9. Kas ir I.H.B./AFib
Nestabils asinsspiediens, ko izraisa
kustēšanās mērījuma laikā.

Digitāls asinsspiediena mērītājs
Modelis UA-611Plus / UA-651Plus
Lietošanas rokasgrāmata Tulkojums

Gaisa piepūšanas laikā spiediena
vērtība nepalielinājās.

Artērijas pozīcijas atzīme

Gaidstāve un ierīces ieslēgšana.
Sistoliskais asinsspiediens, kas izteikts mm Hg

DIA

Diastoliskais asinsspiediens, kas izteikts mm Hg

PUL/min

11. Spiediena joslas indikators

Nostipriniet auduma stiprinājumu

SYS

Indikators uzrauga spiediena palielināšanos vai samazināšanos mērījuma laikā.
Palielinās spiediens
Gaisa izlaišana

Gaisa šļūtene

Pulss minūtē
Bateriju ielikšanas norādījums
Līdzstrāva
BF tips: ierīce, manšete un caurulīšu sistēma ir izstrādātas tā, lai
nodrošinātu īpašu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecieniem.

Rādītāja atzīme

Notiek mērījums

un diapazons pareizai manšetes aplikšanai

Gaisa piepūšana pabeigta

EK direktīvas medicīnas ierīces uzlīme

Ierīces konstrukcijā izmantotas precīzijas sastāvdaļas. Nepakļaujiet ierīci
paaugstinātai temperatūrai, mitrumam, tiešiem saules stariem, strāvas triecienam vai
putekļiem.

ES pārstāvis

Tīriet ierīci un manšeti ar sausu, mīkstu drānu vai drānu, kas piesūcināta arūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Ierīces vai manšetes tīrīšanai nekad
neizmantojiet spirtu, benzolu, šķīdinātāju vai citas kodīgas ķīmiskās vielas.

Ražošanas datums

Ierīce un manšete nav ūdensizturīga. Nepieļaujiet ierīces un manšetes
piesārņošanu ar lietu, sviedriem un ūdeni.
Ja ierīci izmanto televizora, mikroviļņu krāsns, mobilā tālruņa, rentgenstaru vai
citu ierīču ar spēcīgu elektromagnētisko lauku tuvumā, mērījumi var nebūtprecīzi.
Šā asinsspiediena mērītāja darbību var ietekmēt arī bezvadu sakaru ierīces,piemēram, mājas tīkla ierīces, mobilie tālruņi, bezvadu tālruņi, to bāzes stacijas
un rācijas.
Tāpēc mērītājam jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no šādām ierīcēm.
Atkārtoti lietojot ierīci, pārliecinieties, ka tā ir tīra.
Lietotās iekārtas, sastāvdaļas un baterijas nav uzskatāmas par parastiemsadzīves atkritumiem, un tās jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Stingri ievietojiet gaisasavienotāja spraudni gaisa
pieslēgvietā.

Tikai Modelis UA-651Plus
Līdzstrāvaspieslēgvieta

Artērijas pozīcijas atzīme
Gaisa šļūtene

3. solisW
Piezīme: UA-611Plus modelim nav maiņstrāvas adaptera līdzstrāvaspieslēgvietas. Līdzstrāvas pieslēgvieta atrodas tikai modeļa UA651Plus aizmugurē. Maiņstrāvas adapteris ir papildaprīkojums(nopērkams atsevišķi).

M

DisplejsATMIŅA
Sistoliskais spiediens
Diastoliskais spiediens
Pulsa ātrums

I.H.B./AFib simbols
Sirds atzīme
Bateriju indikators

M/A

Spiediena joslas indikators un
PVO klasifikācijas indikators

M

Simboli, kas tiek attēloti uz displeja

apturēt

gaisa

vēlreiznospiediet

pogu
Palielinās spiediensautomātiski sākas gaisa izlaišana,
un

mirgo

atzīme),(sirds

Notiek mērījums

norādot, ka tiek veikts mērījums.
Līdzko pulss ir noteikts, atzīme
mirgo pie katra pulsa sitiena.
Piezīme: Ja netiek panākts atbilstošs

Iespējamais cēlonis

Manšeteneuzpildās.

Sistoliskais spiediens
Diastoliskais spiediensspiediens, ierīce atkal sāk
automātiski piepildīties.

