飼料及び愛玩動物用飼料中の砒素，カドミウム，鉛及び水銀の迅速・多元素同時定量法の開発

95

技術レポート

5 飼料及び愛玩動物用飼料中の砒素，カドミウム，鉛及び水銀の迅速・多元素同時定量法の開発
田端 麻里 *1，野村 昌代 *1，鈴木 知華 *2Development of the Rapid Simultaneous Determination Method of Arsenic, Cadmium, Lead andMercury in Feed and Pet Food by ICP-MS
Mari TABATA *1, Masayo NOMURA *1 and Chika SUZUKI *2( *1 Fertilizer and Feed inspection Department, Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC),*2

Sendai Regional Center, FAMIC)

We have developed a rapid simultaneous quantitative determination method of the concentrationof arsenic, cadmium, lead and mercury in feed and pet food using an inductively coupled plasmamass spectrometer (ICP-MS).
Having added 5 mL of nitric acid, 2 mL of hydrogen peroxide and 0.4 mL of gold-lutetium mixed
solution to the samples, they were digested by a microwave digestion system at 1400W for 40
minutes. Having further added rhodium and rhenium as inner standard elements to the digested
samples, arsenic, cadmium, lead and mercury were quantified by ICP-MS.
Recovery tests were conducted on fish meal, poultry by-product meal and rice straw. Fish meal
was added with 15 mg/kg of arsenic, 3 mg/kg of cadmium, 7 mg/kg of lead, and 1 mg/kg of
mercury. Poultry by-product meal was added with 7 mg/kg of arsenic, 3 mg/kg of cadmium, 7
mg/kg of lead, and 1 mg/kg of mercury. Rice straw was added with 7 mg/kg of arsenic, 1 mg/kg
of cadmium, 3 mg/kg of lead, and 0.4 mg/kg of mercury. The resulting mean recoveries ranged
from 98.8 % to 107 % for arsenic, 98.7 % to 105 % for cadmium, 93.1 % to 96.7 % for lead, and89.5 % to 92.4 % for mercury. The repeatability in the form of the relative standard deviations(RSDr) was less than 2.4 % for arsenic, less than 3.6% for cadmium, less than 2.1 % for lead, andless than 3.3 % for mercury.
Key words: arsenic; cadmium; lead; mercury; inductively coupled plasma-mass spectrometer(ICP-MS); feed; pet food
キーワード：砒素；カドミウム；鉛；水銀；誘導結合プラズマ質量分析計；飼料；愛玩動
物用飼料

1

緒

言

飼料及び愛玩動物用飼料中の有害重金属等（カドミウム，水銀，鉛及び砒素）については，飼料の有害物質の指導基準及び管理基準 1)並びに愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 2)において基準値が定められており，カドミウムは配合飼料，乾牧草等で 1 mg/kg，魚粉，肉粉及び肉骨粉で3 mg/kg，愛玩動物用飼料で 1 µg/g，水銀は配合飼料，乾牧草等で 0.4 mg/kg，魚粉，肉粉及び肉骨*1

独立行政法人農林水産消費安全技術センター肥飼料安全検査部*2

独立行政法人農林水産消費安全技術センター肥飼料安全検査部，現

仙台センター

飼料研究報告 Vol. 44 (2019)96

粉で 1 mg/kg，鉛は配合飼料，乾牧草等で 3 mg/kg，魚粉，肉粉及び肉骨粉で 7 mg/kg，愛玩動物用
飼料で 3 µg/g，砒素は配合飼料，乾牧草等（稲わらを除く．）で 2 mg/kg，稲わらで 7 mg/kg，魚粉で 15 mg/kg，肉粉及び肉骨粉で 7 mg/kg，愛玩動物用飼料で 15 µg/g である．定量法としては，試料の灰化（水銀及び砒素を除く．）の後，酸による湿式分解を行い，水銀については還元気化水銀測定装置により測定，カドミウム，鉛及び砒素については原子吸光光度計により測定する方法が飼料分析基準 3)及び愛玩動物用飼料等の検査法 4)に収載されている．これらの分析法は，前処理に時間を要し，測定も元素ごとに個別に行う必要があるため迅速性に欠ける．
近年，食品検査等の分野では，マイクロ波分解装置を用いた前処理時間の短縮化，誘導結合プラ
ズマ質量分析計（以下「ICP-MS」という．）による多元素同時分析が実用化されている．そこで，今回，肥料等試験法 5) （以下「肥料試験法」という．）及び AOAC Official Method 2015.016)（以下「AOAC 法」という．）を基に，飼料及び愛玩動物用飼料中の有害重金属等の ICP-MS による迅
速・多元素同時定量法を開発し，飼料分析基準及び愛玩動物用飼料等の検査法への適用の可否を検討したので，その概要を報告する．

