Instruction Manual
Manuel d’instructions
Manual de instrucciones
Manuale di Istruzioni
使用手冊

1WMPD4002909B

Original
Traduction
Traducción
Traduzione
翻譯UM-102
Sfigmomanometro digitale
Manuale di Istruzioni
CONTENUTI
1.

Gentile cliente .................................................................................... 22.

Note precauzionali ............................................................................. 33.

Note per l'utilizzo corretto .................................................................. 4

4.

Identificazione delle parti ................................................................... 7

5.

Simboli ............................................................................................... 8

6.

Uso dello sfigmomanometro .............................................................. 9

7.

Misurazioni ...................................................................................... 12

8.

Funzioni utili .................................................................................... 13

9.

Risoluzione dei problemi ................................................................. 14

10.

Manutenzione .................................................................................. 14

11.

Dati tecnici ....................................................................................... 15

Italiano11. Gentile cliente
Congratulazioni per aver acquistato uno sfigmomanometro all'avanguardia
A&D, tra i più avanzati disponibili sul mercato, attualmente. Progettato perla massima semplicità d'uso e accuratezza. Si consiglia di leggere
attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima
volta.
Utilizzatore previsto: Questo dispositivo è progettato per un utilizzo daparte di persone capaci di misurare la pressione
arteriosa mediante auscultazione.
Pazienti idonei:
Questo dispositivo deve essere utilizzato da parte dipersone adulte e bambini di età superiore ai 3 anni.
Ambiente d'uso: Questo dispositivo è destinato all'utilizzo in strutture
mediche.
Uso previsto:
Questo dispositivo è progettato per misurare lapressione sanguigna e la frequenza cardiaca disoggetti umani.

Caratteristiche
Misurazione
Questo sfigmomanometro è progettato per misurare e visualizzare lapressione del bracciale durante il gonfiaggio (tramite il bulbo in gomma) elo sgonfiamento (tramite la valvola di scarico), mentre l'utente determina lapressione sanguigna del paziente ascoltando i toni di Korotkoff medianteuno stetoscopio.

Sicurezza
Questo sfigmomanometro è stato progettato per misurare la pressione
sanguigna del paziente senza utilizzare il mercurio, contribuendo in tal modo
alla protezione dell'ambiente.
Una valvola di scarico rapido automatico è installata nell'apparecchio, perevitare una pressurizzazione eccessiva superiore a 300 mmHg o più,proteggendo in tal modo il paziente.

Italiano22. Note precauzionali
Conformità
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti adutilizzo medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità. (0123: Numero di riferimento per l'ente che riceve la notifica)

Definizioni
SYS
DIA
PUL
Espulsione
Scarico costantePressione sistolica del sangue
Pressione diastolica del sangue
Pulsazioni
Con questo termine si intende “rilasciare l'aria dalbracciale con la massima rapidità”.
Con questo termine si intende, “rilasciare l'aria dalbracciale ad una frequenza di depressurizzazione
costante”.

Batterie
Utilizzare batterie alcaline (tipo LR6, AA, Mignon) o equivalenti.
Non mescolare batterie nuove e usate.
Rimuovere le batterie dal dispositivo e conservarle separatamente qualora ildispositivo non debba essere utilizzato per un periodo di tempo superiore
ad un mese. In caso contrario, le batterie potrebbero danneggiarsi.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe
risultare ridotta in caso di esposizione a basse temperature. In genere, duebatterie LR6 nuove durano circa due mesi se utilizzate per quaranta
misurazioni al giorno.

Sfigmomanometro difettoso
Qualora l'apparecchio non funzioni correttamente, arrestare immediatamentela misurazione. Attaccare un bigliettino all'apparecchio con la scritta "Nonutilizzare questo sfigmomanometro" per evitare qualsiasi ulteriore utilizzo.
Tale apparecchio difettoso dovrebbe venire conservato in un luogo sicuro perevitare l'uso improprio, finché non sia stato inviato all'assistenza tecnica perla riparazione.

