Model UA-651BLE
Instruction Manual Original

EnglishManuel d instructions Traduction

Français

Manual de Instrucciones Traducción

EspañolManuale di Istruzioni Traduzione

Italiano

Manual de instruções Tradução

Português

Instructiehandleiding Vertaling

Nederlands

Betjeningsvejledning Oversættelse Dansk
Bruksanvisning Översättning

Svenska

Bruksanvisning Oversettelse

Norsk

Ohjekirja Käännös
Bedienungsanleitung Übersetzung

Suomi
DeutschPolski

1WMPD4004427C

ÍNDICE
Estimados clientes ................................................................ 2
Observaciones preliminares .................................................. 2
Precauciones ........................................................................ 2
Partes de identificación de componentes .............................. 5
Símbolos .............................................................................. 6
Uso del monitor .................................................................... 8
Instalación/Cambio de las pilas .................................... 8
Conexión de la manguera de aire.................................. 8
Conexión del adaptador de CA ..................................... 8
Función inalámbrica ..................................................... 9Transmisión Bluetooth® ................................................ 9
Emparejamiento ......................................................... 10
Selección del brazalete correcto .................................. 12
Cómo colocar el brazalete .......................................... 14
Para efectuar mediciones correctas ............................. 14
Medición .................................................................... 14
Después de la medición .............................................. 14
Mediciones ......................................................................... 15
Medición normal ......................................................... 15
Medición con la presión sistólica deseada ................... 16
Notas para mediciones correctas ................................. 16
¿ Qué es el indicador de LI .................................................. 17
Indicador de barra de presión ............................................. 17
Aspectos sobre la tensión arterial ....................................... 18
¿Qué es la tensión arterial? ......................................... 18
¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla? ................ 18
¿Por qué debe medirse la tensión arterial en la casa? .. 18
Clasificación de tensión arterial según la OMS ............ 18
Variaciones de tensión arterial .................................... 18
Localización y corrección de fallos ...................................... 19
Mantenimiento ................................................................... 20
Datos técnicos .................................................................... 20

Español 1

Estimados clientes
FELICIDADES. Usted ha comprado un monitor de presiones sanguíneas A&D, yfácil de usar actualmente en el mercado.
Se recomienda leer este manual de instrucciones detenidamente antes
de usarlo por primera vez.
La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y A&D las utiliza bajo licencia.
Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Observaciones preliminares
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 CEE para productosde conformidad. (0123:
médicos. Esto se evidencia con la marca
Número de referencia para los organismos notificados)
Por la presente, A&D Company, Limited declara que el tipo de equipo
radioeléctrico UA-651BLE es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto
completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección
Internet siguiente:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
El aparato tiene un, dispositivo médico con tecnología inalámbrica Bluetooth®
habilitada.
Este aparato está diseñado para usarse en adultos, los niños y los recién nacidos
no pueden usarlo.
Ámbito de uso. Este aparato es para que pueda usarlo usted mismo en un entorno
doméstico.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y la frecuenciadel pulso de las personas para el diagnóstico.

