Digital Blood Pressure Monitor
Model UA-1200BLE
Instruction Manual

EnglishManuel d’instructions

Français

Manual de Instrucciones

EspañolManuale di Istruzioni

Italiano

Bedienungsanleitung

DeutschOriginal

Traduction

Traducción

TraduzioneÜbersetzung

使用手冊 中文翻譯

1WMPD4003740B‫دﻟﯾل اﻹرﺷﺎدات‬‫اﻟﺗرﺟﻣﺔ‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬Table des matières
Chers clients ............................................................................2

Remarques préliminaires ..........................................................2
Mises en garde .........................................................................3

Identification des pièces ...........................................................6
Contenu ...................................................................................6

Symboles..................................................................................7

Utilisation du moniteur ...........................................................10
Mesures .................................................................................16

Qu’est-ce que l’indicateur IHB ?..............................................20
Qu'est-ce que l'IHB ? ..............................................................20

Indicateur de classification de l’OMS ............................................20

À propos de la pression artérielle ...........................................21
Réglages dans l’application ....................................................23

Réglage sur le moniteur .........................................................24
Dépannage .............................................................................25

Maintenance ...........................................................................26
Caractéristiques techniques....................................................26

Français 1

Chers clients
Nous vous remercions d'avoir acheté un tensiomètre A&D à la pointe dela technologie, l’un des moniteurs les plus perfectionnés actuellement
disponibles sur le marché. Conçu pour être simple à utiliser et précis, cemoniteur facilitera votre mesure quotidienne de la pression artérielle.
Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avantd’utiliser l’appareil pour la première fois.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées
détenues par Bluetooth SIG, Inc. et A&D les utilise sous licence. Les
autres marques commerciales et noms commerciaux sont détenues parleurs propriétaires respectifs.

Remarques préliminaires
Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42/CEE relative
aux produits médicaux. Cela est mis en évidence par le symbole deconformité. (0123 : le numéro de référence à l’organisme notifié
concerné)
A&D Company, Limited déclare par la présente que le type d’équipement
radio UA-1200BLE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration UE est disponible à l’adresse Internet
suivante : http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
L'appareil est conçu pour être utilisé à partir de 13 ans, pas sur desnouveau-nés ou des nourrissons.
Environnement d’utilisation. L’appareil est conçu pour être utilisé parvous-même dans le cadre de soins de santé à domicile.
Cet appareil est destiné à mesurer la pression artérielle et le pouls despersonnes à des fins de diagnostic.

Français 2

Mises en garde
Des composants de précision sont utilisés dans la construction de cetappareil. Les températures extrêmes, l’humidité, la lumière directe dusoleil, les chocs et la poussière doivent être évités.
Nettoyez l’appareil et le brassard à l’aide d’un chiffon doux et sec ou d’unchiffon humidifié avec de l’eau et un détergent neutre. N’utilisez jamais
d’alcool, de benzène, de diluant ou d’autres produits chimiques agressifs
pour nettoyer l’appareil ou le brassard.
L’appareil et le brassard ne sont pas résistants à l’eau. Empêchez lapluie, la sueur et l’eau de salir l’appareil et le brassard.
Les mesures peuvent être faussées si l’appareil est utilisé à proximité detéléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones portables, dedispositifs de radiographie ou d’autres dispositifs avec des champsélectriques puissants.
Lors de la réutilisation de l’appareil, assurez-vous de sa propreté.
L’équipement, les pièces et les batteries usagés ne sont pas considéréscomme des déchets domestiques ordinaires et doivent être éliminésconformément aux réglementations locales applicables.
Ne modifiez pas l’appareil. Cela risque de provoquer des accidents ou
d’endommager l’appareil.
Pour mesurer la pression artérielle, le bras supérieur doit êtresuffisamment comprimé par le brassard pour arrêter temporairement ledébit sanguin dans l’artère. Cela peut causer une douleur, unengourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras supérieur.
Cela se produit en particulier lorsque la mesure est répétée
successivement.
La douleur, l’engourdissement ou les marques rouges disparaissent avec
le temps.
Si vous ressentez une forte douleur pendant la mesure, veuillez retirer lebrassard.
La mesure trop fréquente de la pression artérielle peut être néfaste en
raison de l’interférence avec le débit sanguin.
Évitez de plier étroitement le brassard pendant de longues périodes car
cela pourrait réduire la durée de vie des composants.
Lorsque l’adaptateur CA est utilisé, veillez à ce qu’il puisse êtredébranché facilement de la prise électrique en cas de besoin.
Français 3