2
2.1
1)

試

実験方法

料

飼料及び愛玩動物用飼料
魚粉，チキンミール，アルファルファ乾草，稲わら，愛玩動物用飼料（ドライ製品（犬用），
ウェット製品（犬用），成形ジャーキー（犬用），素材乾燥ジャーキー（ハードタイプ）（犬用））は 1 mm 以下になるまで粉砕した．なお，ジャーキーで有姿のままでは粉砕が困難な試料は，はさみ等を用いて裁断したのち粉砕した．愛玩動物用飼料（ウェット製品（犬用））はフードプロセッサーで粉砕した．粒度が 1 mm 以下であった粉ミルク（犬用）はそのまま使用
した．
なお，検討に用いた愛玩動物用飼料の原材料を Table 1 に示した．

2)

認証標準物質認証標準物質として，BCR-627（IRMM（Institute for Reference Materials and Measurements,
EU）供給，マグロミール）を使用した．

飼料及び愛玩動物用飼料中の砒素，カドミウム，鉛及び水銀の迅速・多元素同時定量法の開発

Table 1Ingredients list of the pet foods used in this study

Pet food types

2.2
1)

IngredientsDry food for dogs

Grains (corn, wheat flour, bread crumbs, corn gluten meal, brown rice), meats (chicken
meal, minced chicken meats, chicken extracts), fishes (fish meal, dried minnows), animal
fat, beans (soybean, soybean extracts), vegetables (beet pulp, carrot powdery, spinach
powdery), beer yeast, cheese, oligosaccharide, minerals (Ca, Cl, Cu, I, K, Na, Zn), sorbitol,
glyceline, vitamins (V. A, V. B1 , V. B2 ,V. B5 , V. B12 , V. D, V. E, V. K, choline, pantothenicacid), glucosamine hydrochloride, preservative (potassium), fumaric acid, coloring(titanium dioxide, food red no.106, food yellow no.4, food yellow no.5, food blue no.1),
antioxidants (sodium erythorbate, mixed tocopherol, herbal extracts), chondroitin sulfate

Wet food for dogs

Meats (beef, chicken, mutton), wheat flour, carrot, green pea, potato, oligosaccharide,
tomata paste, seasoning, minerals, polysaccharide thickener, coloring (titanium dioxide, ironsesquioxide), emulsifier, vitamins, antioxidant (EDTA-Ca・Na), glucosamine, color former(sodium nitrite)

Formed jerky for dogs

Wheat flour, meats (chicken, beef, chicken white meat), cheese, sugar, gelatin, glyceline,
propylene glycol, coloring (oxidized titanium, food yellow no.4, food red no.106), sorbitol,
preservative (potassium sorbate), mineral (Na), pH adjuster, swelling agent, flavour,
antioxidant (sodium erythorbate)

Dried jerky for dogs
(hard type)

Deer meat

Milk powder for dogs

Milks (non-fat dry milk, casein), oils and fats (vegitable oil, animal fat, γ -linolenic acid),
egg yolk powder, soybean protein, oligosaccharide, L-carnitine, minerls (Ca, P, K, Mg, Fe,
Cu, Mn, Zn, I, Co), emulsifier, vitamins (V. A, V. B1 , V. B2 , V. B6 , V. B12 , V. D, V. E, V.
K, nicotinic acid, pantothenic acid, folic acid, choline), flavour, taurine

