Instruction Manual
Manuel d’instructions
Manual de instrucciones
Manuale di Istruzioni
使用手冊

1WMPD4002909B

Original
Traduction
Traducción
Traduzione
翻譯UM-102
Esfigmomanómetro digital
Manual de instruccionesÍndice1.

Estimados clientes ............................................................................ 2

2.

Observaciones preliminares .............................................................. 3

3.

Notas para un uso adecuado ............................................................ 4

4.

Identificación de componentes .......................................................... 7

5.

Símbolos ........................................................................................... 8

6.

Cómo utilizar el monitor ..................................................................... 8

7.

Mediciones ...................................................................................... 12

8.

Funciones útiles .............................................................................. 13

9.

Solución de problemas .................................................................... 14

10.

Mantenimiento ................................................................................. 14

11.

Datos técnicos ................................................................................. 15

Español 1

1. Estimados clientes
Felicidades por adquirir un esfigmomanómetro A&D de última generación,
uno de los monitores más avanzados que se encuentran disponibles
actualmente en el mercado. Diseñado para facilitar la máxima precisión yfacilidad de uso. Se recomienda leer este manual de instrucciones
detenidamente antes de usar el aparato por primera vez.
Usuario previsto:Ámbito de aplicación:Ámbito de uso:
Finalidad:

Este aparato está diseñado para que lo usen
adultos que pueden medir la presión sanguínea
mediante auscultación.
El aparato está diseñado para usar en adultos yniños a partir de 3 años.
El aparato está diseñado para usar en una
instalación sanitaria.
Este aparato se ha diseñado para medir lapresión sanguínea y la frecuencia cardíaca delos seres humanos.

Características
Medición
Este esfigmomanómetro está diseñado para controlar y mostrar la tensión delbrazalete durante el inflado (mediante la pera de goma) y desinflado(mediante la válvula de escape) del mismo, mientras el usuario determina el
nivel de tensión arterial del paciente al auscultar los ruidos de Korotkoff con
un estetoscopio.

Seguridad
Este esfigmomanómetro ha sido diseñado para medir la tensión arterial deun paciente sin utilizar mercurio, lo que ayuda a proteger el medioambiente.
Se encuentra instalada en el aparato una válvula automática de escape rápido
para evitar una sobrepresurización de 300 mmHg o superior, lo que permite
proteger la salud del cliente.

Español 2

2. Observaciones preliminares
Cumplimiento
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 EEC para productosde conformidad. (0123:
médicos. Esto se evidencia con la marca
Número de referencia a los quienes notificados)

Definiciones
SYS
DIA
PUL
Descarga
Descarga constante

Tensión arterial sistólica
Tensión arterial diastólica
Pulso
Esto significa “expulsar el aire del brazalete lo antes
posible”.
Esto significa, “descargar el aire del brazalete a una
tasa de despresurización constante”.

Pilas
Utilice pilas alcalinas (tipo LR6, tipo AA, Mignon) o equivalentes.
No mezcle pilas nuevas con usadas.
Saque las pilas del aparato y guárdelas por separado si no va a utilizarse
durante un mes o más. De lo contrario, las pilas podrían deteriorarse.
La vida útil de las pilas varía según la temperatura ambiente y puede serinferior a bajas temperaturas. Por lo general, dos pilas LR6 nuevas duran
aproximadamente dos meses realizando un promedio de 40 mediciones
diarias.

Un esfigmomanómetro defectuoso
Detenga el examen de forma inmediata si el aparato no funciona
correctamente. Ponga una nota con la siguiente indicación “No utilice este
esfigmomanómetro” para evitar que sea utilizado de nuevo. Este aparato
defectuoso deberá almacenarse en un lugar seguro para evitar un uso
indebido antes de ser reparado.

Reparación
No intente abrir el aparato. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado
de A&D más cercano para reparar o sustituir el aparato.
No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.

Español 3

Medición de la tensión arterial
No lo utilice en pacientes con trastornos del flujo sanguíneo.
El usuario deberá detener el examen ante cualquier situación anormal, comopor ejemplo si el paciente siente un dolor excesivo en el brazo, y deberásacar el brazalete para proteger al paciente.

