北海道衛星株式会社
Hokkaido Satellite Co.,Ltd.

141 バンド ハイパースペクトルカメラ

Cosmos Eye シリーズ

◇ 製品特徴 ◇1. ステージスキャン方式- カメラやサンプルを走査する必要のあるラインスキャン方式と異なり、ステージスキ
ャン方式では、準備が少なく短時間でハイパースペクトルイメージを取得できます。

2. 分光精度を保証- わずかな誤差も許されない宇宙開発に携わる会社として分光精度を誤差 0.3nm 以下とする独自の出荷基準を設けています。

3. CMOS ノイズキャンセリング搭載可能- オプションで CMOS センサの特性で生じる温度による微細なノイズを、ソフトウェアとハードの連携により広範囲で制御し、ノイズを減衰する機能を搭載。

汎用性の高い C/CS マウント対応

ぶんこうせいど業界唯一の分光精度保証◇ 製品仕様 ◇型式!"#$%&'()"*+（高感度）!"#$,&'()"*'（高解像度）!"#$,&-(#.（ハイスピード）!"#$,&-(#.+（ハイスピード）

計測波長域(nm)

350nm-1050nm

350nm-1050nm

350nm-1050nm

350nm-1050nm

バンド数

141バンド

141バンド

141バンド

141バンド波長サンプリング間隔(nm)

5nm

5nm

5nm

5nm

データ形式

BIL(RAW)BIL(RAW)BIL(RAW)BIL(RAW)

計測サイズ~640×480px~1280×1024px

Mode1 ~512×512px Mode2 ~1920×1080px

撮影時間

16秒

17秒〜

フレームレート

29fps

モードにより異なる

Mode2 : 3.6秒〜

モードにより異なる~60fpsMode1 : ~1090.2fps Mode2 : ~295fps

モードにより異なる

0.009 ~ 1039

0 ~ 16777215

0 ~ 16777215

Mode1 : 0.5秒〜

露光

0 ~ 127(輝度)ゲイン

0 ~ 800 ~ 100

0 ~ 255

0 ~ 255

受光素子

CCD

CMOS

CMOS

CMOS

分光素子

透過型回折格子

透過型回折格子

透過型回折格子

透過型回折格子重量1900g

2150g2200g

2200g

245mm×88mm×105mm

245mm×102mm×105mm

245mm×102mm×105mm

245mm×88mm×105mm

サイズ◇ 多様な活用方法 ◇

屋外

空撮

顕微鏡

ラインセンサ方式のハイパースペクトルカ
メラと異なり、ステージスキャン方式を採用しているため、屋外での使用も快適に行うことができます。屋外に設置しての定時撮影も簡単なソフトの操作で可能です。

2kg と軽量、またドローン撮影用の画像補
正も充実しているので上空からの撮影も高精度で行うことが可能。提携先のドローン企業との連携で高高度、広範囲での撮影もサポート可能です。

顕微鏡に取り付けることで、細胞レベルでの微細なスペクトルの違いを捉えることができます。C マウントに対応しているためお使いの顕微鏡にそのまま取り付けて撮影することができます。

北海道衛星株式会社
Hokkaido Satellite Co.,Ltd.

6~9 バンド マルチスペクトルカメラ

Cosmos Eye シリーズ

◇ 製品特徴 ◇1. バンドパスフィルタ方式でコストカット- モノクロ画像と５つのバンドを撮影可能な 1805P6 と合わせてカラー画像を取得できる
1805P9 をご用意。用途に応じて十万円単位のコストカットが可能です。

2. 使用する波長に応じてカスタマイズ- 事前に弊社のハイパースペクトルカメラでスペクトル解析を行うことで、特定の波長に特化したマルチスペクトルカメラをオリジナルに制作することができます。

小型・軽量・低価格で、様々なニーズに対応◇ 製品仕様 ◇型式/"#$,&012(3*"4)"*+/"#$,&015(3*"4)"*+計測波長域(nm)フィルタに準ずる (標準設定:532,570,660,750,760)

フィルタに準ずる(RGB固定)

バンド数

6バンドバンド

9バンド(6バンド+RGB:3バンド)

波長サンプリング間隔(nm)

