Onstabiele bloeddruk als gevolg van
beweging tijdens meting.

Digitale bloeddrukmeter
Model UA-611Plus / UA-651Plus
Instructiehandleiding
Vertaling

De drukwaarde is niet toegenomen
tijdens het opblazen.

Manchet10. Wat is AFib?

Breng de manchet correct aan envoer een nieuwe meting uit.

Het hart trekt samen als gevolg van elektrische signalen in het hart en stuurt bloeddoor het lichaam. Atriumfibrillatie (AFib) doet zich voor wanneer het elektrische
signaal in het atrium verward raakt, wat leidt tot storingen in de hartslaginterval. AFibkan ervoor zorgen dat bloed in het hart stagneert, wat makkelijk kan leiden tot
bloedproppen, een oorzaak voor beroertes en hartaanvallen.

Symbolen die op de behuizing van het apparaat zijn gedrukt.
Symbolen

Functie / betekenis

SYS
DIA
PUL/min

Pomp de manchet niet op voordat u deze rond de bovenarm hebt gewikkeld.

Contra-indicaties
Hierna volgen voorzorgsmaatregelen voor het juiste gebruik van het apparaat.
Breng de manchet niet aan rond een arm waar ook andere medischeelektronica zijn aangesloten. Het instrument werkt dan mogelijk niet goed.
Mensen die ernstige circulatieproblemen hebben in de arm, moeten eerst een
arts raadplegen voordat ze het apparaat gebruiken. Dit om medische
problemen te voorkomen.
Voer geen zelfdiagnose uit aan de hand van de meetwaarden en begin niet zelf
een behandeling. Raadpleeg altijd eerst uw arts voor beoordeling en
behandeling.
Breng de manchet niet aan rond een arm met een nog niet genezen wond.
Breng de manchet niet aan rond een arm die voor een infuus of bloedtransfusie
wordt gebruikt. Dit kan letsel of ongevallen veroorzaken.
Gebruik het apparaat niet op een plaats waar brandbare gassen aanwezig zijn,
zoals narcosegassen. Dit zou een explosie kunnen veroorzaken.
Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge zuurstofconcentratie,
zoals een zuurstofkamer met hoge druk of een zuurstoftent. Dit kan brand of
een explosie veroorzaken.

4. Identificatie onderdelen
Juiste maatbereik

Alleen model UA-651Plus

Index

DC-ingang

Slagadermarkering
Luchtslang

Connector
netstroomadapter

Display_START_ knop
Aansluitpunt lucht

Armmanchet

Bezig met opvoeren druk

Installatie-instructies batterij

Luchtslang

Label EG-richtlijn medische apparaten

Index

De meting wordt uitgevoerd
Opblazen is voltooid

en het juiste maatbereik

Bezig met opblazen

Fabrikant

7. Metingen

Productiedatum

7.1. Normale meting

WEEE-label
SN

Serienummer

linkerarm). Zit stil tijdens het meten.
Alle

Internationaal beveiligingssymboolen

6. De monitor gebruiken
Verwijder de batterijklep.

Adım 42.

Verwijder de gebruikte batterijen uit
het batterijvak indien u deze wilt
vervangen.

3.

Plaats nieuwe batterijen in het
batterijvak, zoals hier weergegeven.
Zorg ervoor dat de polariteit (+) en (-)
correct is.

Adım 3

5. Symbolen

De meting wordt uitgevoerd. Blijf
zo stil mogelijk zitten.

hartsymbool

De meting wordt
uitgevoerd

symbool bij elke hartslag
Opmerking:Diastolische druk

als er geen passende

druk wordt bereikt, begint het

WHO-classificatie

apparaat automatisch opnieuw

Hartslagmet opblazen.
4.

Resterende lucht wordt
automatisch uitgestoten

Zodra de meting voltooid is, wordendesystolische

drukwaardenenendiastolischedeUitzetten met deknop START

hartslagweergegeven. De manchet laat deresterende

lucht

ontsnappenenloopt volledig leeg.
Druk opnieuw op de knop START om het apparaat uit te zetten.