Precauciones
En la construcción de este aparato, se han usado componentes de precisión.
Deberán evitarse extremos de temperatura, humedad, rayos solares directos,
golpes o polvo.
Limpie el aparato y el brazalete con un paño seco, suave o un paño
humedecido con agua y un detergente neutro. No use nunca alcohol, gasolina,
diluyente u otros productos químicos para limpiar el aparato o el brazalete.
Evite doblar el brazalete apretado o guardar el tubo retorcido durante períodos
prolongados, dado que ello puede acortar la vida útil de los componentes.
Tenga cuidado para evitar la estrangulación accidental de niños o bebés con
el tubo o el cable.
No retuerza la manguera de aire durante la medición. Si lo hace, pueden
producirse lesiones debido a la presión continua del brazalete.
El aparato y el brazalete no son resistentes al agua. Por lo tanto, evite que lalluvia, la transpiración y el agua mojen el aparato y el brazalete.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca detelevisores, hornos microondas, teléfonos móviles, rayos X u otros dispositivos
con campos eléctricos fuertes.
Español 2Los aparatos de comunicación inalámbrica, como los dispositivos de red
doméstica, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus centrales ywalkie-talkies, pueden afectar al monitor de presiones sanguíneas. Por lotanto, es necesario mantener una distancia de 30 cm entre el monitor y dichos
aparatos.
Cuando se reutiliza el aparato, confirme que el aparato esté limpio.
El aparato, sus partes y pilas no deben considerarse como desperdicios
domésticos ordinarios y deberán eliminarse de acuerdo con los reglamentos
aplicables.
Cuando se usa el adaptador de CA, asegúrese de que se puede retirarrápidamente el adaptador de CA del enchufe eléctrico cuando sea necesario.
No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.
Para medir la presión sanguínea, el brazo debe ser apretado por el brazalete
lo suficiente como para detener temporalmente el flujo sanguíneo a través dela arteria. Esto puede provocar dolor, entumecimiento o una marca roja
temporal en el brazo. Este estado aparecerá especialmente cuando la
medición se repite sucesivamente.
Cualquier dolor, entumecimiento o marcas rojas desaparecerán con el tiempo.
Si la presión sanguínea se mide con demasiada frecuencia, pueden
producirse daños debido a la interferencia con el flujo sanguíneo. Si utiliza elaparato de forma repetida, compruebe que su uso no provoca una alteración
prolongada de la circulación sanguínea.
Si le han practicado una mastectomía, consulte con su médico antes deutilizar el aparato.
No deje que los niños utilicen el dispositivo sin la supervisión de un adulto, ni
utilice el dispositivo en un lugar dentro del alcance de los niños. Podría causar
accidentes o daños.
El aparato contiene piezas pequeñas que pueden provocar un
atragantamiento si los niños las tragan accidentalmente.
Desconecte el adaptador de CA cuando no se use durante la medición.
El uso de accesorios no indicados en este manual puede afectar a la seguridad.
Si se produce un cortocircuito en la pila, puede calentarse y posiblementecausar quemaduras.
Permita que el aparato se ajuste al entorno circundante antes de usarlo(alrededor de una hora).
No se han realizado estudios clínicos en bebés recién nacidos o mujeres
embarazadas. No lo use en niños recién nacidos o mujeres embarazadas.
No toque las pilas, la clavija de CC y al paciente simultáneamente. Podría
ocasionar una descarga eléctrica.
No lo hinche sin colocar el brazalete en la parte superior del brazo.
Contraindicaciones
A continuación se encuentran precauciones para el uso correcto del aparato.
No aplique el brazalete a un brazo con otro equipo eléctrico médico acoplado.
Es posible que el equipo no funcione correctamente.
Las personas que tienen una deficiencia circulatoria grave en el brazo deben
consultar a un médico antes de usar el aparato, para evitar problemas médicos.
Español 3

No autodiagnostique los resultados de la medición ni se ponga un tratamiento
usted mismo. Consulte siempre a su médico para la evaluación de losresultados y el tratamiento.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida no curada.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo un goteo intravenoso otransfusión sanguínea. Puede provocar lesión o accidentes.
No utilice el aparato cuando se encuentran presentes gases inflamables como,por ejemplo, gases anestésicos. Puede provocar una explosión.
No utilice el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, como por
ejemplo en, cámaras de oxígeno a alta presión o una tienda de oxígeno.
Puede provocar un incendio o explosión.

Español 4Rango de colocación
Marca índice
Marca de posición de la arteria
Manguera de aireJack de CC

Brazalete

Pantalla
Botón
Zócalo de aire
Tapón del conector de aire
Compartimiento de pilas
Cubierta de pilas

Pilas de 1,5 V(LR6, R6P o AA)
Indicación deldisplay

Presión sistólica

Marca de conexión
Bluetooth®
Indicador de la barra
de presión

Presión diastólica

Frecuencia del pulso

Marca de corazón
Indicador de pilas
Símbolo LI
Español 5

Símbolos
Símbolos impresos en la carcasa del aparato
SímbolosFunción / Significado
standby y botón de encendido

SYS
DIA
PUL.