ーー

データ形式

BIL(RAW)BIL(RAW)

計測サイズ

1280×960px

1280×960px

9秒〜

撮影時間

7秒~

フレームレート

自動

自動露光

自動補正

自動補正

ゲイン

自動補正

自動補正

受光素子

CMOS

CMOS×2

分光素子

バンドパスフィルタ

バンドパスフィルタ

重量1400g

1600g

サイズ

177mm×144mm×100mm

215mm×144mm×100mm◇ 活用方法 ◇

異物検知

品質評価

成分分析

マルチスペクトルカメラの最大の特徴は、特定の波長域のスペクトルを高精度に検知できることです。細かな異物を発見するために工場のラインに導入されるケースが多くなっています。

食品の鮮度や野菜の収穫時期、病害虫の有無など、様々な品質の評価ができることがハイパースペクトル分野の研究でわかっています。それらを現場で活用する際には、安価なマルチスペクトルカメラが有用です。

予め測定したスペクトルを利用することで、撮影したものにどのような成分が含まれているかが分かるセンサとしての活用が可能です。写真は、土壌中に含まれる成分の分布を表しています。

北海道衛星とは

北海道衛星株式会社は、民間の力で実利用可能な宇宙産業を立ち上げるという志の元、2005 年に設立されました。リモートセンシング用途で関心の集まっていたハイパースペクトルカメラを国内で初めて製造・販売し、それを載せた超小型衛星「HIT-SAT」を 2006年に打ち上げました。今後も宇宙でも利用できる耐久性と精密さを持つハイパースペクトルカメラメーカーとしてみなさまのお力になっていきます。

導入・解析実績（一部）企業利用
株式会社アイシンコスモス研究所
顔画像から疲労などの身体状況を判定することに成功 !!

アカデミック利用
健康管理

日本大学

おたまじゃくしのストレスをスペクトルで解析

生物

顔画像の分光スペクトルと人の状態変化との相関関係を調査す

おたまじゃくしの中でも半透明のジェノパスという品種をハイることで、顔色の変化を数値化することができます。飲酒状態

パースペクトルカメラで撮影・解析を行い、ストレスによって・疲労状態・寝不足など特定の状況下の顔画像を多数撮影し、脳内のヘモグロビン濃度に違いが出るかの解析を行いました。

それぞれのスペクトル値を正常時と比較することで、特定波長結果としては、ストレスとヘモグロビン濃度に強い相関が見らでのスペクトル値の違いを発見、指標とすることに成功しまし

れ、おたまじゃくしのストレスを測定できる新たな手法を発見た。非接触での健康管理や自た。

することができました。

動運転技術などに応用可能です。
時間経過に伴ってヘモグロビン
顔の特定部位のスペクトルを解析

Milk. 株式会社

がん診断をハイパースペクトルカメラで高精度に !!

医療機器のスペクトルに変化が見られた。

香川高等専門学校
水稲圃場の生育の遠隔管理実験

農業

香川高等専門学校と共同で、生産から販売加工における先進的ハイパースペクトルカメラで撮影し農業経営の実証として「西条農業革新都市プロジェクト」を推た癌細胞データを、病理医の診断と進いたしました。弊社は、フォールド設置型ハイパースペクト組み合わせ学習させることで高精度ルカメラの製造、遠隔計測と運用・解でのがんの識別に成功しました。

圃場上部に設置

析までのトータルでのサポートを行いその結果を元に創業された Milk. 株
式会社の中矢さまは独自に研究を進め、現在はハイパースペクトルカメラで複数のがんの識別を行うことのできるソフトウェア「ANSWER」を開発しています。中矢さんは、「ハイパースペ
クトルカメラで見分けられるものは、AI の力でもっと広がってました。本研究結果をもとに、施肥管理や刈り入れ時期の決定にハイパースペクトルカメラを導入する場合の基礎データを取得することができました。

くる。これからは、希少がんや判別の難しいグレードごとの識別に関して研究を進めていきたい。
」と語っています。
Milk. 株式会社
CEO 中矢大貴 様Web に て さら に 多 く の 事 例 が ご 覧 い た だ け ま す 。

田植えしたばかりの NDVI
値が低い稲