Contraindicaciones
No utilice el aparato en una ambulancia o una ambulancia aérea. De hacerlo,las mediciones proporcionadas por el aparato no serán precisas.
No aplique el brazalete a un brazo con otro equipo eléctrico médico acoplado.
Es posible que el equipo no funcione correctamente.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida no curada.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo un goteo intravenoso
o transfusión sanguínea. Puede provocar lesión o accidentes.
No utilizar el aparato cuando se encuentran presentes gases inflamables
como, por ejemplo, gases anestésicos. Puede provocar una explosión.
No usar el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, comopor ejemplo en, cámaras de oxígeno a alta presión o una tienda de oxígeno.
Puede provocar un incendio o explosión.
Si el brazalete se infecta con sangre o con fluido corporal, debe eliminarse
según lo indicado en el protocolo o las instrucciones locales, a fin de evitar
la posible propagación de una enfermedad infecciosa.

3. Notas para un uso adecuado
Almacenamiento
No almacene el esfigmomanómetro en los siguientes lugares:
En aquellos lugares donde el aparato pueda salpicarse con agua u otros
líquidos. El aparato y el brazalete no son resistentes al agua. Si el aparato se
sumerge en agua de forma accidental, es posible que se precise asistencia
técnica. (NO utilice el aparato si no se ha sometido a una revisión completa.)
No exponga el aparato a una temperatura o humedad excesivas, o a la luz
directa del sol.
No deje el aparato en lugares donde pueda verse afectado por golpes ovibraciones.
No deje el aparato en entornos polvorientos, salados o en ambientes sulfúricos.
No deje el aparato en lugares donde se guarden medicamentos, o en lugares
donde pueda haber vapores de medicamentos.
Guarde el brazalete, la manguera de aire y la pera de goma de modo que noqueden doblados ni obstruidos. Si esto sucede, podría producirse un
accidente o dañarse el aparato.
Español 4

Antes de su uso

Asegúrese de que el esfigmomanómetro funcione correctamente y de quelos valores de las mediciones sean precisos.
Compruebe que la conexión de las mangueras de aire y el brazalete sea
correcta.
Compruebe y mantenga limpios los componentes que estén en contacto
directo con el paciente.
Evite colocar el aparato cerca de un campo magnético intenso o electricidad
estática.
Evite colocar el aparato cerca de equipos quirúrgjicos de alta frecuencia.
Cuando se reutiliza el aparato, confirme que el dispositivo esté limpio.

Durante su uso

Este aparato no ha sido diseñado para que lo usen los pacientes; se debe
tener cuidado para proporcionar resultados precisos y evitar posibles
accidentes.
Compruebe a menudo el estado del paciente cuando se realicen
mediciones con frecuencia o durante un período de tiempo prolongado. De
lo contrario, se podrían producir daños a causa de una enfermedad arterial
periférica.
Detenga inmediatamente el examen si el paciente siente dolor durante la
medición o si el aparato no funciona correctamente.
Deje de utilizar el aparato si detecta alguna anomalía (por ejemplo, líquido
en el interior del aparato) y solicite una revisión completa.
Para medir la presión sanguínea, el brazo debe ser apretado por el brazalete
lo suficiente como para detener temporalmente el flujo sanguíneo a través dela arteria. Esto puede provocar dolor, entumecimiento o una marca roja
temporal en el brazo. Este estado aparecerá especialmente cuando la
medición se repite sucesivamente.
Cualquier dolor, entumecimiento o marcas rojas desaparecerán con el tiempo.
Este dispositivo se debe manipular con cuidado. En caso de recibir un golpe
fuerte, puede averiarse.
Si el dispositivo está averiado, tenga cuidado de no hacerse daño almanipularlo.
No sustituya las pilas mientras se está usando el aparato.
No toque las pilas y al paciente simultáneamente.
Si se produce un cortocircuito en las pilas, pueden calentarse yposiblemente causar un mal funcionamiento y quemaduras.
Utilice el aparato de modo que la manguera de aire no esté doblada ni
obstruida. Si se utiliza el brazalete con la manguera de aire retorcida o doblada,podría producirse una insuficiencia circulatoria periférica debido a una
hemostasia en el brazo (causada por el aire que queda en el brazalete).

