DESDE
1948

KYOTO, TOKYO Y SENDAI, JAPONLOS ANGELES, USA
HONG KONG, CHINAFRANKFURT, ALEMANIA
DISTRIBUIDORES EN TODO EL MUNDO

FANTOMAS DE RADIOLOGIACATALOGO DE PRODUCTOSesCATALOGO DE PRODUCTOSFANTOMAS DE RADIOLOGIA
V o l . R P - 1es

Leyenda de íconos
Orificio para dosimetría
Número del modelo código

Nombre del Producto

Dosimetría

TC

Caja de almacenamiento
Rayos X

Aplicaciones

CajaINDICE P.50

CATALOGO DE PRODUCTOSFANTOMAS DE RADIOLOGIASOBRE NOSOTROS P.52

CONTENIDO
Kyoto Kagaku Fantomas Antropomórficos
Artículos
Destacados

P.5

PH-50B

Fantoma de Neonato de
Cuerpo Completo "PBU-80"
P.8

PH-2B

P.5

Fantoma de Neonato
de Cuerpo Completo
PH-2E

P.9

Fantoma de TC de Cuerpo
Completo con Patologías

P.12

P.12

Artículos
Destacados

PH-2C

P.6

Fantoma Pediátrico deCuerpo Completo "PBU-70"

Fantoma de TC de
Cuerpo Completo "PBU-60"

Placas corporales
IMC 32/ IMC 40

Radiología Diagnóstica

PH-50

Fantoma de Mano/ Antebrazo
Fracturados PH-2/2B

PH-2

P.10

Fantoma de Cuerpo
Completo "PBU-50"
PH-61

P.15

Fantoma Multipropósito
de Tórax N1 "LUNGMAN"
PH-63

P.18

Fantoma de Tórax
para PET/ SPECT
PH-4

Fantoma Pediátrico con
Fracturas Oseas "PBU-70B"

P.20

P.24

Fantoma de Estómago
BMU-1
PH-49
Fantoma de TC de
Colonografía NCCS

Componentes para
Radioisótopo
PH-8

P.11

PH-60

Fantoma de Cuerpo Completo
Resistente "PBU-90 RUGGED"
P.13

Serie deFantomas Seccionales

PH-58

P.16

P.14

PH-1C

P.17

FantomaPediátrico de Tórax

Fantoma deNódulos Subsólidos
P.19

Fantoma de TC para Exploración de
Cáncer de Pulmón LSCT001

Fantoma de TC de Torso
CTU-41
PH-18

P.16

P.7

PH-2D

Familia Kyoto Kagaku Fantomas de Tórax

PH-1

P.4

PH-3

P.21

Fantoma de Angiografía por TC
de Cabeza ACS (para TC/Angio/TCME)

PH-19

P.24

Fantoma de Estómago
Rotatorio TMP-R
P.24

PH-51

PH-47/ 62

P.22

Fantoma de Cabeza para Radiografía
Dental (Boca cerrada/ abierta)

PH-46

P.25

Fantoma de TC de Próstata
P.24

Fantoma de Entrenamiento deFluoroscopia de Columna Lumbar

PH-5

P.23

Fantoma de TC de
Abdomen (para TC/TCME)
PH-71

Fantoma de
Ligamentos de Rodilla

P.26

Artículos
Destacados

Kyoto Kagaku Fantomas de TC Multienergética

PH-75A/ B

P.30

PH-74

P.31

PH-57

P.34

Fantoma de Tórax deBajo Contraste ODA-LC
PH-7(Fantoma de Cabeza y Cuerpo)

P.37

P.39

P.38

PH-17

P.40

Fantoma de Cuerpo deAgua WAC
PH-48

P.35

Fantoma de Control de
Calidad de TC JCTII
PH-9-2

P.38

PH-40/ 41/ 42

P.40

PH-13

P.39

PH-16

P.40

Fantoma de Detalles deResolución de Contraste
P.42

PH-37

P.43

Fantoma de Cuerpo
Terapéutico THRA-1

Serie de Fantomas
Resistentes

Fantoma de Corazón yPulmones Dinámicos

P.36

Fantoma de Mamografía
Digital NCCE (fall)

Fantoma Acrílico XAC
P.41

PH-9
Fantoma de TC
Multicorte MHT

Fantoma de Escalera
PH-14

P.33

Fantoma de Tomosíntesis
NS

Fantoma de TC ERF HIT
PH-54

PH-56

P.43

Fantoma de Cuerpo
Terpéutico Pediátrico THRA-2
P.44

Fantoma de Control de
Calidad de IRM MHR/JMRⅡ
PH-64

P.46

P.47

Fantoma de Control de
Calidad de IRM Mamaria
PH-53

P.46

P.48

Fantoma Frío y Calientepara TCE SP-6

PH-69

Fantoma de Control de
Calidad de SPECT JSP

P.45

Fantoma de Control de
Calidad de IRM de Cabeza NH

PH-27

PH-34

P.45

Fantoma de IRM/MN
de Cabeza BHC

P.46

Fantoma de Cerebro IB-10
P.47

Fantoma de Tiroides UN
PH-28

PH-33

P.49

PH-26

P.48

Fantoma de Tiroides de
ORINS ITS

PH-24

P.48

Fantoma de Miocardio HL

Medicina Nuclear

Fantoma de Tiroides para
PET/SPECT AT
PH-29

P.45

Fantoma de Cerebro
IB-20 avanzado

Fantoma de Cerebropara PET/SPECT
PH-65

PH-72

IRM -Control de Calidad-

PH-32/ 32B

Dosimetría y Radioterapia

P.41

Fantóma de Tórax
Dinámico
PH-38

PH-6B

Fantoma de TC
Cardíaca Dinámica TCMD

Fantoma Gráfico de
DMO UHA
PH-39

P.35

Fantoma de ID-TC

Fantoma de CAE de TC
PH-10

PH-59

P.32

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

Fantoma para Control deFantoma para Control de
Calidad de TC Multienergética Calidad de Gammagrafía Osea

PH-55

P.28

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

Kyoto Kagaku Fantomas Antropomórficos
Nuestros fantomas antropomórficos proveen imágenes realistas con atenuación.
Ideales para aplicaciones de entrenamiento educativo, y apoyo para determinary evaluar los parámetros óptimos de escaneo.

Proveemos una variedad de fantomas antropomórficos para satisfacer sus requerimientos de la mejor manera.
manera. NEONATO

Estándar

Rayos X

PH-50:
P.5
PH-50B:
P.5

Variaciones

ADULTOPEDIATRICO (5 años)
Estándar

PH-50 : P.5

PH-2C : P.6

Síndrome deaspiración de meconio*

PBU-70*Opcional

Variaciones

Estándar

PH-2:
P.10

PH-2D : P.7
Fracturas óseas

Variaciones

PH-2B:
P.8

PH-60:
P.11

PH-2E : P.9
con patologías

TC
Dosimetría
La matriz de arriba indica la aplicación/modalidad más recomendada para el uso del fantoma y no necesariamente significa que cadafantoma debe ser utilizado exclusivamente en la modalidad marcada.
Todos los fantomas de arriba sirven para generar imágenes en dos modalidades: rayos X y TC.
Las diferencias en los órganos y materiales sustitutos de tejidos permiten a algunos fantomas un uso más amplio en estudios/entrenamientode TC que otros.

Variaciones del tamaño del cuerpo

41350-200-16 (IMC 32)/ 41350-200-17 (IMC 40)

Placas corporales

P.12

Para anatomía separada...

PH-61 41926-000-

Serie de Fantomas Seccionales P.13
4

Radiología Diagnóstica

41912-100

Fantoma de Neonato de Cuerpo Completo "PBU-80"

TC

Dosimetría

Rayos XCaja

Un nuevo neonato para TC viene al mundo.
¡Conozca más!

APLICACIONESCARACTERISTICAS|Las extremidades rotan a 360 grados en los hombros y articulaciones de cadera| La mano izquierda está cerrada y la derecha está abierta|Sustituto de tejido humano original de Kyoto Kagaku| Un orificio para introducir el dosímetro| UH de un neonato promedio| TC y Rayos X| Dosimetría| Imagenología en autopsia| Posicionamiento: vertical AP/ supina AP/
vertical lateral/ supina lateral

ANATOMIA

cráneo/ vértebras/ cláviculas/ escápulas/ costillas/ húmeros/ radios/ ulnas/ huesos de manos/ femures/ tibias/ fíbulas/
huesos de pies/ pelvis/ pulmones/ mediastino/ colon

DESCRIPCIONES
MATERIALESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de neonato de cuerpo completo
set de datos de rayos X de muestra (DVD)caja de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma: Peso de fantoma:
53 cm
3.5 kg / 7.7 lb
20.8 plgds.

PH-50

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

manualDimensiones de empaque:L57 x A44 x A29 cm
L22.4 x A17.3 x A11.4 plgds.

Peso de empaque:
8 kg / 17.6 lb

41912-000

Fantoma de Neonato de Cuerpo Completo

Rayos X

Caja

¡Conozca más!

A NA TOM IA
Igual que el PBU­80*El síndrome de aspiración de meconio se puede incluir como pedido personalizado.

D ES CR IPCIONESCONTEN IDO DE L J UEGOESPECIFICACIONES

Alto de fantoma:
42 cm
16.5 plgds.

Igual que el PBU­80

Peso de fantoma:
2.8 kg / 6.2 lb

M A T E R I A L E S De acuerdo con PBU­80

Tamaño de empaque:L57 x A44 x A29 cm
L22.4 x A17.3 x A11.4 plgds.

Tamaño de empaque:
8 kg / 17.6 lb

5Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-50BRadiología Diagnóstica

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-2C

41350-300

Fantoma Pediátrico de Cuerpo Completo "PBU-70"

TC

Rayos X

Este fantoma que representa un niño de cinco años es fácil de posicionar,
provee imágenes completas de huesos de cada articulación.
¡Conozca más!

APLICACIONESCARACTERISTICAS| Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano| Las juntas principales son similares a las articulaciones humanas| El fantoma se puede desensamblar en 10 partes individuales| Rayos X| TC| Posicionamiento del paciente básico

A NATOMIA
Estructura Osea

cráneo/ columna/ cláviculas/ escápulas/ costillas/
esternón/ huesos coxales/ húmeros/ huesos antebraquiales/
huesos de mano/ fémures/ patelas/ huesos de pierna inferior/huesos de pie

Organos internos

pulmones con los vasos/ tráquea (hasta los brónquios principales)/corazón/ hígado con las venas porta y hepática

UH de cada órgano:hígado70
riñón
30

D E S CR IPCIONES
MATERIALESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma pediátrico de cuerpo completosoporte para cabeza
cinturón de fijación de mano

ESPECIFICACION ES
Alto de fantoma:
110 cm43.3 plgds.

Peso de fantoma:
20 kg / 44 lb

REFEREN CIAS

1
1

destornillador
set de datos de muestra de rayos X (DVD)manualTejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

P A RT E S O P C I O N A L E S

Tamaño de empaque:L86 x A60 x A32 cm
L33.8 x A23.6 x A12.6 plgds.

41363­080

caja de almacenamiento para PH­2C / 2D

Söderberg, M., & La, S. (2013). Evaluation of adaptation strengths of CARE Dose 4D in pediatric CT. SPIE Medical Imaging, 9-14.
doi:10.1117/12.2001694

6

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

41350-500

TC

Fantoma Pediátrico con Fracturas Oseas "PBU-70B"

Rayos X

Mejore su técnica de detectar fracturas óseas en niños ycultive una consciencia para acabar con el maltrato infantil.
¡Conozca más!

APLICACIONESCARACTERISTICAS| Rayos X| TC| Posicionamiento del paciente básico
| Interpretación radiográfica| El entrenamiento de radiografía pediátrica se puede enriquecer
con fracturas óseas claras y sutiles| Fracturas típicas resultado del abuso de niños son incluidas|Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano
Las juntas principales son similares a las articulaciones humanas|
El fantoma se puede desensamblar en 10 partes individuales|

C ONCE PTO y ANAT OMI A¿Hay signos de abuso?

Maltrato de niños

Muchos niños en el mundo son víctimas de violencia doméstica y abuso, sin embargo, el problema es ignorado muchas veces. Notar
los signos de fractura por abuso de un niño es el primer paso para terminar con estos maltratos.
Este fantoma se ha diseñado y desarrollado para que los futuros radiólogos y radiógrafos cultiven estas técnicas de observación.
Una el callo óseo puede ser resultado de un trato abusivo. Este modelo particular contiene callos en la fase 5 decuración de heridas.

Signos de callo

Fractura supercondílea La fractura supercondílea en el húmero distal en la región superior del epicóndilo es una fractura comúnobservada entre los niños, a un 20%.
humeralCiertas causas de heridas pediátricas no accidentales, como las fracturas espirales, implican un maltrato estimulado por enojo
o desestresamiento.

Fractura espiral

Fracturas de espalda, Las fracturas de costilla cerca de las vértebras podrían ser indicadores potenciales de que el niño ha sido golpeado.
escápula y costilla
Una fractura lineal de cráneo puede ser otro indicador de maltrato infantil. A veces, las fracturas se ven mejor en

Fracturas craneales los escaneos de rayos X que en las imágenes de TC.
DESCRIPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma pediátrico de cuerpo completosoporte para cabeza
cinturón de fijación de mano

ESPECIFICACIONES

Alto de Fantoma:
110 cm43.3 plgds.

Peso de fantoma:
20 kg / 44 lb

MATERIALES
1
1

destornillador
set de datos de muestra de rayos X (DVD)manualTejido blando: resina de base uretano (gravedad específica: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

PA R T E S O P C I O N A L E S

Tamaño de empaque:L86 x A60 x A32 cm
L33.8 x A23.6 x A12.6 plgds.

41363­080

7

Caja de almacenamiento para PH­2C / 2D

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-2D

Radiología Diagnóstica

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-2B

41350-200

TC

Fantoma de TC de Cuerpo Completo "PBU-60"

Rayos XEl único fantoma de cuerpo completo de tamaño real para TC provee una variedad de aplicaciones
educativas, así como evaluación visual para encontrar las condiciones óptimas de escaneo.
¡Conozca más!

