Wrist Digital Blood Pressure Monitor

Model UB-543
Instruction Manual
Original

Manuel d’instructions
Traduction

Manual de Instrucciones
Traducción

Manuale di Istruzioni
Traduzione

使用手冊
1WMPD4002838F

翻譯Sommaires

Chers clients ........................................................................................................................................................ 2
Remarques préliminaires ..................................................................................................................................... 2
Précautions .......................................................................................................................................................... 2
Nomenclature ...................................................................................................................................................... 4
Utilisation de l’appareil ......................................................................................................................................... 7
1. Mise en place / Remplacement des piles ................................................................................................... 7
2. Sélection d’un utilisateur ............................................................................................................................ 8
3. Réglage de l’horloge de l’appareil avant utilisation .................................................................................... 8
4. Mise en place du brassard ......................................................................................................................... 9
5. Comment effectuer des mesures correctes ............................................................................................... 9
6. La Fonction C.P.G. .................................................................................................................................... 10
7. Sélection de C.P.G. et Mon C.P.G. ............................................................................................................. 10
8. Pendant la mesure ................................................................................................................................... 11
9. Après la mesure ....................................................................................................................................... 11
Les mesures ...................................................................................................................................................... 12
Rappel des données en mémoire ...................................................................................................................... 13
Suppression de toutes les données en mémoire ............................................................................................... 14
Qu’est ce que l’indicateur de RCI/FA? ............................................................................................................... 14
Qu’est-ce que la FA? ......................................................................................................................................... 15
Indicateur de progression du gonflage .............................................................................................................. 15
Indicateur de tension selon la classification OMS ............................................................................................. 15
L’indicateur C.P.G.............................................................................................................................................. 16
Pression sanguine ............................................................................................................................................. 17
Qu'est-ce que la pression sanguine? ........................................................................................................... 17
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler? ............................................................................... 17
Pourquoi mesurer la pression sanguine chez soi?....................................................................................... 17
Classification de la tension selon l’OMS ...................................................................................................... 18
Variations de la pression sanguine .............................................................................................................. 18
Entretien ............................................................................................................................................................ 18
Résolution des problèmes ................................................................................................................................. 19
Fiche technique ................................................................................................................................................. 20
Français 1

Chers clients
Nous vous remercions de votre confiance. L’appareil de tension artérielle A&D que vous venez d’acquérir, tout enétant d’une utilisation facile, est sur le plan technologique l’un des appareils les plus avancés du marché.
Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.

Remarques préliminaires

Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 EEC des appareils médicaux avec le marquagede conformité. (0123: Le numéro de référence au corps notifié concerné)
Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur les nouveau-nés ou les enfants.
Lieu d’utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même dans un environnement domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque des personnes dans un objectif
de diagnostic.

Précautions

Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter de l’exposer à de fortes températures, à
une humidité extrême ou au soleil. De même, il faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement imbibé d’eau et de détergent neutre.
N’utilisez jamais d’alcool, de benzène, de diluant ou d’autres produits chimiques agressifs pour nettoyer l’appareil.
Evitez de plier fortement le brassard pendant une longue durée, parce qu’un tel traîtement peut raccourcir la duréede vie des composants.
L'appareil n’est pas imperméable. Il ne doit pas être exposé à l’eau, à la transpiration ni à la pluie.
Il est possible que les mesures soient altérées si l’appareil est utilisé à proximité de téléviseurs, de fours à micro-ondes,de téléphones cellulaires, de sources de rayonnement X ou d’autres appareils émettant de forts champs électriques.
Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à domicile, les téléphones mobiles, lestéléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine. Par
conséquent, vous devez maintenir une distance minimale de 30 cm par rapport à ces dispositifs.
L'appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetés comme les déchets ménagers ordinaires, ils doiventêtre traités conformément à la législation en vigueur.
Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
Français 2