Riparazione
Non tentare di aprire l'apparecchio. Contattare il rivenditore autorizzato
A&D più vicino, che si occuperà di far riparare o sostituire l'apparecchio.
Non modificare il dispositivo. L'apporto di modifiche può causare incidentio danni al dispositivo stesso.
Italiano3

Misurazione della pressione sanguigna

Non utilizzare con pazienti con problemi circolatori.
L'utente dovrebbe interrompere la misurazione in caso di anormalità, ad
esempio qualora il paziente provi un dolore eccessivo al braccio, e rimuovere
il bracciale per proteggere il paziente.

Controindicazioni

Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo in ambulanza o aeroambulanza. In questa
maniera si eviteranno misurazioni imprecise.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo
medico. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue
eseguite al braccio del paziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili,
quali i gas anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate diossigeno, quali camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendioo esplosione.
Qualora il bracciale sia stato infettato da sangue o liquidi corporei, deveessere smaltito in sicurezza secondo le istruzioni o il protocollo locale per
evitare la possibile diffusione di malattie infettive.

3. Note per l'utilizzo correttoConservazione

Non conservare lo sfigmomanometro nei luoghi seguenti:
In ubicazioni in cui l'apparecchio possa essere soggetto a spruzzi d'acquao di altri liquidi. Il dispositivo e il bracciale non sono impermeabili. Qualoral'apparecchio venga immerso in un liquido per errore, potrebbe richiederela riparazione (NON utilizzare l'apparecchio prima che sia stato sottopostoa un intervento completo di assistenza).
Non lasciare l'apparecchio in ambienti che presentino temperatura o umiditàelevate, oppure esposti alla luce solare diretta.
Non lasciare l'apparecchio in ubicazioni che possano essere sottoposte a
vibrazioni o urti.
Non lasciare l'apparecchio in ambienti con atmosfera polverosa, salina osolforica.
Non lasciare l'apparecchio in ubicazioni in cui si conservino medicinali, oppure
in cui stiano evaporando dei medicinali.
Conservare il bracciale, il tubo dell'aria ed il bulbo in gomma facendo in modoche non si pieghino e che non si ostruiscano. Altrimenti si potrebbero causare
incidenti o danni al dispositivo stesso.

Prima dell'uso

Assicurarsi che lo sfigmomanometro funzioni correttamente e che i valoridelle misurazioni siano accurati.
Assicurarsi che il bracciale e i tubi prolunga siano collegati correttamente.
Italiano

4

Controllare e mantenere pulite le parti a diretto contatto con il paziente.
Evitare di collocare l'apparecchio in prossimità di forti campi magnetici o dielettricità statica.
Evitare di collocare l'apparecchio in prossimità di apparecchiature chirurgichead alta frequenza.
Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.

Durante l'uso

Questo dispositivo non è stato progettato per uso personale da parte deipazienti, perciò sarà necessario prestare attenzione per poter ottenere una
misurazione precisa e per evitare possibili incidenti.
Assicurarsi regolarmente dello stato del paziente se la misurazione viene
effettuata frequentemente o per un periodo di tempo prolungato. Altrimenti,
si potrebbero causare danni dovuti all'arteriopatia periferica.
Qualora il paziente provi dolore durante una misurazione o l'apparecchio
non funzioni correttamente, interrompere immediatamente l'esame.
Smettere di utilizzare l'apparecchio qualora si notino eventuali anormalità (adesempio, del liquido all'interno dell'apparecchio) e richiedere un intervento di
assistenza completo.
Per misurare la pressione sanguigna, il braccio deve essere stretto dalbracciale a una pressione sufficiente a interrompere temporaneamente ilflusso sanguigno nell'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento olasciare temporaneamente un segno rosso sul braccio, in particolare se la
misurazione viene ripetuta più volte di seguito.
Il dolore, l'intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente
verificarsi scompaiono dopo breve tempo.
Questo dispositivo deve essere manipolato con cautela. Gli urti possono
causarne il malfunzionamento.
Prestare attenzione a non ferirsi in caso di manipolazione del dispositivo
danneggiato.
Non sostituire le batterie durante l'utilizzo del dispositivo.
Non toccare contemporaneamente le batterie ed il paziente.
In caso di cortocircuito delle batterie, le suddette potrebbero surriscaldarsi
e causare potenzialmente guasti ed ustioni.
Durante l'utilizzo del dispositivo fare in modo che il tubo dell'aria non sia
piegato od ostruito. L'utilizzo del bracciale con il tubo dell'aria attorcigliatoo piegato potrebbe causare insufficienza venosa dovuta all'emostasi nel
braccio (causata dall'aria residua nel bracciale).