APLICACIONESCARACTERISTICAS| Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano.
| Las juntas principales son similares a las articulaciones humanas.
| El fantoma se puede desensamblar en 10 partes individuales.

| TC| Rayos X| Posicionamiento del paciente básico

ANATOMIA
Organos internos

Organos internos
completos

CerebroCerebro40

Cerebelo

40

Mesencéfalo

Estructura óseaGlobos oculares

Vértebras cervicales

Riñones

Vesícula
Bazo

10

Vesícula seminal

20

Aorta

Vértebras

Arterias con medio de contraste(solo hemisferio izquierdo)

250

Costillas

Pulmones­1000

Escápulas

Tráquea

Pared traqueal: 8 / interior: ­1000

Fémures

Hígado70

Clavículas

Vasos pulmonares

EsternónCava

8

Corazón

Huesos coxales

Organos internos

Venas porta y hepática
Páncreas

40

Ventrículos cerebrales

Cráneo sintético

UH bajo 80KeV

PBU­50: 8 / PBU­60: 40

UH bajo 80KeV
40
30
30
20

50

25
40
70

UréterPared ureteral: 30 / interior: 10

Próstata

50

Vejiga urinaria
Recto

Colon sigmoide

10

Pared rectal: 70 / interior: ­800

Pared colónica: 70 / interior: ­800

DESCRIPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de cuerpo completosoporte para cabeza
destornillador de cabeza plana

ESPECIFICACION ES
Alto de fantoma:
165 cm65 plgds.

Peso de fantoma:
50 kg / 110 lb

1

set de datos de muestra de rayos X (DVD)manualTamaño de empaque:85 x 60 x 44 cm x 2 cajas
33.5 x 24 x 17.3 in x 2 cajas

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)
Cráneo: resina epoxi (densidad: 1.11)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

PA RT E S O P C I O N A L E S

Cajas de almacenamiento (consisten de 2 cajas)
41363­070
41350­200­16 Placas corporales para PH­2/2B (IMC 32)
41350­200­17 Placas corporales para PH­2/2B (IMC40)

Peso de empaque:
80 kg / 176 lb

REFERENCIAS PUBLICADAS

MATERIALES:

Kim, S., & Jung, H. (2013). A Study on Performance of Low-Dose Medical Radiation Shielding Fiber (RSF) in CT Scans.
International Journal Of Technology, 4(2), 178-187. doi:10.14716/ijtech.v4i2.107

Caja de almacenamiento

8

P.12

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

41350-700

Fantoma de TC de Cuerpo Completo con Patologías

Rayos XTC

Implemente la teoría en la práctica con los hallazgos patológicos contenidos
en este fantoma de entrenamiento realista.
¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano.
| Las juntas principales son similares a las articulaciones humanas.
| El fantoma se puede desensamblar en 10 partes individuales.

| TC| Rayos X| Posicionamiento del paciente básicoA N ATOMIA y PAT OLOGI AS
Casos

UH bajo 80KeV

Hematoma subdural

Tumor hepático

interior: 30 / exterior: 130

Cálculo biliar

190

Tumor pulmonar

Organos internos
completos
Estructura óseaCráneo sintético

Vértebras cervicales
Vértebras

Clavículas
Costillas

EsternónEscápulas

Huesos coxales
Fémures

Casos

130

Tumor cerebral

Organos internos

CerebroUH bajo 80KeV

Pancreatitis

40

CerebroMesencéfalo

Cerebelo
Ventrículos cerebrales
Globos oculares

Arterias con medio de contraste(solo hemisferio izquierdo)

Pulmones
Vasos pulmonares
TráqueaCorazón
Hígado170

Espondilolistesis

Apendicitis

Organos internos

Venas porta y hepática
Páncreas

40

Riñones40

Vesícula

10

Bazo

20

Vesícula seminal
Aorta

250

Cava

­1000
8

pared traqueal: 8 / interior: ­1000
PBU­50: 8 / PBU­60: 40
70

UH bajo 80KeV

Cálculo renal

30

UH bajo 80KeV

Casos

10

170

interior: 30 / exterior: 40­

UH bajo 80KeV
40
30
30
20

50

25
40
70

Uréterpared ureteral: 30 / interior: 10

Próstata

50

Vejiga urinaria
Recto

Colon sigmoide

10

pared rectal: 70 / interior: ­800

pared colónica: 70 / interior: ­800

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de cuerpo completosoporte para cabeza
destornillador de cabeza plana

ESPECIFICACIONES

Alto de fantoma:
165 cm65 plgds.

Peso de fantoma:
50 kg / 110 lb

MATERIALES:

1

set de datos de muestra de rayos X (DVD)manualTamaño de empaque:85 x 60 x 44 cm x 2 cajas
33.5 x 24 x 17.3 plgds. x 2 cajas

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (gravedad específica: 1.31)
Cráneo: resina epoxi (gracedad específica: 1.11)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

PA RT E S O P C I O N A L E S

Cajas de almacenamiento (consisten de 2 cajas)
41363­070
41350­200­16 Placas corporales para PH­2/2B (IMC 32)
41350­200­17 Placas corporales para PH­2/2B (IMC40)

Peso de empaque:
80 kg / 176 lb

Caja de almacenamiento

9

P.12

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-2E

Radiología Diagnóstica

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-2

41350-000

TC

Fantoma de Cuerpo Completo "PBU-50"

Rayos X

Una herramienta esencial para todo programa de radiografía¡Conozca más!

CARACTERISTICASAPLICACIONES| Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano.
| Las juntas principales son similares a las articulaciones humanas.
| El fantoma se puede desensamblar en 10 partes individuales.

| Rayos X| Posicionamiento del paciente básico
| TC básica

ANATOMIA
cráneo/ columna/ cláviculas/ escápulas/ costillas/ esternón/ huesos coxales/ plumones con vasos pulmonares/
tráquea (hasta los bronquios principales)/ corazón/ hígado con las venas porta y hepática/ riñones/ húmeros/
huesos antebraquiales/ huesos de mano/ fémures/ patelas/ huesos de la pierna inferior/ huesos del pie

D ES CR IPCIONESM A T E R I A L E S:

CONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de cuerpo completosoporte para cabeza
destornillador de cabeza plana

ESPECIFICACION ES
Alto de fantoma:
165 cm65 plgds.

Peso de fantoma:
50 kg / 110 lb

1

set de datos de muestras de rayos X (DVD)manualTamaño de empaque:85 x 60 x 44 cm x 2 cajas
33.5 x 24 x 17.3 plgds. x 2 cajas

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)
Cráneo: resina epoxi (densidad: 1.11)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

PAR TE S O P C I O N A L E S

41363­070
cajas de almacenamiento (consisten de 2 cajas)
41350­200­16 placas corporales para PH­2/2B (IMC 32)
41350­200­17 placas corporales para PH­2/2B (BMI 40)

Peso de empaque:
80 kg / 176 lb

Caja de almacenamiento

10

P.12

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

41925-000

Fantoma de Cuerpo Completo Resistente "PBU-90 RUGGED"

TC

Rayos X

El nuevo material para fantoma está diseñado para un manejo brusco,
durabilidad mejorada y menos mantenimiento¡Conozca más!

Prueba de durabilidad

CARACTERISTICASAPLICACIONES| Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano.
| Las juntas principales son similares a las articulaciones humanas.
| El fantoma se puede desensamblar en 10 partes individuales.

| Rayos X| Posicionamiento del paciente básico
| TC básica

PBU­90 permite escenarios de entrenamiento que incluyen el manejo brusco. Los detalles de los huesos de mano y pierna
son simplificados comparados con los de PBU­50/60 para aumentar su durabilidad.

ANATOMIA
cráneo/ columna/ cláviculas/ escápulas/ costillas/ esternón/ huesos coxales/ plumones con los vasos pulmonares/
tráquea (hasta los bronquios principales)/ corazón/ hígado con las venas porta y hepática/ riñones/
húmeros/ huesos antebraquiales/ huesos de mano/ fémures/ patelas/ huesos de la pierna inferior/ huesos de pie

D ES CR IPCIONESM A T E R I A L E S:

CONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de cuerpo completosoporte para cabeza
destornillador de cabeza plana

ESPECIFICACIONES

Alto de fantoma:
165 cm65 plgds.

Peso de fantoma:
50 kg / 110 lb

1

set de datos de muestra de rayos X (DVD)manualTamaño de empaque:85 x 60 x 44 cm x 2 cajas
33.5 x 24 x 17.3 plgds. x 2 cajas

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)
Cráneo: resina epoxi (densidad: 1.11)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

P AR T E S O P C I O N A L E S

41363­070
cajas de almacenamiento (consisten de 2 cajas)
41350­200­16 placas corporales para PH­2/2B (IMC 32)
41350­200­17 placas corporales para PH­2/2B (BMI 40)

Peso de empaque:
80 kg / 176 lb

Caja de almacenamiento

11

P.12

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-60

Radiología Diagnóstica

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

41350-200-16 (IMC 32) / 41350-200-17 (IMC 40)

Partes opcionales para PH-2/2B/2E/60

Placas Corporales

Placas corporales para simular un paciente con IMC 32 / IMC 40

IMC 32

IMC 40C A R ACTE R IS T I C AS
| Para el estudio de efecto de masa corporal del paciente sobre la dosis de irradiación y la calidad de imágenes

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
2

MATERIALES

resina de base uretano (densidad: 1.06)

placa corporal (anterior)placa corporal (posterior)cinturones

ESPECIFICACION ES

Tamaño de empaque:77 x 48 x 40 cm x 2 cajas
30.3 x 18.9 x 15.7 plgds. x 2 cajas

Tamaño de fantoma:
L41 x A45 x A28cm
L16.1 x A17.7 x A11 plgds.

Peso de empaque:41350­200­16(IMC 32): 21 kg / 46.3 plgds.
41350­200­17(IMC 40): 34.5 kg / 76 plgds.

Partes opcionales para PH-2/2B/2E/60

41350-000-11

Fantoma de Mano/ Antebrazo Fracturados PH-2/2B
Fantoma de rayos X para la evaluación de trauma

D ES CR IPCIONES
Fractura s de hueso:

cúbito, radio, metacarpiano del 1er
dedo, falange media del índice, falange
distal del 1er dedo (fractura por
compresión), metacarpiano del 5to dedo

C O NT ENIDO D EL JU E G O
1MATERIALES

Fantoma de Mano/ Antebrazo Fracturados

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

Partes opcionales para PH-2/2B/2E/60

41363-070

Caja de Almacenamiento 2 (un par)12

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

41926-000-

Rayos X

Serie de Fantomas Seccionales

Los fantomas seccionales permiten la imagenología de anatomía individual según la necesidad¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS
| Tipos opaco y transparente para diversas posibilidades de entrenamiento
Opaco: versión avanzada para desempeños realistas de toma de imágenes
Transparente: Los huesos visibles facilitan el entendimiento de claves para posicionamiento| Las articulaciones de rodilla y codo movibles para un posicionamiento realista

I T EMSREGIONNo.
41926­000
41926­010
41926­060
41926­070
41926­080
41926­140
41926­150
41926­020
41926­030
41926­040
41926­050
41926­180
41926­190
41926­100
41926­110
41926­120
41926­130

NOMBRE DEL PRODUCTONOTA

Cabeza (Opaco)Cabeza (Transparente)
Incluye el sistema esquelético de tórax con espacio mediastinal y bronquios para proveer imágenes
Tórax (Opaco)
realistas. Las escápulas rotan en el exterior de los campos pulmonares para una toma de imágenes
apropiada en vista PA del tórax.
Tórax (Transparente)
Incluye las columnas lumbar/sacra, anatomía ósea de pélvis y partes proximales de fémures.
Pelvis (Opaco)
Codo Derecho (Opaco)
El rango de flexión natural provee las vistas PA/lateral y de flexión parcial en un fantoma.
Codo Derecho (Transparente)
Mano Derecha (Opaco)
Mano Derecha (Transparente)
Mano izquierda (Opaco)
Mano izquierda (Transparente)
Rodilla Derecha (Opaco)
La patela movible y articulación con flexión proveen el posicionamiento realista de la rodilla para las
Rodilla Derecha (Transparente) vistas PA, lateral, oblícua, sunrise y túnel.
Pie Derecho (Opaco)
Pie Derecho (Transparente)
Pie Izquierdo (Opaco)
Pie Izquierdo (Transparente)
Su diseño para uso independiente incluye un soporte de cabeza ajustable para mostrar un
posicionamiento apropiado del cráneo.

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantomaset de datos de muestra de rayos X (DVD)manualM A T E R I A L E S:

Tejido blando: resina de base uretano
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)
Cráneo: resina epoxi (densidad: 1.11)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

*Accesorio del fantoma de cabeza:
soporte para cabeza ajustable

13

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

PH-61

FANTOMAS DE TORAX

Kyoto Kagaku Familia de Fantomas de Tórax

El tórax contiene los órganos cruciales para nuestra vida, y el cáncer pulmonar sigue
siendo el cáncer más frecuente. Aquí está la familia de fantomas de tórax que
ayudan en el desarrollo de capacidades para diagnósticos y tratamiento mejores.

Variación del tamaño de cuerpo

Desempeño para menor dosis

PH-1C Fantoma Pediátrico de Tórax
PH-8 Fantoma de TC para Exploraciónde Cáncer de Pulmón LSCT001

PH-58 Nódulos subsólidos

Posibilidades extensas para
estudio y entrenamiento

Placas torácicas para "LUNGMAN"

Coloque los tumores simulados ymejore su técnica de interpretación

PH-1 Fantoma Multipropósito de Tórax N1 "LUNGMAN"

Variación de modalidad

Radioterapia

PH-39 Fantóma de Tórax Dinámico

Componentes para Radioisótopo
para "LUNGMAN"

14

PH-65 Fantoma de Tórax para PET/SPECTRadiología Diagnóstica

41337-000

TC

Fantoma Multipropósito de Tórax N1 "LUNGMAN"

Rayos X

PH-1 ha sido usado en un estudio por la FDA para crear una base de datos de escaneos de TC con diferentes
aparatos y protocolos, como una fuente para evaluación de métodos de estimación de tamaño de nódulos
pulmonares.
¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano.
| Los tumores simulados y otros objetivos se pueden colocar en cualquier| TC| Rayos X| Interpretación radiográfica

punto dentro de los campos pulmonares.

|Amplia variedad de uso en el entrenamiento de intrepretación, educación anatómica, evaluación de losaparatos y otras investigaciones.

| Posición adecuada del torso con los brazos en abducción para TC

A N ATOMIAEl tórax contiene:

Tumores simulados| cuerpo principal:
Huesos sintéticos dentro del tórax.
| mediastino:corazón, tráquea,vasos pulmonares| bloque abdominal (diafragma):ninguna estructura interna– 800

Se pueden colocar los tumores simulados de cinco
tamaños, para cada una de las tres variaciones de
UH en posiciones arbitrarias en los campos pulmonares.

– 630
+ 100
1.2/ 1.0/ 0.8/ 0.5/ 0.3 cm
0.47/ 0.39/ 0.32/ 0.2/ 0.12 plgds.

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1 torso torácico
15 tumores simulados (15 variaciones: 1 por cada var.)

