Nederlands (vertaling)

2440
Recorder voor ambulante
bloeddrukmeter

Ambulante bloeddrukmeter

1WMPD4003833B

2201

2018 A&D Company, Limited. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze publicatie mag op enigerlei wijze met ongeacht
welke middelen worden gereproduceerd, verzonden,
getranscribeerd of vertaald zonder dat A&D Company,
Limited hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het
instrument in deze handleiding kunnen zonder aankondiging
ter verbetering gewijzigd worden.
Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.

Conformiteit
Conformiteit met Europese richtlijn
Het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende medischehulpmiddelen 93/42/EEC.
Dit wordt bevestigd met de CE-markering, vergezeld van het
referentienummer van de aangewezen autoriteit.
Het apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Conformiteit met het Australische EMD-raamwerk
Het apparaat voldoet aan de volgende vereisten:
EMD Emission standard for industrial, Scientific & Medical equipment
AS/NZS 2064:1997, EMD Generic Immunity standard AS/NZS 4252.
1:1994. Het bovenstaande blijkt uit het C-Tick-label.

Handleiding TM-2440

iWaarschuwingsdefinities
Dit product en de bijbehorende handleiding bevatten waarschuwingstekens
en -symbolen om ongelukken als gevolg van verkeerd gebruik te voorkomen.
Deze waarschuwingstekens en -symbolen hebben de volgende
betekenissen.

Waarschuwingsdefinities

Een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien deze
niet wordt vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.
Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet
Waarschuwing wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel. Dit
Let opsymbool kan ook gebruikt worden te waarschuwenvoor onveilig gebruik.

Gevaar

Voorbeelden van symbolen

Het symbool
betekent "voorzichtig". Met behulp van tekst of
een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegevenwaarmee u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld geeft aan dat u
moet uitkijken voor elektrische schokken.
Het symbool
betekent "Niet doen". Met behulp van tekst of een
afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegeven welke
actie verboden is. Het voorbeeld betekent "Niet demonteren".
Het symbool
geeft een verplichte actie aan. Met behulp
van tekst of een afbeelding wordt binnen of naast het symbool
aangegeven welke actie verplicht is. Het voorbeeld geeft een
algemene verplichte actie aan.

OverigGeeft de gebruiker informatie die nuttig kan zijn bij het

Opmerking bedienen van het apparaat.

In de pagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelen voor
elk gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken.
iiVoorzorgsmaatregelen
Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u
de TM-2440 (de recorder voor de ambulante bloeddrukmeter) gaat
gebruiken, zodat u de meter veilig en op de juiste manier gebruikt.
Hieronder vindt u algemene instructies voor de veiligheid van patiënten
en gebruikers plus instructies voor een veilig gebruik van de meter. In depagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelen voor elk
gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken.
1. Voorzorgsmaatregelen bij het dragen en bewaren van de recorder.

GevaarGebruik de recorder niet in de buurt van brandbare
anesthetica, brandbare gassen, hogedrukzuurstofkamers en
zuurstoftenten. Het gebruik van de recorder in dergelijke
gebieden zou een explosie kunnen veroorzaken.
Gebruik de recorder niet in combinatie met een MRI-systeem.

Let opHoud rekening met de volgende omgevingsomstandigheden
wanneer u de recorder gebruikt en bewaart om de functies van
het apparaat te behouden. De prestaties van de recorder kunnen
worden beïnvloed door een te hoge temperatuur, luchtvochtigheid
en hoogte.
Vermijd plekken waar de recorder nat kan worden als gevolg
van spetters.
Vermijd plekken met hoge temperaturen, een hoge
vochtigheidsgraad, direct zonlicht en plekken waar stof, zout en
zwavel in de lucht zitten.
Vermijd plekken waar de recorder kan kantelen of blootgesteld
wordt aan trillingen of schokken (ook tijdens vervoer).
Vermijd plekken waar chemicaliën worden opgeslagen ofgassen aanwezig zijn.
iii

Let op
Gebruiksomstandigheden:
Temperatuur:+10 °C tot +40 °C,
Luchtvochtigheid: 30%RV tot 85%RV (geen condensatie).
Omstandigheden tijdens vervoer en opslag:
Temperatuur:-20 °C tot +60 °C,
Luchtvochtigheid: 10%RV tot 95%RV (geen condensatie).
2. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de recorder.