Als herhaaldelijk opnieuw wordt
opgeblazen, dient u de volgende
methoden te hanteren. Als uw
systolische druk naar verwachting
hoger is dan 230 mmHg, gebruikt u devolgende procedure:
1.

Zorg ervoor dat u stil blijft zitten en geen
geluid maakt tijdens metingen.
Het instrument
voert geen meting
Zorg ervoor dat u comfortabel en stil zit.
uit.
De positie van dePlaats uw arm op een tafel met de
De waarden zijn te manchet is niet correct. handpalm omhoog en de manchet terhoog of te laag.
hoogte van uw hart.
Als u een erg zwakke of onregelmatige
hartslag hebt, kan het apparaat
problemen hebben bij het bepalen van
uw bloeddruk.
Bij een ziekenhuis of huisarts kan het feit
De waarde wijkt af van
dat u zich zorgen maakt tot een hogere
de waarde die bij een
meetwaarde leiden. Thuismeting reduceert
bezoek aan een
de effecten van externe invloeden op deziekenhuis of huisarts
bloeddrukwaarden, geeft een aanvulling op
Overigis gemeten.
de metingen van de arts.
Verwijder de batterijen. Plaats ze op degoede manier terug en voer nog een
meting uit.

Open het apparaat niet. Er worden in dit apparaat delicate onderdelen en een
ingewikkelde luchteenheid gebruikt die beschadigd zouden kunnen raken. Als u het
probleem niet kunt oplossen aan de hand van de probleemoplossingsinstructies, dientu contact op te nemen met de geautoriseerde verkoper in uw gebied of met onze
afdeling klantenservice. De klantenservice van A&D voorziet geautoriseerde verkopers
van technische informatie, reserveonderdelen en reserve-eenheden.
Het apparaat is ontworpen en gefabriceerd voor een lange levensduur. Wij bevelen
echter over het algemeen aan het apparaat elke 2 jaar te laten inspecteren om tecontroleren dat dit nog goed werkt en nauwkeurig is. Neem voor onderhoud contact op
met de geautoriseerde verkoper in uw gebied of met A&D.

Houd de knop
START ingedrukt

Houd de knop START ingedrukt terwijl
de nul knippert, tot een getal wordt
weergegeven dat ongeveer 30 tot 40
mmHg hoger is dan uw verwachtesystolische druk.

Bezig met opblazen
Laat de knop START
los om het opblazen te stoppen

16. Technische gegevens

De gewenste druk

meting te starten. Ga vervolgens verder
met het meten van uw bloeddruk zoals

Type
Meetmethode
Meetbereik

Zie de sectie"7.1 Normale meting"beschreven in de sectie "7.1 Normale
meting".

7.3. Een nauwkeurige meting uitvoeren
Ga comfortabel op een stoel zitten. Laat uw arm op de tafel rusten. Zorg ervoor
dat u uw benen niet kruist. Houd uw voeten op de vloer en houd uw rug recht.
Ga in een comfortabele houding zitten Plaats uw arm op een tafel met dehandpalm omhoog en de manchet ter hoogte van uw hart.
Plaats het midden van de manchet ter hoogte van uw hart.
Ontspan gedurende vijf tot tien minuten voordat u gaat meten. Als u
opgewonden of depressief bent als gevolg van emotionele stress, zal de meting
deze stress weerspiegelen in de vorm van een hogere (of lagere)
bloeddrukwaarde dan normaal en zal de hartslag meestal sneller zijn dan
normaal.
Blijf stil zitten en praat niet tijdens het meten.
Voer de meting niet uit als u zich net fysiek hebt ingespannen of een bad hebt
genomen. Rust ongeveer twintig tot dertig minuten voordat u de meting
uitvoert.
De bloeddruk van een persoon varieert constant, afhankelijk van wat u doet en
wat u hebt gegeten. Wat u drinkt kan een zeer sterk en snel effect hebben op
uw bloeddruk.
Dit apparaat baseert zijn metingen op de hartslag. Als u een erg zwakke of
onregelmatige hartslag hebt, kan het apparaat problemen hebben bij het
bepalen van uw bloeddruk.
Als het apparaat een toestand aantreft die abnormaal is, stopt het met meten engeeft het een foutsymbool weer. Raadpleeg sectie "5 Symbolen" voor een
beschrijving van de symbolen.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Raadpleeg uw arts
voordat u dit instrument op een kind gebruikt. Kinderen hebben toezicht nodig
bij het gebruik van dit apparaat.
Probeer uw bloeddruk iedere dag rond dezelfde tijd uit te voeren.
De prestatie van de automatische bloeddrukmonitor kan worden beïnvloed door
buitensporige temperaturen, luchtvochtigheid of hoogte.