1

ESPECIFICACION ES

set de datos de muestra de rayos X (DVD)manualTamaño de fantoma:
43 x 20 x 48 cm, perímetro torácico 94 cm
17 x 8 x 18 plgds., perímetro torácico 37 plgds.
Peso de fantoma:
18 kg/ 39.6 lb

Tamaño de empaque:
65 x 55 x 29 cm
26 x 22 x 11 plgds.

MATERIALES

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

P AR TE S O P C I O N A L E S

41337­010 Placa torácica
41363­020 Caja de almacenamiento
41337­070 Tumores simulados

Peso de empaque
25 kg / 55.1 lb

REFERENCIAS Xie, X., Zhao, Y., Snijder, R. A., van Ooijen, P. M., de Jong, P. A., Oudkerk, M., … Greuter, M. J. (2013). Sensitivity and accuracy of volumetry of pulmonary
PUBLICADAS nodules on low-dose 16- and 64-row multi-detector CT: an anthropomorphic phantom study. European radiology, 23(1), 139‒147.
doi:10.1007/s00330-012-2570-7

Gomi, T., Nakajima, M., Fujiwara, H., Umeda, T. (2011) Comparison of Chest Dual-energy Subtraction Digital Tomosynthesis Imaging and Dual-energy
Subtraction Radiography to Detect Simulated Pulmonary Nodules with and without Calciﬁcations. Academic Radiology, 18(2), 191‒196.
doi:10.1016/j.acra.2010.09.021

15

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS DE TORAX

PH-1

Radiología Diagnóstica
fusiónFANTOMAS DE TORAX

Parte opcional para PH-1

41337-020-

Componentes para Radioisótopo

TC

PET/CT

El set de insertos de contenedor de RI pueden ser colocado en el fantoma de tórax en los sitios para insertos
estándares, permitiendo aplicaciones de investigación más amplias incluyendo la evaluación fusionada de PET/SPECT.
41337­030

41337­040

41337­020

fusiónTC41337­050

41337­060

41337­020 Pulmones de uretano
41337­030 Contenedor de hígado para RI
41337­040 Contenedor de vesícula para RI
PET
41337­050 Contenedor de nódulo pulmonar para RI
41337­060 Contenedor de mediastino con miocardio izquierdo para RI

D ES CR IPCIONES
MATERIAL ES

Pulmón y nódulo pulmonar: resina de base uretano

Contenedor: resina acrílica
Hígado: resina acrílica
Corazón: resina de base uretano

Parte opcional para PH-1

PH-58

Fantoma de Nódulos Subsólidos
Ambas opacidades en vidrio esmerilado mixta y pura son provistas en una variedad de tamaños y UH
Fantoma de Nódulos Subsólidos es un set de lesiones diseñadas para estudio y entrenamiento de detección einterpretación de Opacidades en Vidrio Esmerilado (OVE). Ambas OVE mixta y pura son provistas en una variedad detamaños y UH. El set incluye la OVE 3D modelada con datos clínicos de TC. Las lesiones simuladas se pueden colocar
en los vasos pulmonares del Fantoma Multipropósito de Tórax N1 "LUNGMAN" o del Fantoma de TC de Pulmón.
41923­100 No.8­10 Excéntrico

41923­000 No.1­7 Concéntrico
No. Item

1

2
3
4

5

6
7

Campo de OVE
DiámetroUH

1.5 cm0.59 plgds.
2.0 cm0.79 plgds.

Campo sólido
Diámetro
UH
0.5 cm/0.20 plgds.

-650

No. Item

Tipo

-50
0

50

8
9

Concéntrico

10

0.3 cm/0.12 plgds.
0.5 cm/0.20 plgds.
0.7 cm/0.28 plgds.

0

No. Item

1112aCampo de OVE
Diámetro
UH

2.0 cm-650
0.79 plgds.

Campo sólido
Diámetro
UH
0.3 cm/0.12 plgds.
0.5 cm/0.20 plgds.

00.5 cm/0.20 plgds.
0.7 cm/0.28 plgds.

0

c

d
e
f

g

h

OVE 3D

Campo de OVE
Diámetro
UH

1.5 x 1.5 cm
0.59 x 0.59 plgds.

-590

Campo sólido
Diámetro
UH--

Campo de OVE
Diámetro
UH

-750

b

Tipo

Eccéntrico

OVE 3D
No. Item

1.5 cm-650
0.59 plgds.

Campo sólido
DiámetroUH-50
0.5 cm/0.20 plgds.

Tipo

Eccéntrico

05041923­300 No. a­h OVE pura

0.9 cm/0.35 plgds.

41923­200 No.11­12 Excéntrico
No. ItemCampo de OVE
DiámetroUH-650
1.5 cm0.59 plgds.

-550

Campo sólido
UH
Diámetro
-

-

-

-

-

-

-450

-

-

-

-

-250

-

-

-

-

-50

-

-

-350
-150

Tipo

OVE pura

Tipo

-

16

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

41337-300

TC

Dosimetría

Fantoma Pediátrico de Tórax

Rayos XCaja

Un fantoma que representa un niño de cinco años para practicar y realizar la toma de imágenes y dosimetría¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Dos tipos de insertos de pulmón intercambiables están incluidos ­inserto vascular de pulmón e inserto de densidad pulmonar| La cámara de ionización en forma de lápiz para IDTC se puede
colocar en el mediastino.
| Los dosímetros TLD o RPL se pueden colocar en el bloque tiroideo e
inserto de densidad pulmonar.
| La estructura interna desmontable permite la inserción de variedad
de patologías y objetivos.

| TC| Rayos X| Dosimetría| Interpretación radiográfica

A NATOMIA
Costillas, cláviculas, columna, mediastino, escápulas, esternón y vasos pulmonares**solo inserto de vasculatura pulmonarLos dosímetros TLD o RPL se pueden
colocar en el bloque tiroideo.

D E S CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

torso torácico de 5 años de edad
inserto de vasculatura pulmonar: mediastino con vasos pulmonares
inserto de densidad pulmonar: mediastino, campos pulmonares (L­R)

ESPECIFICACIONES
Tamaño de fantoma:
32 x 17 x 38 cm
12.6 x 6.7 x 15 plgds.
Peso de fantoma:
6 kg / 13.3 lb

1
1

set de imágenes de muestra
caja de almacenamiento
manual

MATERIALES

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

P AR TE S O P C I O N A L E

Tamaño de empaque:W51 x D43 x H45 cm W20 x
D17 x 17.7 plgds.

41337­010
41363­020
41337­070

Peso de empaque:
14 kg / 30 lb

17

Placas torácicas
Caja de almacenamiento
Tumores simulados

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS DE TORAX

PH-1C

Radiología Diagnóstica

FANTOMAS DE TORAX

PH-63

41927-000

PET/ SPECT

Fantoma de Tórax para PET/SPECT
Fantoma de Tórax para PET/SPECT es una herramienta óptima
para estudios de medicina nuclear¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

Examen de densidad miocárdica por imagenología de SPECT| PET/SPECT| Manejo de calidad de equipos de MN| Densidad miocárdica con imagenología de SPECT| Densidad de solución de RI para imagenología detumor| Verificación de imagenología miocárdica con el uso de varias
soluciones de RI.
| Habilidad de captar los defectos de la región miocárdica| Puede reproducir las variaciones de imágenes del corazón por
inyectar soluciones de RI en el hígado, riñón y pulmones.

Examen de densidad de solución de RI de tumores simulados| Los tumores simulados se pueden insertar en el pulmón,
hígado y pecho.
| Los tumores pueden ser llenados con solución de FDG/RI en sus
esféras para evaluación de densidad, tamaño y ubicación.

A NA TOM IA| Corazón| Hígado­Tipo anatómico:| Pulmónes (derecho/izquierdo)
ventrículo derecho, ventrículo
| Riñones (derecho/izquierdo)
y miocardio izquierdo
Puntoscalientes(hígado,pulmonesypecho)|­Tipo geométrico:* El punto caliente para PET se puede colocar en el
hígado, pulmones y pecho.

UH

ventrículo y miocardio izquierdos| Hueso: 370UH| Pulmón: ­900UH| Material de armazón de órgano: 100UH, y 1.16g/cm3 de densidad

Tipo geométrico

Tipo anatómico

D E S CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
2
4
1
2
1
2
3

cuerpo torácico
pulmones (izquierdo y derecho)corazón
hígadoriñonescaja torácica y columna
pechospuntos calientes*S: varios

1 baseS pins plásticos*
6 barras de soporte
4 anillos de barra plana para base
5 tubos
1 jeringa
S tuercas y pernos*
1 tanque de agua
manual

MATERIALES

Tejido blando: poliuretano transparente
Pulmones: materiales con 0.4 g/cm3 de densidad
Materiales de hueso: material inculcado con calcio para proveer
una atenuación apropiada para el uso de solución de RI.

ESPECIFICACIONES
Tamaño de fantoma:
A44 x A69.4 cm
A17.3 x A27.3 plgds.

18

Peso de fantoma:
fantoma solo: 21 kg / 46.2 lb
llenado con líquido: 37.5 kg / 82.6 lb

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

41507-000

Fantoma de TC para exploración de cáncer de pulmón LSCT001

Dosimetría

TC

Fantoma de tórax para estudios de estandarización de exploración de cáncer de pulmón de baja dosisLa estructura antropomórfica provee imágenes realistas que permiten la evaluación visual para operadores.
¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Los tumores simulados de tipo OVE con diferentes tamaños y UH
están inclustados en la vecinidad de tres secciones principales delos pulmones bilaterales.

| Evaluación de calidad de imágenes de TC| Dosimetría| Evaluación de curva de densidad| El portador de dosímetro en el eje central del fantoma permite
insertar una cámara de ionización tipo lápiz. El fantoma delinealidad cilíndrica de 8 pasos se puede colocar en la base deltórax del fantoma para controlar la curva de densidad.

A N ATOMIA| Huesos| Pulmones| Mediastino| Tumores simulados en tres áreas pulmonares
Porción apical de los pulmones
Bifurcación de tráquea
Base pulmonar

Tu mo r es sim ulado stamañoContraste de UH con
el fondo del pulmón

tumores en el pulmón derecho

4,6,8,10,12 mm dia.
0.16, 0.24, 0.32, 0.39, 0.47 plgds. dia.

△UH=100

tumores en el pulmón izquierdo

2, 4, 6, 8, 10 mm dia.
0.08, 0.16, 0.24, 0.32, 0.39 plgds. dia.

△UH=100

O b jet i vo s de f ant o m a de li neali dadmateriales

Contraste de UH con
el fondo del pulmón

Contraste de UH con
el fondo del pulmón

materiales
resina uretano
resina uretano

materiales

A

­1000

aire

E

­200

poliuretano

B

­850

poliuretanoF100

poliuretano

C

­600

poliuretanoG

250

baquelitaD­400

poliuretano

H

350

resina poliacetal

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de tórax
fantoma de linealidad de 8 pasoscilíndros de uretano11base de ajusteset de imágenes de muestra
manualM AT E R I A L E S

Pared torácica: sustituto de tejido humano
Huesos: huesos sintéticos
Alvéolos: espuma de estireno y espuma de uretano

E SPECIFICACION ES
Tamaño de fantoma:
A44 x A69.4 cm
A17.3 x A27.3 plgds.

REFERENCIA PUBLICADA

Muramatsu, Y., Tsuda, Y., Nakamura, Y., Kubo, M., Takayama, T., & Hanai, K. (2003). The Development and Use of a Chest Phantom

for Optimizing Scanning Techniques on a Variety of Low­Dose Helical Computed Tomography Devices.
Journal of Computer Assisted Tomography, 27(3), 364­374. doi:10.1097/00004728­200305000­00012

19

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

FANTOMAS DE TORAX

PH-8

Radiología Diagnóstica

PH-4

41324-040

TC

Fantoma de TC de Torso CTU-41

Rayos XCaja

Un fantoma antropomórfico de torso de una pieza con estructuras anatómicas
permite varios acercamientos de TC incluyendo el escaneo helicoidal.
¡Conozca más!

Vista broncoscópica virtual

APL I CACI O N ES

CAR A CTE R IS TI C AS

| La estructura de pieza singular del fantoma facilita estudio en
escaneo de TC de volumen incluyendo escaneo helicoidal.
| El fantoma se puede usar para alineación en radioterapia guiada por
imágenes (IGRT).

| TC

A N ATOMIA| Huesos sintéticos con cartílago
­cráneo, vértebras, cláviculas, costillas, esternón, escápulas, huesos coxales y fémures artificiales
Organos internos
Tejido blando alrededor de cada órgano
CerebroCerebroVentrículos
Globos oculares
Aorta
Vena cava
Hasta la primera rama
TráqueaCorazón

La segunda ­ tercera ramas

Vasos sanguíneos pulmonares
Cartílagos de costillas

Unidad de Hounsfield

－7
40
10
20
40
40
­800
­7
40
­7
90

HígadoVesícula
Páncreas
Bazo
Riñón

Organos internos
EnteroUnidad de Hounsfield

Vena

EnteroVena

UretraVejiga urinaria

Uretra

70
40
20
30
50
30
40
10
10
10

D E S CR IPCIONES
MATERIALESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1

fantoma de TC de torso
set de datos de muestra de rayos X (DVD)

ESPE CIFICACIONES

Alto de fantoma:
100 cm39.4 plgds.

Peso de fantoma:
45 kg / 99 lb

1

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

caja de almacenamiento
manualTamaño de empaque:
L106 x A58 x A62 cm L42 x
A23 x A24 plgds.

Peso de empaque:
52 kg / 114 lb

20

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología DiagnósticaPH-3 41309-100 para TC/ 41309-200 para Angio/ 41309-300 para TCME

Fantoma de Cabeza para TC Angiográfica ACS

Angio

TC

TCME

Caja

El fantoma de cabeza para TC de Kyoto Kagaku mejor vendido

Un nueva variación añadida: Fantoma de Cabeza para TCME, que contiene arterias de material innovador equivalente al agua¡Conozca más!

TC

Angio

APL I CACI O N ES

C A R ACTE R IS T I C AS

| Tres variaciones de fantomas de cabeza con diferentes
características de las arterias para responder a sus requerimientos:
TC/ Angiografía/ TC Multienergética
| Las arterias cerebrales izquierdas con contraste realzado están
inclustadas tridimensionalmente en el cerebro| TC (41309­100)| Angiografía (41309­200)| TC Multienergética (41309­300)

A NA TOM IA| Un cráneo sintético
| Tejido blando| Arterias simuladas con medio de contraste
Arterias cerebrales izquierdas anteriores
Arterias cerebrales izquierdas medias
Arteria carótida interna
Diámetros de arterias simuladas 0.5­4.0mm*El diseño de arterias es el mismo para los tres tipos.

| UH

Tejido blando

0

Cerebelo

40

Mesencéfalo

40

Globos oculares

20

Cerebro40

Ventrículos cerebrales 10
Arterias cerebrales medias

Arterias cerebrales anteriores

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1

fantoma de cabeza
set de datos de muestra de rayos X (DVD)

ESPE CIFIACIONES

Alto de fantoma:
33 cm
13 plgds.