試

97

薬

塩酸及び硝酸は Ultrapur-100（関東化学製）を用いた．過酸化水素は原子吸光分析用（富士フイルム和光純薬製）を用いた．L-システイン酸は和光特級（富士フイルム和光純薬製）を用いた．水は Milli-Q Integral 5（Merck Millipore 製）により精製した超純水（JIS K0211 の 5218に定義された超純水）を用いた．

2)

希釈溶媒（10 µg/mL L-システイン酸含有塩酸－硝酸－水（1+2+37））
L-システイン酸 8 mg に水 740 mL，塩酸 20 mL 及び硝酸 40 mL を加えて 800 mL とした．

3)

標準原液
砒素，カドミウム，金 ，鉛，ルテチウム，水 銀，レニウム及びロジ ウムの標準原液は，Table 2 に示した供給業者，規格のものを用いた．

飼料研究報告 Vol. 44 (2019)

98

Table 2Standards used in this study

Guaranteed value(µg/mL)

Manufacturers

Specification

Arsenic standard solution

99.4

Fujifilm Wako Pure Chemical

JCSS

Cadmium standard solution

100.2

Fujifilm Wako Pure Chemical

JCSS

Gold standard solution

1004

Kanto Chemical

for Atomic absorption spectrochemical analysis
JCSS

Lead standard solution

100.3

Fujifilm Wako Pure Chemical

Lutetium standard solution

1003

Kanto Chemical

for Atomic absorption spectrochemical analysis

Mercury standard solution

100.3

Fujifilm Wako Pure Chemical

JCSS

Rhenium standard solution

1005.1ACROS ORGANICS

for Atomic absorption spectrochemical analysis

Rhodium standard solution

1007

Kanto Chemical

for Atomic absorption spectrochemical analysis

4)

重金属等混合標準原液
砒素，カドミウム，鉛及び水銀標準原液 1 mL を 20 mL 全量フラスコに正確に入れて混合し，更に標線まで希釈溶媒を加えて重金属等混合標準原液を調製した（この液 1 mL は，各重金属等としてそれぞれ 5 µg を含有する．）．

5)

混合内標準液レニウム及びロジウム標準原液各 100 µL を 20 mL の全量フラスコに入れて混合し，更に標線まで硝酸（1+19）を加えて混合内標準原液を調製した（この液 1 mL は，各重金属等としてそれぞれ 5 µg を含有する．）．更に混合内標準原液 1 mL を 50 mL の全量フラスコに入れ，標線まで硝酸（1+19）を加えて混合内標準液を調製した（この液 1 mL は，各重金属等としてそれぞれ 100 ng を含有する．）．

6)

金－ルテチウム混合液
金及びルテチウム標準原液各 1 mL を 10 mL の全量フラスコに入れて混合し，更に標線まで硝酸（1+19）を加えて金－ルテチウム混合液を調製した（この液 1 mL は，各重金属等としてそれぞれ 100 µg を含有する．）．

7)

重金属等混合標準液
重金属等混合標準原液，混合内標準液及び金－ルテチウム混合液の一定量を希釈溶媒で正確に希釈し，1 mL 中に各重金属等として 0.05，0.1，0.2，0.4，0.6，0.8，1，2，4，6，8，10，
20，40，60，80 及び 100 ng，各内標準として 1 ng，金及びルテチウムとして 200 ng を含有す
る重金属等混合標準液を調製した．
同時に重金属等混合標準原液を加えずに同様に操作し，濃度 0 ng/mL の重金属等混合標準液を調製した．

2.3
1)

装置及び器具粉砕機：
粉砕機 1（粉砕機 2 及び 3 以外の試料用）：ZM 200

Retsch 製（1 mm スクリーン，使用時回

転数 14000 rpm）
粉砕機 2（稲わら用）：SM 100

Retsch 製（1 mm スクリーン，回転数（仕様）1690 rpm）

粉砕機 3（ジャーキー用）：GM 200

Retsch 製（使用時回転数 10000 rpm）

2)

マイクロ波分解装置：Multiwave 3000

3)