Presión sanguínea sistólica indicada en mmHg.
Presión sanguínea diastólica indicada en mmHg.
Frecuencia del pulso por minuto
Guía para instalación de pilas
Corriente continua
Tipo: BF; El aparato, el brazalete y tubo están diseñados para
proporcionar protección especial contra electrochoques.
Etiqueta de aparatos médicos según directiva de CE
Representante UE
FabricanteFecha de fabricación

IP
SN
BT

Símbolo de protección internacional
Etiqueta de WEEE
Número de serie
Dirección Bluetooth®
Consulte el manual/folleto de instrucciones
Polaridad del jack de CC
Para indicar niveles de radiación no ionizante generalmenteelevados y potencialmente peligrosos o para indicar equipos osistemas, por ejemplo en el campo de la electromedicina, que
incluyen transmisores de RF o que aplican, de forma intencional,
energía electromagnética de RF para el diagnóstico o el
tratamiento.
Manténgase seco

Español 6

Símbolos que aparecen en la pantalla
SímbolosFunción / Significado

Acción recomendada

Aparece cuando la medición está en
La medición está en
curso. Este indicador parpadea
curso.
cuando se detecta el pulso.
Símbolo LI
Este indicador aparece cuando se
detectan latidos irregulares del corazón.
Puede iluminarse cuando se detecta
una vibración muy ligera, como un
escalofrío o un temblor.
Este producto se conecta con
dispositivos Bluetooth®
BATERÍA CARGADA

Indicador de la potencia de las pilas
durante la medición.

Reemplace todas las pilas
Las pilas son débiles cuando parpadea con unas nuevas, cuando
esta marca.
destelle esta marca.
Vuelva a medir otra vez.
Presión sanguínea inestable debido al
Quédese muy tranquilo
movimiento durante la medición.
durante la medición.
Los valores sistólico y diastólico seencuentran dentro de 10 mmHg.
El valor de presión no ha aumentado
durante la inflación.
Coloque el brazaletecorrectamente, y vuelva a
El brazalete no está colocado
medir otra vez.
correctamente.

BATERÍA BAJAERROR DE VISUALIZACIÓN DEL IMPULSOEl pulso no se ha detectado
correctamente.

Error interno del monitor de presiones
sanguíneas

El emparejamiento no se ha realizado
correctamente.
Emparejamiento en curso.
Emparejamientoo finalizoado.

Español 7

Extraiga las pilas y vuelva
a instalarlas.
A continuación, intente denuevo el emparejamiento.

Uso del monitor
Paso 3

Instalación/Cambio de las pilas

Paso 1

1. Retire la cubierta de pilas.

2. Retire las pilas usadas e inserte las nuevas enel compartimiento tal como se describe,
respetando las polaridades (+) y (-) de las pilas.
3. Cierre la cubierta de pilas.
Utilice solo las pilas LR6, R6P o AA.
Paso 2

PRECAUCIÓN
Coloque las pilas en el compartimiento de las pilas, tal como se muestra
en la figura. Si se instalan incorrectamente, el aparato no funcionará.
Cuando la marca() aparece en la pantalla, reemplace todaslas pilas por nuevas. No mezcle pilas viejas con nuevas, dado que esto puede acortar lavida útil de las mismas o causar un mal malfuncionamiento del aparato.
Sustituya las pilas al menos dos segundos después de que se apague el aparato.
Si la marca
aparece incluso después de sustituir las pilas, realice
una medición de la presión sanguínea. El aparato podría entonces reconocer las pilas nuevas.
La marca() no aparece cuando las pilas están totalmete agotadas.
La vida útil de las pilas varía con la temperatura ambiente y puede acortarse atemperaturas bajas. Por lo general, cuatro pilas LR6 nuevas duran
aproximadamente un año si se usan para realizar mediciones dos veces al día.
Use solamente las pilas especificadas. Las pilas suministradas con el aparato son para
probar el funcionamiento del monitor y pueden tener una vida útil más corta.
Retire las pilas cuando no vaya a usar el aparato durante un período prolongado.
Las pilas pueden tener fugas y causar un malfuncionamiento.

Conexión de la manguera de aire
Inserte firmemente el tapón del conectorde aire en el zócalo de aire.

Conexión del adaptador de CA

Manguera de aire
Tapón del conectorde aireZócalo de aire

Inserte el enchufe del adaptador de
Enchufe adaptador de CA
CA en el jack de CC. A continuación,
inserte el adaptador de CA en una
Jack de CC
toma de corriente.
Utilice el adaptador de CA
especificado.(Véase página 21.)
Cuando desconecte el adaptador de CA
de la toma de corriente, agarre elarmazón del adaptador de CA y tire deél para extraerlo de la toma de corriente.
Cuando desconecte el enchufe del adaptador de CA del monitor de presiones
sanguíneas, agarre el enchufe del adaptador de CA y tire de él para extraerlo del monitor.
Español 8Uso del monitor
Función inalámbrica
PRECAUCIÓN