Peso de fantoma:
6.5 kg / 14.3 lb

MATERIALES
1Tejido blando: resina de base uretano
Vértebras cervicales (C1­C7): resina epoxi

caja de almacenamiento
manualTamaño de empaque:L46 x A31 x A32 cm L18.1 x
A12.2 x A12.6 plgds.

Peso de empaque:
8 kg / 17.6 lb

21

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

PH-47 41301-200 (Boca cerrada)

PH-62 41301-300 (Boca abierta)

Rayos X

Fantoma de Cabeza para Radiografía Dental

Caja

Los mandíbula, maxilar y lengua remontables permiten
una variedad de aplicaciones para entrenamiento e investigación.
Supervisión del producto:
Akitoshi Katsumata, D.D.S., Ph.D. Profesor
Escuela de Odontología, Universidad Asahi¡Conozca más!

Partes opcionales: implante

APL I CACI O N ES

C A R ACTE R IS T I C AS
| Cada diente separadamente moldeado tiene la estructura de tres capas de enamel,
dentina y cámara de pulpa.
| Cada tejido duro (enamel, dentina, hueso cortical y hueso esponjoso) tiene su UH
y tasa de absorción de rayos X particulares.
|La mandíbula, maxilar y lengua son desmontables para permitir el acceso a lacavidad oral, cavidad faríngea y seno maxilar. Censores, lesiones simuladas, oresiduos se pueden colocar en estas cavidades. (no incluidos)|Las arterias carótidas están preparadas como lúmenes para acomodar calcificación
simulada.

| Radiografía dental
panorámica (41301­200)
intraoral (41301­300)

A N ATOMIA y PAT OLOGI A
Cráneo sintético con- cavidad nasal, sinus maxilar, mandíbula alveolar, maxilar alveolar, vértebras cervicales, hueso hioides, dientes con
enamel, dentina y cámara de pulpa.
- Lengua, cavidad oral, cavidad faríngea y arterias carótidas.

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1
1

unidad de cabeza principal
maxilar (hueso alveolar)mandíbula (hueso alveolar)

1
1
1
1

lenguaESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
L20 x A21 x A25 cm
L7.8 x A8.2 x A9.8 plgds.

Peso de fantoma: 4.8 kg / 10.6 lbbase de fijación (incluyendo tornillos)
tripié
set de datos de muestra de rayos X (DVD)caja de almacenamiento
manual

MATERIALES

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

P AR TE S O P C I O N A L E S

Tamaño de empaque:L66 x A54 x A34 cm
L44 x A21 x A13.3 plgds.

41301­200­01

mandíbula con implante *tipo de boca cerrada

Peso de empaque:
12 kg / 26.4 lb

REFERENCIAS PUBLICADAS Kitai N, Mukai Y, Murabayashi M, Kawabata A, Washino K, Matsuoka M, Shimizu I, Katsumata A. Measurement accuracy with a new dental
panoramic radiographic technique based on tomosynthesis. Angle Orthodontist. 2013; 83, No 4.
Read more: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612390

22

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

PH-5

41360-000 para TC / 41360-100 para TCMETCME

Fantoma de TC de Abdomen

TC

Caja

El fantoma facilita el estudio de fusión de imágenes entre TC y ultrasonido en
combinación con US-1 Ecozy*. Se ha añadido una nueva variación para TCME.
¡Conozca más!

Axial

CoronalC A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Dos variaciones para responder a sus requerimientos:
Tipo TC (sin aumento de contraste),
Tipo TCME (vasos con 13mgI/ml** de yodo y el hígado con
material compatible con TC multienergética)| TC| TC Multienergética

**Se puede cambiar la concentración de yodo mediante un pedido personalizado.
A N ATOMIA| vena hepática
| arteria hepática
| riñones| páncreas| bazo| pulmones (sin estructura interna)| corazón (sin estructura interna)| hígado| vena porta| vesícula

| aorta| vena cava inferior| columna vertebral| costillas*Los vasos y órganos con agente de contraste se pueden incluir como un pedido especial.

I M AG E NE S DE T C Multienergética
El hígado y vasos con contraste realzado son de un material equivalente al agua compatible
con multienergía (WEM) -> Véase la P.28 para más información.
El gráfico derecho de abajo demuestra alta equivalencia al agua en un amplio rango de energía.

110k V

1 30kVUH

80kV

Energía (keV)

WEM
AGUA

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1 fantoma de abdomen
1 set de datos de muestra de rayos X (DVD)

ESPE CIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
L25 x A18 x A28 cm
L9.8 x A7.1 x A11 plgds.

MATERIALES
1Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

caja de almacenamiento
manualPeso de fantoma:
12 kg / 26.4 lb

Tamaño de empaque:L44 x A39 x A42 cm
L17.3 x A15.3 x A16.5 plgds.

23

Peso de empaque:
19 kg / 42 lb

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

PH-18

41311-000

Rayos X

Fantoma de Estómago BMU-1

Caja

Fantoma de estómago para gastrografía de doble contraste¡Conozca más!

APL I CACI O N ES

C A R ACTE R IS T I C AS

| Estómago distendido de tamaño real con lesiones modeladasde espécimenes reales| Gastrografía de doble contraste|Se puede introducir bario al estómago para la toma de imágenes.
| La patología incluye un cáncer temprano y úlcera gástrica.

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1

MATERIALES

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)

fantoma de estómago

caja de almacenamiento

ESPECIFICACION ES

Tamaño de fantoma:
L30 x A20 x A33 cm
L11.8 x A7.9 x A13 plgds.

PH-19

Peso de fantoma:
16 kg / 35.3 lb

Peso de empaque:
20 kg / 44 lb

Tamaño de empaque:L51 x A39 x A51 cm
L20 x A15.3 x A20 plgds.

41312-010

Rayos X

Fantoma de Estómago Rotativo TMP-R

Caja

Fantoma rotativo para simular gastrografía de doble contraste¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Sistema de rotación para simular el movimiento del paciente| Estómago distendido de tamaño real con lesiones modelado deespécimenes reales| Se puede introducir bario al estómago para imagenología.
| La patología incluye un cáncer temprano y úlcera gastórica.

| Gastrografía de doble contraste

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de estómago
unidad de rotación
controlador

MATERIALES

Resina de base uretano/ resina epoxi

1 portador de fantoma
1 modelo de lesiones
1 caja de almacenamiento

PARTES OPCINALES

41312­010­01 Barra de extensión

ESPECIFICACION ES
Tamaño de fantoma:
L25 x A18 x A28 cm
L9.8 x A7.1 x A11 plgds.

24

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

PH-46

41362-000

TC

Fantoma de TC de Próstata

Caja

Fantoma excelente para planificación de terapia de cáncer de próstata¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Para alineación en radioterapia guiada por imágenes (IGRT).
| Los órganos con UH similares a las del humano facilitan el entrenamiento de escaneo de TC.

| TC y TC de haz cónicoA N ATOMIA

Próstataórganos

UH bajo 80KeV
50

Vesículas seminales| Próstata, vejiga urinaria con líquido interno simulado, vesículas seminales y|recto Huesos: L3, L4 y L5, pélvis y fémures (parciales)

25

Superficie de vejiga

30

Superficie de recto

70

Interior de vejiga

10

Cavidad interna de recto­800

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1

fantomaset de datos de muestra de rayos X (DVD)

Alto de fantoma:
35 cm / 13.7 plgds.

ESPECIFICACIONES

PH-71

1

MATERIALES

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

caja de almacenamiento
manualTamaño de empaque:L44 x A39 x A42 cm / L17.3 x A15.3 x A16.5 plgds.

Peso de empaque:
27 kg / 59.5 lb

41935-000

Rayos X

Fantoma de Ligamentos de Rodilla

TC

Caja

Anatomía detallada de rodilla con UH de cada hueso, cartílago y ligamento¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Fantoma antropomórfico de rodilla que permite la visualización de los ligamentos y cartílagos|Similar a la absorción de radiación y UH para cada estructura anatómica a su vez de ser
artefactos realístas.

| Rayos X planos| TC

A N ATOMIA

fémur/ tibia/ fíbula/ patela/ cartílago articular de patela/ menisco/ ligamento cruzado/ ligamento medial colateral/ ligamento
fibular colateral/ cartílago articular

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1

fantoma de rodillacaja de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

MATERIALES

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

manualTamaño de fantoma:
14 dia. x 45(A) cm
5.5 dia. x 17.7(A) plgds.

Peso de fantoma:
4.5 kg / 10 lb

25

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

PH-49

41910-000

Dosimetría

Fantoma de TC de Colonografía NCCS

TC

Caja

Herramienta de estudio innovador para el examen de colon por TC seguro y efectivo
Supervisión del producto:Centro Nacional de Cáncer (Japón)¡Conozca más!

APL I CACI O N ES

C A R ACTE R IS T I C AS

| Se pueden colocar las unidades de colon cilíndricas con objetivos
que representan pólipos en la posición del colon ascendente, colon
descendente y recto en el fantoma de torso inferior de tamaño real.

| Colonografía virtual| Visualización y detección de objetivos| Estudio de la dosis óptima para colonografía de TC de dosis baja
| Evaluación de precisión de medición (tamaño, volumen)| Estudio de la densidad óptima de medio de contraste| Cuatro tipos de unidades de colon están incluidos para evaluación. Cada unidad
tiene seis objetivos alineados en secuencia en la pared interior de la unidad.
| Se puede usar agente de contraste en las unidades de colon para etiquetar.
| Las cámaras de ionización en forma de lápiz se pueden insertar en el
centro del fantoma para medición de IDTC.

V A RIACION de Tumores Si mulad osbTipo depresión­2 variaciones­

Depresión I: diámetro fijocVista de Endoscopio VirtualaDepresión II: alto fijo

a: Diámetro
exterior

b: Diámetrointerior

0.7 cm/0.27 plgds.

0.35 cm/
0.13 plgds.

C: Alto0.2 cm/0.07 plgds.
0.15 cm/0.06 plgds.
0.1 cm/0.03 plgds.
0.05 cm/0.02 plgds.
0.025 cm/0.01 plgds.
0.015 cm/0.005 plgds.

Proyección I: diámetro fijo
a: Diámetro

Tipo proyección­2 variaciones­

1.0 cm/0.4 plgds.
Vista de Endoscopio Virtuala

1.0 cm/0.39 plgds.

b: Diámetrointerior

C: Alto0.5 cm/0.2 plgds.

0.7 cm/0.27 plgds. 0.35 cm/0.13 plgds.

0.5 cm/0.20 plgds. 0.25 cm/0.1 plgds.

0.3 cm/0.11 plgds. 0.15 cm/0.06 plgds.

0.2 cm/0.07 plgds. 0.1 cm/0.03 plgds.

0.1 cm/0.03 plgds.

0.1 cm/0.03 plgds. 0.05 cm/0.02 plgds.

Proyección II: alto fijo
b: Alto0.7cm/0.27 plgds.

b

a: Diámetro
exterior

0.5 cm/0.20 plgds.

0.3 cm/0.11 plgds.

0.2 cm/0.07 plgds.

0.1 cm/0.03 plgds.

0.05 cm/0.02 plgds.

a: Diámetro
1 cm/0.4 plgds.

0.7 cm/0.27 plgds.

b: Alto1.0 cm/0.39 plgds.

0.7 cm/0.27 plgds.

0.5 cm/0.2 plgds.

0.5 cm/0.20 plgds.

0.2 cm/0.07 plgds.

0.2 cm/0.07 plgds.

0.3 cm/0.11 plgds.

0.1 cm/0.03 plgds.

0.3 cm/0.11 plgds.

0.1 cm/0.03 plgds.

DESCRIPC ION E S

CON TENIDO DEL JU E G O
1
1
4

fantoma de torso inferior
contenedor acrílico
tipos de unidades de colon

ES PECIFIC AC IONES

Tamaño de empaque:L63 x A50 x A29 cm
L24.8 x A19.6 x A11.4 plgds.

3
1
1
1

tapones para orificio de unidad de colon
tapón con orificio de cámara de ionización
tapón para orificio de cámara de ionización
portador para unidad de colon

Peso de empaque:
32 kg / 70.5 lb

1
1

portador de basecaja de almacenamiento
manual

MATERIALES

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

26

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica

PH-51

41913-000

Fantoma de Entrenamiento de Fluoroscopía de Columna Lumbar

Caja

Herramienta ideal de entrenamiento para taller de vertebroplasia en mano
El fantoma tiene dos tipos de insertos intercambiables y desmontables con la columna lumbar
radio-opaca.
Supervisión del producto:¡Conozca más!

Dr. David Wilson MBBS, BSc, MFSEM, FRCP, FRCR
Radiólogo Consultor del Hospital de St. Luke Oxford
Lector Senior Clínico, Universidad de Oxford“He probado el producto final con varios kits de diferentes fabricantes y no tendría dudas en recomentar estos fantomas para losmedicos clínicos quienes desean enseñar cualquiera de los procedimientos técnicos de vertebroplastia".
DR DAVID J WILSON MBBS BSc MFSEM FRCP FRCR
RADIOLOGO CONSULTOR INTERVENCIONISTA MUSCULOESQUELETALTE C NI C AS A E NTRE NAR

C A RAC TERISTICA S| Reconocimiento de anatomía fluoroscópica y puntos
de referencia| Vertebroplastia| Anestesia epidural guiada por fluoroscopia:
colocación de aguja en faceta, inyección enarticulaciones, bloque de raíz nerviosa y discograma| Dos tipos de bloque de entrenamiento remontables
Bloque de vertebroplastia y bloque de anestesia| Se puede visualizar la columna lumbar L2­L5 bajo rayos X|Sensación realísta al penetrar la aguja por el tejido y huesos

A NAT OMIA

| Columna lumbar (L2­L5)| Canal espinal| Espacio epidural (solo bloque de anestesia)

D E SC RIPCIONE S
CON TENIDO DEL JU E G O
1
1
1
1

torso lumbar

1
1
1

bloque de vertebroplastia
bloque de anestesia
cobertura de piel

ES PE C IFIC AC IONES

Tamaño de fantoma:
L33 x A21 x A30 cm
L13 x A8.2 x A11.8 plgds.

PRODUCTO RELACIONADO

MA T E R I A LE S

Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)
Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

jeringabolsa de riegocaja de almacenamiento
manualREPUESTOS

41913­000­01 bloque de anestesia
41913­000­02 bloque de vertebroplastia
11348­150
cobertura de pielTamaño de empaque:L52 x A44 x A30 cm
L20.4 x A17.3 x A11.8 plgds.