Pour mesurer la tension artérielle, le poignet doit être suffisamment pressé par le brassard afin de bloquer
temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou
une marque rouge temporaire sur le poignet. Cet état survient particulièrement si la mesure est répétée de manière
successive. Les douleurs, les engourdissements ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin. Si vous utilisez l’appareil à plusieurs
reprises, assurez-vous que l’utilisation de l’appareil n’entrave pas la circulation sanguine de manière prolongée.
Veuillez consulter un médecin avant d’utiliser cet appareil si vous avez subi une mastectomie.
Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil par eux-mêmes et n’utilisez pas l’appareil dans un endroit où il se trouve àportée d’enfants en bas âge. Cela pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
L’appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d’étouffer les enfants en bas âge s’ils venaient à les avaler.
L’utilisation d’accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettre la sécurité.
Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer potentiellement des brûlures.
Laissez l’appareil s’adapter à l’environnement ambiant avant utilisation (environ une heure).
Aucun essai clinique n’a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes. N’utilisez pas l’appareil sur desnouveau-nés ou des femmes enceintes.
Ne touchez pas la pile et le patient en même temps. Cela pourrait entraîner un choc électrique.
En cas de panne de composants individuels, l’enveloppe du brassard proche peut chauffer et potentiellement
provoquer un dysfonctionnement.
Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de votre poignet.

Contre-indications

Vous trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.
N'appliquez pas l’appareil sur un poignet sur lequel un autre équipement médical électrique est fixé. L'équipement
pourrait ne pas fonctionner correctement.
Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras doivent consulter un médecin avantd'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et ne commencez pas de traitement
vous-même. Consultez toujours votre médecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas l’appareil sur un poignet portant une blessure non guérie.
N'appliquez pas l’appareil sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou une transfusion sanguine.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration d'oxygène, tels qu'une chambre à oxygène
sous haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
Français 3

Nomenclature
BoutonAffichage(moyenne, mémoire et modification des paramètres préréglés)

Bouton REGLAGES (sélection utilisateur

et horloge)

Bouton START
Couvercle logement
des piles
Mallette de transport

Brassard

Piles alcalines (LR03 ou AAA)

Ecran d’affichage
Indicateur de la Classification
suivant l’OMS et Indicateur deprogression du gonflage
Symbole du cœurUtilisateur

et utilisateur

MEMOIRE
MoyenneIndicateur des piles

Pression systoliquePression diastolique
Indicateur de guidage de position correcte (C.P.G.)
Symbole de RCI/FA
Pouls
Indicateur de rythme cardiaque irrégulier
Marque AM / PM
Français 4

Symboles imprimés sur l’appareil
SymbolesSN

IP

SymbolesFonction / Signification

Pour allumer ou éteindre l’appareil
Repères pour installer les piles
Courant continu
Numéro de série
Date de fabrication
Type BF: L’appareil et le brassard ont été conçus de manière à fournir une protection particulière contre leschocs électriques.
Label des appareils médicaux conformes à la directive européenne
Symbole international de protection
Marquage WEEE
FabricantMandataire Européen
Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Sélection utilisateur
Conserver au sec

Symboles affichés à l' affichage
SymbolesFonction / Signification / Action recommandée
Le symbole du cœur apparaît lorsque la mesure est en cours. Il clignote quand les pulsations cardiaquessont détectées. L’appareil est en train de mesurer; restez calme.
Le symbole de RCI/FA apparaît en cas de détection d’un rythme cardiaque irrégulier. Il est susceptible des’allumer lors de la détection d’une très faible vibration telle qu’un frissonnement ou un tremblement.
Utilisateur 1 et utilisateur 2Français 5

Symboles affichés à l' affichage (suite)
Symboles

ou

SYS
DIA
PUL
AM
PM

SymbolesFonction / Signification
Les mesures précédentes conservées dans la MEMOIRE.
Données moyennes.
BATTERIE CHARGÉE
Indicateur de tension des piles pendant la mesure.
BATTERIE FAIBLE
La tension des piles est faible quand il clignote.
Apparaît en cas de fluctuation de la pression due à un mouvement
pendant la mesure.

Action recommandéeRemplacer toutes les piles par desneuves quand cet indicateur clignote.
Recommencez la mesure. Restez
parfaitement tranquille pendant lamesure.