UA-611Plus, UA-651Plus
Oscillometrische metingDruk:
0 - 299 mmHg
Systolische druk: 60 - 279 mmHg
Diastolische druk: 40 - 200 mmHg
Hartslag:40 - 180 slagen / minuut
Meetnauwkeurigheid
Druk:± 3 mmHg
Hartslag:±5%
Voeding
4 x 1,5 V-batterijen (R6P, LR6 of AA)
Optionele netstroomadapter (TB-233C) (Niet inbegrepen)
Aantal metingen
Ongeveer 700 keer LR6 (alkalinebatterijen)
Ongeveer 200 keer R6P (mangaanbatterijen)
Bij een drukwaarde van 180 mmHg, kamertemperatuur 23 °C.
Classificatie
ME-apparatuur met interne voeding (voeding via batterijen) /Klasse II (voeding via adapter) in continu bedrijf
Klinische test
Volgens ISO81060-2：2013
Tijdens de klinische validatiestudie, werd K5 op 85
proefpersonen gebruikt om de diastolische bloeddruk tebepalen.
EMC
IEC 60601-1-2: 2014
Geheugen
Laatste 60 metingen
Gebruiksomstandigheden + 10 tot +40 °C / relatieve luchtvochtigheid 15 tot 85% /800 tot 1.060 hPa
Omstandigheden voor transport / opslag -20 tot +60 °C / relatieve luchtvochtigheid 10 tot
95% / 700 tot 1.060 hPa
Afmetingen
Ongeveer 96 [B] x 68 [H] x 130 [D] mm
Gewicht
Ongeveer 240 g, exclusief batterijen
Beschermingsgraad
Apparaat: IP20
Aangebracht onderdeel
Manchet Type BF
Nuttige levensduur
apparaat: 5 jaar (wanneer zes keer per dag gebruikt)
manchet: 2 jaar (wanneer zes keer per dag gebruikt)
Netstroomadapter: 5 jaar (indien zes keer per dag gebruikt)
Accessoire netstroomadapter / TB233C
De adapter wordt gebruikt om het apparaat thuis op een
voedingsbron aan te sluiten. Neem voor aankoop contact op
met uw plaatselijke A&D-verkoper. De netstroomadapter moet
periodiek worden geïnspecteerd of vervangen.
Symbolen die op de netstroomadapter zijn gedrukt.
Symbolen

8.1. Gegevens opvragen

2.

3.

4.

Semi-grote manchet

Laat de knop los wanneer degemiddelde waarden worden
weergegeven.
Het gegevensnummer en deopgeslagen gegevens worden
automatisch op volgorde
weergegeven vanaf de laatste
meting.

BATTERIJ VOL
Kleine manchet volwassenen

M/A

1. Wikkel de manchet rond de bovenarm, ongeveer 1 - 2 cm boven debinnenzijde van de elleboog, zoals in de illustratie.
Plaats de manchet direct tegen de huid. Kleding kan een zwakkere
hartslagmeting veroorzaken en kan zo een meetfout tot gevolg hebben.
2. Het afklemmen van de bovenarm door het oprollen van een mouw, kan voor
een onnauwkeurige meting zorgen.
3. Ga na of de index- binnen het juiste maatbereik valt.
Opmerking: Het is normaal als de manchet erg knelt tijdens het meten. (Maak u niet
ongerust).