Tras su uso

Limpie el dispositivo, el brazalete y los accesorios con un paño suave seco o
con un paño humedecido con agua o detergente neutro. No tire de lasmangueras ni las doble. No utilice un disolvente orgánico (solución antiséptica
u otros productos químicos abrasivos) para limpiar el dispositivo, el brazalete olos accesorios.
Pulse el botón
START/STOP para apagar el dispositivo tras realizar una
medición.
Español 5

Se recomienda guardar la caja original en caso de que tenga que transportar
el aparato después de haberlo adquirido.
Tenga cuidado de no pillarse los dedos al plegar el dispositivo.

Mantenimiento periódico

Este aparato es un instrumento de precisión y contiene circuitos electrónicos.
Compruebe todas las funciones periódicamente. Póngase en contacto con su
representante A&D autorizado más cercano para una calibración/ revisión
oficial según sus normativas locales.
El aparato, sus partes y pilas usados no deben considerarse como
desperdicios domésticos ordinarios y deberán eliminarse de acuerdo con
los reglamentos locales aplicables.
La autoridad a cargo del usuario (el hospital, la clínica, etc.) es responsabledel uso seguro y del mantenimiento de este dispositivo médico electrónico.
Se debe tener cuidado al seguir los procedimientos de inspección ymantenimiento diarios especificados para un uso seguro.

Para efectuar mediciones correctas

Tenga en cuenta lo siguiente para una óptima precisión en la medición dela tensión arterial:
Confirme que el paciente no cruza las piernas, que sus piernas tocan elsuelo y que su espalda y sus brazos están apoyados.
Deje que el paciente se relaje durante cinco o diez minutos antes de realizar
la medición.
Coloque el brazalete a la altura del corazón del paciente.
El paciente no debe moverse durante la medición.
No efectúe la medición si el paciente ha realizado ejercicio o se ha tomado un
baño. Es necesario que el paciente descanse entre veinte y treinta minutos
antes de realizar la medición.

Notas para mediciones correctas

Deje que el paciente se siente en una posición cómoda. Confirme que elpaciente no cruza las piernas, que sus pies tocan el suelo (si es posible) yque tanto la espalda como el brazo en el que se está realizando la medición
están apoyados.
Deje que el paciente se relaje durante cinco o diez minutos antes de realizar
la medición. Si el paciente está nervioso o tenso, la medición reflejará esta
tensión mostrando una presión sanguínea más alta (o más baja) de lo normal,
y un pulso generalmente más rápido de lo normal.
La presión sanguínea de un paciente varía constantemente en función delo que esté haciendo y de lo que haya comido. Asimismo, lo que beba unpaciente puede tener un efecto muy fuerte y rápido sobre su presión
sanguínea.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, el mismo detendrá
la medición e indicará un símbolo de error en la pantalla. Vea la página 8 parala descripción de los símbolos.
Este esfigmomanómetro está diseñado para utilizarse en adultos y niños apartir de 3 años. No utilice este aparato en recién nacidos o bebés.
La medición puede variar según la posición del brazalete, así como elmovimiento, el estado fisiológico o la postura (de pie, sentado, en posición
supina) del paciente.
Español 6

4. Identificación de componentes
Cuerpo Principal y Accesorios
Conector delbrazalete

Pantalla de tensión barométrica
Pantalla numérica
Botón MARK
Botón START/STOP
Manguera de aire
Válvula de escape
Pera de goma

Brazalete

Pilas de 1,5 V x 2(LR6 o AA)

Manual de
instrucciones
Función

Botón
START/STOP
Botón
MARK
Pantallanumérica

Enciende o apaga el aparato.
Durante la medición....... Pone un marcador a un valor de presión
Tras apagarlo ................ Indica un contador permanente
Durante la medición....... Indica el valor de presión
Tras extraer el aire ........ Indica la frecuencia del pulso

Pantalla
Indicador de pilas

Unidad de presión
Valor de presión
Frecuencia del pulso
Unidad de pulso
Dígitos altos del contador permanente
Dígitos bajos del contador permanente