Parfois, la température du brassard peut atteindre 44 °C à une
température ambiante de 40 °C. Si vous sentez que le brassard est trop
chaud, retirez-le immédiatement.
Veillez à ne pas utiliser en même temps un équipement chirurgical haute
fréquence.
Aucun test clinique n’a été effectué sur les nouveau-nés et les femmes
enceintes. N’utilisez pas l’appareil sur des nouveau-nés ou des femmes
enceintes.
Si vous avez subi une mastectomie, veuillez consulter un médecin avantd’utiliser l’appareil.
Ne laissez pas les enfants utiliser eux-mêmes l’appareil et n’utilisez pas
l’appareil dans un endroit à portée des nourrissons. Cela risque deprovoquer des accidents ou des dommages.
L’appareil contient des petites pièces qui constituent un risqued’étouffement en cas d’ingestion accidentelle par des nourrissons.
Ne touchez pas les batteries et le patient en même temps. Cela peut
entraîner un choc électrique.
Les dispositifs de communication sans fil tels que les dispositifs de miseen réseau domestique, les téléphones portables, les téléphones sans fil
et leurs stations de base ou les talkies-walkies peuvent affecter cemoniteur de pression artérielle. Par conséquent, une distance minimalede 30 cm doit être respectée entre l’appareil et de tels dispositifs.
Débranchez l’adaptateur CA lorsqu’il n’est pas utilisé pendant la mesure.
L’utilisation d’accessoires non détaillés dans ce manuel risque decompromettre la sécurité.
En cas de court-circuit de la batterie, celle-ci peut devenir chaude etprovoquer des brûlures.
Laissez l’appareil s’adapter au milieu environnant avant utilisation(environ une heure).
Ne gonflez pas le brassard sans l’avoir enveloppé autour du bras.
La performance du moniteur de pression artérielle automatique peut êtreaffectée par les températures et l’humidité excessives ou l’altitude.

Français 4

Contre-indications

Voici quelques précautions pour utiliser l’appareil de manière appropriée.
N’appliquez pas le brassard sur un bras supérieur sur lequel un autre
dispositif médical est installé. L’appareil risque de ne pas fonctionnercorrectement.
Les personnes présentant une insuffisance circulatoire grave au niveau
du bras supérieur doivent consulter un médecin avant d’utiliser l’appareil
afin d’éviter les problèmes médicaux.
Ne diagnostiquez pas vous-même les résultats de mesure et nedémarrez pas un traitement par vous-même. Consultez toujours votre
médecin pour l’évaluation des résultats et le traitement.
N’appliquez pas le brassard sur un bras supérieur avec une blessure
non cicatrisée.
N’appliquez pas le brassard sur un bras supérieur recevant un
goutte-à-goutte intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela peut
provoquer des blessures.
N’utilisez pas l’appareil en présence de gaz inflammables tels que desgaz anesthésiants. Cela peut causer une explosion.
N’utilisez pas l’appareil dans des environnements à haute concentrationen oxygène comme une chambre à oxygène haute pression ou une
tente à oxygène. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.

Français 5

Identification des pièces

DEL

OLED

Interrupteur dedémarrage

Interrupteur deréinitialisation

Brassard

Connecteur USB

Contenu• 1 moniteur de pression artérielle• 1 manuel d’instructions• 1 câble de charge• 1 carte de code QR
Français 6

Symboles

Symboles imprimés sur le boîtier de l’appareil et sur le brassard
SymbolesFonction / signification
Veille et mise en marche de l’appareil
Courant continu
Type BF : l’appareil et le brassard sont conçus pour assurer
une protection spéciale contre les chocs électriques.
Marquage CE
Représentant autorisé
FabricantDate de fabrication