PVO klasifikācija

4. Kad mērījums ir pabeigts, parādās

Pulsa ātrums

sistoliskā un diastoliskā spiediena
Automātiski izlaiž atlikušo gaisu

rādījumi un pulsa ātrums. Manšete
automātiski izlaiž atlikušo gaisu un

Izslēgt ar pogu
_START_ (SĀKT)pilnībā iztukšojas.

Līdzstrāvas pieslēgvieta

Bateriju kontakti nav
pareizi novietoti.

vairākkārt,

izmantojiet

sistoliskais

spiediens

230

Hg,

mm

Aizstājiet visas baterijas ar jaunām.

Manšete nav pareizi
uzlikta.

Uzlieciet manšeti pareizi.

Mērījuma laikā jūs
pakustinājāt roku vaiķermeni.

Centieties mērījuma laikā nekustēties unnerunāt.

Ierīce nemēra.
Rādījumi irpārāk augsti vai Manšetes novietojums
zemi.
nav pareizs.

Ja jums ir ļoti vāja vai neregulārasirdsdarbība, ierīcei var būt grūti noteikt
jūsu asinsspiedienu.
Trauksmes sajūta var izraisīt paaugstinātu
Vērtība atšķiras nomērījumu klīnikā vai ārsta kabinetā.
klīnikā vai ārsta kabinetā Mērījums mājās samazina ārējo apstākļu
ietekmi uz asinsspiediena mērījumiem,
noteiktās.
papildina ārsta mērījumus.

Cita problēma

Sirds līmenī

Piezīme: Ja iepriekš aprakstītās darbības neatrisina problēmu, sazinieties ar tirgotāju.
Nemēģiniet atvērt vai labot šo izstrādājumu, jo pretējā gadījumā jūsu
garantija būs nederīga.

pārsniegs
Nospiediet pogu _START_(SĀKT)

šoprocedūru.

15. Apkope

1. Uzlieciet manšeti uz rokas sirds līmenī

Neatveriet ierīci. Tajā ietvertas trauslas elektriskās daļas un sarežģīts gaisa bloks, kas
var tikt bojāts. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot problēmu novēršanas
norādījumus, sazinieties ar pilnvaroto tirgotāju savā reģionā vai mūsu klientu
apkalpošanas nodaļu. A&D klientu apkalpošana nodrošinās tehnisko informāciju,
rezerves daļas un blokus pilnvarotajiem tirgotājiem.
Ierīce tika izstrādāta un izgatavota ilgstošam ekspluatācijas laikam. Tomēr parasti ierīci
ir ieteicams pārbaudīt ik pēc diviem gadiem, lai nodrošinātu pareizu un precīzu
darbību. Lai veiktu apkopi, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu tirgotāju jūsu reģionā vaiuzņēmumu A&D.

(vēlams uz kreisās rokas).
2. Nospiediet pogu _START_ (SĀKT).
3. Kamēr mirgo nulles atzīme, nospiediet
un turiet pogu _START_ (SĀKT), līdz
parādās par 30 līdz 40 mm Hg lielāks

Nospiediet un turiet_START_ (SĀKT) pogu
Notiek gaisa piepūšana

skaitlis nekā jūsu vēlamais sistoliskais
spiediens.
4. Kad tiek sasniegts vēlamais skaitlis,
atlaidiet pogu _START_ (SĀKT), lai

Atlaidiet START(SĀKT) pogu, lai apturētu
gaisa piepūšanu

16. Tehniskie dati
Tips
Mērījuma metode
Mērījuma diapazons

Vēlamais spiedienssāktu mērījumu. Pēc tam turpiniet mērīt
asinsspiedienu, kā aprakstīts sadaļā

Mērījuma precizitāte

7.3. Piezīmes precīzam mērījumam

Strāvas padeveĒrti apsēdieties uz krēsla. Nolieciet roku uz galda. Nesakrustojiet kājas.
Nolieciet pēdas uz grīdas un iztaisnojiet muguru.
Ērti apsēdieties uz krēsla. Nolieciet roku uz galda ar plaukstu vērstu augšup, un
Novietojiet manšetes vidusdaļu vienā līmenī ar jūsu sirdi.
Pirms mērījuma atslābinieties piecas līdz desmit minūtes. Ja jūs esat satraukts
vai nomākts emocionāla stresa dēļ, šī stresa ietekmē asinsspiediena rādījums
būs augstāks (vai zemāks) par parasto, un pulsa rādījums parasti ir ātrāks nekāparasti.
Mērījuma laikā nekustieties un klusējiet.
Neveiciet mērījumu uzreiz pēc fiziskas slodzes vai mazgāšanās vannā. Pirms
mērījuma veikšanas atpūtieties divdesmit vai trīsdesmit minūtes.