Let opControleer of de recorder veilig en correct werkt.
Wanneer de recorder in combinatie met andere apparaten
wordt gebruikt, kan dit leiden tot een onjuiste diagnose ofveiligheidsproblemen. Controleer of de apparaten veilig kunnen
worden verbonden.
Controleer of er wederzijdse interferentie is met andere medische
apparaten. Controleer of de recorder correct kan worden gebruikt.
Accessoires, opties en verbruiksartikelen worden gespecificeerd
door A&D.
Lees de handleidingen van de extra artikelen goed door.
Eventuele waarschuwingen worden niet beschreven in deze
handleiding.
Controleer de recorder vóór gebruik, zodat u deze juist en veilig
kunt gebruiken.
Zorg ervoor dat de recorder minstens één uur rust in normale
gebruiksomstandigheden voordat u deze aan zet.
Sluit alleen gespecialiseerde randapparaten aan op de USBconnector.
Sluit geen andere apparaten aan.
Sluit uitsluitend door A&D geautoriseerde manchetten aan op
de luchtaansluiting.
iv

Opmerking

Voorbereiding van de recorder
Verwijder de laatste gegevens die in de recorder zijn opgeslagenvoordat deze door de volgende patiënt wordt gebruikt.
Vervang zo nodig de batterijen voordat de recorder door de volgendepatiënt wordt gebruikt.
Apparaat
Gebruik de recorder alleen voor diagnoses en tegenmaatregelen.
Controleer of de luchtslang en manchet correct zijn bevestigd.
(Bijvoorbeeld: knikken of spanning in de luchtslang, de positie en
richting van de manchet)
Instructies voor de patiënt die het apparaat draagt
Geef de patiënt instructies over het onderbreken van de automatische
bloeddrukmeting om de recorder te stoppen indien de patiënt alleen is
en zich problemen voordoen.
Vertel de patiënt dat hij of zij de recorder snel moet verwijderen als het
pijn doet of als er problemen optreden.
Wees voorzichtig als u de recorder bij baby's en kleine kinderen
gebruikt. De luchtslang kan een Gevaar voor verstikking opleveren.
3. Voorzorgsmaatregelen voor batterijen die worden gebruikt bij een
bloeddrukmeting.

Let opPlaats de batterijen zoals aangegeven door depolariteitsmarkeringen "+" en "-" die aan de binnenkant van
de batterijklep te zien zijn. (Houd de polariteit in de gaten)
Vervang alle lege batterijen tegelijkertijd door nieuwe.
Verwijder de batterijen als u de recorder langere tijd niet gebruikt.
De batterij kan lekken en een defect veroorzaken.
Gebruik twee alkalinebatterijen (maat AA) of gespecificeerde
oplaadbare batterijen (maat AA, Ni-MH).
Houd de veeraansluiting "-" ingedrukt met de batterij.
Schuif en plaats de "+"-pool van de batterij in de "+"-aansluitingin het batterijvak. Als de batterij wordt geïnstalleerd vanaf de "+"aansluiting, kan de batterijklep beschadigd raken.
vZorg ervoor dat u de batterij en de patiënt niet tegelijkertijd
aanraakt. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Plaats nooit een mix van oude en nieuwe batterijen. Gebruik
geen batterijen van verschillende typen of verschillende
fabrikanten. Als u dit doet, kan dit leiden tot lekkage,
oververhitting en explosiegevaar. De recorder kan defect raken.
4. Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik.

