Eesti keel (tõlge)2440

Ambulatoorse vererõhumonitori
salvesti

KASUTUSJUHEND
Ambulatoorne vererõhumonitor

1WMPD4005228

2310

2018 A&D Company, Limited. Kõik õigused kaitstud.
Ühtegi käesoleva kirjutise osa ei tohi reprodutseerida, edastada,transkribeerida ega tõlkida ühtegi keelde, mitte ühelgi kujul ega
vahenditega ilma A&D Company, Limited poolse kirjaliku loata.
Käesoleva juhendi sisu ja juhendis käsitletud instrumendi
tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.
Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.

Vastavus
Vastavus Euroopa direktiiviga
Seade vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ.
Vastavust kinnitab CE-vastavusmärgis koos määratud ametiasutuse
viitenumbriga.
Seade vastav RoHS direktiivile 2011/65/EL.

Vastavus Austraalia EMD-raamistikuga
Seade vastab järgmistele nõudmistele:
EMD emissioonistandard tööstuslikele, teaduslikele ja meditsiinilistele
seadmetele AS/ NZS 2064:1997, EMD üldine immuunsusstandard
AS/ NZS 4252. 1:1994. Eeltoodu tõendiks on C-Tick märgis.

iHoiatuste tähendusedEbaõigest käsitsemisest põhjustatud õnnetuste vältimisekssisaldavad käesolev toode ja juhend järgnevaid hoiatusmärke jamärgiseid.
Selliste hoiatusmärkide ja märgiste tähendus on järgmine.

Hoiatuste tähendused
Vahetult ohtlik olukord, mis põhjustab mittevältimise korralsurma või raske kehavigastuse.
Potentsiaalselt ohtlik olukord, mis võib põhjustada
mittevältimise korral surma või rasket kehavigastust.
Potentsiaalselt ohtlik olukord, mis võib põhjustada
mittevältimise korral kerge või mõõduka kehavigastuse.
Samuti võib seda kasutada ohtlike töövõtete eest
hoiatamiseks.

Sümbolite näited
Sümboltähendab „Ettevaatust!“. Ettevaatusnõude sisu on
kirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli sisse või lähedale.
Näitel on kujutatud ettevaatusnõuet elektrilöögi vastu.
Sümboltähendab „Ära“. Keelatud tegevuse sisu on kirjutatud
kas teksti või pildi näol sümboli sisse või lähedale.
Toodud näide tähendab „Ära võta lahti“.
Sümboltähistab kohustuslikku tegevust. Kohustusliku
tegevuse sisu on kirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli sissevõi lähedale. Toodud näide tähendab üldist kohustuslikku
tegevust.

Muud
Märkus Annab kasutajale kasulikku teavet seadme kasutamise kohta.
Kasutusjuhendis on kirjeldatud iga konkreetset tegevust puudutavad
ettevaatusabinõud. Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.
iiEttevaatusabinõud kasutamisel
TM-2440 (ambulatoorse vererõhumonitori salvesti) ohutult jakorrektselt kasutamiseks lugege järgmised ettevaatusabinõud enne
monitori kasutamist tähelepanelikult läbi. Alljärgnev võtab kokku
patsientide ja kasutajate ohutust ning monitori ohutut käsitsemist
puudutavad üldküsimused. Kasutusjuhendis on kirjeldatud iga
konkreetset tegevust puudutavad ettevaatusabinõud. Lugege
kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.
1. Ettevaatusabinõud salvesti kandmisel ja hoiustamisel.
Hoidke salvesti eemal piirkondadest, kus võib leiduda
kergsüttivaid anesteesiaaineid või kergsüttivaid gaase,kõrgsurve hapnikukambreid ja hapnikutelke.
Ärge kasutage salvestit koos magnetresonantstomograafiaga(MRT).

Seadme võimekuste säilitamiseks pöörake salvesti kasutamisel jahoiustamisel tähelepanu järgmistele keskkonnatingimustele.
Salvesti jõudlust võivad mõjutada liigne temperatuur, õhuniiskus jakõrgus merepinnast.
Vältige piirkondi, kus salvestile võiksid sattuda veepritsmed.
Vältige kõrge temperatuuri, kõrge õhuniiskuse ja otsese päikesevalguse
piirkondi ning kohti, kus õhus on tolmu, soola või väävlit.
Vältige piirkondi, kus salvesti võiks kalduda, vibreerida või saada
lööke (sh transpordi käigus).
Vältige piirkondi, kus hoiustatakse kemikaale või võib leiduda
gaase.

iii

Töötingimused:
Temperatuur: +10 °C kuni +40 °C,Õhuniiskus:
30% suhtelist õhuniiskust kuni 85% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita).
Transpordi- ja hoiustamistingimused:
Temperatuur: - 20 °C kuni +60 °C,Õhuniiskus:
10% suhtelist õhuniiskust kuni 95% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita).

2. Ettevaatusabinõud enne salvesti kasutamist.
Veenduge, et salvesti töötab ohutult ja korrektselt.
Kui salvestit kasutatakse koos teiste seadmetega, võib seepõhjustada ebatäpseid diagnoose või ohutusprobleeme.
Veenduge, et seadmeid võib ohutult ühendada.
Kontrollige vastastikust segamist teiste meditsiiniseadmetega.
Veenduge, et salvestit saab korrektselt kasutada.
Kasutage A/D poolt ettenähtud tarvikuid, valikulisi vahendeid ja
kulumaterjale.
Lugege tähelepanelikult läbi valikuliste artiklitega kaasas olevadkasutusjuhendid. Ettevaatusabinõusid ja hoiatusi ei ole
käesolevas juhendis kirjeldatud.
Salvesti ohutuks ja korrektseks kasutamiseks vaadake seadeenne kasutamist üle.
Jätke salvesti enne kasutamist üheks tunniks või kauemaks
tavalistesse töötingimustesse seisma ja lülitage see sisse.
Ühendage USB-pesasse ainult spetsiaalne välisseade.
Ärge ühendage võimalikke teisi seadmeid.
Õhupistikupesaga võib ühendada ainult A&D poolt lubatud
mansetti.
iv

Salvesti ettevalmistamine

MärkusKustutage salvestisse viimati talletatud andmed enne seadme
kasutamist uue patsiendiga.
Asendage patareid enne salvesti kasutamist uue patsiendi poolt.
Seade
Kasutage salvestit ainult diagnoosimiseks ja vastumeetmete jaoks.
Veenduge, et õhuvoolikut ja mansetti kantakse õigesti. (Näide:õhuvooliku volt ja pingul olek, manseti asukoht ja suund.)Juhised seadet kandvale patsiendile
Juhendage patsienti, kuidas üksi probleemiga põrkudes automaatne
vererõhu mõõtmine salvesti seiskamiseks peatada.
Juhendage patsienti salvestit kiiresti eemaldama, kui täheldate valu või
seadme töös on tõrkeid.
Olge ettevaatlik seadme kasutamisel laste ja imikute läheduses,
kuna eksisteerib õhuvoolikuga kogemata lämbumise oht.

3. Ettevaatusabinõud seoses vererõhu mõõtmiseks kasutatavate
patareidega.
Paigaldage patareid vastaval patareikatte siseküljel näidatud
polaarsusmärgistele „+“ ja „-“. (Ettevaatust pooluste suhtes.)
Vahetage tühjaks saanud patareid üheaegselt uute vastu.
Eemaldage patareid, kui salvestit ei plaanita pika aja vältel
kasutada. Patarei võib lekkida ja põhjustada rikke seadme töös.
Kasutage kahte leelispatareid (suurus AA) või ettenähtud
taaslaetavat patareid (suurus AA, Ni-MH).
Vajutage ja hoidke patareiga vedrukontakti „-“.
Lükake ja paigaldage patarei „+“ kontakt piki patareisektsiooni„+“ kontakti. Kui patarei paigaldatakse „+“ kontakti poolt, võibpatarei kate kahjustada saada.
vÄrge puudutage ühel ajal patareid ja patsienti. Tulemuseksvõib olla elektrilöök.
Ärge kasutage korraga vana ja uut patareid. Ärge kasutage
korraga erinevat tüüpi või erinevate tootjate patareisid. Selline
kasutamine võib põhjustada lekkeid, kuumenemist ja
plahvatamist. Tulemuseks võib olla salvesti rike.
4. Ettevaatusabinõud kasutamise ajal.
Ärge kasutage salvestit autot vm sõidukit juhtides.
Näide: Salvesti võib takistada keha või käte liikumist sõiduki
juhtimise ajal vms.

Meditsiiniseadet võivad juhtida ainult arst, seadusega volitatud
isik. Selgitage patsiendile õiget kasutamist ja veenduge, et ta
suudab probleemide tekkimisel mõõtmise lõpetada.
Ärge kasutage salvesti lähedal mobiiltelefoni (vähem kui 30 cm).
See võib tekitada rikke.

Lõpetage salvesti kasutamine ja peatage automaatne vererõhu
mõõtmine, kui patsient tunneb käes valu või kui mõõtmine ei oleõige.
Ärge kasutage salvestit tugevas magnet- või elektriväljas.
Ärge kasutage salvestit peristaltilist masinat kasutaval patsiendil.

vi

Juhised patsiendile

MärkusMadala temperatuuri korral muutub aku laetus madalamaks jamõõtmiste arv väiksemaks.

5. Ettevaatusabinõud pärast salvesti kasutamist.
Mõõtmisandmete töötlemine

Töödelge mõõtmisandmeid kohe, kasutades spetsiaalset
välisseadet.

Salvesti
Pärast tarvikute puhastamist, seadke nad kordaja pange hoiule.
Puhastage salvesti, et seda oleks võimalik järgmise mõõtmise
ajal kasutada.
Peatage automaatne vererõhu mõõtmine. Vastasel juhul algab
järgmisel mõõtmise algusajal automaatmõõtmise surve
suurendamine ja mansett või teised osad võivad täispuhumise
käigus viga saada.
Eemaldage patareid salvestist, kui seadet ei plaanita pika aja
vältel kasutada. Patareid võivad lekkida ja salvesti töökorrast viia.
Vältige salvesti kasutamist üksinda lapse poolt. Ärge jätke
salvestit väikelapse käeulatusse. Selle tulemuseks võivad ollaõnnetused või kahjustus.
Kaabli ühendamisel või eemaldamisel hoidke konnektori
korpusest. Ärge tõmmake kaablist hoides.

vii

MärkusEttevaatusabinõud pärast salvesti kasutamist (TM-2440)
Töödelge mõõtmisandmeid pärast mõõtmise lõpetamist kohe,kasutadesspetsiaalset välisseadet.
Tagavara liitiumaku
Salvestisse on sisseehitatud tagavara liitiumaku. Aku varustab
AA-patareide vahetamisel vooluga vererõhu mõõtmiseks kasutatavat
sisseehitatud kella. Liitiumakut laetakse AA-patareidega.
Kuidas pikendada tagavaraaku tööiga
Kui seadet hakatakse kasutama esimest korda või pärast kuu või
kauem kestnud hoiustmist, vahetage patareid ja laadige tagavaraaku.
Piisab, kui tagavaraakut laaditakse 48 tundi või kauem.
(Tagavaraakut laetakse alati AA-patareide poolt.)
Pange seadmesse uued AA-patareid, kui patareinäidik näitab
.
Kuikuvatakse patareinäidikule, pole vererõhu mõõtmine ega
andmeedastus võimalik. Paigaldage seadmesse kaks uut
AA-patareid.
Kui salvestit ei kasutata kuu või kauem, võtke patareid seadmest välja,et vältida salvesti kahjustumist lekkivate patareide poolt.

6. Vastumeetmed seadme tõrke korralLõpetage kasutamine ja eemaldage seadmest AA-patareid. Kuipatarei kontaktid on lühistatud, võib patarei olla kuum.
Rikke korral võib mansett muutuda mõõtmise ajal kuumaks;olge käsitsemisel ettevaatlik.

viiiPange salvestile teade „Rike“ „Mitte kasutada“. Võtke ühendustedasimüüjaga.
Seisake salvesti kohe, kui mõõtmine kestab kauem kui
180 sekundit ja õhu surve tõuseb kõrgemale kui 299 mmHg.