Español 7

5. Símbolos
Símbolos

MARK
SN

Función / Significado
Acción recomendadaPara encender el aparato o entrar enmodo de espera.
Valor de presión que se mantiene ycontador permanente.
Guía para la instalación de las pilas
Número de serie
Fecha de fabricación
Tipo BF: El aparato, el brazalete y eltubo están diseñados para
proporcionar protección especial
contra descargas eléctricas.
Nivel de carga alto
Indicador del nivel de carga de laspilas durante la medición.
Nivel de carga bajo
Reemplace todas las pilas
El nivel de carga de las pilas es bajo por pilas nuevas cuando
cuando este símbolo parpadea.
este indicador parpadea.
La tensión permanece en el
Extráigala con la válvula
brazalete.
de escape.
Tiempo suplementario de medición.
El aparato no funciona.

Enviélo a reparar.

El impulso no se ha detectado
correctamente.

Vuelva a medir otra vez.

mmHg

Unidad de presiónbpm

Unidad de pulso
Etiqueta de aparatos médicos según
Directiva EC
Etiqueta de WEEE
Fabricante
Representante UE
Consulte el manual/folleto de
instrucciones

Español 8

6. Cómo utilizar el monitor
Instalación / Cambio de pilas
1. Saque la tapa de las pilas.
2. Introduzca las pilas nuevas en el compartimiento de laspilas como se describe, asegurándose que laspolaridades (+) y (-) sean correctas. Utilice sólo pilas
LR6 o AA o equivalentes.
3. Cierre la tapa de las pilas.

PRECAUCIÓN
Coloque las pilas en el compartimiento de las pilas. De
lo contrario, el aparato no funcionará.
Cuando(marca de NIVEL DE CARGA BAJO) parpadea en la pantalla
de LCD, reemplace todas las pilas por pilas nuevas. No mezcle pilas nuevas
con usadas, puesto que puede reducir la vida útil de las pilas o causar el mal
funcionamiento del aparato.
La vida útil de las pilas varía según la temperatura ambiente y puede serinferior a bajas temperaturas.
Con este aparato deben utilizarse únicamente las pilas especificadas. Las
pilas suministradas con el aparato son para probar el funcionamiento delmonitor y pueden tener una vida útil inferior.
Saque las pilas del aparato y guárdelas por separado si no va a utilizarse
durante un mes o más. De lo contrario, las pilas podrían deteriorarse.

Conexión de la manguera de aire
Inserte con firmeza la manguera de aire en el conectordel brazalete.

Conexión del conector y el enchufe del brazalete(Se venden por separado)
1. Inserte la entrada de la manguera de aire en el
conector del brazalete.

2. Inserte el enchufe de la manguerade aire en la manguera de aire delbrazalete.

Manguerade aire(Brazalete)Español 9

Enchufe de lamanguera de aire3. Conecte el enchufe de la manguera
Enchufe de la
de aire del brazalete en la entrada de la manguera de aire
manguera de aire del cuerpo(Brazalete)principal.

Entrada de lamanguera de aire
(Cuerpo Principal)

Para realizar la conexión gire el enchufe de lamanguera de aire en la dirección de la flecha.
Utilice el conector especificado (consulte la página 16).

Cómo seleccionar el brazalete adecuado
Utilizar el tamaño adecuado de brazalete es importante para obtener lecturas
precisas. Si el brazalete no tiene el tamaño adecuado, la lectura puede
proporcionar un valor de tensión arterial incorrecto.
El ÍNDICE (INDEX) y el RANGO (RANGE) señalados en el brazalete indicansi se está utilizando el brazalete adecuado. (Consulte "Cómo colocar elbrazalete" en la sección siguiente)Tamaño del brazo
Tamaño del brazalete
41 cm a 50 cm
Brazalete LL
31 cm a 45 cm
Brazalete grande de adulto
22 cm a 32 cm
Brazalete de adulto
16 cm a 24 cm
Brazalete pequeño de adulto
12 cm a 17 cm
Brazalete SS
Tamaño del brazo: la circunferencia del bíceps

Número de catálogo
CUF-KW-LL
CUF-KW-LA
CUF-KW-A
CUF-KW-SA
CUF-KW-SS

Cómo colocar el brazalete
1. Envuelva el brazalete alrededor del brazosuperior, unos 1-2 cm sobre el codo, tal como
se muestra en la figura de la derecha. Coloqueel brazalete en contacto directo con la piel,
puesto que la ropa puede causar un pulso débil
y podría originar un error de medición.
2. La constricción del brazo superior causada al
arremangarse la camisa, no permitirá obtenerlecturas precisas.
3. Asegúrese de que los puntos del índice seencuentran dentro del rango.