Klasse II-apparaat
Thermische zekering

Gemiddelde waarden
Gegevensnummer

Opgeslagen gegevens

Wordt automatisch uitgezet

1. Terwijl u het apparaat uitzet, houdt

Laat de knop losu de knop START ingedrukt tot" wordt weergegeven.
" om

3. De gegevens zijn gewist als
het symbool
4. Hetknippert.

apparaat

Selecteer "" om

5 seconden

gegevens te wissen.

gegevens te wissen.

wordt

Apparaatlabel EAC-certificatie
Polariteit connector netstroomadapter

ManchetLaat de knop los-symbool

Houd de knop
START ingedrukt

2. Selecteer "Apparaatlabel EG-richtlijn

Accessoires worden afzonderlijk verkocht

Houd de knop
START ingedrukt

8.2. Gegevens wissen"

Zekering

Geen

De display wordt automatischuitgeschakeld nadat alle gegevens
zijn weergegeven.

Opmerking:als u tijdens het
opvragen van gegevens op deknop START drukt, wordt het
apparaat uitgeschakeld.

M
Manchet volwassenen

Het symbool

Functie / betekenis
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Het apparaat slaat automatisch maximaal zestig bloeddruk- en hartslagmetingen op in
zijn geheugen. Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen, worden van een
gegevensnummer voorzien, op volgorde van de nieuwste tot de oudste. De oudste
gegevens worden weergegeven als "". Het symbool
in de linkerbovenhoek
van de display geeft aan dat u eerdere gegevens weergeeft die in het geheugen zijn
opgeslagen.

Als er niets wordt weergegeven,houdt u de knop START ingedrukt
om de opgeslagen gegevens op tevragen.

Breng de manchet correct aan.

15. Onderhoud

Plaats de manchet ter hoogte van het
hart rond de arm (bij voorkeur delinkerarm).

laat u de knop START los om de

1.

Vervang alle batterijen door nieuwe
exemplaren.

Opmerking: neem contact op met de verkoper als u het probleem niet kunt oplossen
met de hierboven beschreven acties. Probeer dit product niet te openen of
repareren. Als u dit toch doet, wordt uw garantie ongeldig.

Druk op de knop START

4. Zodra het gewenste getal is bereikt,

Juiste maatbereik

6.5. De armmanchet aanbrengenlaag.
knippert.
Als de batterijen
helemaal leeg zijn,
wordt het symbool niet
weergegeven.
De manchet is niet
correct aangebracht.
U hebt uw arm oflichaam bewogen
tijdens het meten.

8. De gegevens uit het geheugen opvragen

Gebruik de grote manchet voor
Groter dan het bereik dat is gedrukt op
volwassenen in plaats van dede manchet voor volwassenen / de semimanchet voor volwassenen / degrote manchet / de manchet voor breed
semi-grote manchet / despectrum.
manchet voor breed spectrum.
Gebruik de kleine manchet in
Kleiner dan het bereik dat is gedrukt op
plaats van de manchet voor
de manchet voor volwassenen / de semivolwassenen / de semi-grote
grote manchet / de manchet voor breed
manchet / de manchet voor
spectrum.
breed spectrum.
Gebruik de manchet voor
Groter dan het bereik dat op de kleine
volwassenen / de semi-grotemanchet is gedrukt.
manchet in plaats van de kleinemanchet.
Gebruik de semi-grote manchet
Kleiner dan het bereik dat is gedrukt op
in plaats van de grote manchetde grote manchet voor volwassenen.
voor volwassenen.
Partijnummer

meting.

Ter hoogte van het
hart

2. Druk op de knop START.
3.

Aanbevolen actie
Vervang alle batterijen door nieuwe
exemplaren.
Plaats de batterijen opnieuw en zorg
ervoor dat de positieve contactpunten op
de posities zitten die in het batterijvak zijn
aangeduid.

Het batterijvoltage is te
De manchet wordt
niet opgeblazen.