7. Ettevaatusabinõud hooldamisel
Veenduge salvesti korrektses töötamises ja ohutuses, kui seadet
ei ole pikka aega kasutatud.
Õigete mõõtmistulemuste ja ohutuse tagamiseks kontrollige ja
hooldage seade enne kasutamist. Meditsiiniseadme haldamiseeest vastutab kasutaja (haigla, kliinik jms). Kui kontrollimisi ja
hooldamist ei teostata korrektselt, võib see kaasa tuua õnnetuse.

Kasutage salvesti pühkimiseks kuiva, ebemeid mitteandvat
lappi.
Ärge kasutage volatiilseid aineid, nagu lahusteid, benseeni vms.
Ärge kasutage märga lappi.
Ärge võtke salvestit (meditsiiniline elektroonikaseade) lahti ega
muutke seda mingil moel. See võib seadet kahjustada.

8. Ettevaatusabinõud tugevate elektromagnetlainete suhtes javastumeetmed neist tingitud riketele
Salvesti vastab EMD standardile IEC60601-1-2: 2014. Teiste
seadmete poolt elektromagnetilise segamise vältimiseks ärgekasutage mobiiltelefoni salvesti läheduses.
ix

Kui salvesti asub tugevate elektromagnetlainete lähedal, võibmüra siseneda lainete kujul ja põhjustada rikkeid.
Kui kasutamise ajal leiavad aset ootamatud rikked, uurige
elektromagnetilist keskkonda ja astuge vajalikud sammud.

Järgnevalt on toodud rikete tavapärasemad põhjused ja
vastumeetmed nende kõrvaldamiseks.
Mobiiltelefonide kasutamine
Raadiolained võivad põhjustada ootamatuid rikkeid.
Juhtmeta kommunikatsiooniseadmed, kodusedvõrguseadmed, näiteks käsiraadiojaamad,
mobiiltelefonid, juhtmeta telefoni ja teised sama tüüpi
seadmed võivad mõjutada salvesti tööd. Seetõttu tuleb
neid hoida salvestist vähemalt 30 cm kaugusel.
Kui kasutuskeskonnas on staatilist laengut (laengud seadmetestvõi ümbruskonnast)
Veenduge enne salvesti kasutamist, et operaator ja patsienton staatilise laengu maandanud.
Suurendage ruumi niiskustaset.

9. Keskkonnakaitse
Enne salvesti utiliseerimist eemaldage sellelt liitiumaku.

xEttevaatusabinõud ohutuks mõõtmiseks
Käesolev jaotis kirjeldab mõõtmist ja andurit puudutavaid
ettevaatusabinõusid. Pidage tulemuste ja ravi osas alati nõu
arstiga. Tulemustel põhinev enesediagnoos ja -raviotsus võivad
olla ohtlikud.

Vererõhu mõõtmine
Veenduge, et toru ei ole ülemääraselt paindes ja õhk liigub
korralikult. Paindes õhuvooliku kasutamisel võib õhusurve jääda
mansetti, mis võib peatada vere liikumise kätte.
Ärge mõõtke vererõhku käsivarrel, kui patsiendil esinebmõni järgmistest tingimustest. See võib kaasa tuuaõnnetuse või vigastuse raskenemise.
1) Käsivarrel on vigastus või haigus.
2) Käsivarrele on kinnitatud veenisisene tilguti või selle kaudu
tehakse vereülekannet.
3) Jäsemele on hemodialüüsiks paigaldatud šunt.
4) Patsient on olnud kaua aega voodihaige(esineb trombi oht).

Mõõtmisega seotud raskuste korral kontrollige patsiendi
seisukorda. Patsient leiab, et seisukord halveneb mõõtmise
käigus või õhuvooliku volt on peatanud õhuvoolu.
Liiga sage vererõhu mõõtmine võib põhjustada verevoolu
häirimise tõttu kehalist kahju. Veenduge, et seadme
korduva kasutamise korral ei too seadme kasutamine
kaasa pikaajalist vereringluse häirimist.
Vererõhu mõõtmine ei pruugi olla täpne, kui patsiendil on
pidev arütmia või patsient liigub ülemääraselt.
xiKandke mansetti südamega samal kõrgusel. (Kui kõrgus
pole piisav, võib mõõtmistulemus olla ebatäpne.)
Salvesti reageerib põrutustele. Kui on alust kahtlustadamõõtmisväärtuse ebatäpsust, mõõtke vererõhku
palpatsiooni või auskultatsiooni teel.
Mõõtmistulemus ei pruugi olla õige, kui mansett on
patsiendi käe ümbermõõtu arvestades ebasobiv.
Ärge puhuge mansetti täis enne kui see on ümber patsiendi
käe mähitud. Tulemuseks võib olla manseti kahjustus või
plahvatamine.

MärkusVererõhu mõõtmine võib põhjustada nahaaluseid verejookse. Selline
nahaalune verejooks on ajutine ja kaob aja jooksul.
Kui patsient kasutab südame-kopsu masinat, pole südamelöökide
puudumise tõttu võimalik vererõhku mõõta.
Paksude riiete kandmisel pole vererõhku võimalik täpselt mõõta.
Vererõhku ei ole võimalik täpselt mõõta, kui käis on üles keeratud ja
käsivars on kokku surutud.
Vererõhku ei ole võimalik korrektselt mõõta, kui perifeerne
tsirkulatsioon on ebapiisav, vererõhk on ülemääraselt madal või kui
patsiendil on hüpotermia (verevool on ebapiisav).
Kui patsiendil esineb sageli arütmiat, pole vererõhku võimalik täpseltmõõta.
Manseti ebasobiva suuruse korral pole vererõhku võimalik täpseltmõõta.
Kui mansetti ei kanta südamega samal kõrgusel, pole vererõhku
võimalik täpselt mõõta.
Kui patsiendil räägib või liigutab mõõtmise ajal, pole vererõhku
võimalik täpselt mõõta.
Vastsündinute ja rasedate puhul pole kliinilisi katseid teostatud.
Mastektoomia korral pidage enne kasutamist arstiga nõu.
xii

Mansett
Infektsioonhaiguste leviku vältimiseks visake verega määrdunud
mansett ära.
Vältige kokku volditud manseti või tihedalt kokku surutudõhuvooliku pikaajalist hoiustamist. Sellises olekus
hoiustamine võib lühendada komponentide kasutusiga.

Pulsikiiruse mõõtmineÄrge kasutage kuvatud pulsikiirust ebaühtlase südametöö
diagnoosimiseks.

MärkusSalvesti mõõdab pulsikiirust vererõhu mõõtmise ajal.

xiii

Pakkeloend
Salvesti on täppisseade, mistõttu kasutage seadet täpselt.
Tugevad löögid võivad põhjustada rikkeid ja töökorrast minemist.

MärkusSalvesti väljastatakse tehasest spetsiaalsest pakkekarbis, mis
kaitseb seadet kahjustuste eest transportimise ajal. Karpi avades
veenduge, et kõik pakkeloendis toodu on karbis olemas.
Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku edasimüüja või lähima
A&D edasimüüjaga. Soovitame teil spetsiaalne karp alles hoida.
Vt „10. Valikulised esemed (eraldi tellimisel)“ võimalike lisade kohta.
Vererõhusalvesti ......................................................................... 1
Tarvikud
Täiskasvanute mansett

20 kuni 31 cm (7,8" kuni 12,2") vasakule käele
TM-CF302A ............... 2
Täiskasvanu manseti kate ......................................................... 2
Kandekott ....................................... AX-133025995 .......... 1
Vöö ................................................. AX-00U44189 ........... 1
Klamber ................................................................................. 1
Tegevuse jäädvustamise leht (10 lehte) .... AX-PP181-S ............. 1
USB-kaabel .................................... AX-KOUSB4C ........... 1
ABPM Data Manageri CD ...................................................... 1
Käesolev kasutusjuhend ........................................................ 1

xiv

Vererõhusalvesti
Kandekott

Klamber

Vöö
USB-kaabel

Täiskasvanu mansett vasakule käele

Täiskasvanu manseti kate

Tegevuse jäädvustamise leht (10 lehte)
ABPM Data Manageri CD

xv

KasutusjuhendSisukord
Vastavus...........................................................................................................i
Vastavus Euroopa direktiiviga ..................................................... i
Vastavus Austraalia EMD-raamistikuga ....................................... i
Hoiatuste tähendused ..................................................................................ii
Ettevaatusabinõud kasutamisel ................................................................ iii
Ettevaatusabinõud ohutuks mõõtmiseks ................................................xi
Vererõhu mõõtmine .................................................................... xi
Mansett .................................................................................... xiii
Pulsikiiruse mõõtmine............................................................... xiii
Pakkeloend ..................................................................................................xiv
1.

Sissejuhatus...................................................................................... 4

2.

Omadused ......................................................................................... 43.

Lühendid ja sümbolid ...................................................................... 6

4.

4.1.
4.2.

Tehnilised andmed ........................................................................ 11
Salvesti .......................................................................... 11Mõõtmed........................................................................ 14

5.

Komponentide nimetused ............................................................ 15
5.1. Salvesti .......................................................................... 15
5.2. OLED-ekraan (orgaaniline valgusdiood)......................... 16
5.3. Peamised lülititoimingud ................................................ 17
5.3.1. A-BPM’i tegevused ............................................................. 17
5.3.2. Muud toimingud ................................................................... 20

6.

Vererõhu mõõtmise funktsioonid................................................ 226.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)...................... 22
6.1.1. A-BPM’i ooterežiim ............................................................. 23
6.1.2. Unefunktsioon ja intervalli kestus .................................... 24
6.1.3. Mõõtmise peatamine .......................................................... 25
16.2. Mõõtmistulemus ............................................................. 26
6.2.1. Mõõtmistulemuse näitamines ........................................... 26
6.2.2. Mõõtmistulemuse salvestamines..................................... 26
6.2.3. Mõõtmistulemuste väljastamine....................................... 27
6.2.4. ID-numbrid ............................................................................ 27
7.

Salvesti ettevalmistamine ............................................................ 28
7.1. Patareide paigaldamine (patareide vahetamine) ............ 28
7.1.1. Kuidas vahetada patareisid............................................... 30
7.2. Kandekoti ettevalmistamine ........................................... 31
7.3. Kontrollimine enne kasutamist ....................................... 32
7.3.1. Patarei paigaldamise eelne kontroll-loend .................... 32
7.3.2. Patarei paigaldamise järgne kontroll-loend ................... 33

8.

Toimingud ........................................................................................ 33
8.1. Toimingute voogskeem .................................................. 33
8.2. Algseadistused .............................................................. 35
8.2.1. Tehaseseadistused............................................................. 35
8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon ...................... 36
8.2.3. Algne survestamisväärtus ................................................. 37
8.3. A-BPM’i eelseadistatud programmid .............................. 37
8.3.1. A-BPM’i elemendid ja parameetrid.................................. 39
8.3.2. A-BPM’i programmi näited ................................................ 41
8.4. Mõõtmisandmete kustutamine ....................................... 43
8.5. Toote kinnitamine patsiendi külge .................................. 45
8.5.1. Teave patsientidele............................................................. 45
8.5.2. Manseti kate ......................................................................... 48
8.5.3. Manseti, kandekoti ja salvesti kinnitamine .................... 49
8.6. Vererõhu mõõtmise tegevused ...................................... 52
8.6.1. A-BPM’i tegevused ............................................................. 52
8.6.2. Manuaalne mõõtmine ......................................................... 54
8.6.3. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine ...................... 55
8.7. Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega ........... 56
2

8.7.1. Ühendamine USB-kaabli abil............................................ 56
9.

Hooldamine ..................................................................................... 58
9.1. Toote hoiustamise, ülevaatamise ja ohutuse korraldamine.... 58
9.2. Toote puhastamine ........................................................ 59
9.3. Regulaarne kontrollimine ............................................... 61
9.3.1. Kontrollimine enne patareide paigaldamist ................... 61
9.3.2. Kontrollimine pärast patareide paigaldamist ................. 62
9.4. Utiliseerimine ................................................................. 63
9.5. Tõrgete kõrvaldamine .................................................... 64
9.6. Veakoodid...................................................................... 65

10.