IP

SN
BT

Symbole d’indice de protection : la classification IP indique lesdegrés de protection offerts par les boîtiers conformément à lanorme CEI 60529. Cet appareil est protégé contre les corpsétrangers solides de 12 mm de diamètre ou plus, comme undoigt. Cet appareil n’est pas protégé contre l’eau.
Étiquette DEEE
Numéro de série
Adresse BluetoothSe reporter au manuel/livret d’instructions
Indique des niveaux généralement élevés et potentiellement
dangereux de rayonnement non ionisant, ou indique unéquipement ou des systèmes, p. ex. dans le domaineélectrique médical, qui incluent des émetteurs RF ou utilisentdélibérément de l’énergie électromagnétique RF à des fins dediagnostic ou de traitement.
Maintenir au sec
Universal Serial Bus (USB)Français 7

Symboles

Symboles apparaissant à l’écran
Symboles
SYS
DIA
PUL

Fonction / signification
Pression artérielle systolique en
mmHg
Pression artérielle diastolique en
mmHg
Impulsions par minuteLe niveau de charge de la batterie
est faible.
Mode User SelectLe logiciel d'application est connecté
à l'appareil.
Le logiciel d'application s'estdéconnecté de l'appareil.
Apparaît lorsqu’une mesure est en
cours.

E PUL
/min
Err 1

Err 3

Err 9

Le pouls n’est pas détectécorrectement.
Pression artérielle instable due à unmouvement pendant la mesure. Lesite Les valeurs systolique etdiastolique sont à moins de 10mmHg
l'une de l'autre.
La valeur de pression n’a pas
augmenté pendant le gonflage. Le
brassard n’est pas correctement
appliqué.

Erreur interne du moniteur depression artérielle.

Les données sont en cours detransfert
Mode avion

Français 8

Action recommandéeChargez l’appareil.
Sélectionnez
l’utilisateur.

La mesure est en
cours. Restez aussi
calme que possible.
Appliquez correctement
le brassard et effectuez
une autre mesure.
Effectuez une autre
mesure. Restez
calme pendant lamesure.
Appliquez correctement
le brassard et effectuez
une autre mesure.
Appuyez sur le boutonde réinitialisation.
Après la réinitialisation,les données d’horloge
disparaissent. Si
l’erreur apparaît
toujours, contactez
A&D Medical.
Les mesures peuventêtre effectuées maisl’appareil n’effectue pasde transmission sans fil
des données.

Symboles
SymbolesFonction / signification
Apparaît lorsqu’un mouvement ducorps ou du bras supérieur est
détecté.

Apparaît pendant la mesure lorsquele brassard n’est pas assez serré.

Mise à jour du firmware.
Apparaît lorsqu’un rythme cardiaque
irrégulier est détecté.

Français 9

Action recommandéeLe relevé risqued’afficher une valeur
incorrecte. Effectuez
une autre mesure.
Restez calme pendant
la mesure.
Le relevé risqued’afficher une valeur
incorrecte. Appliquezcorrectement lebrassard et effectuez
une autre mesure.

Utilisation du moniteur
Le moniteur numérique de pression artérielle UA-1200BLE
possède 5 modes de mesure.
1.

Mesure en mode application :L’utilisateur peut effectuer des mesures et visualiser leurs tendances
dans l’Application A&D Medical Connect.

2.

Mesure en mode hors ligne :La mesure peut également être effectuée sans l’ Application A&D
Medical Connect. Les données sont stockées sur le moniteur. Les
données seront transférées à l'App sur où se connecter avec elle.

3.

Mesure en mode multi-utilisateur (dans l’Application) :Jusqu’à 6 utilisateurs (5 comptes et 1 visiteur) peuvent utiliser et stocker
les données dans l’Application. Chaque utilisateur doit avoir un appareil
mobile apparié au moniteur.

4.

Mesure en mode invité (dans l’Application) :L'utilisateur peut prendre une mesure en tant qu'invité, sansenregistrement de compte dans l'Application A&D Medical Connect. Les
données sont enregistrées dans la mémoire de l’appareil mobile mais
pas dans votre compte.

5.

Mesure en mode visiteur (hors ligne) :Sélectionnez « 0 Visitor » pour effectuer une mesure en mode visiteur àpartir du moniteur uniquement. Les données ne sont pas stockées enmode visiteur.

Français 10

Utilisation du moniteur
Charge de l’appareil
La batterie peut être partiellement chargée, mais assurez-vous de charger
complètement l’appareil lors de la première utilisation après l’achat.
1. Retirez le cache du connecteur USB.