Español 10

Brazalete
1 - 2 cm
INDEX
RANGE

Símbolos impresos en el brazaleteSímbolos▲ INDEXARTERY ▼THIS SIDE TO PATIENT

REF
ADULT
LL
LARGE ADULTSMALL ADULTSS

Función/Significado
Rango de colocación
Marca de posición de la arteria
Instrucciones para el paciente
Número de catálogo
Número de lote
Tamaño del brazalete 22 cm a 32 cm
Tamaño del brazalete 41 cm a 50 cm
Tamaño del brazalete 31 cm a 45 cm
Tamaño del brazalete 16 cm a 24 cm
Tamaño del brazalete 12 cm a 17 cm
Recomendaciones para su funcionamiento

Español 11

7. Mediciones
1. Coloque el brazalete en el brazo (preferentemente
en el brazo izquierdo). El cliente deberá
permanecer quieto y en silencio durante la
medición.

A nivel delcorazón

2. Pulse el botón START/STOP.
START/STOP
Cuando se pulsa el botón START/STOP, todos lossímbolos de la pantalla aparecerán durante
aproximadamente un segundo.
Cuandoempieza a parpadear, el aparato está listopara la medición. Si permanece aire en el brazalete cuando
se pulsa el botón START/STOP, la pantalla indicará un
código de error.
Desconecte el aparato (pulse otra vez el botón START/STOP) y gire una
vez la válvula de escape en sentido contrario a las agujas del reloj para
extraer el aire del brazalete. A continuación , pulse de nuevo el botón
START/STOP para reactivar el aparato.
3. Coloque el estetoscopio en la arteria braquial y presurice el brazalete
oprimiendo la pera de goma. (Asegúrese de que la válvula de escape esté
totalmente cerrada.)
Mientras se está inflando el brazalete, la barra de presión se desplazará y al
mismo tiempo la pantalla de LCD mostrará un número indicando la tensión.
Infle el brazalete hasta un valor entre 30 y 40 mmHg superior al valor
sistólico previsto del paciente.
Nota: Si desea detener el inflado en cualquier momento, pulse el botón
START/STOP o gire el tornillo de la válvula de escape para extraer elaire.
4. Cuando el inflado ha finalizado.
Gire el tornillo de la válvula de escape para extraer lentamente el aire.
Mida la tensión sistólica y la tensión diastólica con el estetoscopio.
5. La frecuencia cardíaca se muestra en la pantalla numérica una vez ha
finalizado la medición o se cumplen las condiciones siguientes.
Al presurizar 80 mmHg o un valor superior para la medición.
Cuando la tensión cae a 20 mmHg o un valor inferior.
Español 12

6. Gire el tornillo de la válvula de escape en sentido contrarioa las agujas del reloj para extraer todo el aire del brazalete.
Si se realiza una medición con una tensión insuficiente, se. Vuelva a presurizar el brazaletevisualizará la marcaa una tensión que se sitúe entre 30 y 40 mmHg superior al
intento anterior.
Se mostrará un mensaje de error
si la medición serealiza con un pulso insuficiente o en un entorno muy
ruidoso.
7. Pulse de nuevo el botón
corriente.

START/STOP para desconectar la

START/STOP

Nota: El modelo UM-102 está equipado con una función de desconexión
automática de corriente.
Deje que transcurran por lo menos tres minutos entre mediciones de lamisma persona.

8. Funciones útiles
Medición con el botón MARK
Puede poner un marcador a un determinado
valor de tensión cuando el botón MARK sepulse durante el proceso de medición. Pueden
mostrarse hasta 5 marcas sobre el rango de 40
mmHg.