Kataloga numurs

Asinsspiediens pastāvīgi mainās atkarībā no tā, ko jūs darāt un ko esat ēduši.

Diapazons pareizai manšetes lielam
pieaugušajam aplikšanai. Uzdrukāts uz
manšetes lielam pieaugušajam.
Diapazons pareizai plaša diapazona
manšetes aplikšanai. Uzdrukāts uz
plaša diapazona manšetes.
Diapazons pareizai vidēji lielas
manšetes aplikšanai. Uzdrukāts uz
vidēji lielās manšetes.
Diapazons pareizai manšetes
pieaugušajam aplikšanai. Uzdrukāts uz
manšetes pieaugušajam.
Diapazons pareizai mazas manšetes
aplikšanai. Uzdrukāts uz mazās manšetes.

Jūsu dzērienam var būt ļoti spēcīga un strauja ietekme uz asinsspiedienu.
Ierīces mērījumu pamatā ir sirdsdarbība. Ja jums ir ļoti vāja vai neregulārasirdsdarbība, ierīcei var būt grūti noteikt asinsspiedienu.
Ja ierīce konstatē neparastu stāvokli, tā pārtrauc mērījumu un parāda kļūdas
simbolu. Simbolu aprakstu skatiet sadaļā “5. Simboli”.
Šo ierīci drīkst lietot pieaugušais. Pirms šīs ierīces lietošanas bērnam
konsultējieties ar savu ārstu. Bērns nedrīkst lietot šo ierīci bez uzraudzības.
Centieties veikt asinsspiediena mērījumu katru dienu vienā un tajā pašā laikā.
Automātiskā asinsspiediena mērītāja darbību var ietekmēt pārmērīga
temperatūra, mitrums vai augstums.

8. Atmiņas datu uzmeklēšana

Manšetes pieaugušajam / vidējiĀrpus diapazona atzīme, kas uzdrukāta
lielas manšetes / plaša diapazona
uz manšetes pieaugušajam / vidēji lielās
manšetes vietā izmantojiet manšeti
manšetes / plaša diapazona manšetes.
lielam pieaugušajam.
Manšetes pieaugušajam / vidēji
Zem diapazona atzīme, kas uzdrukāta
lielas manšetes / plaša
uz manšetes pieaugušajam / vidēji lielas
diapazona manšetes vietā
manšetes / plaša diapazona manšetes.
izmantojiet mazo manšeti.
Mazās manšetes vietā izmantojietĀrpus diapazona atzīme, kas uzdrukāta
manšeti pieaugušajam / vidēji lielo
uz mazās manšetes.
manšeti.
Zem diapazona atzīme, kas uzdrukāta
Manšetes lielam pieaugušajam
uz manšetes lielam pieaugušajam.
vietā izmantojiet vidēji lielo manšeti.

Ierīce automātiski saglabā atmiņā līdz pat sešdesmit asinsspiediena un pulsa

Partijas numurs

3. Datu numurs un saglabātie dati

mērījumus. Atmiņā saglabātajiem datiem tiek piešķirts datu numurs, sākot no jaunākālīdz vecākajam. Vecākie dati tiek rādīti kā “”.