Valikulised esemed (eraldi tellimisel) ........................................ 68

11.
Lisa.................................................................................................... 70
11.1. Vererõhu mõõtmise põhimõte ........................................ 70
11.2. Elektromagnetilise ühilduvuse (EMD) alane teave.......... 72

3

1. Sissejuhatus

Täname teid ostu eest!

Ambulatoorne vererõhusalvesti TM-2440 võimaldab ettenähtud
aegadel (näiteks 24-tundi järjest) täpselt automaatselt mõõta
patsiendi vererõhku. Käesolev juhend selgitab
vererõhumõõtmise seadeid, töötamist, režiime ja programme,
kommunikatsioonispetsiaalse välisseadmega, hooldust, tehnilisi
andmeid ja hoiatusi. Lugege juhend seadme õigeks
kasutamiseks läbi ja hoidke kättesaadavas kohas alles.

2. Omadused

Kokkuvõte

Salvesti on ambulatoorne vererõhumõõtja, mis võimaldab
mitteinvasiivselt mõõta vererõhku ja pulsisagedust arsti
juhendamisel. Selle kavandatud kasutus on mõõta ja salvestadavererõhku päeva jooksul igapäevases elus. Salvesti on
portatiivne, võimaldab andmehaldust ja on lihtne kasutada.

Vererõhu mõõtmise objekt

Antud salvesti on ettenähtud täiskaasvanutel (vanemad kui
12 eluaastat) kasutamiseks.

4

Kasutamiseesmärk

Salvesti võimaldab automaatset vererõhu mõõtmist ja
manuaalset vererõhu mõõtmist. Vererõhunäite saab kasutada
arstidega nõu pidamiseks ja enda tervise hindamisel.

Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)
Funktsioon A-BPM saab ette näha kuut enda valikul määratud
algusaega ja intervalli iga 24 tunni kohta. Režiim saab
automaatselt mõõta ja salvestada vererõhku.
Manuaalne vererõhu mõõtmine
Vererõhku on võimalik mõõta igal ajal sh siis, kui funktsioon
A-BPM on aktiveeritud.

Portatiivsus

Salvesti kaalub ligikaudu 120 g (v.a patareid).
Seade on peopesa suuruna ja on varustatud mikropumbaga.
Kasutada võib kahte AA-leelispatareid. (suurus LR6 või AA)
Kasutada võib kahte akut (suurus AA, Ni-MH aku).

Kasutatavus

Salvesti sätteid ja vererõhu mõõtmise programmi saab lihtsasti
konfigureerida arvutisse installitud ABPM Data Manageriga(spetsiaalne välisseade).

Ulatuslik analüütiline võimekus

Automaatsele vererõhu mõõtmisele on võimalik määrata mõõtmiseintervalli kestust.
Manuaalselt on võimalik vererõhku mõõta igal ajal.
Andmeid saab tõhusalt analüüsida arvutisse installitud ABPM DataManageriga (spetsiaalne välisseade).

5Lühem mõõtmisaeg

Mõõtmisaja lühendamiseks juhitakse tühjenemiskiirust.
Mõõtmisaja lühendamiseks juhitakse survestamisväärtust.

Lihtne käepärasus

Spetsiaalne välisseade suudab USB-kaablit kasutades andmeid
vastu võtta. Vastu võetud andmeid saab lihtsalt analüüsida ja
välja printida.

3. Lühendid ja sümbolid
Sümbolid
SYS

Süstoolne vererõhk

Tähendus

DIA

Diastoolne vererõhk

PUL

Pulsisagedus

PP
kPa
mmHg
/min

Pulsirõhk

Exx
OLED

PP = SYS – DIA

Vererõhu ühikPulsisageduse ühik/minutis
Kuva: A-BPM on pooleli.
Mälu on täis, mõõtmise alustamiseks kustutage
andmeid.
Patareinäidik. Kui kuvatud on tase 1
vahetage salvesti kasutamiseks patareid.
A-BPM-i unerežiimi märk
Märk on kuvatud konfigureerimise ajal.
Tõrkekoodid. xx = 00 kuni 99
Orgaaniline valgusdiood
Hoiatusmärk
Elektrilöögivastane kaitsetase.
BF-tüüpi seade.
CE-märgise tootja. Tootmiskuupäev.
6,

Sümbolid

Tähendus

SMALL

Väikse manseti sümbol
Käsivarre ümbermõõt 15 kuni 22 cm

5,9" kuni 8,7"

ADULT

Täiskasvanu manseti sümbol
Käsivarre ümbermõõt 20 kuni 31 cm

7,8" kuni 12,2"

LARGE

Suure manseti sümbol
Käsivarre ümbermõõt

28 kuni 38 cm

11,0" kuni 15,0"

Eriti suure manseti sümbol
EXTLARGE
Käsivarre ümbermõõt 36 kuni 50 cm

14,2" kuni 19,7"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

Pakendile trükitud sümbol.
Täiskasvanu mansett on lisatud tarvikute hulgas.
Lugege kasutusjuhendit või voldikut.
Sümbol „Hoida kuivana“ ja „Hoida vihmast eemal“.

SN

Seerianumber
Patareisektsioonile trükitud sümbol.
Patarei paigaldamise suund.

x2
1.5V LR6 Pakendile trükitud sümbol.
1.2V HR6 Patareid ei kuulu komplekti.
not included
EMD

Elektromagnetilised häired
Sümbol „Käsitseda ettevaatlikult“.
Elektroonikaromude direktiivi sümbol.

7

Sümbolid

Tähendus

BPM

Vererõhu mõõtmine

A-BPM

Automaatne vererõhu mõõtmine

Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-i sümbolid. #1
START, Operation
Not made with natural Patsiendi hoiatus. See on mansetilerubber latex.
trükitud.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

Hoiatused patareipesa kaanel.
Kasutage leelispatareisid või ettenähtud
laetavaid patareisid ja kontrollige, kas
need on õigesti suunatud (+,–).
Ärge segage uusi, kasutatud
ega erineva tootemargi
patareisid.
Kinnitage manseti õhuvoolik kindlaltpõhikorpuse külge.

#1 : Vt „6.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)“ ja„8.3. A-BPM’i eelseadistatud programmid“ 24-tunnisevererõhu salvesti kohta.

8

I.H.B.

Salvesti tuvastab keskmisest pulsikiirusest ±25% ulatuses erineva
ebaregulaarse südametöö kui I.H.B. (ebaregulaarne südametöö).
I.H.B. ilmumise põhiteguriteks on füsioloogilised faktorid ningsüdame-, haiguse- ja muud tegurid.
Näidete hulka kuuluvad keha liikumine, kehatemperatuuritõusmine, füsioloogilised omadused ja emtsionaalsed muutused.
I.H.B. võidakse tuvastada ka väga väikeste värinate või
rappumise korral.
I.H.B.-s veendumiseks viige spetsiaalse välisseadmega läbi
täiendav analüüs.
Lisateavet lugege ABPM Data Manageri kasutusjuhendist.

Pulsikiirus on keskmisest väärtusest vähemalt 25% kiirem.
Pulsikiirus on keskmisest väärtusest vähemalt
25% aeglasem.

9

Ooterežiim

A-BPM’i ooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel
vererõhku ei mõõdeta.
Algusaeg
T

T

Vererõhu mõõtmine

Algusaeg
T

T

T

Periood

T

T
Periood

Spetsiaalne välisseadeAeg
T : intervall

Spetsiaalne välisseade tähendab arvutit, kuhu on installitud ABPM
Data Manager. ABPM Data Manager on lisatud CD-plaadil. Salvestigaühendamiseks kasutage spetsiaalset välisseadet, mis vastab
meditsiinilise elektriseadme (IEC60601-1) nõuetele. Ärge ühendage
salvestit muu seadmega (nt IEC60950), mis kasutab meditsiiniseadet.
Kasutage USB-kaablit, mis on lühem kui 1,5 m.

10

4. Tehnilised andmed

4.1. Salvesti
Artiklid

KirjeldusedMõõtmisviis

Ostsillomeetriline mõõtmisviisRõhutuvastusviis

Pooljuht rõhuandurRõhunäidu ulatus

0 kuni 299 mmHg

Mõõtmistäpsus

Rõhk:
Pulsikiirus:±3 mmHg±5%

Väikseimkuvajaotis

Rõhk:Pulsikiirus :1 mmHg1 löök / minutMõõtmisvahemik

Süstoolne rõhk:Diastoolne rõhk:Pulsikiirus :60 kuni 280 mmHg
30 kuni 160 mmHg
30 kuni 200 löök / minutRõhu vähendamine

Pidev väljalase; ohutusmehhanismiks onjuhitav lekkeklapp

Väljalase

Elektromagnetiline klapp

Survestamisviis

Mikropump

Automaatne
survestamine

85 kuni 299 mmHg

Intervalli kestus (A-BPM)

Iga perioodi intervallid, mis jagavad 24 tundi
maksimaalselt kuni kuueks osaks.
Intervall: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutitKell

24-tunni kell

Displei

OLED, 96 x 39 pikslit, valged tähemärgid

Mõõtmiste arv

200 korda või rohkem. Muutub vastavaltmõõtmistingimustele.

MäluMõõtmisandmed: kuni 600 andmekorda.

11

Artiklid

Vooluvarustus

Nimipinge

Liides

Töötingimused
Transpordi- ja
hoiustamistingimused

Kirjeldused
Sama tüüpi patareidega:
2 x 1,5V patareid (suurus LR6 või AA)
Leelispatarei või nikkel-hüdriid aku(Ni-MH) 1.900 mAh või rohkem
Tagavaraaku sisseehitatud kella jaoks: Laetav
liitium-nööpaku ML2016H
alalisvool 2,4 V ja alalisvool 3,0 V
USB: USB1.1-ga ühilduv.
Kaabli pikkus: 1,5 m või lühem.
Micro-USB B-tüüpi terminali võib ühendada
spetsiaalse välisseadmega (kasutades
standardset draiveritarkvara).
Temperatuur: +10 kuni +40 °C
Õhuniiskus: 30 kuni 85% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita)
Temperatuur: -20 kuni +60 °CÕhuniiskus: 10 kuni 95% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita)Õhurõhk nii kasutamiskui hoiustamistingimuste 700 kuni 1.060 hPa
puhul
Kaitse tüüp elektrilöögi
vastu

Sisetoitega ME-seade

Kaitse tüüp elektrilöögi
vastu

Tüüp BF: Salvesti, mansett ja torud on loodud
pakkuma spetsiaalset kaitset elektrilöökide
eest.

CE-tähisEÜ direktiivi silt meditsiiniseadmetele.
Kaubamärgiameti poolt ACA juuresregistreeritud sertifitseerimise kaubamärk.
Ligik. 95 (P) × 66 (S) × 24,5 (K) mm

C-Tick tähisMõõtmed
Kaal

Ligik. 120 g (ilma patareideta)
12

Artiklid

Sissepääsukaitse

Kirjeldused
Salvesti: 5 aastat. Eneseautentimine
siseandmetega. Õige kasutamine ja
hooldamine parimates tingimustes.
Vastupidavus on vastavalt kasutustingimustele
erinev.
Seade: IP22

Vaikerežiim

Pidev mõõtmine

Taaskäivitamise aeg
pärast defibrillatsiooni

Kohe

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Kasulik tööiga

Märkus:# Toote täiustamise tõttu võivad tehnilised andmed muutuda
ilma sellest eelnevalt ette teatamata.
# Selle seadme kliinilised katsed viidi läbi vastavalt standardile
ISO 81060-2:2013.
# Salvesti ei ole meditsiiniline seade patsiendi monitoorimiseks.
Me ei soovita kasutada seadet patsiendi reaalajas
monitoorimiseks, näiteks intensiivraviosakonnas.
ACA: Australian Communications Authority (Austraalia Sideamet)134.2. Mõõtmed

66

24,5

95

Ühik: mm14

5. Komponentide nimetused
5.1. Salvesti

Täiskasvanu mansett vasakule käele

Arteri asukoha märgis

ÕhuvoolikÕhupistikÕhupistikupesa
EVENT lüliti

OLEDSTART - ja
STOP - lüliti

Patareisektsioon ja
2 LR6 (suurus AA) patareidmõõtmiseks

Patareikate

Micro USB-port (põhja all),Andmeside terminal

15

5.2. OLED-ekraan (orgaaniline valgusdiood)
MärkusÕige diagnoosi andmiseks tuleb hoolikalt lugeda salvestile kuvatud
andmeid ja neid õigesti tõlgendada.
A-BPM-i olekut näidatakse OLED-il.
Kellaaeg.
Seadistuste ja töötamise olek.
A-BPM’i mõõtmisväärtus.
SYS
DIA
PUL

Süstoolne vererõhk.
Diastoolne vererõhk.
Pulsikiirus.

mmHg Vererõhuväärtuse ühik.
/min
Pulsikiiruse ühik.
OLED-i sümbolite tähendusi vt „3. Lühendid ja sümbolid“.
Sümbolid

Tähendus
Märgist näidatakse konfigureerimise ajal.
Püsivalt: Toimub A-BPM.
Mälu on täis
A-BPM’i unemärgis
Patareinäidik

16

5.3. Peamised lülititoimingud
5.3.1. A-BPM’i tegevused
A-BPM’i alustamine ja peatamine.

1. etapp A-BPM’i jaoks eelseadistatud programmi (algusajad ja intervallid)
salvestamine.
2. etapp Hoidke all lülitit EVENT , et valida järgmiste olekute vahel.
„ON“ ....... A-BPM käivitub ja kuvatakse märgis
.
Toimub vererõhu mõõtmine vastavalt eelseadistatud
A-BPM’i programmile.
„OFF“...... A-BPM seiskub ja märgis
kustub.
Samas on START -lülitit vajutades võimalik
manuaalselt vererõhku mõõta.