Marcador
MarcadorContador permanente
Cuando se pulsa el botón MARK mientras el
aparato está desconectado, se visualiza elcontador permanente.
Esta función de contador indica las horas que
el aparato ha estado utilizándose y ayuda adeterminar si se precisa un mantenimiento. Los
dígitos altos y los dígitos bajos se muestranalternativamente. El ejemplo indica que elaparato ha estado utilizándose durante 1.278
horas.
Español 13

Dígitos altos
Alternativamente
Dígitos bajos

9. Solución de problemas
Problema
No aparecenada en lapantalla,
incluso cuando
se conecta a laalimentación.

Causa posible
Las pilas se han
agotado.

Acción recomendada
Reemplace todas las pilas por
otras nuevas.
Vuelva a colocar las pilas con los
Las polaridades depolos negativo y positivo de formalas pilas no están enque coincidan con los indicados en
posición correcta.
el compartimiento de las pilas.
Compruebe que la manguera de
El brazalete no estáaire no esté retorcida y que laconectado
conexión del brazalete y la
El brazalete no correctamente.
manguera sea correcta.
se infla.
Hay una fuga de aire
Sustituya el brazalete o la pera deen el brazalete o engoma por otro nuevo.
la pera de goma.
El símbolo de error
permanece en aparece al cabo de Consulte "5. Símbolos".
un minuto.
la pantalla.
Nota: Si las acciones descritas anteriormente no solucionan el problema,póngase en contacto con su representante A&D autorizado más
cercano. No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo, ya que
cualquier intento de reparación invalidará la garantía.

10. Mantenimiento
No intente abrir el aparato, ya que éste contiene componentes eléctricosdelicados y una unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede
solucionar problema aplicando las instrucciones del apartado de solución
de problemas, solicite el asistencia a su distribuidor autorizado o al grupo
de servicio de A&D.
Este aparato ha sido diseñado y fabricado para una vida útil prolongada.
Sin embargo, se recomienda someter el monitor a una inspección cada dos
años a fin de garantizar el funcionamiento y precisión adecuados. Póngase
en contacto con su distribuidor autorizado o A&D para su mantenimiento.

PRECAUCIÓN
Este dispositivo no es impermeable. Evite las salpicaduras de agua y la
exposición a la humedad.
No utilice disolventes orgánicos, como diluyente o gasolina.
Este dispositivo no se puede esterilizar mediante autoclave, óxido deetileno o formaldehído, etc.
Español 14

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo y el brazalete, apáguelo pulsando el botón
STAR/STOP y extraiga las pilas.
Si la carcasa del aparato o el brazalete están sucios, límpielos con una gasao un paño humedecidos con agua tibia y un detergente neutro evitando el
exceso de agua.
Para evitar el riesgo de propagar una infección, desinfecte la carcasa delaparato y el brazalete periódicamente. Para desinfectarlos, límpielos
suavemente con una gasa o un paño humedecidos con una solución
antiséptica local y, a continuación, elimine el resto de humedad de la superficie
con un paño suave seco.
Utilice los siguientes desinfectantes para limpiar el cuerpo principal y elbrazalete.
Etanol (70 %)Isopropanol (70 %)Solución de gluconato de clorhexidina (0,5 %)VálvulaSolución de cloruro de benzalconio (0,05 %)Hipoclorito de sodio (0,05 %)No limpie la válvula ni la zona alrededor deesta con una gasa empapada en solución
Pera de gomadesinfectante. Se taponará la pera de goma.
Limpie el aparato una vez al mes, según las normas o las instrucciones
especificadas por la autoridad a cargo del usuario.

DesechoEsta unidad y sus pilas no se consideran residuos domésticos, por lo quedeben desecharse según la normativa municipal aplicable.
Elemento
PiezasMaterial
Paquete
Caja
CartónAmortiguación Cartón
Bolsa
PE
Unidad principal y Carcasa
ABS
accesorios
Partes interiores Componentes electrónicos generales
Pilas
Pila alcalina

11. Datos técnicos
ModeloMétodo de medición
Rango de medición

Pantalla numérica
Pantalla de tensión
Precisión de la medición
Pantalla numérica

UM-102
Mediante la aplicación de presión, lo que
permite determinar la presión sanguínea a
través del método auscultatorio
Tensión: 0 ~ 300 mmHg
Pulso:
40 ~ 180 latidos / minuto
Tensión: 20 ~ 280 mmHg
Tensión: ±3 mmHg
Pulso:±5 %Español 15