Dopo l'utilizzo

Pulire il dispositivo, il bracciale e gli accessori con un panno morbido easciutto, oppure con un panno inumidito di acqua o detergente neutro. Nontirare o piegare i tubi. Non utilizzare solventi organici (soluzioni antisetticheo altre sostanze chimiche aggressive) per pulire il dispositivo, il bracciale ogli accessori.
Premere il pulsante
START/STOP per spegnere il dispositivo dopo lamisurazione.
Si consiglia di conservare l'imballaggio originale per trasporti futuri dopo averacquistato apparecchio.
Prestare attenzione a non pizzicarsi le dita quando si ripiega il dispositivo.
Italiano5

Manutenzione periodica
Questo apparecchio è uno strumento di precisione e contiene circuiti
elettronici. Controllare periodicamente tutte le funzioni. Per una calibrazione
o un controllo ufficiali in base alle proprie normative locali, rivolgersi al
rivenditore autorizzato A&D più vicino.
Le apparecchiature, le parti e le batterie usate non devono essere trattatequali normali rifiuti domestici. Devono quindi essere smaltite in conformità
alle normative in vigore.
Il responsabile dell'utenza (l'ospedale, la clinica, ecc.) è responsabiledell'utilizzo sicuro e della manutenzione di questo dispositivo medico
elettronico. Sarà necessario fare attenzione e seguire le procedure
giornaliere di manutenzione ed ispezione per un utilizzo sicuro.

Consigli per l’esecuzione di misurazioni correttePer garantire la migliore precisione delle rilevazioni suggeriamo di:
Assicurarsi che non accavalli le gambe, che i piedi tocchino il pavimento e
che schiena e braccia appoggino su un supporto.
Consentire al paziente di rilassarsi per cinque-dieci minuti prima dellamisurazione.
Posizionare il centro del bracciale all'altezza del cuore del paziente.
Il paziente deve restare fermo e in silenzio durante la misurazione.
Non eseguire la misurazione se il paziente ha appena fatto esercizio fisicoo un bagno. Sono necessari venti-trenta minuti di riposo prima di eseguirela misurazione.

Note per una misurazione corretta

Il paziente deve sedere in una posizione comoda. Assicurarsi che il paziente
non accavalli le gambe, che i suoi piedi tocchino il pavimento (se possibile) e
che la schiena ed il braccio oggetto di misurazione appoggino su un supporto.
Consentire al paziente di rilassarsi per cinque - dieci minuti prima di eseguirela misurazione. Se il paziente si trova in uno stato di eccitazione o depressione
momentanea, la misurazione rispecchia tale sollecitazione con una letturadella pressione arteriosa più alta o più bassa della norma, mentre la frequenzadel polso solitamente si presenta più veloce del normale.
La pressione arteriosa varia continuamente, in base alle attività che si
svolgono e agli alimenti assunti. Le bevande possono avere un effetto molto
marcato e rapido sulla pressione arteriosa.
Se l'apparecchio rileva una circostanza anormale, arresterà la misurazione e
visualizzerà un simbolo di errore. (Vedere pagina 8 per la descrizione dei simboli).
Lo sfigmomanometro è destinato ad utenti adulti e a bambini di età superiore
ai 3 anni. Non utilizzare questo dispositivo su neonati o bambini piccoli.
La posizione del bracciale, la postura del paziente (in piedi, seduto,
supino), qualsiasi movimento o le condizioni fisiologiche potrebbero
influenzare la misurazione.
Italiano64. Identificazione delle parti
Corpo principale e accessori
Connettore delbracciale