Apparaît si la difference entre la pression systolique (tension maxima)
et la pression diastolique(tension minima) est inférieure à 10 mmHg.
Apparaît lorsque la pression n’augmente pas pendant le gonflage duAttachez le brassard correctement, et
brassard.
recommencez la mesure.
Apparaît lorsque le brassard n’est pas attaché correctement.
ERREUR D’AFFICHAGE DU POULS
Le pouls n’est pas correctement détecté.
Retirez les piles et appuyez sur lebouton START , puis remettez lesErreur interne du moniteur de la pression sanguine
piles en place. Si l’erreur s’affiche
encore, contactez votre revendeur.
Pression systolique en mmHg
Pression diastolique en mmHg
Pouls: nombre de pulsations cardiaques par minute
Données mesurées entre 4h00 et 9h59
Données mesurées entre 18h00 et 1h59
Français 6

Utilisation de l’appareil

1. Mise en place / Remplacement des piles
1. Enlevez le couvercle du logement des piles.

2. Enlevez des piles usées et insérez des piles neuves dans lelogement en respectant bien les polarités (+ et -) indiquées.
Utilisez uniquement des piles LR03 ou AAA.

Couvercle du logement
des piles

3. Fermez le couvercle du logement des piles.
Piles usagées

ATTENTION

Piles neuves

Veillez à insérer les piles dans le bon sens, sinon l’appareil nefonctionnera pas.
Quand le symbole(piles faibles) clignote sur l’écran,l’appareil indique que les piles doivent être remplacées.
Changer alors toutes les piles par des neuves. Ne mélangez
pas les piles neuves et anciennes car cela pourrait raccourcir
leur durée de vie ou détériorer l’appareil.
Le symbole(piles faibles) n'apparaît pas lorsque les pilessont épuisées.
La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut être raccourcie par des températures basses.
En général, quatre piles neuves LR6 durent approximativement trois mois en cas de mesure deux fois par jour.
Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont pour tester les performances del'écran d’affichage et peuvent donc avoir une durée de vie plus courte.
Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment. Les piles pourraient fuir ce qui
entraînerait un mauvais fonctionnement de l'appareil.
Lors du retrait des piles, les paramètres préréglés (horloge, utilisateur et Mon C.P.G.) sont réinitialisés.
Français 7

2. Sélection d’un utilisateur

Utilisation de l’appareil

1. Appuyez sur le bouton
REGLAGES lorsque vous éteignez l’appareil. L’indicateurouclignote.
2. Sélectionnez l’utilisateuroul’utilisateur au moyen du bouton
REGLAGES .
Appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.
Si l’appareil n’est pas utilisé pendant trois minutes, il s’éteint automatiquement.

3. Réglage de l’horloge de l’appareil avant utilisation

Éteindre
BoutonREGLAGES

Utilisateur
ou utilisateur
Bouton STARTREGLAGES
Appuyez et maintenez le
REGLAGES et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce
1. Appuyez sur le bouton
que l’année commence à clignoter.
Année
Bouton2. Choisissez l’année en utilisant le bouton . Appuyez sur le bouton
REGLAGES
BoutonREGLAGES pour valider le choix et passer au réglage du mois. Vous
Mois
Boutonpouvez définir n’importe quelle date entre 2010 et 2059.
3. Choisissez le mois en utilisant le bouton . Appuyez sur le bouton
REGLAGES
BoutonREGLAGES pour valider le choix et passer au réglage du jour.
Jour
Bouton4. Choisissez le jour en utilisant le bouton . Appuyez sur le bouton
REGLAGES
BoutonREGLAGES pour valider le choix et passer au réglage de l’heure.
Heure Bouton
5. Choisissez l’heure en utilisant le bouton . Appuyez sur le bouton
REGLAGES
BoutonREGLAGES pour valider le choix et passer au réglage des minutes.
MinuteBouton6. Choisissez la minute en utilisant le bouton . Appuyez sur le bouton
REGLAGES pour exécuter l’étape « 4. Mise en place du brassard ».
REGLAGES
BoutonMaintenir le bouton
enfoncé permet de changer la valeur en continu.
Passez à l’étape « 6. La fonction
Appuyez sur le bouton START permet d'éteindre l'appareil à tout moment.
C.P.G. »Note : L'appareil s’éteint automatiquement après trois minutes sans utilisation.
Si l'horloge n'a pas été réglée,
est indiqué pour l’affichage de l’horloge.
Lors du retrait des piles, les paramètres préréglés (horloge, utilisateur et Mon C.P.G.) sont réinitialisés.

