ARS クライオ簡易使用マニュアル
クライオ簡易使用マニュアル ver1.0.0
作成日：2013/10/23
改訂：20xx/xx/xx
作成者：植良 啓■クライオ本体名称

図 a-1 クライオ本体①sample stage②2nd stage③sample Diode センサー
④サファイアロッド⑤2nd stage 側センサー取付部⑥輻射シールド 1⑦輻射シールド 2⑧外筒
*サンプルホルダ取付穴は右図の通り
7mm ピッチの穴が直行して計 4-M2

図 a-2 クライオ

■コントローラーパネル名称（表示部）①Ch A 温度表示（サンプル側）②Ch B 温度表示（2nd stage 側）③GAIN（ヒーター出力）（操作部）④Power ・・・主電源
Stop ・・・温調停止（ヒーターoff）Control・・・温調開始（ヒーターon）Home ・・・メイン画面に戻る
Enter ・・・決定⑤Esc・・・取消

Ch A ・・・Ch A 設定
Ch B ・・・Ch B 設定
Loop 1・・・温度設定温調基本操作■温度設定１）Loop1 を押す
２）表示部の“＃”マークがカーソルである。▲,▼でカーソルが動くので、設定温度の所に＃を持っていく
３）設定温度を入力する。

＜温調到達時間の目安（高温使用時）＞

４）Enter を押す

Ch A 温度表示(Ch B 温度表示)

５）Home を押して現在温度の表示に戻る

293.5K（冷却 start）(288.6K)↓（1.5ｈour）
4.65K(4.96K)■温調開始/終了
１）冷却をスタートさせて、2nd stage の温度が5K 付近まで下がるのを待つ（約 1.5hour）
２）Control を押すと、ヒーターが on になり、PID による自動温調が開始される
３）目標温度に到達（2nd stage の温度が安定するまで待つ）
４）Stop を押すとヒーター出力が off になり温調が終了する

5K（温調 start）↓(15min)
300K(138.1K)↓(10min)
500K(174.1K)↓(30min)
700K(227.4K)↓(40min)
800K 到達(284.2K)↓(1.5hour)
800K（Ch B 安定）(325.9K)

■通常使用/高温使用の切り替え方法/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ CAUTION!!

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

結線や Ch の設定を間違えると動作不良、破損に繋がります！ 注意すべき事は２点① ダイオードセンサーを 500K 以上加熱しない！
② 2nd stage を 350K 以上加熱しない！！
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/＊取り付け作業時の諸注意

コントローラー背面に接続する温度センサーケーブルは、３種類です。
左から順に下記の通り。
・2nd stage 用（DT670）

・・・センサー部は固定

・sample stage 用（D6014719）

・・・500K 未満/500K 以上でセンサー部要切替

・sample stage 用（Pt100 385-M）・・・センサー部は固定温調する領域によって、①コントローラー側の接続、②クライオ本体側のセンサー部切替が必要となります。
基本的に 2nd stage 用は Ch B に繋いだまま固定して使用し、Chに繋いだまま固定して使用し、Ch A のみ切り替えを行ってのみ切り替えを行って下さい。

①コントローラー側接続

コントローラー背面パネルのコネクタと、ChA,B の対応は上図の通りです。
また、ヒーター出力には必ず“samplesample heater”heater”を接続して下さい。
②クライオ本体側切替
sample 用センサー（D6014719用センサー（D6014719）の耐熱D6014719）の耐熱限界は 500K です
5K~500K（通常使用時）は右図下側のsample stage 側固定具に取り付けてCh A で読み込みます。
500K 以上加熱する場合（高温使用時）
は 2nd stage 側固定具に D6014719 を退避させて下さい。
代わりに sample stage 側中央に既設のPt100 385-M を用いて計測します。
この際、コントローラー側の Ch A にはPt100 385-M のケーブルを接続します。
また図中のシールド接触ラインより外にリードや固定具がはみ出さないように取り付けて下さい。
取り付けて下さい。

＜通常使用（5～500K）セッティング＞
・クライオ本体側センサー取付
温度センサーを sample 側に取り付ける（サファイアロッドより下側）
銅製の押さえに溝が彫ってあるのでそこにセンサーを入れてネジを締める
ピンセットで押さえを固定し、先端が短めの M3 六角レンチで締めるとよい＊１ センサーリードは脆いので注意する事＊２ 締め具合は押さえが動かないくらいで軽くでよい＊３ センサーを付けた後、リード線は輻射シールド１の溝を通すようにして逃がす

・コントローラー側結線
バックパネルの Ch A に“SampleSample Diode”
Diodeのコネクタを繋ぐ・コントローラー設定操作
Ch A のセンサー名を“D6014719
D6014719”に設定
D6014719

＜高温使用（500～800K）セッティング＞
・クライオ本体側セッティング
温度センサーを 2nd stage 側に取り付ける（サファイアロッドより上）＊取り付け方は通常使用字参照

・コントローラー側結線
バックパネルの Ch A に“SampleSample Pt100”
Pt100 のコネクタを繋ぐ・コントローラー設定操作
Ch A のセンサー名を“Pt100
Pt100 385385-M”に設定

■細かいお話 ～より安全に使用するためのメモ～
・本機はサンプル側と 2nd stage をサファイアロッドによって隔てている。
サファイアは低温領域では熱伝導性が良く、高温領域では熱伝導性が悪く、この特性を利用して断熱/熱伝導させるためである。
高温領域ではサファイアロッドによる断熱の他、円盤状の輻射シールドで 2nd stage の断熱性を高めている。これらを破損、他部の熱接触をさせない事。
（輻射シールドは 1st stage と熱的に接触しており、50K 付近まで冷却される。）
・Pt100 385M でも低温領域は測定可能であるが、30K 以下の信頼度は無い。
（30K 以下でも Ch A の温度は表示するが、内部 Table 参照した値である）
したがって、高温使用のセッティングで用いる場合、予冷温度は 2nd stage の温度を参考にする。
ただし、2nd Stage 側のセンサーはサンプルホルダから遠く（サファイアロッドよりも上側）実際のサンプルの温度では無い事に注意。
・コントローラー側の設定でゲインを 100％の HI で加熱し続けると900K 位まで加熱するとの事。その際 2nd stage は 330K をオーバーする。
蓄冷材は実際には 325K 付近（40～50℃）になったからといって直ぐに致命的なダメージを受けるわけではないが、誤作動や断熱不良から高温になり易いので特に注意が必要である。
実際 800K で 2nd stage が安定するまで待つと、2nd stage 温度は 326K 付近で落ち着く
仕様書では 350K 以上が破損領域である。
・ヒーターの出力は HI で 50W、MD で 5W、LW で 0.5W である。
・２つのシリコンダイオードセンサー“D6014719”と“DT670”は、非常に高温に弱く
特にセンサー本体とリードとの接合点は脆いので、取り扱いには十分注意すること。