2. Raccordez le câble de charge.

3. Pendant la charge, la DEL soit allumée.

4. Lorsque la charge est terminée, la DEL seraéteinte.

5. Une fois la charge terminée, retirez le câble decharge.

Français 11

Utilisation du moniteur
MISE EN GARDE !
 L’autonomie de la batterie varie selon la température ambiante etpeut être réduite à basse température.
 Veuillez utiliser le câble de charge spécifié fourni avec l’appareil.
 Aucune mesure de pression artérielle ne peut être effectuée
pendant la charge.
 Lorsque vous débranchez l’adaptateur CA de la prise électrique,saisissez et tirez sur le corps de l’adaptateur CA pour le sortir dela prise.
 Lorsque vous débranchez le câble de charge du moniteur depression artérielle, saisissez et tirez sur le câble de charge pourle sortir de la prise.
 Ne raccordez pas l’appareil à des dispositif autres que ceux
spécifiés.
 Ne changez pas la batterie.
 Si la batterie ne peut plus être chargée, veuillez contacter lerevendeur agréé.
 La surcharge de la batterie peut réduire sa durée de vie.
 Le remplacement de la batterie au lithium par du personnel
insuffisamment formépeut présenter un risque tel qu’un incendie
ou une explosion.

Fonction sans filDans l’hypothèse peu probable où ce moniteur causerait desinterférences radioélectriques à une autre station sans fil, changez
l’emplacement d’utilisation de ce moniteur ou arrêtez immédiatement del’utiliser.

Veillez à l’utiliser dans un emplacement où la visibilité est bonne entre
les deux appareils que vous souhaitez connecter. La distance deconnexion est réduite par la structure des bâtiments ou d’autres
obstructions. En particulier, la connexion peut être impossible lorsque lesappareils sont utilisés de chaque côté de béton armé.



N’utilisez pas de connexion Bluetooth® à portée d’un LAN sans fil ou
d’autres dispositifs sans fil, à proximité de dispositifs qui émettent desondes radio tels que des fours à micro-ondes, à des endroits où il y a denombreuses obstructions, ou à d’autres endroits où l’intensité du signal
est faible. Cela peut entraîner des pertes fréquentes de connexion, desvitesses de connexion très faibles et des erreurs.
Français 12

Utilisation du moniteurL’utilisation à proximité d’un dispositif LAN sans fil IEEE802.11g/b/n peut
provoquer des interférences mutuelles susceptibles de réduire lesvitesses de communication ou d’empêcher la connexion.
Dans ce cas, mettez le dispositif inutilisé hors tension ou utilisez lemoniteur à un autre endroit.



Si le moniteur ne se connecte pas normalement lorsqu’il est utilisé à
proximité d’une station sans fil ou d’une station de radiodiffusion, utilisez
le moniteur à un autre endroit.



A&D Company, Limited décline toute responsabilité pour les dommages
engendrés par un mauvais fonctionnement ou une perte de données,etc. découlant de l’utilisation de ce produit.

La connexion de ce produit à tous les dispositifs compatibles Bluetooth®
n’est pas garantie.

Transmission Bluetooth®
Ce produit est équipé d’une fonction sans fil Bluetooth® 4.1 et peut seconnecter aux dispositifs Bluetooth® suivants.
Apple iOS version 8.0 ou plus récente Android OS 4.4.4, 5.1, 6.0 et 7.0
iPhone 4s ou plus récent,
Dispositifs Bluetooth® sélectionnés
iPad touch 5e génération ;Téléphones Android uniquement.
iPad 3,4 ; iPad Air ; iPad mini
Pour la liste de compatibilité la plus récente, rendez-vous sur

https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict_compatibility.html
Pour connecter l’appareil à votre appareil mobile, téléchargez et installezl’« application A&D Medical Connect », sur votre appareil mobile.

Français 13

Utilisation du moniteur
Configuration de l’appareil (appariement)
1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® del’appareil mobile est activée.
2. Lancez l’Application A&D Medical CONNECT.
L’icône de gauche
clignote sur le moniteur.
3. Acceptez la demande d’appariement dans lafenêtre contextuelle.