Français 8

4. Mise en place du brassard

Utilisation de l’appareil

1. Ajustez le brassard autour de votre poignet à environ 1 cm au dessous devotre main, comme indiqué sur la figure de droite.

Environ 1 cm

2. Serrez le brassard fermement, en utilisant la bande Velcro.
Note : Pour des mesures appropriées, serrez le brassard fermement et faites la mesure sur
un poignet nu.

5. Comment effectuer des mesures correctes

Pour une précision optimale des mesures de la pression sanguine :Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
Asseyez-vous confortablement. Posez le coude sur la table. Levez votre main pour que le brassard soit au mêmeniveau que votre cœur.
Relaxez-vous pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures. Si vous êtes énervés ou au contrairedéprimés, cela se réflètera sur votre tension de même que sur votre pouls.
Éfforcez-vous à mesurer votre tension à la même heure tous les jours.
La tension de tout individu varie constamment selon ce qu’il fait, ce qu’il a mangé et ce qu’il a bu peut avoir un effettrès fort et très rapide sur la tension artérielle.
Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Nous vous recommandons de vous reposer de 20 à
30 minutes avant de faire la mesure.
Ne croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et le pouls. Par conséquent, si vos
pulsations sont faibles ou irrégulières, l’appareil pourrait avoir des difficultés à mesurer votre tension artérielle.
Au cas où l’appareil détecte une condition anormale, il s’arrête de mesurer et affiche un symbole d’erreur. Voir la
page 6 pour la description des symboles.
Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Avant de l’utiliser pour mesurer la tension d’un enfant,veuillez en discuter avec votre médecin. Ne laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sanssurveillance.
Français 9

6. La Fonction C.P.G.

Étape 6 de la page 8

La fonction C.P.G. indique l’angle correct à adopter de sorte que lebrassard soit à la même hauteur que votre cœur, voir page 16.

1. Après avoir exécuté l’étape 6 de la page 8, appuyez sur le bouton ,puis sélectionnez l’option " " ou " " de la fonction C.P.G..
2. Appuyez sur le bouton REGLAGES pour enregistrer la sélection.
3.
Si vous n’utilisez pas Mon C.P.G., appuyez sur le bouton START
pour quitter. Passez à l’étape « 8. Les Mesures ».
Si vous utilisez Mon C.P.G., passez à l’étape « 7. Sélection de
C.P.G. et Mon C.P.G. ».

La fonction C.P.G.
BoutonAppuyez sur le bouton REGLAGES
Puis « 7. Sélection de C.P.G. et mon C.P.G. »ou bouton START puis « 8. Les Mesures »Indicateur C.P.G.

7. Sélection de C.P.G. et Mon C.P.G.

Vous pouvez choisir entre les fonctions d’indicateurs C.P.G. et Mon C.P.G.
Mon C.P.G. permet de prérégler une position correcte (angle du poignet).

1. À partir de votre angle de poignet, ajustez le moniteur de tension artérielle pourqu’il soit à la même hauteur que votre cœur, et maintenez-le dans cette position.
2. Sélectionnez un indicateur au moyen du bouton
Indicateur.

..Fonction C.P.G. en cours d’utilisation. (Mon C.P.G. : ÉTEINT )Données de Mon C.P.G. effacées. Passez à l’étape 3.
Indicateur

Étape 1 [Ajustez et maintenez la hauteur
de l’appareil (angle de poignet)]
HAUT (lumière orange)
Hauteur correcte(lumière bleue)BAS (lumière orange)..Fonction Mon C.P.G. ALLUMÉE. L’angle actuel est enregistrélors du passage à l’indicateur . Passez à l’étape 3.
3. Appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.