Indicatore a barre della pressione
Display numerico
Pulsante MARK
Pulsante START/STOP
Tubo prolunga
Valvola di scarico
Bulbo in gomma

Bracciale

Batterie da 1,5V x 2(LR6 o AA)

Manuale d'uso
Funzione

Pulsante
Accende o spegne l'apparecchio.
START/STOP
Pulsante Durante la misurazione... Inserisce un indice di un valore di pressione
MARK
Dopo lo spegnimento ..... Indica le ore di utilizzo
Durante la misurazione... Indica il valore della pressione
Display
numerico Dopo lo scarico dell'aria.. Indica le pulsazioni

Display

Unità della pressione
Valore pressione

Indicatore batteria

Pulsazioni
Unità delle pulsazioni
Cifre delle migliaia del contatore
Cifre delle centinaia del contatore

Italiano75. Simboli
Simboli

MARK

SN

Funzione/Significato
Accensione e spegnimento(standby) dell'apparecchio.
Memorizzazione del valore dipressione e contatore delle ore diutilizzo dell'apparecchio.
Guida all'installazione delle batterie
Numero di serie
Data di fabbricazione
Tipo BF: l'apparecchio, il bracciale e i tubisono progettati per fornire una protezione
particolare contro le scosse elettriche.
Batterie cariche
Indicatore della carica delle batterie
durante la misurazione.
Batterie scariche
Quando lampeggia, le batterie sono
scariche.
La pressione rimane invariata nel
bracciale.
Tempo eccessivo di misurazione.

mmHg
bpm

Azione consigliata

Sostituire tutte le batteriecon batterie nuove quando
l'indicatore lampeggia.
Espellere l'aria con lavalvola di scarico.

Apparecchio guasto.
Inviarlo all'assistenza.
Il battito cardiaco non è stato rilevato
Ripetere la misurazione.
in modo corretto.
Unità della pressione
Unità delle pulsazioni
Etichetta degli apparecchi
elettromedicali secondo la direttiva CE
Etichetta RAEE
Produttore
Rappresentante UE
Consultare il manuale/l'opuscolo di
istruzioni

Italiano86. Uso dello sfigmomanometro
Installazione/sostituzione delle batterie
1. Rimuovere lo sportello delle batterie.
2. Inserire una nuova serie di batterie nello scomparto perle batterie, come indicato in figura. Assicurarsi che lepolarità (+) e (-) siano corrette. Utilizzare solo batterie
LR6, AA o equivalenti.
3. Chiudere lo sportello delle batterie.

ATTENZIONE
Inserire le batterie nell'apposito scomparto. In caso
contrario, l'apparecchio non funzionerà.
Quando il simbolo(indicatore di BATTERIE SCARICHE) lampeggia
sul display LCD, sostituire tutte le batterie con delle batterie nuove. Non
mescolare batterie vecchie con batterie nuove, in quanto questo potrebbe
ridurre la durata delle batterie o provocare un guasto dell'apparecchio.
La durata delle batterie varia a seconda della temperatura ambiente e
potrebbe ridursi alle basse temperature.
Utilizzare solo le batterie specificate per questo dispositivo. Le batterie fornite
insieme all'apparecchio servono a controllare il funzionamento dellosfigmomanometro e potrebbero avere una durata limitata.
Rimuovere le batterie e conservarle separatamente qualora il dispositivo
non debba essere utilizzato per un periodo di tempo di un mese o più. In
caso contrario, le batterie potrebbero danneggiarsi.