A-BPM’i intervalli kestuse pikendamine.

1. etapp Seadke unerežiim enne mõõtmist asendisse „ON“.
2. etapp Käivitage A-BPM, hoides all lülitit EVENT. Kuvatakse märk
3. etapp Kui A-BPM’i ajal vajutatakse lülitit EVENT , intervalli kestus
kahekordistub.
Kui lülitile EVENT vajutatakse veel kord, taastub intervalli
kestuse baasväärtus.

17.

A-BPM’i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM’i seadetele.

A-BPM’i jaoks programmi seadistamine.

1. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi kuvamisse
naasmiseks kas lülitit START/STOP või EVENT .
2. etapp Kui kuvatud on märk
A-BPM ootele.

, hoidke all lülitit EVENT , et panna

3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Sleep .
4. etapp Toimingulülitid on järgmised:Vt „8.3.1. A-BPM’i elemendid ja parameetrid“
EVENT lüliti ......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ..........Otsus, järgmine element, seadistamise lõpp.

A-BPM’i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(A-BPM’i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale. A-BPM’iooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM’i ooterežiimi ajal START/STOP lülitit.

18

Kella seadistamine.
A-BPM’i jälgimisfunktsiooni seadistamine.

1. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
2. etapp Kui kuvatud on märk
A-BPM ootele.

, hoidke all lülitit EVENT , et panna

3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Display (pärast näitu
Sleep ).
4. etapp Toimingulülitid on järgmised:Vt „8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“
EVENT lüliti ......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsus, järgmine element, seadistamise lõpp.

19

5.3.2. Muud toimingud
Ooterežiimist väljumine ja kuva näitamine.

Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit
START/STOP või EVENT , et ekraan ooterežiimist välja
tuua.

Mõõtmisandmete kustutamine

1. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage lülitit
START/STOP või EVENT , et ekraan ooterežiimist välja
tuua.
2. etapp Kui kuvatud on märk
panna A-BPM ootele.

, hoidke all lülitit

EVENT , et

3. etapp Samal ajal, kui te hoiate all lülitit START/STOP ,hoidke all lülitit EVENT , kuni OLED-il kuvatakse
DataClear (pärast näite Sleep ja Display ).
4. etapp Valige toiming.
Andmete kustutamiseks hoidke all lülitit
OLED-il hakkab teksti DataClear
all vilkuma Erasing
ja alustatakse andmete kustutamist.
Pärast kustutamist jätkake sammust 5.

START/STOP .
4. etapp Kustutamine
DataClear
OLED Erasing

Kui te andmed säilitate (ei kustuta), vajutage
lülitit EVENT ja jätkake sammust 5.
5. etapp Salvesti naaseb ooterežiimi.

20

Spetsiaalse välisseadmega USB-kaabli abil andmeside alustamine.

1. etapp Ühendage salvesti ja spetsiaalse välisseadme vahele micro
USB-kaabel.
2. etapp Sumisti teeb häält ja OLED-il kuvatakse järgmine sümbol.
Andmeside olek läheb ooterežiimi.

Ooterežiimi
3. etapp Teostage spetsiaalse välisseadmega analüüs. Andmeside olek
lülitub aktiivsesse võrku ühendatud režiimi ainult
USB-andmeside ajal.

21

6. Vererõhu mõõtmise funktsioonid
Salvesti suudab teostada automaatset vererõhu mõõtmist (A-BPM)
ning saab salvestada mõõtmisolekuid ja -tulemusi.

6.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)
Kui A-BPM-i funktsiooni ei kasutata, lülitage see ooterežiimi,
hoides all lülitit EVENT , kuni märk
kustub. Vastasel
juhul algab järgmisel algusajal mõõtmine ja mansett võibpuruneda.
Funktsioon A-BPM mõõdab sisseehitatud kella kasutades
eelmääratud intervallidel vererõhku ja salvestabmõõtmistulemuse mällu.
A-BPM-i saab käivitada ja ooterežiimi lülitada, hoides all lülitit
EVENT .
A-BPM-i kasutamise ajal on OLED-il kuvatud märkmõõdetakse automaatselt A-BPM-i algusajal.

. Vererõhku

Algse survestamise väärtuseks on tehases seadistatud 180 mmHg.
Kui esimene survestamine pole piisav, survestatakse kuni kaks
korda automaatselt uuesti.
Mälust andmeid kustutades või A-BPM’i peatades lähtestatakse
survestamise väärtus algsele survestamise väärtusele.
Kui on aset leidnud mõõtmisviga ja ooteaeg järgmise algusajani
on pikem kui 8 minutit, mõõdetakse vererõhku iga 120 sekundi
möödudes. Mõõtmistulemus salvestatakse mällu.
22

Kui soovite A-BPM-i ooterežiimi lülitada, hoidke all lülitit
EVENT .

6.1.1. A-BPM’i ooterežiim
Kui A-BPM on ooterežiimis, näitab OLED praegust aega ja märki
Ooterežiimis on näidikud automaatselt varjatud.
Elementide näitamiseks vajutage ükskõik millist lülitit.
A-BPM’i ooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel
vererõhku ei mõõdeta.

Hetke kellaaeg

23.

6.1.2. Unefunktsioon ja intervalli kestus
Seadke eelseadistatud programm programmi unerežiimi
seadeks „ON“.
Kui A-BPM’i ajal vajutatakse lülitit EVENT , intervalli kestus
kahekordistub.
Kui lülitile EVENT vajutatakse A-BPM’i ajal veel kord, taastubintervalli kestuse baasväärtus.
Vt „8.3. A-BPM’i eelseadistatud programmid“ unerežiimi
seadistamise kohta täpsema teabe saamiseks.
T : intervall

Vererõhu mõõtmine
T

T

2T

2T

2T

EVENT lüliti
A-BPM’i alustamine
Unerežiimi parameetrite salvestamine

24

T

T
EVENT

Aeg
lüliti6.1.3. Mõõtmise peatamine
Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM’i seadetele.

MärkusKui mõõtmine peatatakse, kuvatakse OLED-il seiskamiskood
E07 , mis salvestatakse mällu.

25

6.2. Mõõtmistulemus
6.2.1. Mõõtmistulemuse näitamines
Monitorifunktsioon saab valida A-BPM’i mõõtmistulemuse puhul
käskluse „Display ON“ või „Display OFF“.
Käskluse „Display ON“ sisu hulka kuuluvad „Rõhuväärtus
mõõtmise ajal“, „Mõõtmise tulemus“ ja „Mõõtmistulemuse
veakood“.
Kui valitakse käsklus „Display OFF“, kuvatakse displeile kellaaeg.
Tehaseseadeks on „Display ON“.
Vt „8.2.2 Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“.

6.2.2. Mõõtmistulemuse salvestaminesMõõtmistulemuste andmetöötlus
Ärge kasutage tugevas magnetväljas.
Mällu on võimalik talletada 600 mõõtmise tulemused.
Mälu täis saamisel kuvatakse märgis
ja salvesti ei saa rohkemmõõta enne kui mälust on andmed kustutatud.

MärkusKustutage mälust andmed enne kui annata salvesti uuelepatsiendile. Soovitame kasutada mäluandmeid iga inimise kohta
eraldi. Kui salvesti talletab mitme inimese andmed, võib andmete
korrektne töötlemine olla raskendatud.

26

6.2.3. Mõõtmistulemuste väljastamine
Mällu talletatud mõõtmisandmeid saab USB-andmeedastuse abilvälisseadmesse väljutada.
Vt „8.7. Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega“.

MärkusKui patareinäidik kuvab, ei ole andmeedastust võimalik
kasutada. Vahetage enne andmete edastamist patareid.

6.2.4. I D -numbrid
Tehase vaikimisi ID-number on „0“.
Konfigureerige ID-numbreid, kasutades spetsiaalset välisseadet.

MärkusID-numbreid ei saa salvestiga konfigureerida ja selleks on vaja
spetsiaalset välisseadet.

27

7. Salvesti ettevalmistamine

7.1. Patareide paigaldamine (patareide vahetamine)
Paigaldage kaks uut patareid vastavalt patareisektsioonis
asuvatele „+“ ja „-“ märgistele ning kinnitage seejärel
salvestile.
Vahetage mõlemad patareid välja ühel ajal.
Eemaldage patareid salvestist, kui seadet ei plaanita pika aja
vältel kasutada. Patareid võivad lekkida ja põhjustada rikke.
Kasutage kahte leelispatareid: tüüp LR6 või ettenähtud AA
Ni-MH akud.
Patareid patareisektsiooni paigaldades suruge esmalt patarei„-“-klemmiga vedruklemmi. Järgmisena sisestage „+“ klemm.
Kui patarei paigaldatakse „+“ klemmist, võib vedruklemm
kahjustada patarei väliskatet.
Ärge kasutage üheaegselt segamini erinevat liiki patareisid või
kasutatud ja uusi patareisid. Tulemuseks võib olla leke,
kuumenemine või kahjustus.

MärkusKui ekraanile kuvatakse patarei 1. laetustase, vahetage
patareid enne salvesti kinnitamist.
1. laetustaseme
kuvamise ajal ei saa salvesti mõõta
vererõhku ega edastada andmeid.
Kui nii patareid kui ka varuaku on tühjad, ei kuvata midagi.
Paigaldage patareid vastavalt suunasümbolile ().

28

Toiming

Patareide paigaldamine.

1. etapp Avage patareikate.
2. etapp Eemaldage kasutatud patareid.
3. etapp Vt patareisektsiooni seesasuvat suunasümbolit() . Sisestage õiges
„+“ ja „-“ suunas kaks uut
patareid.

1. etapp Avage.

Suruge patarei„-“ klemmiga vastu
vedruklemmi.
4. etapp Sisestage patarei,
vajutades „+“ klemmi.
5. etapp Sisestage samal moelteine patarei.
6. etapp Sulgege patareikate.

2. etapp Eemaldage patareid. 6. etapp Sulgege.
3. etapp Suruge vedruklemmi.
4. etapp Sisestage.

Hoidke patareid ja patareikate imikute ja väikelaste
käeulatusest eemal, et vältida juhuslikku allaneelamist või teisiõnnetusi.
Kasutage standardseid AA-patareisid. Ärge kasutage paisunudpatareid, taaslaetavat patareid ega teibi sisse mähitud patareid.
Katte eemaldamine võib osutuda keeruliseks.
29

7.1.1. Kuidas vahetada patareisidMõõtmistulemused ja seadistatud parameetrid salvestatakse
patareide eemaldamisel. Kui sisseehitatud patarei saab tühjaks,
lähtestatakse kuupäev väärtusele 01/01/2017 00:00.
Seadke kellaaeg patareide sisestamise järel õigeks. Vt „8.2.2.
Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“, et kellaaja
seadistamise kohta täpsemalt lugeda.