Français 10

Étape 2 [Sélectionnez le C.P.G. ou Mon C.P.G.]
Le C.P.G.
Mon C.P.G.
BoutonPar ex. .: utilisateur 1
Bouton START , puis « 8. Les Mesures »Note :

Lors du retrait des piles, les paramètres préréglés (horloge, utilisateur et Mon C.P.G.) sont réinitialisés.
Sélectionnez l’utilisateur ou l’utilisateur au moyen du bouton
REGLAGES .

8. Pendant la mesure

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le brassard est très serré.

9. Après la mesure

Si, lorsque les lectures sont affichées, vous appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil, les nouvelles
lectures sont enregistrées dans la mémoire.
Si, lorsque les lectures sont affichées, vous appuyez sur le bouton
pour éteindre l’appareil, les nouvelles
lectures ne sont pas enregistrées.
Retirez le brassard, puis enregistrez vos données.

Note : L'appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, qui enregistre les données actuelles dans la mémoire et éteint
l’appareil automatiquement dans un délai d’une minute après la mesure. Attendez au moins trois minutes avant de remesurer
votre tension (ou celle d’une autre personne) à des fins de confirmation.

Français 11

Les mesures

Note : Le UB-543, une fois utilisé, assurera un gonflage opportun à l’utilisateur, basé sur le mesurage précédent.
1. Enroulez le brassard autour de votre poignet. Asseyez-vous confortablement
en mettant le brassard au même niveau que votre cœur et relaxez-vous.
2. Appuyez sur le bouton START . Tous les segments de l’affichage apparaissent.
REGLAGES .
3. Sélectionnez immédiatement l’utilisateur ou l’utilisateur au moyen duTous les segments
En vous servant de l’indicateur C.P.G., ajustez le brassard (lumière bleue) de sorte
qu’il soit à la même hauteur que votre cœur, puis conservez cette hauteur.
REGLAGES
Utilis.
ou : bouton
Note : Si vous n’utilisez pas la sélection utilisateur, patientez quelques secondes jusqu’au gonflage.
Si vous n’utilisez pas la fonction C.P.G., l’indicateur C.P.G. ne s’affiche pas.
Indicateur C.P.G.. : Orange Bleu Orange
4. Puis, zéro (0) s’affiche en clignotant un instant. Puis l'affichage change
BAS CORRECT HAUT
comme indiqué dans la figure de droite lorsque le mesurage commence.
Le brassard commence à gonfler. Il est normal que l’on sente que leAu niveau du cœurbrassard serre fortement le poignet. La mesure commence
automatiquement quand la pressurisation démarre, et la marque(desAffichage du zéro
pulsations) clignote.
Début du gonflage
Note : Vous pouvez arrêter le gonflage à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton START .
5. Une fois la mesure terminée, l’appareil affiche les lectures (pressions
Gonflage et mesure
systolique et diastolique, pouls, classification suivant l’OMS, symbole deen cours
RCI/FA et indicateur C.P.G.). Lors de l’affichage des données, l’heure et ladate sont affichées en alternance. Le brassard finit de se dégonfler en
Pression systoliquechassant l’air restant.
Pression diastolique
Note : Si vous ne souhaitez pas enregistrer de nouvelles lectures dans la mémoire, appuyez
Classification suivant l’OMS
sur le bouton quand les lectures sont affichées.
Symbole de RCI/FA
6. Appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil. Enlevez leirrégulier Pulsation
brassard et notez votre tension et votre pouls.
Indicateur C.P.G.
Note: L'appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, qui éteint un appareil
automatiquement dans un délai d’une minute après la mesure. Attendez au moins trois minutes
avant de remesurer votre tension (ou celle d’une autre personne) à des fins de confirmation.
Français 12

Rappel des données en mémoire

Note : Cet appareil enregistre les 60 dernières mesures dans la mémoire.

1. Appuyez sur le bouton
lorsque vous éteignez l’appareil.
La moyenne des données de toutes les mesures et le nombre de donnéessont affichés. S'il n'y a pas de données, « 0 » s'affiche. Appuyez sur leboutonou START pour éteindre l’appareil.