ポリロート：ケニス製（口径 30 mm）

4)

スポイト：エコノスポイト 2 mL

Anton-Paar 製

サンプラテック製飼料及び愛玩動物用飼料中の砒素，カドミウム，鉛及び水銀の迅速・多元素同時定量法の開発

5)

遠心沈殿管：50 mL Super clear

6)

ICP-MS：
オートサンプラー部：ASX-560

Labcon 製
Teledyne Technologies 製

誘導結合プラズマ質量分析計部：iCAP RQ ICP-MS
2.4
1)

99

Thermo Fisher Scientific 製

定量方法
抽

出

分析試料 0.5 g を正確に量ってテフロン TFM 製の高圧分解容器に入れ，硝酸 5 mL，過酸化水素 2 mL 及び金－ルテチウム混合液 0.4 mL を加え，発泡がおさまった後マイクロ波分解装
置を用いて Table 3 の分解プログラムによって分解した．放冷後，分解液を 20 mL の全量フラスコに水で移し込み，更に全量フラスコの標線まで水を加えた．この液の全量を 50 mL の遠心沈殿管に入れ，1700×g で 5 分間遠心分離した．上澄み液 1 mL 及び混合内標準液 0.1 mL を
10 mL の全量フラスコに正確に入れ，希釈溶媒を全量フラスコの標線まで加え，ICP-MS による測定に供する試料溶液とした．
同時に試料を用いないで同一操作を行い，空試験溶液を調製した．
Table 3Operating conditions of microwave digestion equipment
Electric power
Time
Process(W)(min)
step 1 (Heating)0→140010
step 2 (Fixed electric power)
1400
40
step 3 (Cool)
0
30

2)

ICP-MS による測定
試料溶液及び各重金属等混合標準液を ICP-MS に導入し，各モニターイオンにおけるイオン
カウント値を得た．測定条件を Table 4 に示した．
Table 4

3)

Operating conditions of ICP-MS

Nebulizer gas

Ar (1.08 L/min)

Plasma gas

Ar (14.0 L/min)

Auxiliary gas

Ar (0.80 L/min)

Collision gas

He (4.34 L/min)

High-frequency output

1550 W

Monitor ion

114

Cd,

202

Hg,

208

Pb,

75

As,

103

Rh,

187

Re

計算
得られたイオンカウント値から砒素及びカドミウムはロジウムで，鉛及び水銀はレニウムで内標準補正し，試料中の砒素，カドミウム，鉛及び水銀量を算出した．
空試験溶液について，正の値が得られた場合は結果を差し引いた．
なお，定量法の概要を Scheme 1 に示した．

飼料研究報告 Vol. 44 (2019)100

Sample 0.5 g (100 mL of high pressure degradation container)
add 5 mL of nitric acid and 2 mL of hydrogen peroxide
add 0.4 mL of gold-lutetium mixed solution
Microwave digestion
wash with water
20 mL volumetric flask
full up to 20 mL with water
centrifuge for 5 min at 1700×g
add 1 mL of supernatant
10 mL volumetric flask

add 0.1 mL of mixed inner standard (Rh, Re)fill up to 10 mL with nitric acid-hydrochloric acid-water (1:2:37)
containing 10 µg/mL L-cysteine acid
ICP-MS