GevaarGebruik de recorder niet wanneer u auto's of andere voertuigen
bestuurt.
Voorbeeld: De aanwezigheid van de recorder kan ervoor zorgen
dat het lichaam of de armen minder goed kunnen
bewegen tijdens het bedienen van een voertuig. etc.

Waarschuwing

Dit medische apparaat mag alleen worden bediend door een
arts of een door een wettelijk bevoegde persoon. Leg de patiënt
uit hoe hij of zij de recorder op de juiste manier gebruikt encontroleer of hij of zij de meting kan stoppen als er problemen
optreden.
Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van de recorder(minder dan 30 cm).
Dit kan een storing veroorzaken.

Let opStop het gebruik van de recorder en onderbreek deautomatische bloeddrukmeting als de patiënt pijn in dearm voelt of als de meting incorrect is.
Gebruik de recorder nooit in een krachtig magnetisch ofelektrisch veld.
Gebruik de recorder niet als de patiënt op een hart-longmachine
is aangesloten.
viOpmerking
Instructies voor de patiënt
Als de temperatuur laag is, wordt het batterijvermogen lager en wordt
het aantal metingen verminderd.
5. Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder.

Let opVerwerking van meetgegevens
Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp van een
gespecialiseerd randapparaat.
De recorder
Orden de accessoires en sla deze op nadat ze zijn gereinigd.
Reinig de recorder voor de volgende meting.
Onderbreek de automatische bloeddrukmeting. Als u dat niet
doet, wordt de drukregeling voor automatische meting gestart
op de starttijd van de volgende meting en kunnen de manchetof andere onderdelen defect raken door het oppompen.
Verwijder de batterijen als u de recorder langere tijd niet gebruikt.
De batterijen kunnen lekken en de recorder kan defect raken.
Sta niet toe dat kinderen de recorder zonder toezicht gebruiken.
Plaats de recorder niet binnen het bereik van kleine kinderen.
Als u dit doet, kan dit leiden tot ongevallen of schade.
Houd de aansluiting zelf vast wanneer u de kabel aansluit enverwijdert. Trek niet aan de kabel.

vii

Opmerking
Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder (TM-2440)
Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp van een
gespecialiseerd randapparaat nadat de meting is voltooid.
Oplaadbare lithium-reservebatterij
De recorder is voorzien van een reserve-lithiumbatterij. Deze batterij
levert stroom aan de ingebouwde klok wanneer de AA-batterijen voorde bloeddrukmeting worden vervangen. De lithiumbatterij wordt
opgeladen via de AA-batterijen.
De levensduur van de reservebatterij verlengen
Bij het eerste gebruik na aankoop of nadat de recorder een maandof langer niet is gebruikt, dient u de batterijen te vervangen en dereservebatterij op te laden. Het is voldoende als de reservebatterij
48 uur of langer wordt opgeladen.
(De reservebatterij wordt altijd opgeladen via de AA-batterijen.)
Vervang de AA-batterijen door twee nieuwe wanneer de batterijindicator het volgende aangeeft:.
Wanneer de batterij-indicator
aangeeft, kunnen bloeddrukmetingen en gegevensoverdracht niet worden uitgevoerd. Vervang
de AA-batterijen door twee nieuwe exemplaren.
Als de recorder een maand of langer niet wordt gebruikt, dient u debatterijen te verwijderen om te voorkomen dat batterijvloeistof in derecorder lekt.

viii

6. Wat te doen wanneer een fout is opgetreden in het apparaat

Waarschuwing

Stop het gebruik van het apparaat en verwijder de AA-batterijen.
Als kortsluiting is opgetreden in de batterijaansluitingen, kunnende batterijen heet zijn.
Indien zich een storing voordoet, kan de recorder heet worden
tijdens het meten; ga er in dat geval voorzichtig mee om.
Bevestig het label "Defect" of "Niet gebruiken" op de recorder.
Neem contact op met uw leverancier.
Stop de recorder direct als de meettijd langer duurt dan
180 seconden en de luchtdruk hoger wordt dan 299 mmHg.
7. Voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoud

Waarschuwing

Controleer of de recorder juist en veilig werkt, als deze een
lange periode niet is gebruikt.
Voer een inspectie en onderhoud uit vóór het gebruik om tezorgen dat de metingen correct en veilig blijven. De gebruiker(ziekenhuis, kliniek, enz.) is verantwoordelijk voor het beheer
van de medische apparatuur. Als de inspectie en het onderhoud
niet correct worden uitgevoerd, kan zich een ongeval voordoen.

Waarschuwing
Gebruik een droge, pluisvrije doek om de recorder te reinigen.
Gebruik geen vluchtige stoffen zoals een oplosmiddel ofbenzine.
Gebruik geen natte doek.
Haal de recorder (elektronisch medisch apparaat) niet uit elkaar
en pas hem niet aan. Dit kan schade veroorzaken.

ix8. Voorzorgsmaatregelen en tegenmaatregelen bij defecten als
gevolg van een sterk elektromagnetische veld

Let opDe recorder voldoet aan EMD-norm IEC60601-1-2: 2014.
Om elektromagnetische storingen te voorkomen, mag u echtergeen mobiele telefoons in de buurt van de meter gebruiken.
Als de recorder zich in de buurt van sterke elektromagnetischevelden bevindt, kan ruis de golfvormen beïnvloeden en kunnen
er storingen optreden.
Als er tijdens het gebruik onverwachte storingen optreden,
dient u te controleren of er sprake is van elektromagnetischeinterferentie en dient u de passende maatregelen te nemen.

Let opDe volgende voorbeelden zijn algemene oorzaken van storingenen de bijbehorende tegenmaatregelen.
Gebruik van mobiele telefoons
Radiogolven kunnen voor onverwachte storingen zorgen.
Apparaten voor draadloze communicatie, thuisnetwerkapparaten als draadloze telefoons en gelijksoortige typen
communicatieapparatuur kunnen invloed hebben op derecorder. Deze moeten daarom op een afstand van minimaal
30 cm van de recorder worden gehouden.
Als er sprake is van statische elektriciteit in de gebruiksomgeving(ontladingen van apparaten of de omringende omgeving)
Zorg dat de gebruiker en de patiënt niet statisch zijn voordat
u de recorder gebruikt.
Bevochtig de ruimte.
9. Bescherming van het milieu

Let op

Voordat u de recorder weggooit, moet u de lithiumbatterij uit het
apparaat halen.
xVoorzorgsmaatregelen voor veiligheid
In deze paragraaf worden voorzorgsmaatregelen beschreven voor demeting en de sensor. Stel de patiënt op de hoogte van de volgende
informatie en leg deze zo nodig uit. Instrueer de patiënt in het juiste
gebruik van het apparaat.

Bloeddrukmeting

Waarschuwing

Zorg ervoor dat de slang niet teveel wordt gebogen en dat er
een goede luchtdoorstroom is. Als een geknikte luchtslang wordt
gebruikt, kan er luchtdruk in de manchet blijven, wat debloedcirculatie in de arm kan stoppen.
Voer geen bloeddrukmeting uit op een arm indien de patiënt een
van de volgende condities heeft. Dit kan een ongeval ofverergering van het letsel veroorzaken.
1) Er is sprake van armletsel of ziekte op een arm.
2) De arm wordt gebruikt voor een infuus of bloedtransfusie.
3) Er is een shunt in de arm aangebracht voor kunstmatige dialyse.
4) De patiënt is al gedurende lange tijd bedlegerig(Waarbij een mogelijkheid van trombus aanwezig is).