®

®

Transmisión Bluetooth®

Este producto está equipado con una función inalámbrica Bluetooth® ypuede conectarse con los dispositivos Bluetooth® indicados a continuación.

iOS, Android
Aplicaciones y dispositivos compatibles con Bluetooth LE.
Para conocer las compatibilidades más recientes, visite:
https://www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/
Cada dispositivo necesita una aplicación para recibir datos.
Para obtener información sobre los métodos de conexión, consulte el
manual del dispositivo correspondiente.
Un dispositivo Bluetooth® tiene la marca del logotipo deBluetooth® impresa en él.

Para conectar su dispositivo móvil, descargue e instale la aplicación A&D
Connect desde la URL o QR code siguiente:
https://www.aandd.jp/products/medical/consumer/ble_series.html
Siga las instrucciones de la aplicación para conectarse.

Español 9

Uso del monitor
Emparejamiento

Un dispositivo Bluetooth® necesita emparejarse con otro dispositivo específico
para poder comunicarse con él. Si este monitor se empareja con un dispositivo
receptor desde el principio, los datos de medición se transmitiránautomáticamente al dispositivo receptor cada vez que se realice una medición.

Precauciones relativas al emparejamiento
Solo puede emparejarse de una vez un dispositivo con el monitor.
Si el dispositivo receptor no puede recibir los datos de medición, intente
realizar el emparejamiento de nuevo.
Si se empareja otro dispositivo receptor, el primer dispositivo sedesemparejará para permitir que se empareje el nuevo.
Siga los pasos indicados a continuación para emparejar el monitor con un
dispositivo receptor compatible con Bluetooth®. Asimismo, consulte el
manual del dispositivo receptor. Utilice el asistente de emparejamiento si
está disponible.
Procedimiento de emparejamiento
1. Siga las instrucciones indicadas en el manual del dispositivo receptor para
ponerlo en estado emparejable. Cuando vaya a emparejar el monitor con eldispositivo receptor, coloque ambos lo más cerca posible el uno del otro.
2.

Instale las pilas o conecte el adaptador de CA tal
como se describe en la página 8.
hasta que se
Mantenga pulsado el botón
visualicey .
El monitor permanecerá durante aproximadamente
un minuto en un estado que le permitirá ser detectado
por el dispositivo receptor.

3.

El monitor indica
para señalar que elemparejamiento ha finalizado.

4.

Si se visualizao el emparejamiento no se realiza correctamente,extraiga las pilas o desconecte el adaptador de CA e intente seguir denuevo los pasos 1-3.

5.

Siga las instrucciones indicadas en el manual del dispositivo receptor
para buscar el monitor, seleccionarlo y emparejarlo con él.

Español 10

Uso del monitor
Distancia de comunicación
La distancia de comunicación entre el monitor y el dispositivo receptor esde unos 10 m.
Esta distancia se ve reducida por las condiciones del entorno circundante;
por tanto, compruebe que la distancia sea lo suficientemente corta para que
pueda establecerse una conexión una vez finalizada la medición.
Transmisión de datos almacenados temporalmente
Si por alguna circunstancia el dispositivo receptor no puede recibir los datos
de medición, estos datos se almacenan temporalmente en la memoria delmonitor. Los datos almacenados en la memoria se transmiten la próxima vez
que se establece correctamente una conexión con el dispositivo receptor.
Pueden almacenarse un total de 30 conjuntos de datos de medición. Si se
almacenan más de 30 conjuntos de datos, se eliminan los datos másantiguos y se almacenan los datos nuevos.
El volumen de datos que puede almacenarse temporalmente varía en
función de la aplicación.
Fecha y hora
Este monitor tiene un reloj integrado. La fecha y la hora en que se realizó una
medición se incluyen en los datos de medición.
El reloj integrado está diseñado para ajustarse automáticamente mediante su
sincronización con el reloj de un dispositivo receptor. Consulte las
especificaciones del dispositivo receptor.
Este monitor no dispone de una función de ajuste del reloj.