Collegamento del tubo prolunga
Inserire saldamente il tubo prolunga nel connettore delbracciale.

Collegamento del connettore e del raccordo per il bracciale(Venduti separatamente)
1. Inserire l'attacco del tubo prolunga nel connettoredel bracciale.

2. Inserire il raccordo del tubo prolunga nel
tubo prolunga del bracciale.
Tubo
prolunga(Bracciale)
Italiano

9

Raccordo deltubo prolunga

3. Collegare il raccordo del tubo prolunga
Raccordo deldel bracciale all'attacco del tubo
tubo prolunga
prolunga del corpo principale.
(Bracciale)
Collegare saldamente ruotando il
raccordo del tubo prolunga nelladirezione della freccia.

Attacco deltubo prolunga(Corpo principale)

Utilizzare il connettore specificato. (Consultare pag. 16).

Selezione del bracciale corretto
L'utilizzo di un bracciale della dimensione corretta è importante per otteneredelle letture accurate. Qualora il bracciale non sia delle dimensioni corrette,la lettura potrebbe produrre un valore di pressione sanguigna errato.
I simboli INDEX (indice) e RANGE (intervallo) sul bracciale indicano se si
stia utilizzando il bracciale corretto o meno (consultare "Applicazione delbracciale" nella sezione successiva).
Dimensione del braccio Dimensione del bracciale
Numero di catalogo
Bracciale LL
CUF-KW-LL
41 cm a 50 cm
Bracciale grande per adulti
CUF-KW-LA
31 cm a 45 cm
Bracciale per adulti
CUF-KW-A
22 cm a 32 cm
Bracciale piccolo per adulti
CUF-KW-SA
16 cm a 24 cm
Bracciale SS
CUF-KW-SS
12 cm a 17 cm
Dimensione del braccio: la circonferenza all'altezza dei bicipiti

Applicazione del bracciale
1. Avvolgere il bracciale intorno alla partesuperiore del braccio, circa 1 ~ 2 cm al disopra del gomito, come indicato nella figura adestra. Applicare il bracciale direttamente
sulla pelle, in quanto i vestiti potrebbero
provocare un falso battito e un conseguente
errore di misurazione.
2. La costrizione della parte superiore delbraccio provocata tirandosi su la manica
potrebbe interferire con una lettura accurata.
3. Assicurarsi che gli indici si trovino all'internodell'intervallo indicato.

Italiano10

Bracciale
1 ~ 2 cm
INDEX
RANGE

Simboli stampati sul bracciale
Simboli▲ INDEXARTERY ▼THIS SIDE TO PATIENT

REF
ADULT
LL
LARGE ADULTSMALL ADULTSS

Funzione/Significato
Indicatore di scelta del bracciale adeguato
Simbolo di indicazione posizione arteria
brachiale
Istruzioni per il paziente
Numero di catalogo
Numero di lotto
Dimensione del bracciale 22 cm a 32 cm
Dimensione del bracciale 41 cm a 50 cm
Dimensione del bracciale 31 cm a 45 cm
Dimensione del bracciale 16 cm a 24 cm
Dimensione del bracciale 12 cm a 17 cm
Suggerimenti per il funzionamento

Italiano11

7. Misurazioni
1. Applicare il bracciale sul braccio (preferibilmente il
braccio sinistro).
Tenere il paziente fermo durante la misurazione.

Al livellodel cuore

START/STOP.
2. Premere il pulsante
START/STOP
Quando si preme il pulsante
START/STOP, tutti i
simboli sul display appaiono per circa un secondo.
Quandoinizia a lampeggiare, l'apparecchio è pronto
per la misurazione. Qualora rimanga dell'aria all'interno del
START/STOP, il
bracciale quando si preme il pulsantedisplay indicherà un codice di errore.
Spegnere l'apparecchio (premere di nuovo il pulsante
START/STOP) e
girare la valvola di scarico in senso antiorario una sola volta per espellere
tutta l'aria presente nel bracciale. Quindi, premere di nuovo il pulsante
START/STOP per riattivare l'apparecchio.