Mērījumu skaits
Aptuveni 700 reizes LR6 (sārmu baterijas)
Aptuveni 200 reizes R6P (mangāna baterijas)
Ar spiediena vērtību 180 mm Hg, istabastemperatūrā 23 °C.
Klasifikācija
Medicīnas elektroiekārta ar iekšēju barošanas avotu(nodrošina baterijas)/II klase (nodrošina adapteris)Nepārtrauktas darbības režīms
Klīniskā pārbaude
Saskaņā ar ISO81060-2：2013
Klīniskās validācijas pētījumā K5 tika izmantots
85 subjektiem, lai noteiktu diastolisko
asinsspiedienu.
EMS
IEC 60601-1-2: 2014AtmiņaPēdējie 60 mērījumi
Darbības apstākļi
+10 līdz +40 °C / 15 līdz 85% RH/800 līdz 1060 hPa
Piegādes/uzglabāšanas apstākļi -20 līdz +60 °C/10 līdz 95% RH/700 līdz 1060 hPa
Izmēri
Aptuveni 96 [P] x 68 [A] x 130 [D] mm
Svars
Aptuveni 240 g, bez baterijām
Aizsardzības pret iekļūšanu klase Ierīce:
IP20Daļa, kas saskaras ar pacientu
Manšete Tips BF
Lietderīgās lietošanas laiks
Ierīce:5 gadi (lietojot sešas reizes dienā)
Manšete: 2 gadi (lietojot sešas reizes dienā)Maiņstrāvas adapteris: 5 gadi (lietojot sešas reizes
dienā)
Papildpiederums — maiņstrāvas adapteris/TB233C
Adapteris savieno ierīci ar strāvas padeves avotu
mājās. Lai to iegādātos, sazinieties ar savu vietējo
A&D tirgotāju. Maiņstrāvas adapteri periodiski
jāpārbauda vai jāmaina.
Uz maiņstrāvas adaptera uzdrukātie simboli.
Simboli
Funkcija/nozīme
Tikai lietošanai iekštelpās

Simbols displeja augšējā

II klases ierīce

kreisajā stūrī norāda, ka jūs skatāties iepriekšējos atmiņā saglabātos datus.

8.1. Datu uzmeklēšana
1. Ja nekas neuzrādās, nospiediet
un turiet pogu _START_ (SĀKT),lai uzmeklētu saglabātos datus.
2. Kad parādās vidējie dati, atlaidiet
pogu.

Drošinātājs
Nav datu

EK direktīvas ierīces uzlīme
EAC sertifikācijas ierīces uzlīmeMaiņstrāvas adaptera spraudņa polaritāte

Atlaidiet pogu
atzīmeAtsevišķi pieejamie piederumi
ManšeteVisu datu Vidējais rādītājs
Datu numurs

pēdējo mērījumu.
4. Displejs automātiski izslēgsies pēc

Termiskais drošinātājs

Nospiediet un turiet_START_ (SĀKT) pogu

tiek automātiski parādīti, sākot ar

MSaglabātie dati

Piezīme:M/A

6.5. Rokas manšetes uzlikšana
1. Aplieciet manšeti ap rokas augšdelmu, apmēram 1 līdz 2 cm virs elkoņa
iekšpuses, kā parādīts attēlā. Uzlieciet manšeti tieši uz ādas, jo apģērbs var
radīt vāju pulsu un nepareizu mērījumu.

turiet pogu _START_ (SĀKT),
“

”.
”,

lai

Atlasiet “”, laiizdzēstu datus.

5 sekunderizdzēstu datus.

2. Rokas augšdelma saspiešana, ko rada uzlocīta krekla piedurkne, var traucēt

3. Dati ir izdzēsti, kad mirgo

iegūt precīzus rādījumus.
Pārliecinieties, ka rādītājs
ir vērsts pret piemēroto diapazonu pareizai
manšetes aplikšanai.
Piezīme: Ir normāli, ka mērījuma laikā manšete liekas ļoti cieša. (Neuztraucieties).

4. Ierīce automātiski izslēdzas.

atzīme22 cm līdz 32 cm.

31 cm līdz 45 cm
22 cm līdz 42 cm

16 cm līdz 24 cm

apkārtmērs pie bicepsa muskuļa.
Spraudnis (izvades veids)
C tipsSpesifikasjonene kan endres uten varsel.

IP klasifikācija ir aizsardzības pakāpe, ko nodrošina pielikumi saskaņā ar IEC 60529.
Šī ierīce ir aizsargāta pret cietiem svešķermeņiem, kuru diametrs ir 12 mm vailielāks, piemēram, pirkstiem. Ierīce nav aizsargāta pret ūdens iedarbību.

Atlaidiet pogu

1. Izslēdzot ierīci, nospiediet unlīdz parādās “Manšete pieaugušajam
Manšete mazam
pieaugušajam

TB-233C
Piezīme:Nospiediet un turiet_START_ (SĀKT) pogu

8.2. Datu dzēšana

2. Atlasiet

23 cm līdz 37 cm

CUF-D-A-ISOMaiņstrāvas adapteris Kataloga numurs
Izslēdzas automātiski

izslēdzas.