Español 11

Uso del monitor
Selección del brazalete correcto

La selección de un brazalete de tamaño correcto es importante para la lectura
correcta. Si el brazalete no es de tamaño correcto, la lectura puede indicar un
valor incorrecto de la presión sanguínea.
El tamaño del brazo está impreso en cada brazalete.
El índicey el gama adecuada de colocación del brazalete le indicarán, si el brazaleteestá colocado correctamente. (Refiérase a "Símbolos impresos en el brazalete".)Si el índice
se encuentra fuera de la gama, póngase en contacto con el distribuidor
local para adquirir el brazalete de reemplazo.
El brazalete es un producto consumible. Si se deteriora, adquiera uno nuevo.
Tamaño del brazo
31 cm a 45 cm
22 cm a 42 cm
23 cm a 37 cm
22 cm a 32 cm

Tamaño del brazalete recomendado
Brazalete grande de adulto
Brazalete ancho
Brazalete semigrande
Brazalete de adulto

Nº de catálogo
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO

Símbolos impresos en el brazalete
Función/Significado

SímbolosMarca de posición de la arteria

Acción recomendada
Coloque la marca
sobre laarteria en la parte superior delbrazo alineándola a la alturadel dedo anular de la parteinterior del brazo.

ÍndiceNúmero de catálogo
Rango de colocación del brazalete grandede adulto. Impreso en el brazalete grandede adulto.
Rango de colocación del brazalete ancho
de adulto. Impreso en el brazalete ancho
de adulto.
Rango de colocación del brazaletesemigrande de adulto. Impreso en el
brazalete semigrande de adulto.
Rango de colocación del brazalete deadulto. Impreso en el brazalete de adulto.
Utilice el brazalete grande deRango excesivo impreso en el brazalete deadulto en lugar del ancho oadulto semigrande/ancho.
semigrande de adulto.
Rango insuficiente impreso en el brazaletede adulto semigrande/ancho.
Rango insuficiente impreso en el brazalete Utilice el brazalete
grande de adulto.
en vez del grande de adulto.
Número de lote
Español 12Etiqueta de aparatos
directiva de CE

médicossegún

Representante UE
Fabricante
Aparatos médicos
Rango de colocación adecuado

Brazalete grande deadultoBrazalete ancho
Brazaletesemigrande
Brazalete de adulto

Español 13

Uso del monitor
Cómo colocar el brazalete

1. Coloque el brazalete alrededor del brazo,
unos 1-2 cm por encima de la parteinterior del codo, tal como se muestra en
la figura. Coloque el brazalete encontacto directo con la piel, dado que laropa puede causar un pulso débil yprovocar error de medición.

Brazalete

1-2 cmMarca deposición de la arteria

2. Asimismo, la constricción del brazo,
causada al remangarse la manga
apretada, no permitirá lecturas correctas.

Abroche bien el cierre develcro.
Manguerade aire3. Confirme que el índice
se encuentre
dentro de la gama de buen estado.
Índicey rango de colocación

Para efectuar mediciones correctas
Tenga en cuenta lo siguiente para una óptima precisión en la medición de la tensión
arterial:
Siéntese cómodamente en una silla. Apoye su brazo sobre la mesa. No cruce laspiernas. Mantenga los pies en el suelo y enderece la espalda.
Relájese durante unos 5 a 10 minutos.
Coloque el centro del brazalete a la misma altura que su corazón.
Permanezca quieto y en silencio durante la toma de la presión.
No efectúe la medición inmediatamente después de un ejercicio físico o baño.
Descanse unos 20 ó 30 minutos antes de la medición.
Trate de medir su tensión arterial a la misma hora todos los días.

Medición
Durante la medición, es normal que se sienta el brazalete muy apretada (no se
alarme por esto).

Después de la medición
Después de la medición, presione el botón
para desconectar la
alimentación. Retire el brazalete y registre sus datos de medición.
Nota:

El aparato cuenta con la función de desconexión automática de laalimentación, que desconecta la alimentación automáticamente un minuto
después de la medición.
Deje que transcurran por lo menos tres minutos entre mediciones de lamisma persona.
Español 14

Mediciones
en la página

Antes de la medición, lea
siguiente.

Medición normal
1.

Coloque el brazalete en su brazo (brazo
izquierdo preferiblemente).
Siéntese tranquilamente durante la medición.

2.

Presione el botón.
Aparecen brevemente todas las secciones de lapantalla. A continuación, parece cero (0)parpadeando brevemente. Luego la indicación dela pantalla cambia como se muestra en la figura
derecha, al comenzar la medición. El brazalete
comienza a inflarse.
Es normal que elbrazalete apriete fuertemente. Se visualiza elindicador de barra de presión durante la inflación,
como se muestra en la figura derecha.
Nota:

3.