3. Applicare lo stetoscopio sull'arteria brachiale e pressurizzare il bracciale
schiacciando il bulbo in gomma (assicurarsi che la valvola di scarico sia
completamente chiusa).
Mentre il bracciale si gonfia, la barra della pressione si sposta, e
successivamente il display LCD mostra un numero che indica la pressione.
Gonfiare il bracciale fino a un valore da 30 a 40 mmHg più elevato rispetto
al valore sistolico previsto del paziente.
Nota: Qualora si desideri arrestare il gonfiaggio in qualsiasi momento, premere il
START/STOP o svitare la vite della valvola di scarico perpulsante
espellere l'aria.
4. Al termine del gonfiaggio.
Ruotare la vite della valvola di scarico per scaricare l'aria lentamente.
Misurare la pressione sistolica e la pressione diastolica mediante lo
stetoscopio.
5. La frequenza cardiaca viene indicata sul display numerico al termine dellamisurazione o quando vengono soddisfatte le condizioni seguenti.
Quando si pressurizza un valore di 80 mmHg o superiore per lamisurazione.
Quando la pressione scende a un valore di 20 mmHg o inferiore.

Italiano12

6. Ruotare la vite della valvola di scarico in senso antiorario
per espellere tutta l'aria dal bracciale.
Qualora venga effettuata la misurazione con una.
pressione insufficiente, verrà visualizzato il simbolo
Pressurizzare di nuovo il bracciale a un valore che superi
dai 30 ai 40 mmHg il tentativo precedente.
Qualora si effettui la misurazione con pulsazioni
insufficienti o in un ambiente molto rumoroso, verrà.
visualizzato il messaggio di errore
7. Premere di nuovo il pulsantel'apparecchio.

START/STOP per spegnere
START/STOP

Nota: Il modello UM-102 è dotato di una funzione di spegnimento automatico.
E’ consigliabile lasciar passare almeno 3 minuti prima di effettuare una
nuova misura sulla stessa persona.

8. Funzioni utili
Misurazione con il pulsante MARK
È possibile inserire un indice a un determinato
valore di pressione quando si preme il pulsante
MARK durante la procedura di misurazione. È
possibile mostrare un massimo di 5 indici nella
gamma al di sopra dei 40 mmHg.

INDICE
INDICE

Contatore delle ore di utilizzo
Quando si preme il pulsante MARK con
l'apparecchio spento viene visualizzato il
contatore delle ore di utilizzo.
Migliaia
Questa funzione di contatore indica le ore diutilizzo dell'apparecchio e aiuta a stabilire
Alternativamente
quando sia necessaria la manutenzione.
Centinaia
Vengono visualizzate alternativamente le cifredelle migliaia e le cifre delle centinaia. L'esempio
in figura indica che l'apparecchio è stato utilizzato
per 1.278 ore.

Italiano13

9. Risoluzione dei problemi
ProblemaSul display nonappare nulla,anche quando
l'apparecchio èacceso.
Il bracciale nonsi gonfia.
Si continua avisualizzare.

Causa possibile
Le batterie sono
scariche.
Le batterie non sono
inserite conl'orientamento correttodelle polarità.
Il bracciale non ècollegatocorrettamente.
È presente una perdita
di aria dal bracciale odal bulbo in gomma.
Il simbolo di errore
viene visualizzato un
minuto dopo.

Azione consigliata
Sostituire tutte le batterie con
batterie nuove.
Reinstallare le batterie con leestremità negative e positive incorrispondenza di quelle indicate
nello scomparto delle batterie.
Controllare il serraggio del tubo
prolunga e il collegamento tra il
bracciale e il tubo prolunga.
Sostituire il bracciale o il bulbo ingomma.
Consultare "5. Simboli".