Manšete mazam pieaugušajam

Vidēji liela manšete

CUF-D-SA-ISO

Ja jūs nospiežat pogu
uzmeklēšanas laikā, ierīce

Manšete pieaugušajam

CUF-D-MA-ISO

Rokas izmērs:_START_ (SĀKT) datu

M

Rokas izmērs

CUF-I-ISO

Manšetes izmērs
Manšete lielam
pieaugušajam
Plaša diapazona manšete

Kataloga numurs
CUF-D-LA-ISO

visu datu parādīšanas.
W

UA-611Plus, UA-651Plus
Oscilometrisks mērījums
Spiediens:
0–299 mm Hg
Sistoliskais spiediens: 60–279 mm Hg
Diastoliskais spiediens: 40–200 mm Hg
Pulss:
40–180 sitieni/minūtē
Spiediens:±3 mm Hg
Pulss:±5%
4 x 1,5 V baterijas (R6P, LR6 vai AA)
Papildu maiņstrāvas adapteris (TB-233C) (naviekļauts)

Skatiet sadaļu
“7.1. Normāls mērījums ““7.1. Normāls mērījums”.

uzlieciet manšeti sirds līmenī.
Ieteicamā rīcība
Novietojiet atzīmi
uz rokas
augšdelma artērijas vai vienālīnijā ar zeltneša pirkstu rokas
iekšpusē.

Apsēdieties ērti un nekustieties. Nolieciet
roku uz galda ar plaukstu vērstu augšup,
un uzlieciet manšeti sirds līmenī.

Izņemiet baterijas. Pareizi ievietojiet tās
atpakaļ un izdariet vēl vienu mērījumu.

šādasizmantojiet

Ieteicamā rīcībaAizstājiet visas baterijas ar jaunām.
Atkārtoti ievietojiet baterijas tā, lai negatīvie
un pozitīvie kontakti atbilstu bateriju
nodalījumā norādītajiem.

Pārāk zems bateriju
spriegums.
mirgo.
Atzīme neparādās, jabateriju ekspluatācijas
laiks ir pilnībā beidzies.

Ja atkārtotā gaisa piepūšana notiek
metodes. Ja paredzams, ka jūsu

Funkcija/nozīme

Baterijas ir tukšas.

Modeļi UA-611Plus un UA-651Plus tiek nodrošināta automātiska strāvas

7.2. Mērījums ar vēlamo sistolisko spiedienu

Diapazons pareizai manšetes aplikšanai
Manšete lielam pieaugušajam

3.

Problēma
Displejā nekas
neparādās, pattad, kad strāva
ir ieslēgta.

3. Kad gaisa piepūšana ir pabeigta,

Vidēji liela manšeteIzņemiet baterijas un nospiediet pogu
_START_ (SĀKT), tad vēlreiz
ievietojiet baterijas. Ja kļūda parādās
vēlreiz, sazinieties ar tirgotāju.

14. Problēmu novēršana

piepūšanu,personai jābūt vismaz 3 minūšu starplaikam.

Plaša diapazona manšete

Kad atzīme mirgo, aizstājiet visas
baterijas ar jaunām.

Normāls
Optimāls

Sākt gaisa piepūšanu

Til neste data

5. Simboliparādīts

padeves izslēgšanas funkcija. Starp mērījumiem vienai un tai pašai

Rādītājs

REF

tiek

redzams attēlā pa labi.

Piezīme:Maiņstrāvas adaptera spraudnis

Artērijas pozīcijas atzīme

Bateriju nodalījuma vāks

Ieteicamā rīcība
Mērījums pašlaik tiek veikts.
Mēģiniet nekustēties.

laikā

Tikai
Modelis UA-651Plus
Tikai
ModelisUA-651Plus

START (SĀKT) poga

Bateriju nodalījums

piepūšanas

5. Nospiediet vēlreiz pogu _START_ (SĀKT), lai izslēgtu strāvu.

Gaisa šļūtene

Gaisa savienotāja spraudnis

Uz manšetes uzdrukātie simboli.

Gaisa pieslēgvieta

Nulles rādījums

Gaisa_START_ (SĀKT).