Al término de la inflación del brazalete, ladeflación comienza automáticamente y lamarca(marca de corazón) parpadea
indicando que la medición está en curso. Unavez detectado el pulso, esta marca parpadeará
coincidiendo con el latido del corazón.
Nota:

4.

5.

Si desea detener el inflado en cualquier
momento, presione el botón
nuevamente.

Si no se obtiene una tensión apropiada, el
aparato empieza nuevamente el inflado
automáticamente.

Al término de la medición, se visualizan laslecturas de las tensiones sistólica y diastólica yfrecuencia del pulso. El brazalete expulsa elaire remanente y se desinfla completamente.
Presione el botón
apagar el aparato.

nuevamente para

Nota: UA-651BLE tiene una función dedesconexión automática de la alimentación.
Deje que transcurran por lo menos tres
minutos entre mediciones de la misma
persona.

Español 15

A nivel delcorazón
Presione

Aparece ceroComienza la
inflación

Presionamiento

Medición
progresiva

Presión sistólica
Presión diastólica
Frecuencia del pulso

Evacuación automática
del aire remanente.

Mediciones
Medición con la presión sistólica deseada
El modelo UA-651BLE está diseñado para detectar el pulso, inflando
automáticamente el brazalete hasta el nivel de presión sistólica.
Si la represurización se produzca de forma repetida o si su presión sistólica
excede 230 mmHg, siga este procedimiento.

1.

Coloque brazalete en el brazo (brazo izquierdo
preferiblemente).

2.

Presione el botón

3.

Mientras el cero parpadea, mantenga
hasta quepresionado el botón
aparezca un número unos 30 a 40
mmHg más alto que su presión sistólica.

4.

.

A nivel del corazón
Presione

Suelte el botón, al alcanzar elvalor deseado, ya que la medición
comenzará. Luego continue la medición
de su presión sanguínea como se
describe en la página anterior.

Notas para mediciones correctas

Mantenga presionado
Inflación en progreso
SuelteLa presión deseada
Para la medición, refiérase
a la página anterior.

Siéntese cómodamente. Coloque el brazo sobre una mesa con la palma hacia
arriba y el brazalete al mismo nivel que el corazón.
Relájese por unos cinco o diez minutos antes de iniciar la medición. Si seencuentra agitado o deprimido debido a un estrés emocional, la medición
reflejará este estrés con una lectura mayor (o menor) que la de su tensión arterial
normal y la lectura del pulso generalmente será más rápida que la normal.
La tensión arterial de una persona varía constantemente, dependiendo de lo
que está haciendo y lo que ha comido. Lo que tome podrá tener un efecto muy
fuerte y rápido sobre su tensión arterial.
Las mediciones de este aparato se basan en el latido del corazón. Si usted tiene
un latido muy débil o irregular, este aparato puede tener dificultad en determinarsu tensión arterial.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, el mismo detendrá
la medición e indicará un símbolo de error en la pantalla. Vea la página 7 parala descripción de los símbolos.
Este aparato está diseñado para su uso en adultos. Consulte con su médico
antes de usar este aparato en un niño. Un niño no debe usar este aparato sin la
atención de un adulto.
El rendimiento del tensiómetro automático puede verse afectado por temperatura
y humedad excesivas o por la altitud.
Español 16Qué es el indicador de LI?
Si el monitor detecta un ritmo irregular durante las mediciones, aparecerá elindicador LI en la pantalla con los valores de medición.
Nota: Le recomendamos que consulte a su médico si ve el símbolo
con frecuencia.

Indicador de barra de presión
El indicador monitoriza el progreso de la presión durante la medición.
Presurizando

Inflación en progreso

Liberando aire

Medición en progreso
Se hacompletado la inflación

Español 17

LI

Aspectos sobre la tensión arterial¿Qué es la tensión arterial?
La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de lasarterias. La tensión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae, y la tensión
diastólica ocurre cuando el corazón se expande. La presión sanguínea se mide
en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial de una persona está
representada por la tensión fundamental, que es la que se mide primero en la
mañana cuando la persona está aún descansada y antes de tomar alimentos.