Mode mémoire
Sélection utilisateur
Ex. : utilisateur

ÉteindreboutonboutonMoyenne de toutes les données
2. Appuyez sur les boutons suivants pour afficher les données (numéro desNombre total de données
données et données de mesures).
RÉGLAGES pour sélectionner l’utilisateur
Appuyez sur le bouton
ouMoyenne de données AM bouton
l’utilisateur . L’appareil affiche la moyenne de toutes les mesures et le
Indicateur AM
numéro des données.
Nombre de données AMÀ chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l’appareil affiche lesboutonMoyenne de données PM
indications suivantes :Indicateur PM
Données moyennes de toutes les mesures AM (matin) prises entre
Nombre de données PM
4h00 et 9h59. Dans l’exemple, s’il n’y a aucune donnée,
est affiché.
boutonDonnées moyennes de toutes les mesures PM (soir) prises entre
Ex.: N° 30
18h00 et 1h59.
Données les plus récentes
Données (numéro des données et données de mesures).
Date
L’appareil affiche les données dans l’ordre en commençant par lesHeureboutondonnées les plus récentes. La date et l’heure sont affichées en
3 secondes
alternance lors de l’affichage des données de mesure.
boutonDernières données
Ex. : N° 30 & données
N°29 & données
N° 01 & données.
(les plus anciennes)
3. Si vous appuyez sur le bouton
après l’affichage des données lesDateplus anciennes, l’appareil exécute l’étape 1, et affiche la moyenne deboutonHeure
toutes les mesures ainsi que le numéro des données.
3 secondes
4. Appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.
L'appareil s’éteint automatiquement après une minute sans utilisation.
Éteindre
Français 13

Suppression de toutes les données en mémoire
1. Sélectionnez l’utilisateur
ou l’utilisateur
au moyen du bouton
REGLAGES . Appuyez sur le bouton START pour éteindre l’appareil.
2. Appuyez sur le bouton
et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’appareils’éteigne automatiquement.
L’appareil affiche une icône utilisateur et le symbole, il supprime lesdonnées enregistrées dans la mémoire pendant que le symbole
clignote,puis il s’éteint automatiquement.
Note : Cette opération supprimera les données utilisateur spécifiées qui sont enregistrées
dans la mémoire. Il n’est pas possible de sélectionner les données à supprimer.

Éteindre
BoutonUtilisateur

REGLAGES
ou utilisateur

Affichage éteint
Appuyez sur le bouton etmaintenez-le enfoncé
Ex. : utilisateur
Suppression desdonnées
Affichage éteint
Relâchez le bouton

Qu’est ce que l’indicateur de RCI/FA?
Lorsque le moniteur détecte un rythme irrégulier pendant les mesures, l’indicateur de RCI/FA apparaît à l’écran avec lesvaleurs mesurées.

Note: Nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez fréquemment cet indicateur de RCI/FA :.
Français 14

Qu’est-ce que la FA?
Le cœur se contracte en raison des signaux électriques se produisant dans le cœur et envoie le sang dans tout le corps.
La fibrillation auriculaire (FA) se produit lorsque le signal électrique dans l’oreillette est troublé et provoque desperturbations dans l’intervalle des pulsations. La FA peut causer la stagnation du sang dans le cœur, ce qui peutfacilement créer des caillots sanguins, cause d’AVC et de crise cardiaque.

Mise sous pression

Indicateur de progression du gonflage
L’indicateur montre la progression de la pression
pendant la mesure.

Gonflage en cours
Mesure en cours
Gonflement complet

Indicateur de tension selon la classification OMS
Chacun des 6 segments d’indicateur de progression de latension correspond à la classification de la tension artérielleselon l’OMS décrite à la page 18.
ExempleHypertention modérée

Hypertention faible

Haute-Normale

Indicateur de la classification selon l’OMS
Hypertention sévère
Hypertention modérée
Hypertention faible
Haute-Normale
NormaleOptimale: L’indicateur affiche un segment, basé surles dernières données, correspondant à laclassification suivant l’OMS.