Nota: Qualora i consigli precedenti non risolvano il problema, contattare il
rivenditore autorizzato A&D più vicino. Non tentare di aprire o riparare
il prodotto da soli, poiché qualsiasi tentativo di questo genere
invaliderebbe la garanzia.

10. Manutenzione
Non tentare di aprire l'apparecchio, poiché i delicati componenti elettrici e lacomplessa unità ad aria all'interno potrebbero venire danneggiati. Qualora nonsi riesca a risolvere il problema utilizzando la nostra guida alla risoluzione dei
problemi, richiedere assistenza al proprio rivenditore autorizzato o a qualsiasi
gruppo di assistenza A&D.
Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato per una lunga vita diesercizio. Tuttavia, in genere si consiglia di farlo ispezionare ogni due anni,
per assicurarne il funzionamento corretto e l'accuratezza. Contattare il
proprio rivenditore autorizzato o la A&D per la manutenzione.

ATTENZIONE
Lo sfigmomanometro non è impermeabile. Non versare acqua su di esso
ed evitare l'esposizione all'umidità.
Non utilizzare solventi organici come diluenti o benzene.
Non è possibile sterilizzare lo sfigmomanometro in autoclave, con ossido dietilene, formaldeide ecc.
Italiano

14

Pulizia

Per pulire il dispositivo e il bracciale, spegnere il dispositivo premendo il
START/STOP e rimuovere le batterie.
pulsante
Se il corpo principale o il bracciale sono sporchi, pulirli in ogni parte utilizzando
una garza o un panno inumiditi di acqua tiepida e detergente neutro, evitando
di bagnarli eccessivamente.
Per evitare rischi di infezione, disinfettare regolarmente il corpo principale eil bracciale. A tal fine, utilizzare una garza o un panno inumiditi con una
soluzione antisettica, quindi asciugarli con un panno morbido e asciutto.
Utilizzare i seguenti disinfettanti per pulire il corpo principale ed il bracciale.
Etanolo (70%)
Isopropanolo (70%)
Soluzione di clorexidina gluconato (0,5%)
ValvolaSoluzione di benzalconio cloruro (0,05%)
Ipoclorito di sodio (0,05%)
Non pulire la valvola o la zona intorno alla
stessa con garze imbevute di soluzione Bulbo in gomma
disinfettante. Potrebbe causare l'ostruzione del bulbo in gomma.
Pulire il dispositivo circa una volta al mese, seguendo la prassi o leistruzioni specificate dal responsabile dell'utenza.

Smaltimento
Quest'unità e le batterie usate non devono essere trattate quali normali
rifiuti domestici e devono quindi essere smaltite in conformità alle
normative locali in vigore.
Elemento
Parti
Materiale
Pacchetto
Confezione Cartone
Cuscinetto
CartoneBorsa
PE
Unità principale
InvolucroABS
ed accessori
Parti interne
Componenti elettronici generali
Batterie
Batterie alcaline

11. Dati tecnici
Modello
Metodo di misurazione
Intervallo di misurazione
Display numerico

UM-102
Esercitando pressione, permettendo la
misurazione della pressione arteriosa tramite il
metodo di auscultazione.
Pressione:
Pulsazioni:
Italiano

15

0 ~ 300 mmHg
40 ~ 180 pulsazioni/min.