Systolische druk

wordt gedetecteerd, knippert het

Aanbevolen actie
Plaats de-markering op deslagader van de bovenarm of inéén lijn met de ringvinger aan
de binnenzijde van de arm.

W

Verwijder de batterijen, druk op
de knop START en plaats debatterijen terug. Neem contact op
met de verkoper als de fout nog
steeds wordt weergegeven.

Het

wordt gemeten. Zodra de hartslag

M

Vervang alle batterijen door
nieuwe exemplaren wanneer dit
symbool knippert.

isminuten voor metingen bij dezelfde persoon.

Manchet voor breed spectrum

De batterijstroomindicator tijdens

Bezig met opvoeren drukvolledig

7.2. Meting met de gewenste systolische druk

Catalogusnummer
Het juiste maatbereik voor de grotemanchet voor volwassenen. Het isgedrukt op de grote manchet voor
volwassenen.
Het juiste maatbereik voor de manchet
voor breed spectrum. Het is gedrukt op
de manchet voor breed spectrum.
Het juiste maatbereik voor de semi-grotemanchet. Het is gedrukt op de semigrote manchet.
Het juiste maatbereik voor de manchet
voor volwassenen. Het is gedrukt op demanchet voor volwassenen.
Het juiste maatbereik voor de kleinemanchet. Het is op de kleine manchet
gedrukt.

Grote manchet volwassenen

manchetapparaat automatisch uit zet. Gebruik een tussenpauze van minstens 3

SlagadermarkeringM

deNaar volgende gegevens

Aanbevolen actie

Zodra

Mogelijke oorzaak

De batterijen zijn leeg.
Er wordt niets op
de display
weergegeven, ook De contactpunten vanniet wanneer het
de batterijen zitten niet
apparaat aan staat. op de juiste positie.

Opmerking: Model UA-611Plus en UA-651Plus zijn voorzien van een functie die het

Luchtslang

Symbolen Functie / betekenis

M/A

Probleemgaat knipperen, wat aangeeft dat er

Symbolen die op de manchet zijn gedrukt.

Symbolen die worden weergegeven op de display

14. Probleemoplossing

als u het opblazen op

automatisch.

Armomvang: de omtrek ter hoogte van de biceps.

Drukbalkindicator en Indicator WHOclassificatie

Optimaal
Start het opblazen

opgeblazen, begint het leeglopen

5.

Voor het verkrijgen van een nauwkeurige meting, is het belangrijk dat u de juiste
manchetgrootte gebruikt. Als de manchet niet de juiste maat heeft, kan demeting een onjuiste bloeddrukwaarde opleveren.
De armomvang is op elke manchet gedrukt.
De indexen het juiste maatbereik op de manchet laten u zien of u de juiste
manchet gebruikt. Zie "6.5 De armmanchet aanbrengen".
Als de indexbuiten het maatbereik wijst, dient u contact op te nemen met
uw plaatselijke verkoper om een vervangende manchet te kopen.
De armmanchet is een verbruiksitem. Koop een nieuw exemplaar als de oude
versleten raakt.
Armomvang
Aanbevolen manchetgrootte
Catalogusnummer
31 cm tot 45 cm
Grote manchet volwassenen
CUF-D-LA-ISO
22 cm tot 42 cm
Manchet voor breed spectrum
CUF-I-ISO
23 cm tot 37 cm
Semi-grote manchet
CUF-D-MA-ISO
22 cm tot 32 cm
Manchet volwassenen
CUF-D-A-ISO
16 cm tot 24 cm
Kleine manchet volwassenen
CUF-D-SA-ISO

Batterij-indicatorhet

opnieuw op de knop _START_.
3.