Français 15

L’indicateur C.P.G.

L’indicateur C.P.G.
Indicateur C.P.G.

L’indicateur C.P.G. (Correct Position Guidance : guidage de position correcte) permetd’indiquer s’il y a une différence entre la hauteur (angle de poignet) du moniteur de tension
artérielle et le niveau du cœur de sorte à adopter la position correcte (ex. : position assise,hauteur de la table et de la chaise, etc.) pendant la mesure. L’indicateur peut être utilisé
pour obtenir des conditions de mesure plus stables.

L’indicateur C.P.G.

Le moniteur de tension artérielle
Le moniteur de tension artérielle
est à la même hauteur que votre
est plus haut que votre cœur.
cœur.
Hauteur incorrecte Angle correct
Hauteur correcte Angle haut
Hauteur incorrecte

Le moniteur de tension artérielle
est plus bas que votre cœur.
Angle bas

Indicateur C.P.G. : BAS

Indicateur C.P.G.. : CORRECT

La position de l’appareil est contrôlée avant et après la mesure.
Si les deux contrôles indiquent que la position de prise de mesure est correcte,
l’indicateur CORRECT s’allume en bleu.
Pour toutes les autres mesures, un indicateur de position BAS ou HAUT
s’allume en orange.

Comment utiliser Mon C.P.G.

Indicateur C.P.G.. : HAUT
Position correcte
Asseyez-vous, le dosbien droit appuyé
contre le dossier de lachaise, et posez lecoude sur la table.
Table

La fonction C.P.G. permet d’adopter une position correcte (angle de poignet)
dans la majorité des mesures. Si vous devez changer de position, ajustez
la hauteur de sorte que le moniteur de tension artérielle se trouve à lamême hauteur que votre cœur. La fonction Mon C.P.G. vous permet
Français 16

Chaised’enregistrer votre position personnelle. Préréglez votre angle dans lafonction Mon C.P.G. avant de procéder à la mesure.

L’indicateur pendant la mesure et le rappel des données en mémoire
L’indicateur C.P.G. peut être affiché au début de la mesure et est intégré aux données
enregistrées dans la mémoire. Ajustez l’angle et conservez-le pendant la mesure.

Pression sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression
systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend. La
pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression sanguine naturelle d’un individu est
représentée par la pression fondamentale qui est mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger
ou de boire.

Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?

L’hypertension est une tension artérielle (ou plus exactement une «pression sanguine») anormalement élevée. Nonsurveillée, l’hypertension peut provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment une attaque d’apoplexie ou une
crise cardiaque. L'hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout stress et avec desmédicaments sous surveillance médicale.
Pour empêcher l’hypertension ou la garder sous contrôle:
Ne pas fumer
Faire régulièrement des exercices physiques.
Réduire sa consommation de sel et de graisse.
Effectuer régulièrement des visites médicales.
Maintenir un poids adéquat.

Pourquoi mesurer la pression sanguine chez soi?

Lorsque la tension est mesurée à l’hôpital ou dans le cabinet du médecin, l’on ne parvient pas toujours à se
décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter la tension de 25 à 30 mmHg plus élevée que la tension
mesurée chez soi. Le fait de mesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur lavaleur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permet d’établir un relevé plus précis etplus complet de sa tension artérielle.
Français 17

Classification de la tension selon l’OMS

Les critères d'évaluation pour une haute pression sanguine, sans prendre encompte l'âge, ont été établis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
comme indiqué dans le graphique ci-joint.

Variations de la pression sanguine

La tension artérielle (ou pression sanguine) d’un individu varie fortement selon
le moment de la journée et selon la saison. Ainsi, elle peut varier de 30 à 50
mmHg dans une même journée selon un ensemble de conditions. Chez lespersonnes hypertendues, ces variations sont souvent encore plus prononcées.
Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le sport et tombe à
son plus bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s'inquiéter
des résultats d'une seule mesure.
Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure
décrite dans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine normale. Ces
mesures quotidiennes vous permettront d’établir un relevé plus complet de votre
tension. Veillez à bien noter la date et l'heure lorsque vous enregistrez votre
pression. Consultez votre médecin pour interpréter les données recueillies.