M43E/ 11348­500

Simulador de Punción Lumbar/ Epidural Compatible con Ultrasonido| Anatomía de ultrasonido y entrenamiento de acceso de aguja

27

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Nueva línea de Kyoto Kagaku

Fantomas de TC Multienergética
Para Control de Calidad e Investigaciones

RESUMEN

TC Multienergética (TCME) o TC de Energía Dual (TCED) es una nueva área en imagenología médica de rápido

desarrollo, y ahora está en práctica en los hospitales.
La tecnología permite la diferenciación de materia, descomposición elemental y cuantificación de materia.
Estas características pueden darnos mejores diagnósticos, calidad de imágenes mejorada, reducción de exposición aradiación, reducción de volumen de agentes de contraste y abrir la posibilidad a imagenología funcional.
Mientras, más estudios son realizados en varios campos como el manejo de calidad y equipo de TC, verificación deprotocolos, expansión de aplicación clínica, para derivar los beneficios de la tecnología al máximo.
Kyoto Kagaku ayuda a los investigadores y medicos clínicos con fantomas innovadores y de vanguardia.

ANTECEDENTES

En muchos estudios de TCME/TCED, se han venido usado fantomas de agua. Sin embargo, usar agua real impone un trabajo
considerable en preparación y manejo. Al mismo tiempo, usar contenedores acrílicos delimita el diseño de los fantomas.

Necesidad deestandarizar el examen

Quiero probar los protocolosen algo antropomórfico

La prepración de losfantomas demora
demasiado

Hay que realizar una
prueba de calidad

La nueva línea de Fantomas de TC Multienergética de Kyoto Kagaku le ayuda puntualmente, ahorrando su tiempo y energía.

Línea de Productos

Los fantomas se pueden
fabricar en formas complejas
y detalladas incluyendo las
estructuras anatómicas.

La concentración de yodo
puede cambiarse con unpedido personalizado.
¡Contáctenos!

Fantoma de TC de abdomen
Abdomen con vasos ehígado compatible con TCME
P.23

Fantoma para Control de Calidad de TC Multienergética
Fantoma de Cabeza para TC Angiográfica ACS
Cabeza con arterias compatibles a TCME
P.21

Producto de muestra

Fantoma de Pie de Gota

28

P.30

Fantoma para control de calidad
Una variedad de muestras para
investigación se pueden insertar
usando los contendores pequeños.

Factor vital para Fantoma de TC Multienergética "Material Equivalente al Agua"
Sobre el Material Equivalente al Agua (WEM)(UH)

El WEM tiene una alta equivalencia al agua en el rango
de energía diagnóstica (40­190KeV).
Codesarrollado con: Profesor Ichikawa Katsuhiro,
Facultad de Ciencias de Salud,Instituto Médico, Farmacéutico y de Ciencias de Salud,
Universidad de Kanazawa, Japón

Energía (KeV)

Experimento

Se colocan insertos de material en el tanque de agua.

Las barras no se ven enlas imágenes de TC!!

110 kV

80 kV

WEM
Agua

130 kV

WEM
Nueve barras de WEM
son "invisibles" bajo TC.

materiales convencionales
Dos barras de WEM ycuatro materiales
convencionales parafantomas

Ayuda para la cuantificación de yodo ydecomposición de material

Disminuya el tiempo y problemas en sus
investigaciones y amplíe posibilidades

Ahorre tiempo, costo y esfuerzo en diseñar y producir fantomas deagua acrílicos personalizados.
A diferencia de los fantomas de agua, los fantomas con materiales
sólidos reducen los procesos problemáticos para cambiar agua yaccesorios interiores.

Valor de TC (UH)A diferencia de los materiales convencionales de "sustituto deagua", el WEM mantiene la equivalencia al agua bajo un rango deenergía baja. Esta característica es útil en los estudios que
requieren la cuantificación de yodo.

Material convencional parafantomas de radioterapia

: WEM
: WEM
: WEM

Energía (keV)

Ryota Matsui, Ishikawa Katsuhiro, Hiroki Kawashima,"Development of highly precise Water Equivalentphantom for CT machine"
Ichikawa Lab, Kanazawa Univ.
http://ichiken.w3.kanazawa-u.ac.jp/img/file2.pdf(cited 2019-05-20)

CONCLUSION

1. Los fantomas de TC Multienergética de Kyoto Kagaku hacen posible ahorrar el tiempo y costo de
fabricar fantomas personalizados para los investigadores.
2. El Material Equivalente al Agua (WEM) hace posible crear fantomas con diseños innovadores a la vez
que ofrecen la credibilidad que tienen los fantomas de agua.

29Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-75B 41941-100 (TR-I)

PH-75A

41941-000 (TR-J)

Fantoma para Control de Calidad de TC Multienergética

TCME

TC

El Material Equivalente al Agua, varios insertos y botellas vacías hacen posible
verificar los ajustes apropiados de TC Multienergética
Codesarrollado con:
Katsuhiro Ichikawa, Ph.D.,
Instituto Médico,
Farmacéutico y de Ciencias de Salud,
Universidad de Kanazawa¡Conozca más!

Evaluación de contraste (TR­J)

Artefactos metálicos (TR­J)C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Fantoma hecho con el Material Equivalente al Agua innovador| Las botellas vacías hacen posible poner varios ítems y comprobar|cómo reaccionan a TC Multienergética
|Ahorra tiempo y esfuerzo para producir fantomas de agua personalizados|Dos tamaños diferentes del cuerpo (TR­I, TR­J)

Estudios para
| Protocolo de análisis de imágenes de TCME| Reducción de los artefactos metálicos| Reducción de medio de contraste

B a r r as
Color

Plateado

Rojo

Azul

Azul

Azul

Transparente

NombreBarras del Material Equivalente al Agua

Barra de titanio

Tejido blando (equivalente al hígado)

Concentración de yodo 4mgl/mL

Concentración de yodo 8mgl/mL

Agua real

φ12mm

Φ20mm

φ20mm

φ20mm

Concentración de yodo 12mgl/mL

φ20mm

Botella vacía con espaciador *para experimento| Uniformidad| Relación señal­ruido (SNR)|Contraste de imágenes|Indice de dosis de TC (IDTC)

Tamaño Cantidad
φ20mm

φ20mm

PARAMETROS DE EVALUACION

8

1

1

1

1

1

1

20

D E S CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
9
8
3
1

fantoma ovalfantoma cilíndrico interno
barras de relleno para orificios de dosimetro
barras de WEM
concentración de yodo (4, 8, 12mgl/mL)
barra de titanio

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma(TR­I):

1
1
20
8

barra de tejido blando
barra de evaluación de contraste
botellas vacías
espaciadores para botella vacía
manualTamaño de fantoma (TR­J):

30

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-74

41938-000

Fantoma para Control de Calidad de Gammagrafía Osea

SPECT/ CT

Un fantoma para control de calidad innovador para Gammagrafía Osea, SPECT/CT Osea y NaF PET¡Conozca más!

TC

SPECT

C A R ACTE R IS T I C AS

| El fantoma puede representar ambas regiones torácica y lumbar
cambiando el relleno de las cavidades laterales.

SPECT/CTAPL I CACI O N ES
| Gammagrafía ósea| SPECT/CT ósea| NaF PETPARAMETROS DE EVALUACION
Examen visual| Detectabilidad de tumores| Distorsión de imagen| Artefacto

Evaluación cuantitativa| Contraste y tasa de recuento entre el cuerpo vertebral y tumor| Linealidad de concentración y coeficiente de recuperación en el tumor|Ruido estadístico| FWHM en el proceso espinal (índice relativo de resolución)

TC

SPECT

Otro

| Verificación de correcciónde disperción y corrección deatenuación

SPECT/ CT

D ES CR IPCIONES
MATERIALESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantomadestornillador
embudo1
1Resina acrílica
Pulmón robusto (Compuesto acetálico de PVA)

gelatina de petróleo
aguja
manualESPECIFICACIONES

tamaño de fantoma:
DE: L310 x A210 x A355 m
L12.2 x A8.2 x A14 plgds.

DI: L290 x A190 x A300mm
L11.4 x A7.5 x A11.8 plgds.

31

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-55

41920-000

TC

Fantoma de TC ERF HITCaja

Un fantoma diseñado para evaluación física de imágenes reconstruidas
iterativamente en una relación de contraste-ruido (RCR) baja.
¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

| El fantoma está diseñado para evaluar física y cuantitativamente las imágenes
reconstruidas iterativamente en el área de RCR baja, como el abdomen donde
la FTM de PSF es menos útil.
| Con el fantoma se usa la función de extensión de borde para calcular FTM delas imágenes de RCR baja, que facilita evaluar las propiedades de rendición delas imágenes reconstruidas iterativamente bajo RCR baja.

APL I CACI O N| TC

Función de Transferencia de Modulación
Espesor del corte de imagen 0.5mm

FTM

ImagenFrecuencia espacial (ciclo/mm)

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
5
1

contenedor cilíndrico (200 mm dia.)
placas de medición
portador rotativo

ESPECIFICACION ES
Tamaño de fantoma:
20 dia. x 25 cm
7.8 dia. x 9.8 plgds.

MATERIALES
1fijación para el contenedor cilíndrico
caja de almacenamiento

Resina acrílica, poliuretano

PA R T E S O P C I O N A L E S

41919-010
Portador de ajuste de ángulo (tipo en mesa)
Compatible con PH-9

Peso de fantoma:
4.5 kg / 10 lb

32

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-56

41921-000

Fantoma de Tomosíntesis NS
Permite la evaluación de cortes reconstruidos y la uniformidad en la medición
de espesor de corte mostrando las imágenes numérica y gráficamente¡Conozca más!

A PL ICACIONE S

PARAMETROS DE EVALUACION| Tomosíntesis| Verificación de intervalo de recostrucción| Espesor de corte| Uniformidad

Unidad de inervalo de reconstrucción

Unidad de espesor de corte

Unidad de uniformidad

Estante de ajuste dealturaPara la evaluación deuniformidad de la mesa deexamen70 x 150 mm/2.8 x 5.9
plgds.

Se pueden colocar las
unidades de prueba en la
caja
desoportedealuminio en las alturas de10, 15 o 20 mm (0.4,0.6 o
0.79 plgds.).

espacio de 20mm

Lado superior
tres líneas paralelas

Lado inferiorlíneas cruzadasPara verificación del intervalo espacial enreconstrucción
Linea de acero inoxidable: 0.1mm/ 0.004
plgds. de dia.

Para el cálculo de espesor de corte
usando FWHM

Hueco: 1.0 mm/0.04 plgds. de dia.
Placa de aluminio: 0.5mm/0.02 plgds. de esp.
Placa acrílica: 5mm/0.2 plgds. de esp.
*La placa de aluminio está emparedada entre
las capas acrílicas:
70 x 150 mm/2.8 x 5.9 plgds.

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

unidad de posicionamiento de reconstrucción
unidad de espesor de corte
unidad de uniformidad

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
L7 x A15 x A25 cm / L2.7 x A6 x A9.8 plgds.

MATERIALES

Resina acrílica, baquelita, aluminio, cobre, acero inoxidable

estante de ajuste de altura
manualTamaño de empaque:L46 x A31 x A17 cm / L18.1 x A12.2 x A6.7 plgds.

33

Peso de empaque:
2 kg / 4.4 lb

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-57

41922-000

TC

Fantoma de Tórax de Bajo Contraste ODA-LC

Caja

Para la evaluación de imágenes de objetivos de contraste bajo
con TC, tomosíntesis, así como de TC de rayo cónico
Supervisión del Producto:
Profesor Nobuhiro Oda
Colegio de Ciencias Médicas de Kioto¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| TC
| Comparación entre las imágenes de TC y tomosíntesis
Tresdiferentes
planosconunescaneosingular| Tomosíntesis|
UnavariedaddenódulosquesimulanOVE|| Evaluación cuantitativa de calidad de imágenes usando RCR de los nódulos simulados| Evaluación visual de calidad de imágenes, usando el diagrama detallado de contraste| Absorbente de radiación elíptico que simula el cuerpo humano para estudiar el efecto de disperción por el tejido blandoTC

Modalidad

tomosíntesis

Imagenseccional

Dosis absorbida

Voltaje de tubo

11.9mGy (Vol. de IDTC)
120kv

0.4mGy (Vol. de IDTC)

2.18mGy

120kv

100kv

D ES CR IPCIONESESPECIFICACION ES

Nódulos simulados:Tamaño: 2,3,4,5, 7 y 10 mm(0.08, 0.12, 0.16, 0.2, 0.28 y 0.4)
plgds. dia.
UH: 0, -250, -375, -550, -640,-730, -780, -825

Densidad de nódulos simulados*La densidad del fondo es 0.14.

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va
capa capa capa capa capa capa capa capa

DensidadDensidad
1ra capa

1.06 (0)5ta capa

0.24 (-780)

2da capa

0.47 (-550)

6ta capa

0.15 (-825)

3ra capa

0.35 (-640)

7ma capa

0.75 (-250)

4ta capa

0.26 (-730)

8va capa

0.64 (-375)() : UH

MATERIAL ES

PP, espuma de poliuretano, poliuretano

34

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-5941924-000

Dosimetría

Fantoma de ID-TC (Fantoma de Cabeza y Cuerpo)

Caja

Un set de fantomas para IDTC-100, conforme a los requerimientos descritos en 21 CFR
1020.33, IEC 61223-3-5: 2004, y IEC 61223-2-6: 2006 como la prueba de consistencias¡Conozca más!

Se puede fabricar un set con diferentes
tipos de sustituto de tejido como
un pedido personalizado.

PARAMETROS DE EVALUACIONC A R ACTE R IS T I C AS

| Representa una cabeza y cuerpo adultos, además del cuerpo pediátrico. | Indice de Dosis de Tomografía Computalizada (IDTC)| Perfil de dosis

D ES CR IPCIONESCONTEN IDO DE L J UEGO
1 fantoma de cabeza
1 fantoma de cuerpo
10 barra para rellenos
manual

PH-54

ES P EC IF IC A C IO NE S

Tamaño de fantoma:
Fantoma de cuerpo: 32 dia. x 15 cm / 12.6 dia. x 5.9 plgds.
Fantoma de cuerpo: 16 dia. x 15 cm/ 6.3 dia. x 5.9 plgds.