Lai iegūtu precīzu rādījumu, ir svarīgi lietot pareiza izmēra manšeti. Ja manšetes
izmērs nav piemērots, rādījums var sniegt nepareizu spiediena vērtību.
Rokas izmērs ir uzdrukāts uz katras manšetes.
Uz manšetes esošā rādītāja atzīme
un diapazons pareizai manšetes
aplikšanai norāda, vai jūs uzliekat pareizo manšeti. Skatiet “6.5. Rokas
manšetes uzlikšana”.
Ja rādītāja atzīmes
virziens vērsts ārpus diapazona, sazinieties ar savu
vietējo tirgotāju, lai iegādātos citu manšeti.
Rokas manšete uzskatāma par palīgmateriālu. Ja tā ir nolietojusies, iegādājieties jaunu.
Rokas izmērs
Ieteicamais manšetes izmērs
Kataloga numurs
31 cm līdz 45 cm
Manšete lielam pieaugušajam
CUF-D-LA-ISO
22 cm līdz 42 cm
Plaša diapazona manšete
CUF-I-ISO
23 cm līdz 37 cm
Vidēji liela manšete
CUF-D-MA-ISO
22 cm līdz 32 cm
Manšete pieaugušajam
CUF-D-A-ISO
16 cm līdz 24 cm
Manšete mazam pieaugušajam
CUF-D-SA-ISO

Displejs

Gaisa savienotāja spraudnis

parādība.

2. solis

6.4. Pareizās manšetes izvēle

Simboli

Katrs joslas indikatora segments atbilst PVO asinsspiediena klasifikācijai.
PVO klasifikācijas indikators
Smaga hipertensija: Indikators uzrāda segmentu,
pamatojoties uz pašreizējiem
Mērena hipertensija
datiem, kas atbilst PVO
Viegla hipertensija
klasifikācijai.
Augsts normāls

Piezīme: Ja jebkurā brīdī jūs vēlaties

Rokas izmērs: apkārtmērs pie bicepsa muskuļa.
Maiņstrāvas adaptera
spraudnisnormālaspiediena joslas indikators, kā tas

Ievietojiet maiņstrāvas adaptera
spraudni līdzstrāvas pieslēgvietā. Tad
ievietojiet maiņstrāvas adapteri
elektrības rozetē. Maiņstrāvas adapteris,modelis TB-233C tiek pārdots atsevišķi.
Atvienojot maiņstrāvas adapteri noelektrības rozetes, satveriet un velcietmaiņstrāvas adaptera pamatdaļu ārā norozetes.
Atvienojot maiņstrāvas adaptera
spraudni no asinsspiediena mērītāja,satveriet un velciet maiņstrāvas
adaptera spraudni ārā no mērītāja.

Kontrindikācijas

13. PVO klasifikācijas indikators

displejs

Manšete kļūst ļoti cieša — tā ir

1. solis

4. solis

6.3. Maiņstrāvas adaptera pievienošana

Nepiepildiet manšeti ar gaisu, ja tā nav aplikta ap rokas augšdelmu.

tad

Manšete sāk piepildīties ar gaisu.

Gaisa pieslēgvieta

Pirms ierīces lietošanas ļaujiet tai pielāgoties apkārtējai videi (apmēram vienu
stundu).

Rādītājs

mērījums,

Visi displeja segmentimainās, kā norādīts attēlā pa labi.

6.2. Gaisa šļūtenes pievienošana

Ja rodas bateriju īssavienojums, tās var sakarst un izraisīt apdegumus.

Diapazons pareizai
manšetes aplikšanai

sākas

Ievietojiet baterijas, kā parādīts uz bateriju nodalījuma. Ja tās tiek ievietotas
nepareizi, ierīce nedarbosies.
Kad displejā mirgo, un ierīce paziņo, ka baterija ir jānomaina, nomainiet
visas baterijas ar jaunām. Nesajauciet vecās baterijas ar jaunajām. Tas var
samazināt bateriju ekspluatācijas laiku vai kavēt ierīces darbību. Baterijas
nomainiet divas vai vairāk sekundes pēc ierīces izslēgšanas.
neparādās, kad baterijas ir tukšas.
Bateriju ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras, unzemās temperatūrās tas var būt īsāks.
Parasti četru jaunu R6P bateriju ekspluatācijas laiks ir apmēram trīs mēneši, jatās izmanto mērījumam divas reizes katru dienu.
Izmantojiet tikai norādītās baterijas. Baterijas, kas ir iekļautas komplektā ar ierīci, ir
paredzētas ierīces darbības pārbaudīšanai, un to ekspluatācijas laiks var būt ierobežots.
Ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet baterijas. Baterijām var rasties
noplūde, tādējādi izraisot darbības traucējumu.