Scheme 1
2.5

Analytical procedure for arsenic, cadmium, lead and mercury in feed and pet food

添加回収試験
2.2 の 4)の重金属等混合標準原液を希釈溶媒で正確に希釈し添加に用いた．
魚粉について，砒素として 15 mg/kg 相当量（最終試料溶液中 37.5 ng/mL），カドミウムとして 3 mg/kg 相当量（最終試料溶液中 7.5 ng/mL），鉛として 7 mg/kg 相当量（最終試料溶液中17.5 ng/mL）及び水銀として 1 mg/kg 相当量（最終試料溶液中 2.5 ng/mL），チキンミールについて，砒素として 7 mg/kg 相当量（最終試料溶液中 17.5 ng/mL），カドミウムとして 3 mg/kg 相当
量（最終試料溶液中 7.5 ng/mL），鉛として 7 mg/kg 相当量（最終試料溶液中 17.5 ng/mL）及び水銀として 1 mg/kg 相当量（最終試料溶液中で 2.5 ng/mL）並びに稲わらについて，砒素として 7
mg/kg 相当量（最終試料溶液中 17.5 ng/mL），カドミウムとして 1 mg/kg 相当量（最終試料溶液
中 2.5 ng/mL），鉛として 3 mg/kg 相当量（最終試料溶液中 7.5 ng/mL）及び水銀として 0.4 mg/kg
相当量（最終試料溶液中で 1 ng/mL）になるようにそれぞれ添加後よく混合し，一夜静置した後に本法に従って添加回収試験を実施し，平均回収率及び繰返し精度を求めた．なお，回収率は各試料のブランク値を差し引いて算出した．

3
3.1

結果及び考察検量線の検討
肥料試験法を参考に調製した 0.05~100 ng/mL 各重金属等混合標準液（各内標準として 1 ng/mLを含有する）を ICP-MS に導入し，得られたイオンカウント値から内標準法により検量線を作成した．肥料試験法では，標準液を硝酸（1+19）で希釈しているが，水銀は ICP-MS で測定していない．標準液を硝酸（1+19）で希釈したところ，水銀の検量線は直線性を示さず，全体的にばらつきが認められたため，水銀の肥料試験法で使用している L-システイン酸を加えることとし，

飼料及び愛玩動物用飼料中の砒素，カドミウム，鉛及び水銀の迅速・多元素同時定量法の開発

101

10 µg/mL L-システイン酸含有硝酸（1+19）で希釈した．得られた検量線の一例は Fig 1-1 のとおり，水銀の高濃度側のばらつきは改善したが，水銀として，0.05~100 ng/mL の範囲で検量線が直線性を示さなかった．また，水銀はメモリー効果の影響が大きく，100 ng/mL 標準液を測定した
直後に測定した硝酸（1+19）は，1 ng/mL 標準液と同程度のイオンカウント値となった．
そこで，メモリー効果を軽減するため，各重金属等の濃度を 10 ng/mL までとし，AOAC 法を
参考に 200 ng/mL となるように金－ルテチウム混合液を加えた後，塩酸を追加した希釈溶媒で重金属等混合標準液を 2.2 の 7)により調製した．その結果，0.05~10 ng/mL の範囲で直線性を示したが，鉛の低濃度範囲（0.05~1 ng/mL）では相関係数が 0.995 を下回ることがあり，経時変化及び容器等使用器具からの鉛の溶出等の可能性が示唆されたため，鉛については検量線の範囲を
1~10 ng/mL とすることとした．得られた検量線の一例を Fig 1-2 に示した．
なお，当該検量線の濃度範囲は，各重金属等を 0.02~4 mg/kg（鉛は 0.4~4 mg/kg）含有する分2(Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard）/[ng/mL](Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard）/[ng/mL]

析用試料を本法に従い調製した最終試料溶液中の各重金属等濃度範囲に相当する．

y = 0.0188x + 0.0003
R² = 1.0000

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

20

40

60

80

25

y = 0.2051x - 0.0296
R² = 0.9997

20
15
10
5
0

100

0

y = 0.8567x + 0.0496
R² = 0.9999

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

20

40

60

80

Concentration of lead/[ng/mL]

Fig. 1-1

100(Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard）/[ng/mL](Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard）/[ng/mL]

100

20

40

60

80

100

Concentration of cadmium/[ng/mL]

Concentration of arsenic/[ng/mL]
16

y = 0.1476x + 0.2677
R² = 0.9948

14
12
10
8
6
4
2
0

0

20

40

60

80

Concentration of mercury/[ng/mL]

Calibration curves of arsenic, cadmium, lead and mercury(Diluted with nitric acid (1:19) containing 10 µg/mL L-cysteine acid)100

飼料研究報告 Vol. 44 (2019)0.14

y = 0.0124x + 0.0001
R² = 0.9999

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

0

2

4

6

8

10

(Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard） /[ng/mL](Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard）/[ng/mL]