Appariement multi-utilisateur
Le moniteur peut être enregistré pour 5 utilisateurs maximum. Suivez les
instructions ci-dessus pour apparier l’appareil mobile pour chaqueutilisateur.
De nouveaux utilisateurs peuvent être ajoutés à tout moment. L’utilisateur
dont la fréquence de mesure est la plus faible est alors supprimé lorsquel’appareil a atteint les 5 utilisateurs maximum.
Remarque : Si le nouvel utilisateur utilise le même appareil mobile, le réappairage n'est
pas nécessaire car il a été effectué.
Remarque : le mode utilisé par défaut est le mode visiteur sans appariement, pourlequel les données ne sont pas stockées en mémoire.

MISE EN GARDE !
La distance de communication entre cet appareil et l’appareil mobile
est d’environ 10 m (33 pieds). Cette distance peut varier en fonction
de l'environnement. Essayez de vous rapprocher de l'appareil
récepteur si les données ne sont pas transférées.

Français 14

Utilisation du moniteur
Application du brassard

Enveloppez le brassard autour du bras, à environ 1-2 cm (0,5”) au-dessus
du creux du coude, comme indiqué. Asseyez-vous confortablement pourgarantir une mise en place/orientation appropriée sur le bras.

Remarque : La languette blanche doit être plus proche de l'artère.

Comment effectuer des mesures précises

Pour une mesure de la pression artérielle la plus précise possible :Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Placez votre bras sur latable. Ne croisez pas les jambes. Gardez vos pieds sur le sol etredressez votre dos.
Détendez-vous pendant 5 à 10 minutes avant la mesure.
Placez le centre du brassard à la même hauteur que votre cœur.
Ne bougez pas et restez calme pendant la mesure.
Ne procédez pas à la mesure immédiatement après avoir fait del’exercice physique ou pris un bain. Reposez-vous pendant vingt ou
trente minutes avant d’effectuer la mesure.
Essayez de mesurer votre pression artérielle à la même heure tous lesjours.

Français 15

Mesures
Mesure en mode application
1.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de l’appareil mobile est activée.

2.

Ouvrez l’Application A&D Medical Connect. L’Application détecte
automatiquement la présence de l'appareil.

3.

Tapez sur le bouton Take
Measurement (Effectuer une
mesure), puis sur le bouton Start(Démarrer) sur l’écran del’Application.

Numéro de l’utilisateur

Nom d’utilisateur

Affichage du moniteur

Take Measurement(Effectuer une mesure)

Affichage de l’Application

Start(Démarrer)

4.

Le brassard commence à se gonfler. Il est normal que le brassard soit
serré. L’Application affiche la valeur de pression lorsque le gonflage
commence.

5.

Lorsque la mesure est
terminée, l’Application et lemoniteur affichent les résultats
de la même manière que aux
affichages à droite.
(La pression systolique, la pression
diastolique et le pouls s'affichentdans l'ordre.)Affichage du moniteur

Icônes de notification derésultat (voir pages 9, 20
pour les détails)

Affichage de l’Application

Remarque : Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour mettre l'appareil enmode veille. L'appareil est également pourvu d’une fonction de mise horstension automatique. Attendez au moins une minute entre chaque mesure
sur la même personne.

Français 16

Mesures
Mesure en mode hors ligne
1.

Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) sur lemoniteur. Le logo A&D apparaît pendant une
seconde, l'écran de sélection de l'utilisateurs'affiche.

2.

Appuyez à nouveau sur le bouton Start (Démarrer) pour sélectionner
un utilisateur ou basculez entre les noms d’utilisateur sur l’écran User
Select.
Le nom d'utilisateur peut être modifié dans l'Application sous Paramètres.
Si ce paramètre n'est pas défini, le nom affiché dans l'Application sera lenom de l'utilisateur.
Numéro de l’utilisateur

Nom d’utilisateur

Sélection del’utilisateur

3.

La mesure démarre automatiquement au bout de 3 secondes.

4.

Un zéro (0) clignote brièvement, puis l’affichage
change quand la mesure commence.

5.

Le brassard commence à se gonfler. Il est
normal que le brassard soit serré. Le
moniteur affiche la valeur de pression
lorsque le gonflage commence.

6.

Lorsque la mesure est terminée, le moniteur
affiche le résultat de la même manière quel’écran à droite. (La pression systolique, lapression diastolique et le pouls s'affichentdans l'ordre.)