6.4. De juiste manchet selecteren

Hartmarkering

Tijdens

enig moment wilt stoppen, drukt uAlleen model UA-651Plus
Plaats de connector voor denetstroomadapter in de DC-ingang. Sluit
Connector netstroomadapter
de netstroomadapter vervolgens aan op
DC-ingang
een stopcontact. De netstroomadapter,model TB-233C, wordt los verkocht.
Wanneer u de netstroomadapter
loskoppelt van het stopcontact, doetu dit door de adapter zelf vast te
grijpen en deze uit het stopcontact tetrekken.
Wanneer u de netstroomadapter loskoppelt van de bloeddrukmonitor, doet u dit
door de connector vast te grijpen en deze uit de monitor te trekken.

I.H.B./AFib-symbool

knelt.

afbeelding aan de rechterkant.
Opmerking:

Adım 26.3. De netstroomadapter aansluiten

Hartslagerg

weergegeven, zoals te zien in de

Aansluitpunt lucht

Diastolische druk

Elk segment van de balkindicator komt overeen met de bloeddrukclassificatie van
Indicator WHO-classificatiede WHO.
Ernstige hoge bloeddruk: De indicator geeft een segment
Matige hoge bloeddruk
weer op basis van de huidige
Milde hoge bloeddrukgegevens, corresponderend
Hoog-normaal
met de WHO-classificatie.
NormaalNul-display

opblazen wordt een drukbalkindicator

Connector luchtaansluitingM

GEHEUGEN

13. Indicator WHO-classificatie

Alle displayonderdelenDe

opgeblazen. Het is normaal als de

6.2. Hava Hortumunu Bağlama

Systolische druk

tijd.

afbeelding rechts. De manchet wordt

Plaats de batterijen zoals weergegeven in het batterijvak. Als ze niet goed
worden geplaatst, werkt het apparaat niet.
Wanneerknippert op de display en het apparaat aankondigt dat de batterij
moet worden vervangen, dient u alle batterijen door nieuwe exemplaren tevervangen. Mix nooit oude en nieuwe batterijen. Dit kan de levensduur van debatterijen verkorten. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat het apparaat defectraakt. Vervang de batterijen twee seconden of langer nadat u het apparaat hebt
uitgezet.
wordt niet weergegeven als de batterijen helemaal leeg zijn.
De levensduur van de batterijen varieert al naargelang deomgevingstemperatuur en kan korter zijn bij lage temperaturen.
Vier nieuwe R6P-batterijen gaan doorgaans ongeveer drie maanden mee
wanneer u het apparaat tweemaal daags voor metingen gebruikt.
Gebruik alleen de aangegeven batterijen. De batterijen die met het apparaat
worden meegeleverd, zijn bedoeld voor het testen van het apparaat en hebben
mogelijk een beperkte levensduur.
Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. De batterijen
kunnen gaan lekken en een defect veroorzaken.

W

korte

meting begint, zoals te zien op de

Adım 1

Index

Opmerking: model UA-611Plus heeft geen DC-ingang voor een
netstroomadapter. De DC-ingang bevindt zich uitsluitend aan deachterkant van het model UA-651Plus. De netstroomadapter is
een optionele accessoire (wordt los verkocht)

eenvervolgens op het moment dat de

LET OP

REF

knippert

manchetPlaats de batterijklep terug. Gebruik
uitsluitend R6P-, LR6- of AAbatterijen.

Batterijvak

Druk op de knopSTART

wordenweergave op de display verandert

6.1. De batterijen plaatsen / vervangen

Plaats de connector van deluchtslang stevig in het
aansluitpunt voor lucht.

displayonderdelen

weergegeven. Nul wordt weergegeven

Droog houden

4.

Bloeddruk is de kracht die door het bloed wordt uitgeoefend tegen de wanden van deslagaders. Systolische druk doet zich voor wanneer het hart samentrekt. Diastolische
druk doet zich voor wanneer het hart uitzet. Bloeddruk wordt gemeten in millimeterkwik (mmHg). Uw natuurlijke bloeddruk wordt vertegenwoordigd door de fundamentele
druk, die 's ochtends wordt gemeten terwijl u nog in ruste bent en voordat u ontbijt.

2. Druk op de knop START.

Polariteit van DC-aansluiting

1.

Wat is bloeddruk?