Indicatore a barredella pressione
Pressione: 20 ~ 280 mmHg
Accuratezza della misurazione
Display numerico
Pressione: ±3 mmHg
Pulsazioni: ±5 %Alimentazione
2 batterie alcaline x 1,5 V (LR6 o AA)
Circonferenza del braccio
superiore
22 ~ 32 cm utilizzando il bracciale per adulti
Numero di misurazioni
In caso di utilizzo di batterie AA alcaline, circa
2000 misurazioni, con un valore di pressione di
180 mmHg a una temperatura ambiente di 23°C
Classificazione
Dispositivo medico elettronico ad
alimentazione interna
Modalità di funzionamento continuo
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Condizioni di esercizio
Da +10°C a +40°C/Da RH 15% a RH 85%
800 hPa to 1060 hPa
Condizioni di stoccaggio
Da -20°C a +60°C/Da RH 10% a RH 95%
700 hPa to 1060 hPa
Dimensioni
Circa. 98 [L] x 324 [A] x 67 [P] mm
Peso
Circa 520 g, batterie escluse
Parte applicata
Bracciale Tipo BF
Vita utile
Apparecchio:
5 anni
Bracciale:
2 anni
Bulbo in gomma: 2 anni
Accessori venduti separatamente
Bracciale
Numero di catalogo

Dimensione del bracciale

CUF-KW-LL
CUF-KW-LA
CUF-KW-A
CUF-KW-SA
CUF-KW-SS

Bracciale LL
Bracciale grande per adulti
Bracciale per adulti
Bracciale piccolo per adulti
Bracciale SS

Dimensione delbraccio
41 cm a 50 cm
31 cm a 45 cm
22 cm a 32 cm
16 cm a 24 cm
12 cm a 17 cm

Bulbo in gomma
Numero di catalogo
UM-102-10
Connettore e raccordi per la sostituzione del bracciale
Numero di catalogo
UM-102-11
Nota: le caratteristiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.
Italiano

16

Dati tecnici EMD relativi a monitor per la pressione arteriosa alimentato a batteria
L’apparecchiatura elettrica medica richiede precauzioni speciali relative a EMD, nonché
l’installazione e la messa in servizio in conformità con le informazioni EMD fornite di seguito.
Le apparecchiature di comunicazione RF portatile e mobile (ad esempio, telefoni cellulari),
possono influire negativamente sull’apparecchiatura elettrica medica.
L’uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati, possono provocare un aumento delle
emissioni o una ridotta immunità dell’unità.
Tabella 1 - Limiti di EMISSIONE Fenomeno
EMISSIONI RF condotte e irradiate

Conformità
Groppo 1、Classe B

CISPR 11

Tabella 2 - LIVELLI DEI TEST DI IMMUNITÀ : Porta interna Fenomeno

LIVELLI DEI TEST DI IMMUNITÀ
±8 kV a contatto±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria
10 V/m80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Scariche elettrostatiche
IEC 61000-4-2
Campi RF EM irradiati
IEC 61000-4-3Campi di prossimità da apparecchiature per comunicazioni wireless RF
IEC 61000-4-3

Consultare la tabella 3Campi magnetici a frequenza con potenza irradiata
IEC 61000-4-8

30 A/m50 Hz o 60 Hz

Tabella 3 - Specifiche di test per IMMUNITÀ PORTA INTERNA nelle apparecchiature per comunicazioni
wireless RFLIVELLO DELTEST DIIMMUNITÀ
(V/m)

Frequenza
di test
(MHz)

Banda
(MHz)

Servizio

Modulazione

385

380 - 390TETRA 400

Modulazione a impulsi
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

FM±5 kHz di deviazione
1 kHz sinusoidale

2

0,3

28

710
745
780

704 - 787

Banda LTE 13,17

Modulazione a impulsi
217 Hz

0,2

0,3

9

800 - 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Banda LTE 5

Modulazione a impulsi
18 Hz

2

0,3

28

1.700 - 1.990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Banda LTE 1,3,4,25
UMTS

Modulazione a impulsi
217 Hz

2

0,3

28

2.450

2.400 - 2.570

Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7

Modulazione a impulsi
217 Hz

2

0,3

28

5.240
5.500
5.785

5.100 - 5.800

WLAN 802.11 a/n

Modulazione a impulsi
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930
1.720
1.845
1.970

Italiano

17

Potenza
Distanzamassima(m)(W)

APPUNTI

Italiano18

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 C,D 室 邮编 200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599