¿Qué es la hipertensión y cómo controlarla?
La hipertensión es la tensión arterial anormalmente alta, si no se corrige, puedecausar muchos problemas de salud, incluyendo ataques al corazón y apoplejía.
La hipertensión puede controlarse cambiando el estilo de vida, evitando el estrésy con medicamentos bajo la supervisión de un médico.
Para evitar la hipertensión o para mantenerla bajo control:

No fume.
Reduzca la ingestión de sal y grasa.
Mantenga un peso apropiado.

Haga ejercicios con regularidad.
Sométase a exámenes físicos con
regularidad.

¿Por qué debe medirse la tensión arterial en la casa?
La medición de la tensión arterial en una clínica o un consultorio médico
puede causar temor y, por lo tanto producir una lectura elevada, de 25 a 30
mmHg mayor que la medida en la casa. La medición en casa reduce losefectos de influencias externas sobre las lecturas de tensión arterial,
complementa las lecturas del médico y proporciona un historial más completo y
exacto de la tensión arterial.

Clasificación de tensión arterial según la OMS
OMS ha establecido las normas
para la evaluación de la tensión
arterial, tal como se muestra en el
gráfico.

Variaciones de tensión
arterial
La tensión arterial de una persona
varía considerablemente en basediaria y estacional. La misma puede variar en 30 a 50 mmHg dependiendo dediversas condiciones durante el día. En personas hipertensas, estas variaciones son
aun más notables. La tensión arterial normalmente se eleva cuando se está
trabajando o jugando y baja a sus niveles más bajos al dormir. Por lo tanto, no se
preocupe demasiado de los resultados de una sola medición.

Español 18Mídase la tensión arterial a la misma hora
todos los días usando el procedimiento
descrito en este manual y tenga conocimientode su tensión normal. Lecturas múltiples
proporcionarán un historial de tensión arterial
más completo. Asegúrese de anotar la fecha yhora al registrar su tensión arterial. Consulte
con su médico para interpretar los datos de su
tensión arterial.

Localización y corrección de fallos
Problema
No aparece nada
en la pantalla, aun
cuando se conecta
la alimentación.

El brazalete no se
infla.

Causa probable
Las pilas se han agotado.
Los terminales de las pilas no
están en posición correcta.
El voltaje de las pilas están bajos.
Parpadea la marca(marcade PILAS GASTADA).
Si las pilas están agotadas
completamente, no aparece esta
marca.
El brazalete no está ajustado
debidamente.

Acción recomendada
Reemplace todas las pilas por
otras nuevas.
Coloque las pilas con sus
terminales negativo y positivo
coincidiendo con los indicados
en el brazalete.
Reemplace todas las pilas por
otra nuevas.

Ajuste el brazaletecorrectamente.
Asegúrese de mantenerse muy
Movió su brazo o cuerpo durante
quieto y en silencio durante lala medición.
medición.
El aparato no mide
Siéntese cómodamente yla presión arterial.
manténgase quieto. Coloque el
Las lecturas son
El brazalete no está posicionado
brazo sobre una mesa con lademasiado altas ocorrectamente.
palma hacia arriba y el brazaletedemasiado bajas.
al mismo nivel que el corazón.
Si el latido de su corazón es
muy débil o irregular, el aparato
tendrá dificultad en determinarsu tensión arterial.
El valor se diferencia al medido
Consulte el capitulo 3, ¿Poren una clínica o un consultorio
qué debe medirse la tensión
médico.
arterial en la casa?
Otros
Retire las pilas. Colóquelas
nuevamente de forma correcta
e intente la medición
nuevamente.
Nota: Si las acciones descritas anteriormente no solucionan el problema, póngase en
contacto con su distribuidor. No abra el aparato ni intente repararlo, ya que
cualquier intento de reparación invalidará la garantía.
Español 19

Mantenimiento
No abra el aparato, ya que éste contiene componentes eléctricos delicados
y una unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede solucionar
el problema aplicando las instrucciones de localización y corrección deaverías, solicite el servicio de reparación a su proveedor o al grupo deservicio de A&D. El grupo de servicio de A&D proveerá información técnica,
repuestos y unidades a los proveedores autorizados.
Este aparato está diseñado y fabricado para una vida de servicio
prolongada. No obstante se recomienda someter el monitor a la inspección
cada 2 años a fin de asegurar el funcionamiento y la presión adecuadas.
Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor autorizado o A&D para su
mantenimiento.