Ter hoogte van het
hart

hart rond de arm (bij voorkeur deZie de instructiehandleiding/het instructieboekje
IP

12. Meer over bloeddruk

1. Plaats de manchet ter hoogte van het

Batterijklep

Interne fout apparaat

Bezig met leeglopen

Gelijkstroom (DC)Type BF: apparaat, manchet en slangen zijn ontworpen om
speciale bescherming te bieden tegen elektrische schokken.

Connector luchtaansluiting

De batterij is bijna leeg als dit knippert.

De indicator bewaakt de drukontwikkeling tijdens metingen.

Maak de klittenbandsluiting vast.

Systolische bloeddruk in mmHg
Diastolische bloeddruk in mmHg
Hartslag per minuut

EU-vertegenwoordiger

Voor de constructie van dit apparaat zijn precisieonderdelen gebruikt. Extreme
temperatuur, luchtvochtigheid, direct zonlicht, schokken of stof dienen teworden vermeden.
Reinig het apparaat en de manchet met een droge, zachte doek of een doek
die is bevochtigd met water en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik in
geen geval alcohol, benzeen, thinner of andere agressieve chemische middelenom het apparaat en de manchet te reinigen.
Vouw de manchet niet te strak op en bewaar de slang niet gedurende langere
perioden in strak opgewikkelde vorm, aangezien dit de levensduur van deonderdelen kan verkorten.
Pas op dat baby's of peuters zichzelf niet per ongeluk wurgen met de slang en
kabel.
Draai de luchtslang niet tijdens het meten. Dit zou letsel kunnen veroorzaken
als gevolg van continue druk van de manchet.
Het apparaat en de manchet zijn niet waterbestendig. Voorkom dat het
apparaat en de manchet in contact komen met regen, zweet en water.
Metingen kunnen verkeerde waarden aangeven als het apparaat wordt gebruikt
in de nabijheid van televisies, magnetrons, mobiele telefoons,röntgenapparaten of andere apparaten met een sterk elektrisch veld.
Draadloze communicatieapparaten zoals thuisnetwerkapparaten, mobiele
telefoons, draadloze telefoons en de basisstations daarvan en walkietalkies
kunnen van invloed zijn op de bloeddrukmonitor.
Hanteer daarom een minimumafstand van 30 cm van dergelijke apparaten.
Wanneer u het apparaat hergebruikt, dient u eerst te controleren of het schoonis.
Gebruikte apparatuur, onderdelen en batterijen mogen niet als normaal
huishoudelijk afval worden behandeld en moeten worden afgevoerd volgens detoepasselijke plaatselijke regels.
Breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Dit kan ongevallen of schade aan
het apparaat veroorzaken.
Om de bloeddruk te meten, moet de arm hard genoeg worden afgekneld doorde manchet zodat de bloedstroom door de slagader tijdelijk wordt gestopt. Dit
kan pijn, gevoelloosheid of een tijdelijke rode verkleuring van de arm opleveren.
Dit doet zich met name voor wanneer de meting meerdere keren in korte tijd
wordt herhaald. Eventuele pijn, gevoelloosheid of rode verkleuringen
verdwijnen na verloop van tijd.
Het te vaak meten van de bloeddruk kan kwalijk zijn doordat de bloedcirculatie
wordt verstoord. Controleer dat de werking van het apparaat niet resulteert inlangdurige verstoring van de bloedcirculatie wanneer u het apparaat
herhaaldelijk gebruikt.
Er zijn geen klinische tests uitgevoerd bij pasgeborenen en zwangere vrouwen.
Gebruik het niet bij pasgeborenen of zwangere vrouwen.
Als u een borstamputatie hebt ondergaan, dient u een arts te raadplegenvoordat u het instrument gebruikt.
Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet zonder toezicht kunnen gebruiken
en gebruik het apparaat niet binnen bereik van baby's of peuters. Dit kan
ongevallen of schade veroorzaken.
Het apparaat bevat kleine onderdelen die een risico op verstikking opleveren
indien ze door baby's of peuters worden ingeslikt.
Zorg ervoor dat u de batterijen, de DC-aansluiting en de patiënt niet
tegelijkertijd aanraakt. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Koppel de netstroomadapter los wanneer deze niet in gebruik is tijdens het
meten.
Het gebruik van accessoires die niet in deze handleiding worden vermeld, kan
een veiligheidsrisico opleveren.
Indien de batterij kortsluiting maakt, kan deze heet worden, met mogelijk
brandwonden tot gevolg.
Laat het apparaat op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt(ongeveer een uur).