30

7.2. Kandekoti ettevalmistamine
MärkusKandekoti kinnitamisel kasutage tarvikuvööd.
Soovitame kasutada salvesti patsiendi külge kinnitamiseks
vööd.
Salvesti kasutamisel kasutage tarviku kandekotti.
Kandekoti kinnitamiseks pange kandekott läbi tarvikuvöö või
kantavate riietusesemete vöö.

KandekottVöö31

7.3. Kontrollimine enne kasutamist
Kontrollige enne kasutamist salvestit, et tagada seadmejõudlus, ohutus ja efektiivne töö.
Kontrollige enne/pärast patareide paigaldamist järgmist
kontroll-loendit.
Probleemi tuvastamisel lõpetage salvesti kasutamine ja kinnitage
teade „Tõrge“ või „Mitte kasutada“. Võtke remontimiseksühendust kohaliku edasimüüjaga.

7.3.1. Patarei paigaldamise eelne kontroll-loend
Nr
1

Artikkel
Välispind

Kirjeldus
Puuduvad kukkumisest põhjustatud kahjustused ja
deformatsioon.
Lülitid jms pole kahjustatud ja kinnitused ei logise.

2

Patarei

Kontrollige, et patareid pole tühjad. Vahetage kaheuue patarei vastu enne patsiendile kasutada
andmist.

3

Mansett

Kontrollige, et mansett poleks ärakantud. Kuimansett on ärakantud, võib see siserõhu tõttu
puruneda.

4

Mansetiühendus5

Kinnitused

Kontrollige, et õhuvoolik ei oleks voltis.
Kontrollige, et õhupistikupesa ja konnektor oleks
tugevalt kinnitatud.
Kontrollige, et tarvikud ei oleks kahjustatud.
(Kandekott, vöö jms)
32

7.3.2. Patarei paigaldamise järgne kontroll-loend
Nr
1

NimetusPatarei

Kirjeldus
Kontrollige, et poleks lahtist leeki, suitsu ega
ebameeldivaid lõhnu.
Kontrollige, et poleks imelikke helisid.

2

Displei

Kontrollige, et displeile poleks kuvatud midagi
ebatavalist.

3

Töötamine

Kontrollige, et salvesti töötab korrektselt.

4Mõõtmine

Kontrollige, et mõõtmist on võimalik korrektselt
teostada. Manseti kinnitus, mõõtmine, displei jatulemus on korrektsed.

8. Toimingud

8.1. Toimingute voogskeem
MärkusAlgseadistusi (sisseehitatud kell, monitorifunktsioon ja algne
survestamine) ja A-BPM’i eelseadistatud programmi pole vaja iga
kord teostada. Seadistused tuleb teha salvesti esmakordsel
kasutamisel, kui seadistused on kaotsi läinud või kui on vaja
seadistusi muuta.
Neid seadistusi saab teha ka spetsiaalse välisseadmega.
Lisateavet lugege ABPM Data Manageri kasutusjuhendist.

33

Patareide paigaldamine.
Sisseehitatud kella, mõõtemonitorifunktsiooni ja survestamisväärtuse algsed seaded.

A-BPM(24 tunniks)

Salvestage A-BPM’i eelseadistatud programm.
Kinnitage salvesti ja mansett.

Käivitage A-BPM, hoides all lülitit EVENT .
A-BPM
Lülitage A-BPM ooterežiimi, vajutades taas ja hoides alllülitit EVENT .

Ühendage välisseade spetsiaalse välisseadmega.
Andmete töötlemine.
Puhastage ja hoiustage toode.

Terviklik kasutustoiming

34

8.2. Algseadistused
8.2.1. Tehaseseadistused
Järgnevalt on kirjeldatud tehaseseadistusi (algseadistusi):

Seadistuste ühised elemendid
Element

Tehaseseadistus

Monitorifunktsioon

ON (tähistab neid)

Aasta, kuu, päev, tund, minut

Tarnimiskuupäev

A-BPM’i elemendid

Element

Tehaseseadistus

Unerežiim

OFF

Intervall, mil unerežiimi seadeks on ON

30 minutit

1. perioodi algusaeg

0 tundi1. perioodi intervalli kestus

30 minutit

2. perioodi algusaeg

0 tundi #1

Automaatse mõõtmise algusaeg

OFF

Automaatse mõõtmise töötamisaeg

OFF

Tehaseseadistuste sisu

Kui lülitit EVENT all hoitakse, käivitub A-BPM. Vererõhku
mõõdetakse iga 30 minuti tagant, kuni A-BPM-i ooterežiimi
lülitamiseni, vajutades taas ja hoides all lülitit EVENT .

#1 : 2. perioodi intervalli kestuse ja 6. perioodi intervalli kestusevahelisi seadistusi ei arvestata, kuna 1. ja 2. perioodi
algusajaks on sama väärtus.

35

8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon
Algseadistusi saab konfigureerida järgmiselt.
Lülitite kasutamine on erinevatel salvestitel erinev.
Salvestiga USB-kaabli abil ühendatud spetsiaalse välisseadme
kasutamisviis.

Lülitite kasutamine

1. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi kuvamisse
naasmiseks kas lülitit START/STOP või EVENT .
2. etapp Kui kuvatud on märk
A-BPM ootele.
Märk
lülitub välja.

, hoidke all lülitit EVENT , et panna

3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Display (pärast kuva
Sleep ).
4. etapp Toimingulülitid on järgmised:
EVENT lüliti................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti .....Otsus, järgmine element, seadistamise lõpp.
Seejärel kasutage neid lüliteid teiste parameetrite juures.
5. etapp Pärast seadistuste konfigureerimist vajutage ooterežiimi
naasmiseks lülitit START/STOP .

36

Element

OLED
Display
Monitorifunktsioon
xx
Clock
Aasta
Year xx
Clock
Kuu
Mon. xx
Clock
Päev
Day
xx
Clock
Tund
Hour xx
Clock
Minut
Min.
xx

Vahemikxx = OFF, ON
xx = 17 kuni 99. Aasta kaks viimast
numbrit .
xx =1 kuni 12 kuudxx =1 kuni 31 päeva

xx =0 kuni 23 tundi

xx =0 kuni 59 minutit

Raamiga ümbritsetud kirjed : tehaseseaded ja algseaded, mis
patareide tühjenemisel täielikult kustuvad.

8.2.3. Algne survestamisväärtus
Algse survestamise väärtuseks on tehases seadistatud 180
mmHg.

8.3. A-BPM’i eelseadistatud programmid
Algseadistusi saab konfigureerida järgmiselt.
Lülitite kasutamine on erinevatel salvestitel erinev.
Salvestiga USB-kaabli abil ühendatud spetsiaalse välisseadme
kasutamisviis.
A-BPM’i saab kasutada ainult automaatse mõõtmise ajal.

37

Lülitite kasutamine

1. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi kuvamisse
naasmiseks kas lülitit START/STOP või EVENT .
2. etapp Kui kuvatud on märk
A-BPM ootele. Märk

, hoidke all lülitit EVENT , et panna
lülitub välja.

3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Sleep .
4. etapp Valige järgmiste lülitite abil unerežiim.
Kui unerežiim on „ON“, liikuge edasi etappi 5.
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsuse, järgmine element.
5. etapp Määrake järgmiste lülititega kuni kuue perioodi algusaeg jaintervall.
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsuse, järgmine element.
6. etapp Määrake järgmiste lülititega automaatse mõõtmise algusaeg jatöötamisaeg.
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsus, järgmine element, seadistamise lõpp.
7. etapp Pärast seadistamise lõpetamist naaseb salvesti ooterežiimi.

Ärge eemaldage seadete muutmise ajal patareisid.
Patareide eemaldamisel tuleb seadistused uuesti sisestada.

38

8.3.1. A-BPM’i elemendid ja parameetrid
A-BPM’i eelseadistatud programm on järgmine:
Artikkel

OLEDParameeter
Sleep
Unerežiim
#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervallxx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Algusaeg Hour 1 xx = 0 kuni 23 tundixx
1.
periood
Intervall Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
xx
Hour
2
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
2.
periood
Intervall Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutitxx
Algusaeg Hour 3 xx = 0 kuni 23 tundixx
3.
periood
Cycle 3
Intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Hour 4
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
4.
periood
Cycle 4
Intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Hour 5
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
5.
periood
Intervall Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutitxx
Algusaeg Hour 6 xx = 0 kuni 23 tundixx
6.
periood
Cycle
6Intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Algusaeg START#3, #4xx xx = OFF , 0 kuni 23 tundi
Operation
Töötamisaeg#3, #4xx xx = OFF 1 kuni 27 tundi
Automaatne mõõtmine

Raamitud väärtused : Tehaseseadistused.
39

#1 : kui unerežiim on seatud sättele „ON“, saab kasutada
automaatse mõõtmise algusaega ja töötamisaega ningunerežiimi intervalli kestust. Nende jaotiste (1–6) intervalli
kestust ei saa kasutada.
#2 : kui unerežiim on seatud sättele „OFF“, ei kuvata unerežiimi
intervalli kestust.
#3 : automaatse mõõtmise näide.
Algusaeg:
salvestab aja. (0–23 tundi)
Töötamisaeg: säte „OFF“
Reaktsioon:
A-BPM käivitab vererõhu mõõtmiseeelseadistatud algusajal ja jätkab kuni
A-BPM-i ootele seadmiseni.
Kui lülitit EVENT hoitakse all kuni märgi
kuvamiseni, käivitub A-BPM
eelseadistatud algusajal.
#4 : automaatse mõõtmise näide.
Algusaeg:
säte „OFF“
Töötamisaeg: salvestab jätkamise aja. (1–27 tundi)
Reaktsioon:
A-BPM käivitab vererõhu mõõtmise ja
seiskub pärast töötamisaega.
Kui märk
peidetakse lüliti EVENT
allhoidmise tõttu töötamisajal, siis A-BPM
seiskub.
Kui märk
kuvatakse lüliti EVENT
uuesti allhoidmise tõttu, siis A-BPM käivitub
töötamisajaks.

40

Elementide sisu

Unerežiim :Võimalik on määrata automaatse mõõtmise intervalli kestuse.
Perioodide 1 kuni 6 intervalli kestust ei ole võimalik kasutada. Vt„6.1.2 Unefunktsioon ja intervalli kestus“.
Periood :24 tundi on võimalik jagada kuni kuueks perioodiks. Iga perioodi
puhul on võimalik määrata algusaeg ja intervall. A-BPM’i saabkasutada ainult automaatse mõõtmise ajal.
Automaatne mõõtmine :Juhtida on võimalik kogu A-BPM’i. Määrake algusaeg jatöötamisaeg. Vt „8.3.2. A-BPM’i programmi näited“.

8.3.2. A-BPM’i programmi näited
Näide

Algusajad ja intervallid. Lihtsustatud sisestamine.

24:00
Topelt perioodid
22:00 00:00
2. periood
1. perioodi algusaeg =7:00
1. perioodi intervall =
15
18:00
6:00
7:00
2. perioodi algusaeg =22:00
1. periood
2. perioodi intervallaeg =60
12:00
3. perioodi algusaeg =7:00 .................... Sama, mis 1. perioodil

3. perioodi ja järgnevaid elemente ei ole kuvatud, kuna 3. perioodi
algusaeg on sama, mis 1. perioodil.
Kui 2., 3., 4., 5. või 6. perioodi algusaeg on sama, mis 1. perioodil, siis
nende algusaegu ja intervalle ei näidata.

41

1. näide

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = OFF,
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = OFF.
Pärast A-BPM’i alustamist teostatakse kuni A-BPM’i peatamiseni
vererõhu mõõtmist vastavalt iga sektsiooni algusajale ja intervallile.
Vererõhu mõõtmine

Ei mõõdeta

1. periood

2. periood

Käivitub A-BPM.

A-BPM peatatakse.

2. näide

Aeg

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = 7:00,
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = OFF.
Pärast A-BPM’i käivitamist algab vererõhu mõõtmine kl 7:00. A-BPM
jätkub kuni peatamiseni vastavalt iga sektsiooni algusajale ja
intervallile.
7:00

Vererõhu mõõtmine

2. periood

1. periood
Käivitub A-BPM.

Ei mõõdeta

A-BPM peatatakse.