Remarque : Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour mettre le moniteur enmode veille. L'appareil est également pourvu d’une fonction de mise horstension automatique. Attendez au moins une minute entre chaque mesure
sur la même personne.
Français 17

Mesures
Transfert de la mesure stockée
L'appareil peut stocker jusqu’à 100 relevés qui
peuvent être transférés vers l’Application à laconnexion suivante.
Pour transférer les données, ouvrez l’Application
A&D Medical Connect et sélectionnez Upload
Measurement (Transférer la mesure) dans lafenêtre contextuelle du tableau de bord.
Lire les lectures stockées

Français 18

Affichage del’Application

Mesures
Mesure en mode visiteur
1. Appuyez sur le bouton START (Démarrer) sur le moniteur.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton START (Démarrer) pour basculer entre
les noms d’utilisateur et sélectionnez « 0 Visitor ».
3. La mesure démarre automatiquement au bout de 3 secondes.
4. Lorsque la mesure est terminée, le moniteur
affiche les résultats de la même manière quel'affichage à droite. (La pression systolique, lapression diastolique et le pouls sont affichés àtour de rôle.)Le mode visiteur est disponible uniquement via le moniteur. Les données
ne sont pas stockées en mode visiteur.

Remarque pour une mesure précise

Asseyez-vous dans une position confortable. Posez votre bras sur unetable avec votre paume tournée vers le haut et le brassard au mêmeniveau que votre cœur.
Détendez-vous pendant environ 5 ou 10 minutes avant d’effectuer une
mesure. Si vous êtes agité ou déprimé par un stress émotionnel, lamesure reflétera ce stress sous forme d’un relevé de pression artérielle
supérieur (ou inférieur) à la normale et le relevé du pouls sera
généralement plus rapide que la normale.
La pression artérielle d’une personne varie constamment selon ce quevous faites ou ce que vous avez mangé. Ce que vous buvez peut avoir
un effet très marqué et rapide sur votre pression artérielle.
Cet appareil base ses mesures sur le rythme cardiaque. Si vous avez unrythme cardiaque très faible ou irrégulier, l’appareil peut avoir desdifficultés à déterminer votre pression artérielle.
Si l’appareil détecte un état anormal, il arrête la mesure et affiche unsymbole d’erreur. Consultez la page 8 pour la description des symboles.
Ce moniteur de pression artérielle est conçu pour être utilisé par despersonnes âgées de 13 ans et plus. Consultez votre médecin avantd’utiliser cet appareil sur un enfant. Un enfant ne doit pas utiliser cet
appareil sans surveillance.
La performance de ce moniteur de pression artérielle automatique peutêtre affectée par les températures et l’humidité excessives ou l’altitude.

Français 19

Qu’est-ce que l’indicateur IHB ?
Lorsque le moniteur détecte un rythme irrégulier pendant les mesures,l’indicateur IHB apparaît à l’écran avec les valeurs de mesure.
Remarque : nous vous recommandons de contacter votre médecin sivous voyez fréquemment cet
indicateur IHB.

Qu'est-ce que l'IHB ?
Le tensiomètre UA-1200BLE fournit une mesure de la pression artérielle
et du pouls même en cas de battements cardiaques irréguliers. Un
battement de cœur irrégulier est défini comme un battement de cœur quivarie de la moyenne de tous les battements de cœur pendant la mesurede la pression artérielle.

Indicateur de classification de l’OMS
Cet indicateur est dansl’application :Chaque segment de l’indicateur
à barres correspond à laclassification de la pression
artérielle décrite à la pagesuivante.

Français 20

À propos de la pression artérielle
Qu’est-ce que la pression artérielle ?

La pression artérielle correspond à la force exercée par le sang contre
les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœurse contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur serelâche. La pression artérielle se mesure en millimètres de mercure(mmHg). La pression artérielle naturelle d’une personne correspond à lapression fondamentale qui est mesurée dès le matin, au repos et à jeun.

Qu’est-ce que l’hypertension et comment est-elle contrôlée ?

L’hypertension, une pression artérielle anormalement haute, peut
provoquer de nombreux problèmes de santé si elle n’est pas surveillée,
notamment un AVC ou une crise cardiaque. L’hypertension peut êtrecontrôlée en changeant de mode de vie, en évitant le stress et par untraitement médical sous la supervision d’un médecin.
Pour éviter l’hypertension ou la maintenir sous contrôle :Ne pas fumer
Faire régulièrement de l’exercice
Réduire la consommation de sel et de matières grasses
Effectuer régulièrement des visites médicales
Surveiller son poids

Pourquoi mesurer la pression artérielle à domicile ?