BATTERIJ BIJNA LEEG

11. Drukbalkindicator

Slagadermarkering

Stand-by en Apparaat aanzetten.

3. Voorzorgsmaatregelen

Functie / betekenis
Wordt weergegeven wanneer een
meting wordt uitgevoerd. Het knippert
wanneer de hartslag wordt
waargenomen.
Het I.H.B./AFib-symbool wordt
weergegeven wanneer een
onregelmatige hartslag wordt
waargenomen. Het kan gaan branden
wanneer een zeer lichte vibratie, zoals
een rilling of siddering, wordt
waargenomen.
Eerdere metingen die in het geheugenzijn opgeslagen.

Opmerking: we bevelen aan dat u contact met uw huisarts opneemt als u deze
I.H.B./AFib-indicator regelmatig ziet.

FOUT HARTSLAGWEERGAVE
De hartslag is niet goed gedetecteerd.

Dit apparaat voldoet aan Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medischehulpmiddelen. Dit wordt aangegeven met deconformiteitsmarkering.
(0123: het referentienummer voor de betrokken aangemelde instantie)
Het apparaat is ontworpen voor gebruik bij volwassenen, niet bij baby's of peuters.
Gebruiksomgeving. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door uzelf voor medischeverzorging in de thuissituatie.
Dit apparaat is ontworpen voor het meten van bloeddruk en hartslag van personenvoor diagnosedoeleinden.

Symbolen

Zodra de monitor tijdens de metingen een onregelmatige hartslag waarneemt,
wordt de I.H.B./AFib-indicator op de display weergegeven naast de meetwaarden.

1 - 2 cm

De manchet is niet correct aangebracht.

2. Inleidende opmerkingen

Display

9. Wat is I.H.B./AFib?

Rol uw mouwen niet te strak op.

De systolische en diastolische waarden
liggen binnen 10 mmHg van elkaar.

1. Beste klant
De bloeddrukmonitor van A&D is een van de meeste geavanceerde monitoren
die beschikbaar is en is ontworpen voor gebruiksgemak en nauwkeurigheid. Dit
apparaat vergemakkelijkt uw dagelijkse bloeddrukmetingen.
We bevelen u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.

Voer een nieuwe meting uit. Blijf
stil zitten tijdens het meten.

knippert.

De gegevens zijn gewist.

automatisch uitgezet.
Wordt automatisch uitgezet

Catalogusnummer Manchetgrootte
Armomvang
CUF-D-LA-ISO
Grote manchet volwassenen
31 cm tot 45 cm
CUF-I-ISO
Manchet voor breed spectrum 22 cm tot 42 cm
CUF-D-MA-ISO
Semi-grote manchet
23 cm tot 37 cm
CUF-D-A-ISO
Manchet volwassenen
22 cm tot 32 cm
CUF-D-SA-ISO
Kleine manchet volwassenen 16 cm tot 24 cm
Armomvang: de omtrek ter hoogte van de biceps.

Netstroomadapter

Catalogusnummer

Stekker (type wandcontact)

TB-233C
Type C
Opmerking: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De IP-classificatie is de mate van bescherming die door behuizingen wordt
geboden conform IEC 60529. Dit apparaat is beschermd tegen vaste vreemde
voorwerpen met een diameter van 12 mm of groter, zoals vingers. Dit apparaat isniet beschermd tegen water.
A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Telephone: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D Australasia Pty Ltd.
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED（509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon-122 016, Haryana, India）: 91-124-4715555: 91-124-4715599