102

1.8
y = 0.1695x - 0.0012
R² = 0.9999

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

(Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard）/[ng/mL](Ion count value*Concentration ofinternal standard solution/Ion countvalue of internal standard）/[ng/mL]9

y = 0.8214x + 0.1765
R² = 0.999

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

2

4

6

Concentration of lead/[ng/mL]

Fig. 1-2

2

4

6

8

10

Concentration of cadmium/[ng/mL]

Concentration of arsenic/[ng/mL]

8

10

1.2

y = 0.1013x - 0.001
R² = 0.9999

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

2

4

6

8

10

Concentration of mercury/[ng/mL]

Calibration curves of arsenic, cadmium, lead and mercury(Diluted with nitric acid-hydrochloric acid-water (1:2:37) containing 10 µg/mL L-cysteine acid)(Containing 200 ng/mL gold and lutetium)(Concentration range of lead: 1~10 ng/mL)
3.2

予備試験
予備的に 2.1 の 1)の試料を用い，肥料試験法を基に操作の確認を行った．肥料試験法の抽出条

件は，試料（液状肥料 20.0 g（水分含有量から換算して 20.0 g 中の固形分含有量は 0.5 g 程度を上限とする．）．固形肥料中のカドミウムの分析法については 0.2 g）に硝酸 2.5 mL 及び過酸化水素 2 mL を加え，マイクロ波分解装置で 1400 W で 10 分以上加熱する方法である．肥料試験法の条件では，一部の試料（チキンミール及び稲わら）において，分解液の着色及び混濁又は黒褐
色沈殿物が認められ，マイクロ波分解装置による分解が不十分であった．そのため，硝酸 5 mL
及び過酸化水素 2 mL を加え，マイクロ波分解装置で 1400 W で 40 分間加熱（この時の分解温度は約 140~200 °C であった．）するように変更した．さらに，AOAC 法を参考にしてマイクロ波分解装置での分解前に金－ルテチウム混合液 0.4 mL を加えるよう変更した．また，操作由来の重金属等の測定値が出る可能性があることから，空試験溶液を調製するよう変更した．さらに，器具由来の重金属等が検出される可能性があることから，濃度 0 ng/mL の標準液を作成するように肥料試験法から変更した．
器具由来の重金属等の測定値を抑えるため，器具は，可能な限りポリプロピレン等の樹脂製を使用し，使用の前に硝酸（1+3）に 12 時間以上浸した後，超純水で十分すすいでから用いた．
全量フラスコ等のガラス器具を用いる場合は，無砒素のホウケイ酸ガラス製のものを用い，JIS
K 8007 に準じて硝酸（1+1）で 1 日間以上浸した後，超純水で十分すすいでから使用した．

飼料及び愛玩動物用飼料中の砒素，カドミウム，鉛及び水銀の迅速・多元素同時定量法の開発

3.3

103

BCR 認証標準物質の分析
本法の真度を確認するため，認証標準物質 BCR-627 を用いて 5 点併行で 2.4 に従って定量を行った．
その結果，Table 5 に示すように砒素は本法では 4.6 mg/kg となり，認証値との間に有意差は認められなかった．
Table 5Determination of a BCR certified reference material
Arsenica)

Certified value of BCR-627 (mg/kg)

4.8 ± 0.3b)

4.6

Determined value (mg/kg)
c)
RSDr (%)

1.8a) Uncertainty: half width of the 95 % confidence intervalb) Mean (n = 5)c) Relative standard deviation of repeatability
3.4

添加回収試験
2.5 により添加回収試験を実施した．その結果は Table 6 のとおり，砒素については平均回収率

は 98.8~107 %，その繰返し精度は相対標準偏差（RSDr）として 2.4 %以下，カドミウムについては平均回収率は 98.7~105 %，RSDr は 3.6 %以下，鉛については平均回収率は 93.1~96.7 %，RSDr
は 2.1 %以下，水銀については平均回収率は 89.5~92.4 %，RSDr は 3.3 %以下の成績が得られ，飼料分析基準別表 3 の試験法の妥当性確認法ガイドライン（以下「妥当性確認法ガイドライン」という．）に定められた真度及び併行精度の目標値を満たす良好な結果であった．
Table 6
Spiked level(mg/kg)Arsenic
Cadmium
Lead
Mercury

