／Ｋ／Ｎ／Ｒ／Ｓ／Ｔ

測定範囲±１０，０００με（±１０，０００με以上も製作可 ）ＪＩＳ温度範囲

精度

精度：０．０５％ＲＯ

分解能：０．１℃

分解能

分解能：１／４００００、ｵｰﾄｾﾞﾛ機能あり

精度：±１．５℃

専用コネクタ(電源4pin×１・信号6pin×１)
専用ケーブルで接続

入力接続端子
サンプリング速度

専用コネクタ(電源4pin×１・信号6pin×４)
専用ケーブルで接続

丸端子（直接半田付）

２０００・１０００・１００・１０・１・０．１ 回/秒

５０・１０・１・０．１ 回/秒

ローパスフィルタ

遮断特性：－６ｄB／OCT 、遮断周波数：１ｋHz

データメモリ

microSDＸＣ：６４ＧＢ（データ保存）

USB機能

USB2.0 Full-Speed、パソコンとの通信(各種設定のダウンロード，計測モニタ）、電源供給

時計

リチウム二次電池で短時間保持、 (設定により時間指定記録ができる)

使用環境

使用温湿度：０－６０℃、1０－８５％ＲＨ（結露無き事）、振動：１０Ｇ（5-55Ｈｚ）、耐遠心Ｇ：１００Ｇ以上

電源・消費電力

ＤＣ３．６～６Ｖ ０．２Ｗ以下

ＤＣ３．６～６Ｖ ０．３Ｗ以下

ＤＣ３．６～６Ｖ ０．３Ｗ以下

外形・重量

Ｗ３０－Ｄ３０－Ｈ１７．２mm、約２０g

Ｗ３０－Ｄ５０－Ｈ２０ｍｍ、約３６g

Ｗ３０－Ｄ５０－Ｈ２０ｍｍ、約３６g

納入品

本体・ＵＳＢケーブル・ＡＣアダプタ及びケーブル(15cm)・センサ入力ケーブル(先端ﾊﾞﾗ15cm)・計測ソフトウェア（Ｗｉｎ８対応）【 電池ボックス（単３－８本入）と連続使用時間 】
タイプ

４直列－２並列接続（エネループ換算時）

リチウム電池（使い捨て） ８並列接続

型式 （容量）

L-BOX－４２ （４．５Ｖ－３．８Ａｈ）

Ｌ－ＢＯＸ－８Ｌｉ （３．４Ｖ－２０Ａｈ）

接続

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ＣＣＳ－１Ｓ

ＣＣＳ－４Ｓ

ＣＣＳ－８Ｔ

ＣＣＳ－１Ｓ

ＣＣＳ－４Ｓ

ＣＣＳ－８Ｔ

熱電対

５０Ｈｚ-

-

１８０時間

－－

７２０時間

１２０Ω接続

２ＫＨｚ

８０時間

３０時間

－

３２０時間

１２０時間

－

１２０Ω接続

１Ｈｚ

１８０時間

６５時間

－

７２０時間

２６０時間

－

３５０Ω接続

２ＫＨｚ

１００時間

５0時間

－

４００時間

２００時間

－

３５０Ω接続

１Ｈｚ

２５０時間

１２０時間

－

１０００時間

４８０時間－【 型式 】

電池ボックス
Ｗ６５－Ｄ７２－Ｈ３７ｍｍ

電源ケーブル

品名

型式

備考

１ｃｈ歪データロガ

ＣＣＳ－１Ｓ－＊

４ｃｈ歪データロガ

ＣＣＳ－４Ｓ－＊／＊／＊／＊＊は、入力ゲージ法の設定
１Ｇ２（１ゲージ２線式１２０Ω）、１Ｇ３（１ゲージ３線式１２０Ω）
２Ｇ（２ゲージ式１２０Ω）、４Ｇ（４ゲージ式１２０Ω１ＫΩ）、８ｃｈ熱電対データロガ

ＣＣＳ－８Ｔ－

電源ケーブルＣＣＳ－Ｐ－０．１５ｍ

標準は１５ｃｍ、長さ指定可能

ひずみ用入力ケーブル ＣＣＳ－Ｓ－０．１５ｍ

標準は１５ｃｍ、長さ指定可能、＊に、入力ゲージ法の設定

電池ボックス①L-BOX－４２

４直－２並列接続・瞬低対策・並列ダイオード付、電池含まず

電池ボックス②

Ｌ－ＢＯＸ－８Ｌｉ

８並列接続、瞬低対策・並列ダイオード付、ﾘﾁｳﾑ電池LS14500付属

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

株式会社イージーメジャー 営業グル－プ〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６
ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４
Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ，ｃｏ．ｊｐ
ＨＰ ： ｈｔｔｐs//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊ

ひずみ用入力ケーブル

特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい

代理店
スギノエイチ株式会社
info@sugino-h.com
京都市下京区中堂寺南町134番地京都リサーチパークASTEM棟8F

２０２１／０３