Nepieskarieties vienlaikus baterijām, līdzstrāvas pieslēgvietai un pacientam.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

4. Sastāvdaļu apzīmējumi

īsu brīdi mirgo nulles atzīme. Kad

UZMANĪBU

Ierīcei ir mazas daļas, kas var radīt aizrīšanās risku, ja zīdainis tās nejauši norij.

Tālāk minēti piesardzības pasākumi pareizai ierīces lietošanai.
Neuzlieciet manšeti uz rokas, ja tai pievienota cita elektriska medicīnas iekārta.
Pretējā gadījumā iekārta var darboties nepareizi.
Cilvēkiem ar smagu asinsrites nepietiekamību rokā pirms ierīces lietošanas
jākonsultējas ar ārstu, lai izvairītos no medicīniskām problēmām.
Pēc mērījuma rezultātu iegūšanas patstāvīgi neuzstādiet diagnozi un nesāciet
ārstēšanos. Rezultāti vienmēr jānovērtē un ārstēšana jānozīmē, konsultējoties arārstu.
Nelieciet manšeti uz rokas, uz kuras ir nesadzijusi brūce.
Nelieciet manšeti uz rokas, kurā tiek veikta intravenoza pilināšana vai asins
pārliešana. Tas var radīt ievainojumu vai negadījumus.
Neizmantojiet ierīci vietās, kurās ir viegli uzliesmojošas gāzes, piemēram,anestēzijas gāzes. Tas var izraisīt eksploziju.
Neizmantojiet ierīci ļoti koncentrēta skābekļa vidē, piemēram, augstspiedienaskābekļa kamerā vai skābekļa teltī. Tas var izraisīt degšanu vai sprādzienu.

Redzami visi displeja segmenti. Uz

Glabāt sausā vietā

1. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Izņemiet no bateriju nodalījuma izlietotāsbaterijas, ja tās tiek mainītas.
3. Bateriju nodalījumā ievietojiet jaunasbaterijas, kā parādīts attēlā, lai
polaritātes (+) un (-) būtu pareizas.
4. Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu.
Izmantojiet tikai R6P, LR6 vai AA baterijas.

Ja jums ir bijusi mastektomija, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā neaprakstītu piederumu izmantošana var
apdraudēt drošību.

2. Nospiediet pogu START (SĀKT).

6.1. Bateriju ievietošana/nomaiņa

Klīniskā pārbaude ar zīdaiņiem un grūtniecēm nav veikta. Nelietojiet ierīci
zīdaiņiem un grūtniecēm.

Mērījuma laikā atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja tas netiek izmantots.

Mērījuma laikā klusējiet.

Nospiediet pogu _START_(SĀKT)

Starptautiskais aizsardzības simbols

6. Mērītāja lietošana

Ja asinsspiediens tiek mērīts pārāk bieži, asins plūsmas traucējuma dēļ tas var
izraisīt traumu. Atkārtoti lietojot ierīci, pārliecinieties, vai ierīces darbība nerada
ilgstošus asinsrites traucējumus.

Asinsspiediens ir spēks, ar kādu asinis spiež uz artēriju sieniņām. Sistoliskais
spiediens rodas, sirdij saraujoties. Diastoliskais spiediens rodas, sirdij izplešoties.
Asinsspiediens tiek mērīts dzīvsudraba stabiņa milimetros (mm Hg). Cilvēka dabiskais
asinsspiediens tiek atspoguļots pamatspiediena ietekmē, ko mēra no rīta pēc
pamošanās, kad cilvēks vēl ir miera stāvoklī un nav ēdis.

līmenī (vēlams uz kreisās rokas).

Līdzstrāvas pieslēgvietas polaritāte

Lai mērītu asinsspiedienu, manšetei jāsaspiež roka pietiekoši stipri, lai uz laiku
apturētu asins plūsmu caur artēriju. Tas var izraisīt sāpes vai nejutīgumu rokā,vai arī īslaicīgi izveidot uz rokas sarkanu plankumu. Šādi simptomi var rasties joīpaši tad, ja mērījumi tiek secīgi atkārtoti. Pēc brīža sāpes, nejutīgums vai
sarkanie plankumi izzudīs.