42

Aeg

3. näide

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = OFF,
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = 26 tundi.
Pärast A-BPM’i käivitamist teostatakse kuni A-BPM’i peatamiseni
vererõhu mõõtmist 26 tunni vältel vastavalt iga sektsiooni
algusajale ja intervallile.
Ei mõõdeta
Vererõhu mõõtmine

1. periood

2. periood

Käivitub A-BPM.

Aeg

Pärast 26 tundi

8.4. Mõõtmisandmete kustutamine
Tegevuse eesmärk ja funktsiooni kirjeldusMõõtmisandmed kustutatakse, kuid seadistusi mitte.
Algseadistusi saab konfigureerida järgmiselt.
Lülitite kasutamine on erinevatel salvestitel erinev.
Salvestiga USB-kaabli abil ühendatud spetsiaalse välisseadme
kasutamisviis.
Mõõtmisandmete kustutamisel ei saa neid rohkem
kasutada. Varundage andmed enne kustutamist.
Kustutage eelmise patsiendi mõõtmisandmed enne salvesti
kasutamist uue patsiendi poolt.
Andmete kustutamine võib võtta mitu minutit aega.
Andmete korrektseks kustutamiseks ärge kasutage seadet
samal ajal.
43

Kasutamine lülitite abil

1. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage lülitit START/STOPvõi lülitit EVENT , et ekraan ooterežiimist välja tuua.
2. etapp Kui kuvatud on märk
, hoidke all lülitit EVENT , etpanna A-BPM ootele. Märk
lülitub välja.
3. etapp Samal ajal, kui te hoiate all lülitit START/STOP ,hoidke all lülitit EVENT , kuni OLED-il kuvatakse
DataClear (pärast näite Sleep ja Display ).
4. etapp Valige toiming.
Andmete kustutamiseks hoidke all lülitit START/STOP .
OLED-il vilgub näit Erasing näidu DataClear all ja
alustatakse andmete kustutamist. Pärast kustutamist jätkake
sammust 5.
Kui te andmed säilitate (ei kustuta), vajutage lülitit EVENT
ja jätkake sammust 5.
5. etapp Salvesti naaseb ooterežiimi.

44

8.5. Toote kinnitamine patsiendi külge
8.5.1. Teave patsientidele
Selgitage patsiendile alljärgnevat, et nad saaksid salvestit
turvaliselt kasutada.

Ettevaatusabinõud vererõhu mõõtmise ajalLõdvestage käsi ja jääge manseti õhuga täitumise ajaks vaikselt
paigale.
Olge kogu mõõtmise aja liikumatult.
Vältige mõõtmise ajal vibratsiooni ja müra.
Vererõhu mõõtmine toimub umbes 1 minut pärast manseti
survestamist. Olge vaikselt kuni mõõtmise lõpuni.
Mõõtmisprotsess alates manseti täitmisest kuni õhu
väljalaskmiseni kestab kokku umbes 170 sekundit.
Pärast survestamise lõppu võib salvesti manseti õhuga täita, etveel kord vererõhku mõõta. Selle põhjuseks võib olla kehaliikumine vms.
Salvesti võib alustada vererõhu mõõtmist pärast umbes 120
sekundit, kui mõõtmisandmed on valed ja järgmine mõõtmine onpärast 8 minutit. Selle põhjuseks võib olla keha liikumine vms.
Salvesti võib sõiduki või masina juhtimise ajal segada. Vältige
masina või sõiduki juhtimist, kui kannate seadet.

45

Kuidas lõpetada või peatada mõõtmist

Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit START/STOP .
Veakood salvestatakse mällu. Vererõhku mõõdetakse jälle pärast
120 sekundi möödumist.
Mis puudutab A-BPM’i, siis lõpetatakse käimasolev vererõhu
mõõtmine ja mõõtmine viiakse läbi järgmisel algusajal.
A-BPM-i ooterežiimi lülitamiseks hoidke all lülitit EVENT , kuni
märk
kustub.

Eemaldage mansett, kui vererõhu mõõtmist ei ole võimaliklõpetada, kasutades START/STOP lülitit.
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
START/STOP . Veakood salvestatakse mällu.
A-BPM’i ajal lõpetatakse ainult käimasolev vererõhu
mõõtmine ja mõõtmine viiakse läbi järgmisel algusajal.
Kui kätte tekib valu või leiab aset ootamatu seiskord,lõpetage mõõtmine, eemaldage mansett ja pidage nõuarstiga.
A-BPM-i ooterežiimi lülitamiseks hoidke all lülitit EVENT ,kuni märk
kustub.
A-BPM-i automaatse mõõtmise jätkamiseks hoidke taas all lülitit
EVENT . OLED-il kuvatakse märk
. Andmeid salvestatakse
pidevalt, välja arvatud ooterežiimis.

46

Kuidas kasutada A-BPM’i ajal manuaalset mõõtmist

Ajutise mõõtmise protseduur, mis ei toimu eelseadistatud
programmi raames.

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale.
2. etapp Vajutage lülitit
vererõhku.

START/STOP , et mõõta A-BPM’i ajal kohe

3. etapp Mõõtmistulemused salvestatakse mällu.
Kui mõõtmise ajal vajutatakse lülitit
peatatakse.

START/STOP , mõõtmine

Ettevaatusabinõud salvesti kandmisel

Salvesti on täppisseade. Ärge laske sel maha kukkuda egasaada osaks lööke.
Salvesti ega mansett ei ole veekindlad (vettpidavad). Vältige
seadme kokkupuutumist vihma, higi ja veega.
Ärge pange midagi toote peale.
Kui mansetti hoogsa liigutuse või harjutamise käigus liigutatakse,kinnitage mansett uuesti.
Paigutage õhuvoolik nii, et sellesse ei tekiks volte ja nii, et ta ei
jääks magamise ajal ümber kaela.

Patareide vahetamine

Kui kuvatud on märgis
, ei suuda seade enam vererõhku
mõõta ega spetsiaalse välisseadmega suhelda. Vahetage kaks
patareid kohe välja.

47

8.5.2. Manseti kate
MärkusHoidke mansett ja manseti kate puhtana.
Vahetage manseti katet iga inimese puhul.
Kasutage mansetikattega sobivaid valikulisi mansette.

48

8.5.3. Manseti, kandekoti ja salvesti kinnitamineÄrge kinnitage mansetti, kui patsiendil on dermatiit, välised
vigastused vms.
Eemaldage mansett ja lõpetage kasutamine, kui patsiendil
ilmnevad dermatiidi vm sümptomid.
Vältige vooliku mähkimist ümber kaela ja kere.
Olge ettevaatlik seadme kasutamisel väikelaste läheduses,
kuna eksisteerib lämbumise oht.
Kinnitage õhuvooliku konnektor kindlalt kuni see rohkem eipöörle. Kui ühendus ei ole korralik, võib see põhjustadaõhulekkeid ja mõõtmisvigu.

MärkusVererõhu õigesti mõõtmiseks kinnitage mansett õigesse kohta ja
mähkige ümber käe.
Ärge laske mansetil ega õhuvoolikul mõõtmise käigus väriseda.
Salvesti mõõdab õhurõhu väikeseid muutusi manseti sees.
Tarvikuna kaasas olev mansett on täiskasvanutele mõeldud
vasaku käe mansett. Kui manseti suurus pole sobiv, ostke
valikuline teine mansett.
Käe ümbermõõt
Väike mansett
15 kuni 22 cm 05,9" kuni 08,7"
Täiskasvanu mansett 20 kuni 31 cm 07,8" kuni 12,2"
Suur mansett
28 kuni 38 cm 11,0" kuni 15,0"
Eriti suur mansett
36 kuni 50 cm 14,2" kuni 19,7"
Hoidke mansett puhtana.
Soovitame patsiendil kasutada kandekotti ja vööd.
Mansett ei ole valmistatud looduslikust latekskummist.
49

Kuidas mansetti, salvestit ja hoidjat peale panna

1. etapp Pange manseti ots läbi rõnga ja moodustage käevõru.
2. etapp Leidke käega kombates vasaku käe õlavarrearter.
3. etapp Kinnitage mansett otse vastu nahka, nii et valge märgis oleks
vahetult õlavarrearteri kohal ja manseti alumine äär on
paigutatud ligikaudu 1 - 2 cm küünarnuki sisepinnast ülespoole.
4. etapp Mähkige mansett, nii et rõngas on vahemiku sees, mansettoleks tasapinnaliselt ja ei libiseks maha, kuid et oleks ruumi
kahe sõrme sisestamiseks.
5. etapp Kinnitage kleeplindiga õhuvoolik, nii et see oleks juhitud üleõla.
6. etapp Juhtige voolik läbi kandekoti.
7. etapp Reguleerige vööd, nii et kandekott asuks vasakul küljel.
8. etapp Ühendage õhupistik salvesti õhupistikupesaga.
9. etapp Pange salvesti kandekoti.
1. etapp Rõngas

2. etapp
3. etapp Valge arteri
asukoha märgis
Ligikaudu
1 - 2 cm kõrgemal

Mansett
K
EMI
VAH

3. etapp Valge arteri asukoha märgis
4. etapp Jätke piisavalt ruumi kahesõrme sisestamiseks50

5. etapp ÕhuvoolikÕhuvoolik

5. etapp Teip
5. etapp Klamber
5. etapp Mansett

7. etapp Vöö
7. etapp Kandekott
8. etapp Õhupistik
8. etapp Õhupistikupesa

9. etapp Sisestage
Kandekott

6. etapp Vöö51

8.6. Vererõhu mõõtmise tegevused
8.6.1. A-BPM’i tegevused
A-BPM’i käivitamisel mõõdetakse vererõhku vastavalt
eelseadistatud parameetritele.

MärkusSeadistage enne mõõtmist sisseehitatud kell ja algne
survestamisväärtus, kuna neid kasutatakse A-BPM’i juures. Vt„8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“ ja „8.3.
A-BPM’i eelseadistatud programmid“.
Salvesti eemaldamise korral lülitage A-BPM ooterežiimi, hoides alllülitit EVENT .
Kui salvestit A-BPM’i ajal liigutatakse, algab manseti
täispuhumine järgmisel algusajal ja mansett võib puruneda.
A-BPM-i jätkamiseks hoidke taas all lülitit EVENT .
A-BPM’i kasutamise ajal kuvatakse märgis

.

A-BPM’i ooteajal on võimalik manuaalselt vererõhku mõõta.
Manuaalse vererõhu mõõtmise mõõtetulemuse saab salvestada
mällu.
Kui A-BPM peatatakse, kuvatakse OLED-il seiskamiskood E07 ,mis salvestatakse mällu.

A-BPM’i alustamine

1. etapp Hoidke all lülitit

EVENT .

2. etapp OLED-il kuvatakse märk

. Käivitatakse A-BPM.

52

A-BPM’i peatamine

1. etapp Hoidke all lülitit
2. etapp MärgisEVENT .

on peidetud. A-BPM peatatakse.

A-BPM’i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM’i seadetele.

Vererõhu mõõtmine vahetult A-BPM’i ajal
(Manuaalne vererõhu mõõtmine A-BPM’i ajal)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale. A-BPM’iooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM’i ooterežiimi ajal START/STOP lülitit.

Intervalli kestuse pikendamine või tagasitoomine

Kui unerežiim on „ON“ ja A-BPM’i ooteajal vajutatakse lülitit
EVENT , intervalli kestus kahekordistub.

53

8.6.2. Manuaalne mõõtmine
Kasutage manuaalset vererõhu mõõtmist katsemõõtmise javererõhu vahetu mõõtmise korral.

MärkusManuaalne vererõhu mõõtmine võib alata ooterežiimis ilma
viivitamata.
Mõõtmistulemus salvestatakse mällu.

A-BPM’i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(A-BPM’i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale. A-BPM’iooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM’i ooterežiimi ajal START/STOP lülitit.

54

8.6.3. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine
Vajaduse korral saab funktsiooni A-BPM ootele panna. Asetleidvat
A-BPM’i või manuaalset vererõhu mõõtmist saab viivitamatalõpetada.

MärkusKui vererõhu mõõtmine peatatakse, kuvatakse OLED-il
seiskamiskood E07 , mis salvestatakse mällu.