La pression artérielle mesurée dans une clinique ou un cabinet médical
peut susciter une certaine appréhension et conduire à une lecture plusélevée de 25 à 30 mmHg par rapport à celle mesurée à domicile. La
mesure à domicile réduit les effets des influences extérieures sur les
relevés de pression artérielle, complète les relevés du médecin et offre
un historique de pression artérielle complet et plus précis.

Français 21

À propos de la pression artérielle
Classification de la pression artérielle de l’OMS
Document de référence : Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2

mmHg
Pression artérielle diastolique

Des normes pour évaluer lapression artérielle élevée,sans tenir compte de l’âge,
ont été établies parl’Organisation mondiale dela santé (OMS), comme
indiqué dans le tableau.

Hypertension de grade 3 (sévère)

110

Hypertension de grade 2 (modérée)

105
100

95 Hypertension de grade 1 (légère)
90
85
80

Normale élevée
NormaleOptimale120 130 140 150 160 170 180
Pression artérielle systolique
mmHg

Variations de la pression artérielle
La pression artérielle d’une personne varie grandement selon la journée
et la saison. Elle peut varier de 30 à 50 mmHg en raison des différentes
conditions au fil de la journée. Chez les personnes souffrantd’hypertension, les variations sont encore plus prononcées.
Normalement, la pression artérielle augmente au travail ou durant lesloisirs, et atteint son niveau le plus faible pendant le sommeil. Ne vous
inquiétez donc pas trop des résultats d’une mesure.

Français 22

Fluctuation typique au cours d’une journée(Mesure toutes les cinq minutes)
Pression artérielle

Effectuez les mesures à la mêmeheure tous les jours en utilisant laprocédure décrite dans le présent
manuel afin de découvrir votre
pression artérielle normale. Des
relevés réguliers donnent unhistorique de pression artérielleplus complet. Assurez-vous denoter la date et l’heure lorsque
vous enregistrez votre pression
artérielle. Consultez votre médecinpour interpréter vos données depression artérielle.

Systolique

Diastolique

Après-midiMatin

SommeilHeureRéglages dans l’application
RéglageNickname (Surnom)

Description
L’utilisateur peut écraser le nom d’utilisateur affiché
par défaut par le moniteur et attribuer un nom
d’utilisateur personnel (jusqu’à 10 caractères).
Start Time
Permet à un utilisateur de choisir la durée de(Heure de début)l’intervalle entre la pression du bouton « Start » etle moment où le moniteur commence la mesure.
Pour les utilisateurs multiples, un intervalle plus
long est utile. Pour les utilisateurs individuels, unintervalle plus court est utile. Le réglage par défaut
est d’1 seconde pour les utilisateurs individuels etde 5 secondes pour les utilisateurs multiples.
Remove User
Permet à l’utilisateur de se supprimer comme(Supprimer l'utilisateur) utilisateur du moniteur de pression artérielle.
Check Software
Permet aux utilisateurs de mettre à jour leUpdate(Vérifier la mise à jour moniteur avec le logiciel Bluetooth® le plus récent.
du logiciel)
UnpairPermet à l’utilisateur d’annuler l’appariement de(Unpair)
son appareil mobile avec le moniteur de pression
artérielle. Cela peut également se faire via leréglage Bluetooth® de l’appareil mobile.
Reset
Cette fonction rétablit les réglages d’usine du(Réinitialiser)moniteur. Toutes les données dans le moniteursont supprimées.
Cela n’affecte pas les données stockées dans
votre appareil mobile.

Français 23

Réglage sur le moniteur
Réglage du moniteur
Le mode avion peut être utilisé dans un environnement qui interditl’émission de fréquences radio. Les mesures peuvent être effectuéesen mode avion et les données seront transférées vers l'Applicationlors de la prochaine connexion.
1. Maintenez le bouton Start (Démarrer) enfoncé etl'écran de sélection du mode avion s'affiche.
Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) pourbasculer entre ON et OFF.
2. Sélectionnez ON et attendez 3 secondes quel’appareil passe en mode avion.
En mode avion, l'icône avion s'affiche dans le coin
inférieur gauche de l'écran.