Peso de fantoma:
15kg/ 33lb
4kg/ 8.8lb

MATERIALES

Resina acrílica

41919-000

TC

Fantoma de Control de Calidad de TC JCTⅡ

Caja

Fantoma de control de calidad de TC renovado para la prueba inicial en el tiempo derecepción, además de chequeo de calidad periódico de seguimiento del escáner de TC.
¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

PARAMETROS DE EVALUACION| Se puede usar el fantoma para las pruebas de control de calidad inicial y deseguimiento listadas abajo, descritas en JIS Z 4752-3-5: 2008 (IEC 61223-3-5:2004) y Z 4752-2-6: 2012 (IEC 61223-2-6: 2006).
| Conforme a JIS Z 4923:2015| Escaneo axial:
Espesor de corte/ resolución espacial/resolución en contraste bajo/ ruido/ UH
promedias/ uniformidad| Escaneo helicoidal:
Espesor de corte*Requerimiento del software: SO Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 Pro (64 bit), memoria 4GB, HDD 250 GB

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1
1

Contenedor cilíndrico (tornillo de fijación)
unidad de espesor de corte (axial)
unidad de resolución espacial
unidad de patrones repetidos

ESPECIFICACIONES

1
2
1
1

unidad de resolución en contraste bajo
unidad de espesor de corte (helicoidal)
fijación para la unidad de espesor de corte
fijación para el contenedor cilíndrico

Tamaño de fantoma:
20 dia. x 20 cm / 7.9 dia. x 7.9 plgds.

1
1
1

destornillador de Phillips
vaselina
tornillo (repuesto)
manual

MATERIALES

Resina acrílica, poliuretano,acero inoxidable

Peso de fantoma:
3 kg / 6.6 lb

35

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-941334-000

Dosimetría

Fantoma de TC Multicorte MHT

TC

Caja

El fantoma se puede utilizar para funciones de evaluación de TC comoresolución en contrastes alto y bajo, dirección de alimentación e IDTC
¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| La preparación fácil /sin agua permite la sesión de evaluación libre de líquido.
| El fantoma está diseñado para la evaluación de escaneo de volumen.

| TC

PARAMETROS DE EVALUACION| IDTC| Resolución de contraste
Perfil de sensibilidad| Evaluación de relación de contraste a ruido (RCR)| Evaluación de espesor efectivo de corte
Evaluación de PSC

D ES CR IPCIONESCONTENIDODEL JUEGO

PH-22

1
1
1
1

fantoma de contraste bajo
fantoma de contraste alto
absorbente elíptico
fantoma de contraste bajo con IDTC

1
1

fantoma de micro disco
portador de ajuste de ángulo
manual

MATERIALES

Resina acrílica, poliuretano

PA R T E S O P C I O N A L E S

41334-110 portador de fantoma deslizante

41321-000

Fantoma de Control de Calidad de TC CT-200B

TC

Caja

12 funciones de evaluación para cubrir la recomendación del Comité Japonés
C ARA CTERI S TI CAS| Se pueden realizar 11 funciones de evaluación de TC usando las unidadesde medición intercambiables.
|Cumple la segunda recomendación del Comité Japonés para evaluar elrendimiento de escaneadores de TC

DESC RI PCI O N ESC O NT E N I D O D E L J U E G O
1
1

set de fantomas de control de calidad
caja de almacenamiento

36

ESPECIFICACIONES Tamaño de fantoma:

20 dia. cm / 7.9 dia. plgds.

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-741339-010-

TC

Fantoma de CAE de TC
Cuatro tipos de fantomas diseñados para evaluar el rendimiento de CAE de TC¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Se puede evaluar la calidad de imagen por ruido y D. E. de lasimágenes seccionales del fantoma.

| CAE de TC(Control Automático de Exposición de TC)

VA R IA CIONE S
Fantoma de Cono:evalúa el desepmeño de CAE para diferentes
tallas del paciente y cambio gradual de tallasa lo largo del axis.

Fantoma de Cono Elíptico:en combinación con el Fantoma deCono facilita la evaluación de CAE deleje X-Y.

Fantoma de XY Variable:
evalúa el rendimiento de CAE del eje
X-Y como cambios seccionales
transversales desde la circular hasta
la elíptica.

Fantoma con Pasos:
evalúa el rendimiento de CAE a
los cambios repentinos en
sección transversal del paciente.

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1

VARIACIONES DEL PRODUCTO

41339-010 Cono (Fantoma Apolo)
41339-020 Fantoma de Cono Elíptico
41339-030 Fantoma Cilíndrico con Pasos
41339-040 Fantoma de XY Variable*se puede hacer el pedido de cada fantoma individualmente.

fantoma

MATE RIALES

Resina acrílicaREFERENCIA PUBLICADA

Muramatsu, Y., Ikeda, S., Osawa, K., Sekine, R., Niwa, N., Terada, M., . . . Miyazaki, S. (2007). Performance evaluation for CT-AEC(CT automatic
exposure control)systems. Japanese Journal of Radiological Technology, 63(5), 534-545. doi:https://doi.org/10.6009/jjrt.63.534

37

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-6B

41310-020

TC

Fantoma de TC Cardíaca Dinámica TCMD

CajaPara evaluación y estudio de TC cardíaca y torácica sincronizada con ECG¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

| El fantoma de corazón está hecho de sustituto de tejido humano.
| Se pueden colocar las arterias coronarias simuladas que incluyen estenosis
en la pared del fantoma de corazón.
| El fantoma genera pulsos que se sincronizan con el movimiento cardíacopara sincronizarlos con el ECG.
| Los parámetros controlables incluyen la frecuencia pulsar, volumen deeyección y fracción de eyección.
| La operación con el controlador de pantalla táctil es simple y fácil.

APL I CACI O N ES
| Medición de la fracción de eyeccióndel ventrículo izquierdo| Evaluación de calidad de imagen delas arterias coronarias

D ES CR IPCIONESC ONTEN IDO DE L J UEGO
1
3
1

unidad motriz
fantomas de corazón (3 tipos, 1 de cada tipo)
cubieta de protección

PH-9-21
1
1

set de arterias coronarias simuladas
controlador
caja de almacenamiento

41334-120

TC

Fantoma de Escalera

Caja

Evaluación de resolución espacial para los vasos simulados resaltados con contraste en TC¡Conozca más!

APL I CACI O N ES

C A R ACTE R IS T I C AS
| En cada placa del fantoma de 5mm de espesor, están hechas cinco ranuras
de 5mm de largo para representar los vasos| Nueve variaciones de ancho de vasos son preparadas| Evaluación de resolución espiral de losvasos simulados con contraste
aumentado en TC

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
9
1

MATERIALES

Región de medición: resina epoxi, hidroxiapatita
Base: resina acrílica

fantoma exteriorfantomas de escalera
caja de almacenamiento

ESPECIFICACION ES

Ancho de vasos:
0.3, 0.4, b0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 mm
0.012, 0.016, 0.024, 0.028, 0.032, 0.039, 0.047, 0.059 plgds.

PA R T E S O P C I O N A L E S
Largo de vasos: 5 mm/ 0.19 plgds.
(5 mm de ancho, con 5 líneas devasos cada uno)

3841339-060 Portador de ajuste de ángulo para GE
41339-050 Portador de ajuste de ángulo para cannon*Especifique el fabricante y tipo de escáner.

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-13

41329-010
Caja

Fantoma de Mamografía Digital NCCE (fall)

Cuatro tipos de fantomas diseñados para evaluar el rendimiento de CAE de TC.
La calidad de imagen se puede evaluar por ruido y D.E. de imágenes seccionales del fantoma.
¡Conozca más!

PARAMETROS DE EVALUACIONCARACTERISTICAS| La forma exterior del fantoma simula un seno comprimido en forma D. | Resolución de contraste| Los objetivos incluyen las microcalcificaciones simuladas, fibrillas de nylon, | Incremento de frecuencia
discos acrílicos, un anillo de aluminio, discos de teflón, una escala| Función de transferencia de ruido y contraste(degradada) de teflón y una barra gráfica de prueba de resolución.

D ES CR IPCIONESCONTEN IDOS DE L J U EGO
1fantoma

PH-10

1caja de almacenamiento

41322-000

Rayos X

Fantoma Gráfico de DMO UHA

Caja

Gráfico de Densidad Mineral Ósea para el método de microdensitometría (MD).
¡Conozca más!

C A R A CTE R IS TI C AS

APL I CACI O N ES

| 21 niveles con diferentes contenidos de hidroxiapatita| Rango de niveles de 0 a 400mg/cm, con 20mg/cm de diferencia cada uno| microdensitometría

D E S CR IPCIOnES
CONTENIDO DEL JUEGO

1
1

fantoma gráfico
caja de almacenamiento

39

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-1741317-000

Rayos X

Fantoma de Cuerpo de Agua WAC

Caja

Evaluación de imagenes de Rayox X¡Conozca más!

CARACTERI S TI CAS|El fantoma de cuerpo de agua representa el pecho y abdomen
humanos para servir como absorbente y dispersor de radiación.

DES CRI PCI O N ES
CONTENIDO DEL JUEGO
1
1

fantoma de cuerpo

caja de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma: L30 x
A20 x A45 cm L11.8 x A7.9 x
A17.7 plgds.

PH-1441430-000-

Rayos X

Fantoma Acrílico XAC

CajaFantomas de placa para la medición de absorción y dispersión de radiación
V a ria cio ne s¡Conozca más!

XAC-01
XAC-02
XAC-03
XAC-04
XAC-05
XAC-08
XAC-1
XAC-2
XAC-3
XAC-4
XAC-5
XAC-8
XAC-10PH-1641430-000
41431-000
41432-000
41433-000
41434-000
41435-000
41436-000
41437-000
41438-000
41439-000
41440-000
41441-000
41442-000

30 x 30 x 0.1 cm/11.8 x 11.8 x 0.04 plgds.
30 x 30 x 0.2 cm/11.8 x 11.8 x 0.08 plgds.
30 x 30 x 0.3 cm/11.8 x 11.8 x 0.12 plgds.
30 x 30 x 0.4 cm/11.8 x 11.8 x 0.16 plgds.
30 x 30 x 0.5 cm/11.8 x 11.8 x 0.2 plgds.
30 x 30 x 0.8 cm/11.8 x 11.8 x 0.3 plgds.
30 x 30 x 1 cm/11.8 x 11.8 x 0.4 plgds.
30 x 30 x 2 cm/11.8 x 11.8 x 0.8 plgds.
30 x 30 x 3 cm/11.8 x 11.8 x 1.2 plgds.
30 x 30 x 4 cm/11.8 x 11.8 x 1.6 plgds.
30 x 30 x 5 cm/11.8 x 11.8 x 2.0 plgds.
30 x 30 x 8 cm/11.8 x 11.8 x 3.1 plgds.
30 x 30 x 10 cm/11.8 x 11.8 x 3.9 plgds.

41318-000-

Rayos X

Fantoma de Detalles de Resolución de Contraste

Caja

Evaluación de imagenes de Rayox X¡Conozca más!

CARACTERI S TI CAS| Cuatro tipos de fantomas con diferentes tipos de tamaño y objetivo- Agujero 15: 41318-000- Barra 15: 41319-000- Agujero 10: 41318-010- Barra 10: 41319-010-

DES CRI PCI O N ES
T a ma ñ o- Agujero 15: 15 x 15 agujeros de profundidad entre 1.0 a 8.0 mm (0.4 a 3.1 plgds.)- Barra 15: 15 x 15 barras de alto entre 1.0 a 8.0 mm (0.4 a 3.1 plgds.)- Agujero 10: 10 x 10 agujeros de profundidad entre 1.0 a 5.5 mm (0.4 a 2.2 plgds.)- Barra 10: 10 x 10 barras de alto entre 1.0 a 5.5 mm (0.4 a 2.2 plgds.)

CONTENIDO DEL JUEGO
1

fantoma gráfico
caja de almacenamiento

40

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-39

41326-000

Dosimetría

Fantoma de Tórax Dinámico

TC

Caja

Fantoma de tórax antropomórfico para compuerta respiratoria¡Conozca más!

CA R ACTE R IS TI C AS

APL I CACI O N ES

| Se puede insertar DTL para simular el nódulo.
| Seis patrones respiratorios predeterminados son provistos.
| Se puede modificar y guardar los patrones respiratorios.
| Hasta tres diferentes patrones respiratorios se pueden reproducir en secuencia.

| TC con compuerta respiratoria| Dosimetría| Terapia de radiación

D ES CR IPCIONESPARAMETROS CONTROLABLES| Frecuencia respiratoria: 6-24 cíclos/min.
| Movimiento de diafragma: 0-38 mm/0-1.5 iplgds.
| Movimiento lineal de unidad de nódulo: 38-64| mm/ 1.5-2.5 plgds.
| Rotación de unidad de nódulo: 50-70 grados

CONTE NIDO DE L J UEGO
1

unidad motriz
fantoma torácico
fantoma de mediastino con
vasos pulmonares derechos
unidad de rotación de nódulos

PH-48

1
1
1
1

bloque de diafragma
set de nódulos simulados
controlador
caja de almacenamiento
manual41327-000

Fantoma de Corazón y Pulmones Dinámicos

Dosimetría

TC

Caja

Los movimientos de diafragma y tumor, y los movimientos realistas del corazón
proveen varias soluciones para investigación clínica.
¡Conozca más!

APL I CACI O N ES

CA R ACTE R IS TI C AS
| El fantoma representa el movimiento del corazón, pulmones y nódulo pulmonar.
| El nódulo pulmonar y diafragma se mueven independientemente con el
ciclo respiratorio.
Movimiento tridimensional del nódulo pulmonar (lineal y rotativo) El
disco de moción respresenta el movimieno respiratorio del abdomen.
| El corazón elástico representa el movimiento sistólico y diastólico.
| Las arterias coronarias incluyen ejemplos de estenósis.
-El fantoma se puede conectar al ECG y sincronizarlo con él.

A N A TOM IA| Huesos sintéticos del tórax| Corazón con arteria coronaria| Diafragma

D ES CR IPCIONESCONTENIDODEL JUEGO

1
1
1
1
3

unidad motriz
unidad de rotación de nódulo
boque de diafragma
fantoma del tórax
tipos de unidad de corazón

1
1
1

set de tumores simulados (15 tipos)
PC de tablet
caja de almacenamiento
manual41| TC torácica con compuerta respiratoria| Rastreo de tumor en radioterapia| TC cardíaca sincronizada a ECG

PATO L O GI A

| Nódulo pulmonar| Estenósis de arterias coronarias

PARAM ETRO S CO N TRO LA B L E S| Frecuencia cardíaca: 30-120 veces/min| Volumen eyectado: 60, 70, 80, 90, 100ml,fracciónde
eyección:30%,35%,40%,45%,50%,55%, 60%| Frecuencia respiratoria: 6-24 ciclos/min| Movimiento lineal de unidad de nódulo: 8-64mm /0-1.5 plgds.
| Rango de rotación de unidad de nódulo: 50-70
grados

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

PH-40/ 41/ 42

Dosimetría

Serie de Fantomas Resistentes

Un fantoma estable, de alta calidad y libre de roturas para radioterapia
Fantomas de sustituto de tejido
PH-40
humano con propiedades físicas
Fantoma de Agua Resistente WD
equivalentes al agua¡Conozca más!