A-BPM’i peatamine

1. etapp Hoidke all lülitit
2. etapp MärgisEVENT .

on peidetud. A-BPM peatatakse.

Käimasoleva vererõhu mõõtmise lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM’i ajal see funktsioon aga ootele ei jää. Järgminevererõhu mõõtmine toimub vastavalt A-BPM’i seadetele.

55

8.7. Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega
8.7.1. Ühendamine USB-kaabli abilÜhenduse sätete kohta lugege lähemalt ABPM Data Manageri
kasutusjuhendist.

Kaabli ühendamineÜhendage heakskiidetud USB-kaabel
mikro-USB-liidesesse.
Paigaldage kaabel õiges suunas. Valesti ühendamise korralvõib esineda rikkeid või talitlushäireid. Veenduge, etliideskaabel oleks õigesti ühendatud.
USB-side ajal ei saa vererõhku mõõta.
Ärge paigaldage patsiendile, kui salvesti on kaabligaühendatud. Kaabel võib keha või kaela ümber takerduda.
Spetsiaalse välisseadme ettevalmistamine
Eemaldage salvesti ja mansett patsiendilt, enne kuiühendate salvesti (TM-2440) spetsiaalse välisseadmega.

Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega USB-kaabli abil
1. etapp
Avage salvesti mikro-USB-liides.
Ühendage tarviku USB-kaabel.

Mikro-USB-liides
USB-kaabel

56

Spetsiaalse välisseadmega andmeside alustamine

1. etapp Ühendage salvesti ja spetsiaalse välisseadme vahele micro
USB-kaabel.
2. etapp Sumisti teeb häält ja OLED-il kuvatakse järgmine sümbol.
Andmeside olek lülitub ooterežiimi.

Ooterežiim
3. etapp Teostage spetsiaalse välisseadmega analüüs.
Andmeside olek lülitub aktiivsesse võrku ühendatud režiimi ainult
USB-andmeside ajal.

Aktiivselt
võrgusSpetsiaalse välisseadmega andmeside lõpetamine

1. etapp Eemaldage kaabel, kui seade on ooterežiimis.

57

9. Hooldamine

9.1. Toote hoiustamise, ülevaatamise ja ohutuse korraldamine

Meditsiiniseadmeid, nagu käesolevat salvestit, tuleb korralikult
hallata, et tagada selle korrektne toimimine ning patsiendi ja
kasutaja jaoks ohutus. Peamise reeglina peab patsient seadet
igapäevaselt kontrollima (näiteks „kontrollimine enne
kasutamist“).
Igapäevane kasutamine, näiteks kontrollimine enne kasutamist,on vajalik salvesti jõudluse, ohutuse ja efektiivsuse säilitamiseks.
Soovitame lasta salvesti vähemalt kord aastas põhjalikult üle
kontrollida.

MärkusMeditsiiniseadme ohutu kasutamise tagamiseks peab
hooldushalduse eest hea seisma meditsiiniasutus.

589.2. Toote puhastamine
Puhastage salvestit nii enne kui ka pärast kasutamist.
Puhastage salvestit, enne kui paigaldate selle järgmisele
patsiendile.
Ärge pihustage salvestile puhastamiseks vett ega kastke
seda vette. See võib tekitada rikke.
Pühkige salvesti veest ja antiseptilisest lahusest puhtaks,
et see ei pääseks salvesti sisse.
Desinfitseerige salvestit regulaarselt, et vältida nakatumist.
Ärge kasutage salvestil sterilisaatorit.
Ärge kasutage salvesti puhastamiseks orgaanilist lahustit(nt vedeldi), joodpovidooni lahust. See võib tekitada
värvikadu, kahjustusi ja talitlushäireid.
Ärge kasutage salvesti kuivatamiseks juuksefööni vmt.
See võib tekitada talitlushäireid ja kahjustusi.
Kontrollimine pärast puhastamist
Veenduge, et manseti sisekumm oleks õigesti mansetiriide
sisse paigaldatud. Kui see on valesti paigaldatud, täitub
manseti sisekumm täitmise ajal väljaspool riiet, mis võibkaasa tuua kahjustuse või plahvatuse.

Salvesti puhastamine

Pühkige salvesti väliskorpuselt mustus ja tolm vee või sooja
veega niisutatud ning korralikult välja väänatud marliga. Kui
korpusele on kleepunud veri või ravimid vmt, pühkige seda
esmalt antiseptilise lahusega niisutatud ja korralikult välja
väänatud marliga ja seejärel pühkige märg korpus puhtaks vees
või soojas vees niisutatud ja korralikult välja väänatud marliga.
Me soovitame kasutamiseks antiseptlise lahuse kemikaale(koostisaine nimetus) tabelis „Näide kasutamiseks sobivast
antiseptilisest lahusest (koostisaine nimetus)“.
59

Manseti puhastamine

Mansetikatet ja mansetiriiet puhastades eemaldage
mansetiriidest manseti sisekumm. Puhastage mustusest ja
tolmust vee või sooja veega niisutatud ning korralikult välja
väänatud marliga.
Desinfitseerimiseks sobivaid antiseptilisi lahuseid vaadaketabelist „Näide kasutamiseks sobivast antiseptilisest
lahusest (koostisaine nimetus)“.
Näide kasutamiseks sobivast antiseptilisest lahusest(koostisaine nimetus)
Komponendi nimi

Toote nimi

Bensalkooniumkloriid

Bensalkooniumkloriidi 10% lahus

Isopropanool

70% 1-propanool

Etanool

76,9 kuni 81,4 mahuprotsendine
etanooli baasil desinfektant

Lugege tootele märgitud juhendit ja kasutage seda.

MärkusMansett ja õhuvoolik on kulutarvikud.
Kui sageli esineb mõõtmisvigu või vererõhku ei õnnestu mõõta,tuleb need uute vastu vahetada.
Vt „10. Lisatarvikud (tellitavad)“ selles juhendis.

60

9.3. Regulaarne kontrollimine
Kontrollige salvesti korrektse töötamise tagamiseks seda
regulaarselt igapäevaselt.
Kontrollimist on kirjeldatud järgnevalt:

9.3.1. Kontrollimine enne patareide paigaldamist
Artiklid

Kirjeldus
Puuduvad kahjustused või kukkumisest põhjustatud
deformeerumised.
VälispindÜhelgi osal ei ole mustust, roostet ega kriimustusi.
Paneelil pole mõrasid ega loksumist.
Lülitid ega nupud pole kahjustatud ega logise.
Töötamine
Displeipaneelil pole mustust ega kriimustusi.
Displei
Probleemide täheldamisel vahetage mansett välja.
Masett on ära visatav.
Kui manseti ja manseti sisekummi vahelisühendusel on mõra või liimmaterjali.
Kui õhuvoolik minetab oma elastsuse ja muutubkõvaks.
Kui õhuvooliku pind muutub läikivaks ja tundubõlisena.
Kui sisekummil on praod.
MõõtmisSoovitame manseti iga kolme aasta möödudes
mansettvälja vahetada olenemata seejuures, kui sageli
seda on kasutatud.
Õhuvoolikut ei tohi kokku voltida. Kui mansetti jääb
õhku, võib see põhjustada jäsemeotste väärtalitust,
kuna verevool kätte on peatatud.
Manseti õhukumm on korralikult manseti riide sisse
sisestatud.
Mansett ei ole narmastunud. Mansett ei hargne.
Kandevahendid Kandekotil, vööl ega mansetil pole kahjustusi.
Õhupistik on korralikult õhupistikupesasse ühendatud.
Ühendus61

9.3.2. Kontrollimine pärast patareide paigaldamist
Artikkel
VälispindTöötamineMõõtmismansett
Vererõhu väärtuse
kontrollimine

Kirjeldus
Pole põlemise, suitsu või teisi ebameeldivaidlõhnu.
Pole veidraid helisid.
Lülitid ega nupud töötavad probleemideta.
Mõõtmisväärtused on tavalise väärtuse piires.
Mõõtmise ajal pole veidraid helisid ega
tegevusi.
Kui vererõhu väärtused on ebaõiged, võtke
ühendust kohaliku edasimüüjaga.

629.4. Utiliseerimine
Toote utiliseerimise või taaskäitlemise ning keskkonnakaitsega
seoses järgige kohaliku omavalitsuse eeskirju.

Manseti utiliseerimine

Patsiendil kantud mansett on meditsiiniline jääde.
Utiliseerige see meditsiinijäätmetele kohaselt.

Integreeritud aku utiliseerimine
Salvesti sees on varuaku. Kui te salvesti kasutuselt kõrvaldate,kõrvaldage aku kohalikke keskkonnaeeskirju järgides.

Muud

NimetusPakendOsa

MaterjalÜmbris

KartongPadiÕhkpadi, erijuhtum

Kott

VinüülÜmbrisABS + PC vaik

SiseosadÜldosadŠassiiRaud

Elektroonikapla
Salvestiadil asuv
Laetav liitium-nööpaku :seesvaruakuPatarei

ML2016H

Leelispatarei : 1,5 V LR6 või AA-suurusAku :AA-suurus
Ni-MH-akud, 1.900 mAh või rohkem
639.5. Tõrgete kõrvaldamine
Enne kohaliku edasimüüja poole pöördumist tutvuge järgneva
kontrollnimekirjaga ja veakoodide loendiga.
Kui need meetmed probleemile lahendust ei paku või kui probleem
tekib uuesti, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Probleem
Kuva puudub
pärast lülitite
vajutamist.
A-BPM-i ajal
puudub OLED.

Peamine põhjus

LahendusPatareid on tühjad.

Vahetage uutepatareide vastu.

OLED võib
elektrostaatilise mõjutagajärjel kaduda.

Eemaldage patareid ja
paigaldage need tagasi.

Kell lähtestatakse
Varuakut ei laeta.
sageli.
Survestamise
puudumine#1

Mansett ei ole õigesti
paigaldatud.

Laadige seda 48 tundiuute patareidega.
Kontrollige, kas
mansetis võiõhuvoolikus esineb
kokkumurdeid, keerde,
ja kas need on õigestiühendatud.
Veenduge, et kaabeloleks õigesti ühendatud.

Puudub USB-side Sidekaabel on#2 eemaldatud.
Kasutatud on
Patareipesa kaant
Pöörduge kohaliku
ebastandardse
edasimüüja poole.
ei saa avada.
suurusega patareisid.

#1 : Kasutajatel (mitteametlikel hooldustehnikutel) ei ole võimalik
vahetada varuakut (liitiumaku), mis asub salvesti seeselektroonikapaneelil. Varuaku laadimine toimub mõõtmisekskasutatavatelt patareidelt (LR6 või AA-suurus).
#2 : Vajalik on spetsiaalne välisseade.

Ärge võtke salvestit lahti ega muutke seda mingil moel. Seadevõib kahjustada saada.
649.6. VeakoodidMõõtmise veakoodid
Kood

TähendusPõhjus ja lahendusRõhu nullimise viga

Vabastage mansetti jäänud õhk.

Patareid on tühjad

Pange uued patareid.
Täispuhumine ei saavuta sihtrõhku.

Viga survestamisel

Kontrollige üle manseti ühendus.
Kui manseti ühendusega on kõikkorras, võib salvesti töös olla rike ja
seade vajab ülevaatamist.

Rõhk ületab
299 mmHg

Keha võis manseti survestamise ajal
liikuda. Lõdvestuge ja olge mõõtmise ajal
vaikselt. Kui lahendus pole piisav, laske
salvesti üle vaadata.

Lülitiga
START/STOP
sundseiskamine.

Vajutage lülitit START/STOP ainulttõelise vajaduse korral.

Vererõhku ei olevõimalik mõõta.

Keha liikumise või riietest tekkiva
müra tõttu ei ole südamelöökevõimalik tuvastada.
Lõdvestuge ja ärge liigutage.
Kontrollige üle manseti asend.
Kui sama tõrge kordub kalõdvestunud olekus, võtke salvesti
kontrollimiseks ja võimalikuks
remontimiseks ühendustedasimüüjaga.

Liiga suur kehaliikumine.