Suministro de alimentación
Pilas alcalinas de 2 x 1,5 V (LR6 o AA)
Circunferencia del brazo superior 22 ~ 32 cm utilizando el brazalete de adulto
Número de mediciones
Aprox. 2000 mediciones, cuando se usanpilas alcalinas AA, con valor de presión de
180 mmHg a temperatura ambiente de 23°C
Clasificación
Equipo ME alimentado internamente
Modo de operación continuo
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
Condiciones de funcionamiento Entre +10°C y +40°C / entre 15% HR y 85 % HR
800 hPa to 1060 hPa
Condiciones de transporte /Entre -20°C y +60°C / Entre 10% HR y 95 % HR
almacenamiento
700 hPa to 1060 hPa
Aprox. 98 [An] x 324 [Al] x 67[F] mm
Dimensiones
Peso
Aprox. 520 gr., sin incluir las pilas
Pieza aplicada
Brazalete Tipo BF
Vida útil
Aparato:
5 añosBrazalete:
2 añosPera de goma: 2 años
Accesorios vendidos por separado
BrazaleteNúmero de catálogo Tamaño del brazalete
CUF-KW-LL
Brazalete LL
Brazalete grande
CUF-KW-LAde adulto
Brazalete de
CUF-KW-A
adultoBrazalete
CUF-KW-SA
pequeño de adulto
CUF-KW-SS
Brazalete SS

Tamaño del brazo
41 cm a 50 cm
31 cm a 45 cm
22 cm a 32 cm
16 cm a 24 cm
12 cm a 17 cm

Pera de goma
Número de catálogo
UM-102-10
Conector y enchufes para la sustitución del brazalete
Número de catálogo
UM-102-11
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previos aviso.
Español 16

Datos técnicos EMD Monitor de presión arterial con batería
El equipamiento médico eléctrico debe tener en cuenta necesidades especiales relativas a
EMC y se debe instalar y utilizar según la información en materia de EMC que aquí se
indica.
El equipo de comunicaciones de RF móvil y portátil (p. ej. teléfonos móviles) puede afectar
al uso de equipamiento médico eléctrico.
El uso de otros cables o accesorios diferentes de los aquí indicados puede aumentar el nivel
de emisiones o reducir la inmunidad de la unidad.
Tabla 1 - Límites de EMISIÓN FenómenoEMISIONES de RF conducidas y radiadas

Cumplimiento
Grupo 1,Clase B

CISPR 11

Tabla 2 - NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de envolvente FenómenoNIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD

Descarga electrostática
IEC 61000-4-2Campos RF EM radiada

Contacto ±8 kVAire ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/m80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

IEC 61000-4-3Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricas de RF
Ver tabla 3
IEC 61000-4-3Campos magnéticos a frecuencia industrial
30 A/mIEC 61000-4-8
50 Hz o 60 Hz

Tabla 3 - Especificaciones de prueba para INMUNIDAD DE PUERTO DE ENVOLVENTE a equipos decomunicaciones inalámbricas de RF NIVEL DE
Potencia
Distancia PRUEBA DE
máximaINMUNIDAD
(m)
(W)
(V/m)

Frecuencia
de prueba
(MHz)

Banda
(MHz)

Servicio

Modulación385

380 - 390TETRA 400

Modulación de pulsos
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

FM
Desviación ±5 kHz
1 kHz sen

2

0,3

28

704 - 787

Banda LTE 13,17

Modulación de pulsos
217 Hz

0,2

0,3

9

800 - 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Banda LTE 5

Modulación de pulsos
18 Hz

2

0,3

28

1700 - 1990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Banda LTE 1,3,4,25
UMTS

Modulación de pulsos
217 Hz20,3282400 - 2570

Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7

Modulación de pulsos
217 Hz20,3

285100 - 5800

WLAN 802.11 a/n

Modulación de pulsos
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970

2450
5240
5500
5785

Español 17

NOTAS

Español 18

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 C,D 室 邮编 200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599