V ARI ACI O N ES
WD-3002WD-3003
WD-3005
WD-3010WD-3015
WD-3020
WD-3025
WD-3030
WD-3040
WD-3050
WD-4002WD-4003WD-4005
WD-4010WD-4015
WD-4020
WD-4025
WD-4030
WD-4040
WD-4050400 x 400 x 3 mm/ 16 x 16 x 0.12 plgds.
400 x 400 x 5 mm/ 16 x 16 x 0.2 plgds.
400 x 400 x 10 mm/ 16 x 16 x 0.4 plgds.
400 x 400 x 15 mm/ 16 x 16 x 0.6 plgds.
400 x 400 x 20 mm/ 16 x 16 x 0.8 plgds.
400 x 400 x 25 mm/ 16 x 16 x 1.0 plgds.
400 x 400 x 30 mm/ 16 x 16 x 1.2 plgds.
400 x 400 x 40 mm/ 16 x 16 x 1.6 plgds.
400 x 400 x 50 mm/ 16 x 16 x 2.0 plgds.

MATERIALES
Resina epoxi

Fantomas de sustituto de hueso humano
para simular la estructura corporal en
combinación con PH-40 y PH-42

PH-41

Fantoma de Hueso Resistene BE-T, BE-H, BE-N WD¡Conozca más!

300 x 300 x 2 mm/ 12 x 12 x 0.08 plgds.
300 x 300 x 3 mm/ 12 x 12 x 0.12 plgds.
300 x 300 x 5 mm/ 12 x 12 x 0.2 plgds.
300 x 300 x 10 mm/ 12 x 12 x 0.4 plgds.
300 x 300 x 15 mm/ 12 x 12 x 0.6 plgds.
300 x 300 x 20 mm/ 12 x 12 x 0.8 plgds.
300 x 300 x 25 mm/ 12 x 12 x 1.0 plgds.
300 x 300 x 30 mm/ 12 x 12 x 1.2 plgds.
300 x 300 x 40 mm/ 12 x 12 x 1.6 plgds.
300 x 300 x 50 mm/ 12 x 12 x 2.0 plgds.
400 x 400 x 2 mm/ 16 x 16 x 0.08 plgds.

V ARI ACI O N ES
BE-T-2005 Hueso compacto 200x200x5mm/ 8x8x0.2 plgds.
BE-T-2010 Hueso compacto 200x200x10mm/ 8x8x0.4 plgds.
BE-T-2020 Hueso compacto 200x200x20mm/ 8x8x 0.8 plgds.
BE-H-2005 Hueso cortical 200x200x5 mm/ 8x8x0.2 plgds.
BE-H-2010 Hueso cortical 200x200x10mm/ 8x8x0.4 plgds.
BE-H-2020 Hueso cortical 200x200x20mm / 8x8x0.8 plgds.
BE-N-2005 Hueso interno 200x200x5 mm/ 8x8x0.2 plgds.
BE-N-2010 Hueso interno 200x200x10 mm/ 8x8x0.4 plgds.

BE-N-2020 Hueso interno 200x 200x 20 mm/ 8x 8x 0.8 plgds.
BE-H-3005 Hueso cortical 300x 300x 5 mm/ 12x 12x 0.2 plgds.
BE-H-3010 Hueso cortical 300x 300x 10mm/12x 12x 0.4 plgds.
BE-H-3020 Hueso cortical 300x 300x 20 mm/ 12x 12x 0.8 plgds.
BE-N-3005 Hueso interno 300 x 300 x 5 mm / 12 x 12 x 0.2 plgds.
BE-N-3010 Hueso interno300x300x10mm/12x12x0.4plgds.
BE-N-3020 Hueso interno300x300x20mm/12x12x0.8plgds.

M A T E R IA L

Resina epoxi

PH-42

Fantoma de Pulmón Resistente LP¡Conozca más!

Fantomas de sustituto del pulmón humano
para simular la estructura corporal en
combinación con PH-40 y PH-41
V ARI ACI O N ES
LP-3010LP-3020
LP-3030
LP-3050300 x 300 x 10 mm / 12 x 12 x 0.4 plgds.
300 x 300 x 20 mm / 12 x 12 x 0.8 plgds.
300 x 300 x 30 mm / 12 x 12 x 1.2 plgds.
300 x 300 x 50 mm / 12 x 12 x 2.0 plgds.

M A T E R IA L

Resina fenólica

Cavidades para dosimetría
Los fantomas de serie resistente pueden ser pedidos con cavidades ytapones. Especifique el fabricante y modelo de su dosímetro.
Compártanos dibujos dimensionales de los dosímetros que estáusando para estimar el costo.

Especifique el tipo de diseño
１．Tipo sándwich (para tipo lápiz)２．Tipo orificio cilíndrico (para tipo lápiz)３．Tipo hundido (para tipo plano paralelo)

Especifique el fabricante ymodelo de su dosímetro.

42

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Radiología Diagnóstica -Control de Calidad-

Fantomas para energía terapéutica

PH-37

41480-000

Dosimetría

Fantoma de Cuerpo Terapéutico THRA-1

Caja

THRA-1 es un fantoma de dosimetría antropomórfica y de corte transversal para energía terapéutica¡Conozca más!

CARACTERI S TI CAS| Este fantoma es de planificación terapéutica hecho de los sustitutos
de tejido humano de la Serie de Fantomas Resistentes.
| Pueden ser pedidos personalizadamente los tamaños yespaciamiento de orificios de dosímetro, así como el espesor delcorte.

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1

fantoma
marco de soporte

1barras de inserto para orificios de dosímetro

ESPECIFICACIONES

Alto de fantoma:
90 cm / 35.5 plgds.

PH-38

Espesor de corte:
3 cm / 1.2 plgds.

Peso de fantoma:
33 kg / 72.7 lb

MATERIALES

Cuerpo: Tough Water WE-211 (resina epoxi)
Hueso: Tough Bone BE-303
Pulmón: Tough Lung LP-430

caja de almacenamiento
manualOrificios de dosímetro:patrón de 3 x 3 cm / 1.2 x 1.2 plgds.

41480-010

Fantoma de Cuerpo Terapéutico Pediátrico THRA-2

Dosimetría

Caja¡Conozca más!

CARACTERI S TI CAS| A diferencia de los fantomas de radioterapia convencionales,
se usan huesos sintéticos con tamaño unificado de manera queno haya ninguna diferencia de tamaño como la que suele haber
cuando se utilizan huesos humanos.
| Fácil de comparar los datos entre instalaciones| Se pueden colocar objetivos de tumor como opción adicional

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1

fantoma
marco de soportebarras de inserto para orificios de dosímetro

1

MATERIALES

Cuerpo: Tough Water WE-211 (resina epoxi)
Hueso: Tough Bone BE-303
Pulmón: Tough Lung LP-430

caja de almacenamiento
manualESPECIFICACION ES

Alto de fantoma:
60 cm / 23.6 plgds.

43

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

IRM -Control de Calidad-

PH-31/ 41330-000 PH-32B/ 41330-030

IRM

Fantoma de Control de Calidad de IRM MHR/ JMRⅡ

Caja

Este fantoma de control de calidad para IRM permite evaluar el espesor del corte,
resolución espacial, uniformidad así como el contraste y distorsión geométrica.

PH-31 MHR: conforme a los estándares NEMA

¡Conozca más!

PH-32B JMR 2
C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| La uniformidad se mantiene dentro del alto campo magnético de 3.0
Teslas.
| La uniformidad provee una alta precisión de evaluación para otros
parámetros.

| IRM

P AR A ME TR OS DE EVALUAC I ON

PH-31 MHR

| Relación señal ruido (RSR)| Uniformidad de imagen| Uniformidad de FR| Resolución espacial| Linealidad espacial (distorsión de imagen)| Espesor del corte| Posición / Separación del corte| Contraste de imagen| Artefacto de imagen

PH-32B JMR 2| Relación señal ruido (RSR)| Uniformidad de imagen| Espesor del corte| Resolución espacial| Distorsión geométrica| Fantasma| Contraste de imagen

D E S CR IPCIONES

PH-31 MHR

PH-32B JMR 2

CONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1
1
5
7

unidad de fantoma A
unidad de fantoma B
parafina líquida
caño
NiCl 50ml (5, 10, 15, 20, 25 mmol)
botellas de muestra (13.5ml)

1
1
1
1
1

embudogelatina de petróleo
destornillador
tornillo extra
caja de almacenamiento
manualCONTENIDO DEL JUEGO
1
1
1
1
3
3

unidad de fantoma A
unidad de fantoma B
parafina líquida
caño
NiCl 50ml (5, 10, 15 mmol)
botellas de muestra (9ml)

1
1
1
1
1

embudogelatina de petróleo
destornillador
tornillo extra
caja de almacenamiento
manual

MATERIALES

MATE RIALES

Resina acrílica, solución de IRM

resina acrílica, solución de contraste de IRM: dicloruro de niquel (NiCl)

ESPECIFICACIONESESPE CIFICACIONES

Dimensiones: 18 dia. X 13(A) cm
7.1dia. x 5.1 plgds.

Dimensiones: 22 dia.× 14(A) cm × 2 tipos
8.7 dia. x 5.5 plgds.

44

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

IRM -Control de Calidad-

PH-72

41936-000

IRM

Fantoma de Control de Calidad de IRM Mamaria

Caja

Un fantoma innovador con la forma de mamas para el control de calidad detallado en IRM Mamaria¡Conozca más!

corte axial

corte coronal

CA R ACTE R IS TI C AS

APL I CACI O N ES

| Evaluación cuantitativa de IRM Mamaria con bobinas de mama
| Alto ajustable de los fantomas en el rango de 10cm para ajustar la profundidad de bobinas| Se pude ajustar arbitrariamente la posición horizontal de los fantomas en la ranura de 30cm de largo.

| IRM

RES UM EN D E PRUEBA

D ES CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
2 unidad de evaluación de IRM mamaria(2tipos, 1 de cada tipo)
111

perno de ajuste
placa de soportecaja de almacenamiento

PH-33

M A T ER IA L

Resina acrílica

ES P EC IF IC A C IO N E S

Dimensiones de fantoma: 30 x 40 x 26 cm, 5kg
11.8 x 15.7 x 10.2 plgds., 11 lb

41330-010

Fantoma de Control de
Calidad de IRM de Cabeza NH

Caja

Fantoma de cabeza de tamaño real para evaluar la uniformidad¡Conozca más!

| Resolución espacial| Evaluación cuantitativa de CDA de piezas
de prueba de sustituto de tejido

APL I CACI O N ES
| IRM
| TC

| SPECT / CT

DES CRI PCI O N ES
CONTENIDO DEL JUEGO

MATERIALES

1
1
1
1

COMPILADO CON

fantoma de cabezasolución de cloruro de niquelcaño
caja de almacenamiento
manualResina acrílica

JIS Z 4924

ESPECIFICACIONES
Tamaño de fantoma:
W17 x D22 x H30 cm
W6.7 x D8.6 x H11.8 plgds.

PH-34

41501-000

Fantoma de IRM/NM de Cabeza BHC

Caja

Imágenes de la cabeza simulada de tamaño real en IRM y NM
¡Conozca más!

APL I CACI O N ES
| IRM
| TC

| SPECT / CT

D ES CRI PCI O N ES
CONTENIDO DEL JUEGO
1
2
1
1

fantoma de cabeza
tumores simulados
solución de cloruro de niquelcaja de almacenamiento

E SP E C I F I C A C I O N E S
Alto de fantoma:
33 cm/ 12.9 plgds.

45

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Medicina nuclear

PH-6441928-000

Medicina
Nuclear

IRM

Fantoma de Cerebro para PET/SPECT

Caja

Núcleo y núcleo caudado para I-123 DatSCAN¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| El fantoma de cabeza antropomórfico simula la absorción y características dedispersión de cabeza y cráneo.
| Se puede inyectar solución RI al cuerpo estriado y putamen.

| SPECT| DatSCAN

A N ATOMIA| Ventrículo cerebral| Cuerpo estriado| Núcleo caudado

CerebroPutamen (derecho)
Putamen (izquierdo)| Putamen| Cerebro| Cráneo

Núcleo caudado (derecho)

Núcleo caudado (izquierdo)

Volumen1038.90 ml
5.46 ml
6.7 ml5.38 ml5.09 ml

D ES CR IPCIONESM A T ER IA LESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de cabeza (separada por parte superior
contenedor de cerebro
caja de almacenamiento
manualPH-53

Caja de cuerpo estriado: resina epoxi
Ventrículo cerebral: poliuretano
Caja de cerebro: poliuretano
Hueso artificial: resina epoxi
Tejido blando: poliuretano

41918-000

ESPECIFICACIONES
Tamaño de fantoma:
L20 x A21 x A33 cm
L7.8 x A8.2 x A13 plgds.
Peso de fantoma:
5.5 kg / 12.1 plgds.

APL I CACI O N ES

Fantoma de Cerebro IB-20 avanzado | SPECT, PETP A R A M E T R O S D E E V A L U A C I O N : i g u a l e s qu e I B - 2 0

DES CRI PCI O N ES
¡Conozca más!

CONTENIDO DEL JUEGO
2

1
1

cajas de dispersión por hueso
adulto masculino: equivalente a UH750

adulto mayor femenino: equivalente a UH530
fantoma de cuerpo estriado de cerebro
destornillador

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
L21 x A15 x A8 cm
L8.2 x A5.9 x A3.1 plgds.

PH-2741530-000

Fantoma de Cerebro IB-10

1
1
1

cinta de velcrogelatina de petróleo
caja de almacenamiento
manualM AT E R I AL S

Cuerpo estriado de cerebro: resina epoxi
Contenedor de estriado de cerebro: resina uretano
Vendrículo cerebral. resina uretano
Cubierta de fantoma de estriado: resina acrílica
Cajas de dispersión por hueso: resina epoxi

AP L I C AC I ONE S| SPECT, PET

PARAM ETRO S D E EV AL UACI O N¡Conozca más!

| Evaluación de homogeneidad| Calibración cruzada| Tasa de absorción de rayo gamma del cráneo| Detectividad de materia gris y materia blanca| Resolución espacial de imágenes negativas (solo IB-10)| Concentración radioactiva y linealidad de valor de SPECT(solo IB-10)

DES CRI PCI O N ES
CONTENIDO DEL JUEGO11
11

unidad de cerebro
unidad de contenedor de cráneo
fantoma J-Jack
fantoma seccional

46

MATERIALES

Resina acrílica/ resina uretano

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
L21 x A15 x A8 cm / L8.2 x A5.9 x A3.1 plgds.