Français 24

Dépannage
Problème
L’appareil nese met pas
sous tension.
Le brassard
ne se gonfle
pas.

Cause possible
Batterie faible
Erreur interne dumoniteur de pression
artérielle.
Le câble de charge dela batterie est
raccordé.

Suggestion
Chargez la batterie.

Batterie faible

Chargez la batterie.

Appuyez sur l’interrupteur deréinitialisation.
Retirez le câble de charge.

Assurez-vous de ne pas bouger etde rester calme pendant lamesure.
L’appareil
Si vous avez un rythme cardiaquen’effectue pas
très faible ou irrégulier, l’appareilde mesure.
peut avoir des difficultés àdéterminer votre pression
artérielle.
Asseyez-vous confortablement et
Les relevésrestez calme.
sont trop
Posez votre bras sur une table
La position du brassardélevés ou trop
avec votre paume tournée vers le
est incorrecte.
faibles.
haut et le brassard de brassupérieur au même niveau que
votre cœur.
Un mouvement est
détecté.

La valeur est À l’hôpital ou chez le La mesure à domicile réduit lesdifférente de médecin,
effets des influences extérieurescelle mesurée une appréhension peut sur les relevés de pression
à l’hôpital ou causer un relevé élevé. artérielle, complétant ainsi leschez lerelevés du médecin.
médecin.
Remarque : Si la solution décrite ci-dessus ne résout pas le problème,contactez le revendeur agréé. N'essayez pas d'ouvrir ou deréparer ce produit, sinon votre garantie pourrait être invalidée.

Français 25

MaintenanceN’ouvrez pas l’appareil. Il utilise des composants électriques délicats et
une unité d’air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous ne
pouvez pas régler le problème à l’aide des instructions de dépannage,
contactez le revendeur agréé dans votre zone ou notre service
après-vente. Le service après-vente A&D fournira aux revendeursagréés des informations techniques et des pièces et unités de rechange.
L’appareil a été conçu et fabriqué pour une longue durée de vie.
Cependant, il est généralement recommandé de faire inspecter l’appareil
tous les 2 ans pour garantir son bon fonctionnement et sa précision.
Veuillez contacter le revendeur agréé dans votre zone ou A&D pour lamaintenance.

Caractéristiques techniquesType

UA-1200BLE

Méthode de mesure

Mesure oscillométrique

Plage de mesure

Pression :0 - 299 mmHg
Pression systolique :60 - 279 mmHg
Pression diastolique :40 - 200 mmHg
Pouls :
40 - 180 battements / min

Précision de mesure

Pression : ±3 mmHg
Pouls :
±5 %Circonférence du bras

22 cm - 42 cm

Alimentation

3,7 V Li-ion 325 mAh

Nombre de mesures

Env. 100 fois
Avec une valeur de pression de 170 mmHg,
température ambiante de 23 °C.

Classification

Équipement ME à alimentation interne(fournie par batteries) /Classe II (fournie par adaptateur)Français 26

Mode de fonctionnement continu
Test clinique

Conformément à ISO81060-2

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Communication sans fil

ZY (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth® Ver.4.1 Low Energy
Technologie BLP
Bande de fréquences : 2 402 MHz à 2 480 MHz
Puissance de sortie RF maximale : 2,1 dBm

Caractéristiques techniques

Modulation: GFSK

Conditions defonctionnement
Conditions detransport / stockage+10 °C à +40 °C / 15 % à 85 % d’humidité
relative / 800 hPa à 1 060 hPa-20 °C à +60 °C / 10 % à 95 % d’humidité
relative / 700 hPa à 1 060 hPa

Dimensions

Env. 44 [L] x 126 [H] x 26 [P] mm

Poids

Env. 205 g

Indice de protection

Appareil : IP20

Pièce appliquée

Brassard de type BF

Durée de vie utile

5 ans (lorsqu’il est utilisé six fois par jour)Éléments fournis

UA-1200BLE - 1
Manuel d’instructions - 1
Câble de charge (KSUSB-2C) - 1
Carte de code QR - 1

OptionAdaptateur CA : AX-TB283

Français 27

NOTES

Français 28

A&D Company, Ltd.

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599