7
15
1
3
3
7
0.4
1

Recoveries for arsenic, cadmium, lead and mercury
Fish meal
Poultry by-product meal
Rice straw
a)

b)

a)

b)

a)

b)

Recovery
(%)

RSDr
(%)

Recovery
(%)

RSDr
(%)

Recovery
(%)

RSDr
(%)

－
104
－
105
－
95.7
－
92.4

－
2.4
－
1.5
－
0.8
－
1.7

107
－
－
102
－
96.7
－
91.2

0.5
－
－
3.6
－
2.0
－
3.3

98.8
－
98.7
－
93.1
－
89.5
－

1.4
－
1.4
－
2.1
－
0.5
－

－: Not testeda) Mean (n = 5)b) Relative standard deviation of repeatability

4まとめ

飼料及び愛玩動物用飼料に含まれる有害重金属等の定量について，肥料試験法及び AOAC 法を基に，ICP-MS を用いた迅速・多元素同時定量法の飼料分析基準及び愛玩動物用飼料等の検査法へ

飼料研究報告 Vol. 44 (2019)

104の適用の可否について検討したところ，以下の結果が得られた．
1)200 ng/mL となるように金－ルテチウム混合液を加えた後，希釈溶媒で調製した標準液を測定して得られた検量線は，砒素，カドミウム及び水銀では各 0.05~10 ng/mL（注入量として 0.02~4
mg/kg），鉛では 1~10 ng/mL 相当量（注入量として 0.4~4 mg/kg）の範囲で直線性を示した．
なお，当該検量線の濃度範囲は，各重金属等を 0.02~4 mg/kg（鉛は 0.4~4 mg/kg）含有する分析用試料を本法に従い調製した最終試料溶液中の各重金属等濃度範囲に相当する．

2)

抽出条件は，硝酸 5 mL，過酸化水素 2 mL 及び金－ルテチウム混合液 0.4 mL を添加後，マイクロ波分解装置で 1400 W，40 分間加熱するよう肥料試験法から変更した．また，操作由来の重金属等の測定値が出る可能性があることから，空試験溶液を調製するよう変更した．さらに，器具由来の重金属等が検出される可能性があることから，濃度 0 ng/mL の標準液を作成するように
変更した．

3)

認証標準物質を分析して，本法による砒素の分析値の正確さを確認したところ，標準試料の砒素の認証値との間に有意差は認められなかった．

4)

魚粉，チキンミール及び稲わらに，砒素として 7 又は 15 mg/kg 相当量，カドミウムとして 1
又は 3 mg/kg 相当量，鉛として 3 又は 7 mg/kg 相当量，水銀として 0.4 又は 1 mg/kg 相当量を添加し，本法に従って 5 点併行分析を実施し，回収率及び繰返し精度を求めたところ，妥当性確認
法ガイドラインに定められた真度及び併行精度の目標値を満たす良好な結果が得られた．

文
1)

献

農林水産省畜産局長通知：飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について，昭和 63 年 10 月
14 日，63 畜 B 第 2050 号 (1988).

2)農林水産省令・環境省令：愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令，平成 21 年 4 月 28 日，
農林水産省令・環境省令第 1 号 (2009).

3)

農林水産省消費・安全局長通知：飼料分析基準の制定について，平成 20 年 4 月 1 日，19 消安
第 14729 号 (2008).

4)

独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長通知：「愛玩動物用飼料等の検査法」の制定について，平成 21 年 9 月 1 日，21 消技第 1764 号 (2009).

5)

独立行政法人農林水産消費安全技術センター：肥料等試験法 (2018).

6)

George W. Latimer, Jr.: Official methods of analysis of AOAC INTERNATIONAL 20th edition,
AOAC official method 2015.01 heavy metals in food, Gaithersburg, MD, USA (2016) (ISBN: 978-0935584-87-5).