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Medicina nuclear

PH-65

41929-000

Medicina
Nuclear

Fantoma de Tiroides para PET/SPECT AT

Caja

Cinco tipos de tiroides con diferentes capacidades de medición de tasa de absorción¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N| El fantoma de tiroides antropomórfico simula las características deabsorción y disperción del área de cuello humano alrededor de la tiroides.
| Para el control de calidad del sistema para la prueba de tasa deabsorción de yodo; disperción, atenuación, y sensibilidad.

| SPECT, PET

A NATOMIA| Vértebras cervicales de C3 a C7
| Vértebra torácica T1| Clavículas| Esternón (mitad)| Tiroides (5 variaciones)

Volumen
14.7 ml
16.7 ml20.7 ml
30.2 ml39.0 ml

Tiroides 1
Tiroides 2
Tiroides 3
Tiroides 4
Tiroides 5

D E S CR IPCIONES
MATERIALES Tejido blando: resina de base uretano

C ONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de cuello y tórax superiorcubierta de cuello para tiroides
contenedor de tiroides

PH-69

1
1

caja de almacenamiento
manualHueso sintético: resina epoxi
Tiroides: resina acrílica
Contenedor de tiroides: resina de base uretano
Bronquios: resina acrílica

E SP E C i F I C A C I O N E S

peso de fantoma:tamaño de fantoma:
4kg
L40 x A18 x A16 cm
L15.7 x A7 x A6.3 plgds. 8.8 lb

41930-000

Medicina
Nuclear

Fantoma de Tiroides UN

Caja

Cinco tipos de contenedores de volumen de tiroides para objetivos de medición¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| 5 tipos de glándula tiroides (40, 30, 21, 17 y 15cc)| Vértebras cervicales sintéticas como un dispersor| Se pueden introducir radiofarmacéuticos| SPECT, PET

A N ATOMIA| Vértebras cervicales de C3 a C7

D E S CR IPCIONESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1

fantoma de cuello y tórax superiorcubierta de cuello para tiroides
contenedor de tiroides

MATERIALES

1
1caja de almacenamiento
manualContenedor: resina acrílica
Hueso sintético: resina epoxi
Tiroides: resina acrílica

47

ESPECIFICACIONES

tamaño de fantoma:
13 dia. x H11.6 cm
5.1 dia. x H4.6 plgds.

peso de fantoma:
0.85 kg
1.87 lb

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Medicina nuclear

PH-26

41503-000

Fantoma de Tiroides ORINS ITSCARACTERI S TI CAS

Caja| Tipo de fantoma de Oak Ridge Instituto de Estudios Núcleares
para la medición de absorción de radionucleidos.
Un fantoma conforme a los estándares de ORINS | Provisto de cavidades para yodo-131 en el fantoma de cuello¡Conozca más!

APL I CACI O N ES
| SPECTDES CRI PCI O N ES
CONTENIDO DEL JUEGO
1
1
3
1

PH-24

gelatina de petróleo
destornillador
caja de almacenamiento
manual

MATERIALES
Resina acrílicaESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
12.5 dia. x 12.5 (A) cm/4.9dia. x 4.9(A) plgds.

41333-000
Caja

Fantoma de Miocardio HLPara el estudio de interferencia acumulativa radiológica alta en el hígado con las imágenes de SPECT miocárdico¡Conozca más!

C A R ACTE R IS T I C AS

APL I CACI O N ES

| Permite el estudio de absorción RI del hígado y su efecto en SPECT miocárdico.
| Se puede configurar el defecto de frío en el músculo cardíaco izquierdo.
| Se puede configurar los fondos individualmente, en el campo pulmonar, mediastino y ventrículo derecho.

| SPECTD E S CR IPCIONESCON TE NIDO DE L J UEGO
1
1
1
1
1

cuerpo principal de fantoma
pulmón derecho
pulmón izquierdo
mediastino
hígado

PH-29

1
1
1
1
1

estómagocorazón
base para trabajo
destornillador
gelatina de petróleo

MATERIALES

Contenedor principal: resina acrílicaColumna: resina epoxi (UH similaresa las humanas)
Corazón: resina acrílica
Pulmón: resina en espuma, agua
Tornillo: resina poliacetal

41540-030

Fantoma Frío y Caliente para TCE SP-6

Caja

E SP E C I F I C A C I O N E S

Tamaño de fantoma:
L32 x A22 x A31 cm / L12.5 x A8.6 x A12.2 plgds.
Peso de fantoma:
7.1 kg / 15.6 lb
Tamaño de empaque:L44 x A39 x A42 cm
L17.3 x A15.3 x A16.5 plgds.
Peso de empaque:12.5 kg / 27.5 lb

CARACTERI S TI CAS| Se pueden llenar los cinco contenedores esféricos condiferentes tamaños con solución RI.
Fantoma de medición de volumen para PET/SPECT | Los volumenes del fantoma esférico son:
50 mm/2 plgds (100%), 80%, 60%, 40% y 20%¡Conozca más!

APL I CACI O N ES
| SPECT, PET

DES CRI PCI O N ES
CONTENIDO DEL JUEGO
1
1

fantomacaja de almacenamiento

48

MATERIALES
Resina acrílicaESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
21 dia. x 16 (A) cm / 8.2 dia. x 6.2 (A) plgds.

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Medicina nuclear

PH-2841535-000
Caja

Fantoma de Control de Calidad de SPECT JSP
Para el control de calidad diario en la imagenología de SPECT y PET¡Conozca más!

Parte opcional: portador

fantoma exteriorfantoma de fuentes lineales

fantoma de puntos calientes

fantomas de puntos fríos

fantoma de distorsión geométrica fantoma de linealidad de dosis

C A R ACTE R IS T I C AS

AP L I CACI O N ES

| Un set de unidades de prueba para control de calidad diaria de SPECT/PET| SPECT y PET

P A R AM E TR OS DE EVALUAC I ON

| Uniformidad| Resolución espacial| Linealidad de dosis| Distorsión de imagen

D E S CR IPCIONES
MATERIALESCONTE NIDO DE L J UEGO
1
1
1
1
1
1
1

fantoma exteriorfantoma de fuentes lineales
fantomas de puntos fríos
fantoma de puntos calientes
fantoma de linealidad de dosis
fantoma de distorsión geométrica
portador de fantoma

1
1
3
1
1

gelatina de petróleo
destornillador
tipos de tornillos extras
aguja de inyección
caja de almacenamiento
manualFantoma: resina metacrílica

E SP E C I F I C A C I O N E S

Tamaño de fantoma:
22dia. x 22 cm / 8.7dia. x 8.2 plgds.

C U M PL E C O N
JIS Z 4922

Partes Opcionales para PH-28 y 30

41535-010

Portador y accesorios
Especifique el fabricante y tipo del escáner

49

Kyoto Kagaku Product Lineup Web

CATALOGO DE PRODUCTOS 2019 -INDICE

Caja dealmacenamiento

41337-000

Fantoma Multipropósito de Tórax N1 "LUNGMAN"

41337-020-

Componentes para Radioisótopo

PH-1c

41337-400

Fantoma Pediátrico de Tórax

17

PH-2

41350-000

Fantoma de Cuerpo Completo "PBU-50"

10

PH-2B

41350-200

Fantoma de TC de Cuerpo Completo "PBU-60"

8

PH-2C

41350-300

Fantoma Pediátrico de Cuerpo Completo "PBU-70"

6

PH-2D

41350-500

Fantoma Pediátrico con Fracturas Oseas "PBU-70B"

7

PH-2E

41350-700

Fantoma de TC de Cuerpo Completo con Patologías

941350-200-16

Placas corporales para simular un cuerpo de IMC32

Partes Opcionales para PH-2/2B/2E/60

1241350-200-17

Placas corporales para simular un cuerpo de IMC40

Partes Opcionales para PH-2/2B/2E/60

1241350-000-11

Fantoma de Mano/ Antebrazo Fracturados PH-2/2B

Partes Opcionales para PH-2/2B/2E/60

1241363-070

Caja de almacenamiento 2 (un par)Partes Opcionales para PH-2/2B/2E/60

1241309-100

Fantoma de Cabeza para TC Angiográfica AC para TC

2141309-200

Fantoma de Cabeza para TC Angiográfica AC para Angio

2141309-300

Fantoma de Cabeza para TC Angiográfica AC para TCME

21

PH-4

41324-040

Fantoma de TC de Torso CTU-41

20

PH-5

41360-000

Fantoma de TC de Abdomen para TC

2341360-100

Fantoma de TC de Abdomen para TCME

23

PH-6B

41310-020

Fantoma de TC Cardíaca Dinámica TCMD

38

PH-7

41339-010-

Fantoma de CAE de TC

37

PH-8

41507-000

Fantoma de TC para Exploración de Cáncer de Pulmón LSCT001

19

PH-9

41334-000

Fantoma de TC Multicorte MHT

36

PH-9-241334-120

Fantoma de TC Multicorte MHT

38

PH-10

41322-000

Fantoma Gráfico de DMO UHA

39

PH-13

41329-010

Fantoma de Mamografía Digital NCCE (fall)

39

PH-14

41430-000-

Fantoma Acrílico XAC

40

PH-16

41318-000-

Fantoma de Detalles de Contraste

40

PH-17

41317-000

Fantoma de Cuerpo de Agua WAC

40

PH-18

41311-000

Fantoma de Estómago BMU-1

24

PH-19

41312-010

Fantoma de Estómago Rotativo TMP-R

24

PH-22

41321-000

Fantoma de Control de Calidad de TC CT-200B

36

PH-24

41333-000

Fantoma de Miocardio HL

48

PH-26

41503-000

Fantoma de Tiroides ORINS ITS

48

PH-27

41530-000

Fantoma de Cerebro IB-10

46

PH-28

41535-000

Fantoma de Control de Calidad de SPECT JSP

49

PH-1

PH-3

15
Partes Opcionales para PH-1

50

16

Caja dealmacenamiento

41535-010

Portador y Accesorios

PH-29

41540-030

Fantoma Frío y Caliente para TCE SP-6

48

PH-31

41330-000

Fantoma de Control de Calidad de IRM MHR

44

PH-32B

41330-030

Fantoma de Control de Calidad de IRM JMRⅡ

44

PH-33

41330-010

Fantoma de Control de Calidad de IRM de Cabeza NH

45

PH-34

41501-000

Fantoma de IRM/NM de Cabeza BHC

45

PH-37

41480-000

Fantoma de Cuerpo Terapéutico THRA-1

43

PH-38

41480-010

Fantoma de Cuerpo Terapéutico Pediátrico THRA-2

43

PH-39

41326-000

Fantoma de Tórax Dinámico

41

PH-40

WD-3002-

Fantoma de Agua Resistente WD

42

PH-41

BE-T-2005-

Fantoma de Hueso Resistene BE-T, BE-H, BE-N WD

42

PH-42

LP-3010-

Fantoma de Pulmón Resistente LP

42

PH-46

41362-000

Fantoma de TC de Próstata

25

PH-47

41301-200

Fantoma de Cabeza para Radiografía Dental (boca cerrada)

22

PH-48

41327-000

Fantoma de Corazón y Pulmones Dinámicos

41

PH-49

41910-000

Fantoma de TC de Colonografía NCCS

26

PH-50

41912-000

Fantoma de Neonato de Cuerpo Completo5PH-50B

41912-100

Fantoma de Neonato de Cuerpo Completo "PBU-80"

5

PH-51

41913-000

Fantoma de Entrenamiento de Fluoroscopía de Columna Lumbar

27

PH-53

41918-000

Fantoma de Cerebro IB-20 avanzado

46

PH-54

41919-000

Fantoma de Control de Calidad de TC JCTⅡ

35

PH-55

41920-000-

Fantoma de TC ERF HIT

32

PH-56

41921-000

Fantoma de Tomosíntesis NS

33

PH-57

41922-000

Fantoma de Tórax de Contraste Bajo ODA-LC

PH-58

41923-000-

Fantoma de Nódulos Subsólidos

16

PH-59

41924-000

Fantoma de ID-TC (Fantoma de Cabeza y Cuerpo)

35

PH-60

41925-000

Fantoma de Cuerpo Completo Resistente "PBU-90 RUGGED"

11

PH-61

41926-000-

Serie de Fantomas Seccionales

13

PH-62

41301-300

Fantoma de Cabeza para Radiografía Dental (boca abierta)

22

PH-63

41927-000

Fantoma de Tórax para PET/SPECT

18

PH-64

41928-000

Fantoma de Cerebro para PET/SPECT

46

PH-65

41929-000

Fantoma de Tiroides para PET/SPECT -Tipo Antropomórfico-

47

PH-69

41930-000

Fantoma de Tiroides UN

47

PH-71

41935-000

Fantoma de Ligamentos de Rodilla

25

PH-72

41936-000

Fantoma de Control de Calidad de IRM Mamaria

45

PH-74

41938-000

Fantoma para Control de Calidad de Gammagrafía Osea

31

PH-75A

41941-000

Fantoma para Control de Calidad de TC Multienergética (TR-J)

30

PH-75B

41941-100

Fantoma para Control de Calidad de TC Multienergética (TR-I)

30

Partes Opcionales para PH-28 y 30

51

Partes Opcionales para PH-1

49

34

OFICINAS

Kyoto Kagaku Co., Ltd

Oficina Matriz y Fábricas

15 Kitanekoya-cho, Fushimi-ku,
Kyoto, 612-8388, Japón

Kyoto Kagaku Co., Ltd Sede Tokio

Second fl. NREG Hongo-3-chome bldg., 3-26-6
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japón

Kyoto Kagaku Co., Ltd Sede Sendai

6th. Taiyoseimei Sendaihoncho bldg., 4-18 Honcho-3-chome,
Aoba-ku, Sendai City, Miyagi 980-0014, Japón

Kyoto Kagaku Europe GmbH

Kyoto Kagaku America Inc.

De-Saint-Exupery-Str.10,60549 Frankfurt,
Germany3109 Lomita Boulevard,
Torrance, CA 90505-5108,
USA

CORPORATE WEBSITE

Navegue por la línea de simuladores y fantomas de Kyoto Kagaku.
Toos los productos son hechos en Kyoto.

kyoto kagaku
http://www.kyotokagaku.com/en/products

Síganos en nuestro Facebook

Síganos en nuestro canal de YouTube

Descubra las novedades de la simulación en atención de salud, entrenamiento de técnicas yfantomas de imagenología médica.

Inquietudes y pedidos (Global) Oﬁcina Matriz y Fábricas

Nov.2023