Entretien
Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et une unité d'air complexe qui
pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pas à situer un problème avec le tableau de recherche de problèmes,demandez au service après vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le groupe de service A & D
vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, les pièces et les unités de rechange.
Cet appareil a été conçu et fabriqué pour durer. Il est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans
pour s’assurer de son fonctionnement correct et de sa précision. Veuillez contacter votre revendeur agréé A&D pourl’entretien.
Français 18

Résolution des problèmes
Problème
Rien n'apparaît sur
l'affichage, mêmelorsque l'on met
l'appareil en marche.

Cause probable
Les piles sont épuisées.

Traitement recommandéRemplacer les deux piles usées par des neuves.
Mettre les piles dans le bon sens en faisant
Les bornes des piles ne sont pas dans lecorrespondre la borne positive et négative commebon sens.
indiqué sur le brassard.
La tension des piles est trop faible.
Le brassard ne sele témoin des piles faibles apparaît.
Remplacer les deux piles par des neuves.
gonfle pas.
Si les piles sont épuisées, ce témoin
n’apparaît pas.
Le brassard est mal serré.
Serrer correctement le brassard.
Vous avez bougé votre poignet ou votre
Ne pas bouger et rester calme pendant la mesure.
corps pendant la mesure.
L’appareil ne prend pas
Asseyez-vous confortablement. Posez le coude
les mesures.
Le brassard est mal placé.
sur une table, la paume dirigée vers le haut et le
Les lectures sont trop
brassard au même niveau que le cœur.
hautes ou trop basses.
Si votre pouls est faible ou irrégulier, l'appareil
aura des difficultés à déterminer votre pression
sanguine.
La valeur est différente de celle mesurée Voir le paragraphe "Comment mesurer la pression
dans une clinique ou chez le médecin.
sanguine chez soi ?".
AutresRetirer les piles. Les remettre correctement enplace et essayer à nouveau de mesurer.
Note : Si les solutions décrites ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes, contactez votre revendeur. N’essayez pas d’ouvrir
ou réparer vous-même cet appareil car toute tentative invaliderait votre garantie.

Français 19

Fiche techniqueType
Méthode de mesure
Plage de mesure
Précision de mesure
Consommation électriqueNombre de mesures
Circonférence du poignet
Classification
Partie appliquée
Durée de vie utile
Test clinique
EMD
Mémoire de données
Condition de fonctionnement
Condition de stockage
Dimensions
Poids
Indice de protection

UB-543
Mesure oscillométriquePression: de 0 à 299 mmHg
Pression systolique : de 60 à 279 mmHg
Pression diastolique : de 40 à 200 mmHg
Pouls:de 40 à 180 pulsations / minutePression: ±3 mmHg
Pouls:±5 %Piles alcalines 2 x 1.5 V (LR03 ou AAA)
Environ 180 mesures, lorsque des piles alcalines AAA sont utilisées, avec une valeur de tension
de 170 mmHg à une température ambiante de 23 °C.
de 13.5 à 21.5 cm
Équipement a alimentation interne ME (Mode de fonctionnement en continu)
Brassard Type BF
Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)
Conformément à ISO81060-2：2013
IEC 60601-1-2: 2014
Les 60 dernières mesures pour chaque utilisateur : l’utilisateur 1 et l’utilisateur 2.
De +10 à + 40 °C / hum. rel. de 15 à 85 % / 800 à 1060 hPa
De -20 à + 60 °C / hum. rel. de 10 à 95 % / 700 à 1060 hPa
Environ 56[l] x 88[h] x 18[p] mm
Environ 104 g sans les piles
IP20

Note : Ces caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
Le classement IP indique les degrés de protection fournis par les coffrets de protection conformément à la norme CEI 60529.
Cet appareil est protégé contre les corps étrangers solides de 12 mm de diamètre et plus, tel qu’un doigt. Cet appareil n’est
pas protégé contre l’eau.
Français 20

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Telephone: [31] (70) 345-8570 Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599