Lõdvestuge ja olge mõõtmise ajal
vaikselt.
65

Kood

TähendusPõhjus ja lahendus

Väljaspool
vahemikku,
30 PUL 200

Kui need rikked leiavad aset mitmel
korral, proovige mõnda teist vererõhu
mõõtmist.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Süstoolne vererõhk
DIA : Diastoolne vererõhk
PP : Pulsirõhk

Väljaspool
vahemikku,
30 DIA 160
Väljaspool
vahemikku,
60 SYS 280
Väljaspool
vahemikku,
10 PP 150#1Mõõtmine kestab
kauem kui 180
sekundit.

Kui täitmis- või tühjendamiskiirus onväike, tuleb seade üle kontrollida.

Tühjendamine kestab
Tühjendamiskiirus võib olla aeglane ja
kauem kui 90
saede tuleks lasta üle kontrollida.
sekundit.
Pulsi ei ole võimalik tuvastada tänu
Pulssi ei ole võimalik keha liikumisele jms. Mõõtke
tuvastada.
vererõhku lõdvestunud olekus ja ärgeliigutage samal ajal.
Intervalli kestuseseaded pole õiged.
Ohutusahela nullrõhu
viga.

Kui intervalli kestuseks on valitud 120
sekundit, ei tohi viimase algusaja ja
järgmise algusaja vaheline erinevus
jaguda täpselt kaheks tunniks.
Kuvatakse mõõtmise algusajal.
Laske mansetti jäänud õhk täielikult
välja.
66

Kood

Tähendus

Ohutusahel ontuvastanudülekoormusrõhu.

Põhjus ja lahendus
Survestamise ajal võidi tuvastadakeha liikumine. Lõdvestuge ja ärgeliigutage mõõtmise ajal.
Kui sama rike leiab aset ka
lõdvestunud olekus ja mitte
liigutades, võtke seadmeülevaatamiseks ühendustedasimüüjaga.

Salvesti riistvara veakoodid
Kood

Tähendus

Mälu vigaPõhjus ja lahendus
See võidakse salvestada tugeva löögi
korral, näiteks salvesti kukkumise
korral.
Kui see kood kuvatakse sageli, võibselle põhjuseks olla sisemälu rike.
Pöörduge kontrollimiseks edasimüüja
poole.

MärkusVeakoode võidakse muuta ilma ette teatamata.

67

10. Valikulised esemed (eraldi tellimisel)

Mansetid

Nimetus

Kirjeldus

Tellimiskood

Väike mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF202A
vasakule käele 15 kuni 22 cm 5,9" kuni 8,7"
Täiskasvanu mansett Käe ümbermõõt
TM-CF302A
vasakule käele 20 kuni 31 cm 7,8" kuni 12,2"
Suur mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF402A
vasakule käele 28 kuni 38 cm 11,0" kuni 15,0"
Eriti suur mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF502A
vasakule käele 36 kuni 50 cm 14,2" kuni 19,7"
Täiskasvanute mansett Käe ümbermõõt
TM-CF802A
paremale käele 20 kuni 31 cm 7,8" kuni 12,2"Ühekordne mansett

10 lehte

Väike manseti kate

vasakule käele 10 lehte

TM-CF306A
AX-133024667-S

Täiskasvanu
manseti kate

vasakule käele 10 lehte

AX-133024500-S

Suur manseti kate

vasakule käele 10 lehte

AX-133024663-S

Eriti suur manseti kate vasakule käele 10 lehte

AX-133024503-S

Täiskasvanu
manseti kateparemale käele
lehte

Väike manseti riie

vasakule käele 2 lehte

AX-133025101-S

Täiskasvanu
manseti riie

vasakule käele 2 lehte

AX-133024487-S

Suur manseti riie

vasakule käele 2 lehte

AX-133025102-S

Eriti suur riie

vasakule käele 2 lehte

Täiskasvanu
manseti riie

paremale käele
lehteÕhuvooliku adapter

–
68

10

AX-133024353-S

AX-133025103-S
2

AX-133025104-S
TM-CT200-110

Andmete analüüsimine
Nimetus

Kirjeldus

USB-kaabel

Muud

-

Nimetus

Kirjeldus

Tegevuse jäädvustamise leht 10 lehte

Tellimiskood
AX-KOUSB4C

Tellimiskood
AX-PP181-S

Kandekott–AX-133025995

Vöö–

AX-00U44189

Klambrid

5 tk

AX-110B-20-S

69

11. Lisa

11.1. Vererõhu mõõtmise põhimõte

Mõõtmistoiming: Mähkige mansett ümber õlavarre. Pumbake
mansett rõhu alla, mis ületab süstoolset vererõhku. Seejärel
väljutage mansetist järkjärgult õhku. Mansetist õhu väljalaskmisega
käigus tuvastatakse rõhk, mis on südamelöögiga sünkroonsepulseeriva lainevormi kujuline. Pulseeriv lainevorm suureneb
ootamatult süstoolse vererõhu läheduses. Õhu väljutamise käigus
suureneb see veelgi, kuni kõrgeima amplituudi saavutamiseni janõrgeneb siis järkjärgult. Järgmisel leheküljel on näidatud pulseeriva
lainevormi muutused. Ostsillomeetrilise vererõhu mõõtmise puhul on
süstoolne vererõhk määratud punktina, kus amplituud suureneb
ootamatult pärast manseti rõhus pulsi tuvastamist, keskmine
vererõhk on määratud punktina, kus amplituud on kõrgeim,
diastoolne vererõhk on määratud aga punktina, kus amplituud
hakkab järkjärgult langema ja muutub väiksemaks. Tegelikult tajubrõhuandur manseti rõhu väikeseid muutusi aja jooksul, salvestab
pulsi lainevormi mällu ning hindab süstoolseid ja diastoolseid
vererõhkusid vastavalt ostsillomeetrilise mõõtmise algoritmile.
Algoritmi üksikasjad on erinevatel vererõhumonitoridel erinevad.
Täiskasvanute ja väikelaste vererõhuväärtusi mõõdetakse
ostsillomeetrilisel meetodil ning võrreldakse auskultoorsel meetodil
saadud väärtustega. Diastoolseks vererõhuks loetakse auskultoorsemeetodi 4 faasi lõpp-punkti. Manseti rõhu pulsi lainevorm sõltub
manseti materjali omadustest. Seetõttu on mõõtmistäpsuse
säilitamiseks oluline kasutada ettenähtud mansetti jamõõtmisalgoritmi. Õhuvooliku pikkus on tänu pulsilaine levimise
sumbumisnäitajatele kuni 3,5 m.

70

mmHg
200
150
100
50
0

Manseti rõhk (vasak käsi)

Manseti rõhk (vasak käsi)

200
150
100
50
0
Süstoolne vererõhk
Keskmine vererõhk
Diastoolne vererõhk

Otsemeetod (vasak käsi)

Aeg
Otsemeetod (vasak käsi)

Aeg

Mikrofonimeetod
Ostsillomeetrilinemõõtmisviis

Vererõhu mõõtmise veategurid

Pulsigraafik võib olla mõõtmistäpsuse
usaldusväärsuse objektiivne indikaator. Kuiebaregulaarsete südamelöökide või füüsiliste
liikumiste tõttu tekib müra, muutub ka graafiku
amplituut. Kui pulsigraafik pole ühtlase joonega,
kontrollige uuesti või kasutage mõnda erinevat
meetodit.

Manseti asend südamega samal kõrgusel

Pulsigraafik

Mähkige mansett käele südamega samal kõrgusel. Kui mansett onvalel kõrgusel, on mõõtmistulemus vale. Kui mansett on näiteks
10 cm võrra südamest madalamal, on mõõdetav vererõhk 7 mmHg
kõrgem.
71

Manseti õige suurus

Kasutage sobiva suurusega mansetti. Kui mansett on liiga väike võisuur, on mõõtmistulemus vale. Liiga väikese manseti puhul kipuvad
mõõtmistulemused tulema kõrgemad, vaatamata õigele vererõhule
ja normaalsele arterile. Liiga suure manseti puhul onmõõtmistulemused aga sageli madalamad, seda eriti nende puhul,
kel on raske arteroskleroos või ebanormaalsed arteriklapid. Valesuurusega mansett põhjustab erinevuse otsemeetodi ja
ostsillomeetrilise meetodi vahel. Mansetil on silt, millel on ettenähtud
käe ümbermõõt. Valige igale patsiendile õige suurusega mansett ja
kinnitage seadmele. Kuni kasutatakse sobivat mansetti ja voolikut,
tagavad vererõhu mõõtmise täpsuse rõhuanduri rõhutäpsus,
väljalaskenäitajad ja mõõtmise algoritm. Kontrollige regulaarseltrõhuanduri rõhutäpsust ja väljalaskenäitajaid.

11.2.

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMD) alane teave

Järgnevalt on kirjeldatud meditsiinilistele elektroonikaseadmetele
kehtivaid nõudmisi.

EMD juhiseid puudutav jõudlus

Salvesti kasutamisel tuleb järgidaettevaatusabinõusid EMD (suhtes
elektromagnetilised häired). Kasutage salvestit selles juhendis
kirjeldatud EMD kohta käivaid ohutusjuhiseid järgides. Portatiivsed ja
mobiilsed RF-sideseadmed (nt mobiiltelefonid) võivad meditsiinilisi
elektriseadmeid mõjutada.

72

EMD-standarditele vastavad tarvikud

Selle salvesti tarvikud vastavad standardile IEC60601-1-2:2014.
Heakskiitmata tarviku kasutamine võib suurendada kiirgustaset
ja vähendada mürakindlust.

Kasutage ettevõtte A&D poolt heaks kiidetud tarvikuid.
Heakskiiduta tarvikuid võivad mõjutada elektromagnetiline
kiirgus ja neil võib olla madalam häirekindlus.

KIIRGUSE PIIRANGUD
NähtusKiirguslik RF-kiirgus

Vastavus

CISPR1173

Grupp 1, klass BHÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: kest
NähtusHäirekindluse katsetasemed±8 kV kontaktil
Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusKiirgunud raadiosageduslikud 10 V/melektromagnetväljad
80 MHz kuni 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80% AM 1 kHz juures
Vt tabelit „Testi spetsifikatsioonid
Lähedased väljadKORPUSE PORDI
RF-raadiosideseadmetestHÄIREKINDLUSELE
IEC 61000-4-3
RF-raadiosideseadmete suhtes“
Nominaalsed
30 A/mvõrgusageduslikud
50 Hz / 60 Hz
magnetväljad IEC 61000-4-8HÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: PATSIENDI LIIDESPORT
NähtusHäirekindluse katsetasemed

Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2±8 kV kontaktil±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusHÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: signaali sisend-/väljundport
NähtusHäirekindluse katsetasemed

Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2±8 kV kontaktil±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusKiired elektrilised±1 kV
siirded/impulsidIEC 61000-4-4 100 kHz kordussagedus
Juhtivuslikud häiringud, milleon esile kutsunud RF-väljad
IEC 61000-4-8

3 V, 0,15 MHz kuni 80 MHz
6 V ISM-is ja amatöörraadio
sagedusalas 0,15 MHz kuni 80 MHz
80% AM 1 kHz juures74

Maksimumvõimsus(W)
Kaugus(m)
Häirekindlusekatsetase(V/m)

Modulatsioon

TeenusRibalaius(MHz)

Testsagedus(MHz)

Testi spetsifikatsioonid KORPUSE PORDI HÄIREKINDLUSELE
RF-raadiosideseadmete suhtes

Pulsimodulats
ioon
1,8
18 Hz
FM
GMRS 460±5 kHz hälve
450 430 – 470
2
FRS 460
1 kHz
siinuslaine710
LTE sagedusalad Pulsimodulats
745 704 – 787
ioon
0,2
13, 17217 Hz780
810
GSM 800/900
TETRA 800 Pulsimodulats
870
iDEN 820ioon
800 – 9602CDMA 850
18 Hz
930
LTE sagedusala 5
1.720
GSM 1800
CDMA 1900
1.845
GSM 1900
Pulsimodulats
1.700–1.990
DECT
ioon
2
LTE sagedusalad
217 Hz1.970
1, 3, 4, 25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 Pulsimodulats
2.450 2.400–2.570
b/g/n
ioon
2
RFID 2450
217 HzLTE sagedusala 7
5.240
Pulsimodulats
5.500 5.100–5.800 WLAN 802.11 a/nioon
0,2217 Hz5.785
385 380 – 390

TETRA 400

75

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

MÄRKUSED76

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123