Kas ir asinsspiediens?
Sirds līmenī

1. Uzlieciet manšeti uz rokas sirds

Skatiet norādījumu rokasgrāmatu/brošūru

IP

12. Par asinsspiedienu

7.1. Normāls mērījums

Sērijas numurs

SN

Nepārveidojiet ierīci. Tas var izraisīt negadījumus vai ierīces bojājumus.

Neļaujiet bērniem pašiem izmantot ierīci un nelietojiet to zīdaiņiem pieejamā
vietā. Tas var izraisīt negadījumus vai bojājumus.

7. MērījumiWEEE uzlīme

Ar šļūteni un kabeli rīkojieties uzmanīgi, lai nejauši nenožņaugtu mazuli vai
zīdaini.
Mērījuma laikā nesavijiet gaisa šļūteni. Nepārtraukta manšetes spiediena dēļ
tas var radīt ievainojumu.

Notiek gaisa piepūšana

Ražotājs

Nelokiet manšeti pārāk cieši un neuzglabājiet šļūteni ilgu laiku cieši savītu, jo
tas var saīsināt sastāvdaļu kalpošanas laiku.

Ierīces iekšējā kļūda

Sirds saraujas, sirdī rodoties elektriskiem impulsiem, un sūknē asinis caur ķermeni.
Priekškambaru fibrilācija (AFib) rodas, kad elektriskie impulsi priekškambarī ir
traucēti, tādējādi izraisot neregulāru pulsa intervālu. Priekškambaru fibrilācija var
izraisīt asiņu stagnāciju sirdī, kas var viegli radīt asins recekļus — triekas vai
sirdslēkmes cēloni.

Funkcija/nozīme

Simboli

3. Piesardzības pasākumi

Funkcija/nozīme
Parādās mērījuma veikšanas laikā.
Mirgo, kad ir noteikts pulss.
I.H.B./AFib simbols parādās,kad ir konstatēta neregulārasirdsdarbība. Var iedegties, jatiek konstatēta neliela vibrācija,piemēram, trīce vai kratīšana.
Iepriekšējie mērījumi, kas saglabātiatmiņā.
PILNA BATERIJA
Bateriju uzlādes indikators mērījuma
laikā.
ZEMS BATERIJAS UZLĀDES
LĪMENISJa indikators mirgo, baterijas
uzlādes līmenis ir zems.

10. Kas ir priekškambaru fibrilācija (AFib)Uz ierīces korpusa uzdrukātie simboli.

Šī ierīce atbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm. Par
to liecina
atbilstības zīme. (0123: iesaistītās pilnvarotās iestādesatsauces numurs )Ierīce ir paredzēta lietošanai pieaugušajiem, bet ne jaundzimušajiem vai mazuļiem.
Lietošanas apstākļi. Ierīce ir paredzēta patstāvīgai lietošanai mājas aprūpes apstākļos.
Šī ierīce ir paredzēta, lai noteiktu cilvēka asinsspiedienu un pulsa ātrumu
diagnozes uzstādīšanai.

Simbolino 1 līdz 2 cm

PULSA DISPLEJA KĻŪDA
Pulss netika pareizi noteikts.

2. Iepriekšējas piezīmes

Rokas manšete

Kad mērījuma laikā mērītājs konstatē neregulāru ritmu, uz displeja parādās
I.H.B./AFib indikators ar mērījuma vērtībām.
Piezīme: Mēs iesakām sazināties ar savu ārstu, ja šis I.H.B./AFib simbols
parādās bieži.

ManšeteUzlieciet manšeti pareizi unvēlreiz veiciet mērījumu.

Manšete nav pareizi uzlikta.

Pirms pirmās lietošanas reizes, mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo lietošanas rokasgrāmatu.

Neuzlokiet krekla piedurkni uz augšu pārāk cieši.

Sistoliskās un diastoliskās vērtības ir 10mm Hg viena pret otru.

1. Cienījamie klienti!
A&D asinsspiediena mērītājs ir viens no vismodernākajiem mērītājiem, kas ir
pieejams, un tas ir paredzēts lietošanas ērtībai un precizitātei. Šī ierīce
atvieglos ikdienas asinsspiediena mērīšanu.

Veikt citu mērījumu. Mērījuma
laikā nekustieties.

Mirgo atzīme.
Dati ir nodzēsti.
Izslēdzas automātiski