Datos técnicos
Tipo:
Método de medición:
Gama de medición:

UA-651BLE
Medición oscilométrica
Tensión:0 a 299 mmHg
Tensión sistólica: 60 a 279 mmHg
Tensión diastólica: 40 a 200 mmHg
Pulso:
40 a 180 latidos/minuto
Precisión de medición:
Tensión:±3 mmHg
Pulso:±5%
Alimentación:
4 pilas de 1,5V (LR6, R6P o AA) o
un adaptador de CA (TB-233C) (No incluido)
Número de mediciones:
Aprox. 700 veces
LR6 ()
Aprox. 200 veces
R6P ()
Con valor de presión de 180 mmHg a temperatura
ambiente de 23°C
Clasificación:
Equipo ME alimentado internamente (suministrado porpilas) /Clase II (suministrado por adaptador)
Modo de operación continuo
Prueba clínica:
De acuerdo con ISO81060-2: 2013
En el estudio de validación clínica, se determinó lapresión arterial diastólica en 85 sujetos mediante K5.
EMC:
IEC 60601-1-2: 2014
Comunicación inalámbrica: Bluetooth® Ver.5.1LE BLP
Banda de frecuencias: de 2402 MHz a 2480 MHz
Potencia de salida de RF máxima: <10 dBm
Modulación: GFSK
Datos admitidos: presión sistólica, presión diastólica,
frecuencia cardíaca
Distancia de comunicación: unos 10 m (esta distancia
puede verse reducida por las condiciones del entorno)
Dispositivos sincronizados: 1 dispositivo
Español 20

Condiciones ambientales de funcionamiento:
Temperatura de +10 a +40 °C / RH de 15 a 85 % /de 800 a 1060 hPa
Condiciones de transporte / almacenamiento
Temperatura de -20 a +60 °C / RH de 10 a 95 % /Presión de 700 a 1060 hPa
Dimensiones:
Aprox. (96 [An] x 68 [Al] x 130 [Pr] mm
Peso:
Aprox. 250 g, excluyendo las pilas
Pieza aplicada
Brazalete Tipo BF
Vida útil
Aparato: 5 años (cuando se usa seis veces al día)
Brazalete: 2 años (cuando se usa seis veces al día
Protección de admisión
Accesorio:
Adaptador de CA

Aparato: IP20
El adaptador se conecta a la fuente de alimentación
casera.

Accesorio: Adaptador de CA, El adaptador se conecta a la fuente de alimentación
modelo TB-233C
casera. Sírvase tener contacto con la agencia A&D
local para comprarlo.
Es necesario inspeccionar o sustituir el adaptador CA
periódicamente.
Símbolos impresos en el adaptador de CA
SímbolosFunción / Significado
Solo para uso en interiores
Aparato Clase II
Fusible térmico
FusibleEtiqueta de la directiva CE
Etiqueta de homologación EAC
Polaridad del enchufe del adaptador de CA
Accesorios vendidos por separado
Brazalete
Nº de catálogo
Tamaño del brazalete
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO

Brazalete grande de adulto
Brazalete ancho
Brazalete semigrande
Brazalete de adulto
Adaptador de CA
Nº de catálogo
TB-233C

Clavija
Tipo C

Español 21

Tamaño del brazo
31 cm a 45 cm
22 cm a 42 cm
23 cm a 37 cm
22 cm a 32 cm

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
La clasificación IP hace referencia a los grados de protección otorgados por losmateriales contenedores según la norma CEI 60529. Este dispositivo está
protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y más, por
ejemplo, un dedo. Este dispositivo no está protegido contra el agua.

Español 22

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

OX14 1DY United Kingdom

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited

.

.

( )

6 33 ()
817( 817, Manhattan Bldg., 33. Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul,: [82] (2) 780-4101: [82] (2) 782-4264

OOO A&D RUS

OOO "

07331
07331 Korea )"( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )
[7] (495) 937-33-44[7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
855
32 CD
200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China: [86] (21) 3393-2340: [86] (21) 3393-2347

200120)A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase­ , Gurgaon ­ 122 016, Haryana, India
Telephone: 91­124­4715555
Fax: 91­124­4715599

A&D Instruments Canada
6695 Millcreek Drive, Unit 6, Mississauga, ON L5N 5R8, Canada
Telephone: [1](905) 814-6350
Fax: [1](905) 814-6355

0123