Let opBevestig de conditie van de patiënt als er meetproblemen zijn.
De toestand van de patiënt kan dusdanig verergeren dat meting
onmogelijk wordt; een andere mogelijkheid is dat de luchtslang
geknikt is, waardoor de luchtdoorstroom stopt.
Het te vaak meten van de bloeddruk kan lichamelijk letsel
veroorzaken doordat de bloedcirculatie wordt verstoord.
Controleer dat de werking van het apparaat niet resulteert inlangdurige verstoring van de bloedcirculatie wanneer u het
apparaat herhaaldelijk gebruikt.
Bloeddrukmeting is mogelijk niet accuraat indien de patiënt
voortdurend last heeft van hartritmestoornis of te veel beweegt.
xiLet op

Draag de manchet op dezelfde hoogte als het hart. (Als een
andere hoogte wordt gebruikt, resulteert dit in een fout in demeetwaarde.)
De recorder reageert op artefact en externe impact. Als er twijfel
bestaat over de meetwaarde, meet u de bloeddruk via
auscultatie of palpatie.
Er kan een meetfout optreden als de manchet ongeschikt is voorde omvang van de arm van de patiënt.
Blaas de manchet niet op voordat deze rond de arm van depatiënt is gewikkeld. De manchet kan hierdoor beschadigd
raken of ontploffen.

OpmerkingBloeddrukmetingen kunnen onderhuidse bloedingen veroorzaken.
Deze onderhuidse bloedingen zijn echter tijdelijk en verdwijnen
vanzelf.
Als de patiënt een hart-longmachine gebruikt, kan de bloeddruk niet
worden gemeten omdat er geen hartslag is.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt dikke
kleding draagt.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de kleding is
opgerold en druk uitoefent op de arm.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als er onvoldoende
perifere doorbloeding is, als de bloeddruk uitzonderlijk laag is of als
de patiënt onderkoeld is (bloedcirculatie is niet voldoende).
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt
regelmatig hartritmestoornissen heeft.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de maat van demanchet onjuist is.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de manchet niet
op dezelfde hoogte als het hart is geplaatst.
xii

De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt beweegt
of praat tijdens de meting.
Er zijn geen klinische studies uitgevoerd bij pasgeboren kinderen enzwangere vrouwen.
Raadpleeg een arts vóór gebruik als u een borstamputatie hebt
gehad.

ManchetWaarschuwing
Gooi manchetten die zijn verontreinigd met bloed weg,
zodat besmettelijke ziekten niet kunnen worden verspreid.
Bewaar de recorder niet gedurende een langere tijd met een
opgevouwen manchet of een strak opgerolde luchtslang. Alsu dit doet, kan de levensduur van de onderdelen korter worden.

Hartslagmeting

Waarschuwing
Gebruik de weergegeven hartslag niet voor een diagnose van
een onregelmatige hartslag.

OpmerkingDe recorder meet de hartslag tijdens het meten van de bloeddruk.

xiii

Paklijst
Let opDe recorder is een precisie-instrument. Wees voorzichtig bij het
gebruik hiervan.
Overmatige schokken kunnen leiden tot defecten en storingen.

OpmerkingDe recorder wordt verzonden in een speciale verzenddoos, waardoor
het apparaat niet beschadigd raakt tijden het vervoer. Wanneer u deze
doos opent, controleert u of u alles op de paklijst hebt. Als u vragen
hebt, neemt u contact op met uw lokale leverancier of dedichtstbijzijnde A&D-leverancier. We raden aan dat u de specialeverzenddoos bewaart.
Zie "10. Optionele artikelen (te bestellen)" voor opties.
Bloeddrukrecorder ...................................................................................... 1
Accessoires
Manchet voor volwassenen 20 tot 31 cm (7,8 tot 12,2 inch) voor linkerarm
TM-CF302B ................. 1
Manchethoes voor volwassenen ......................................................... 2
Houder ........................................................ AX-133025995 ............. 1
Riem ............................................................ AX-00U44189 .............. 1
Klem ....................................................................................................... 1
Vel voor activiteitrapport (10 vellen) .......... AX-PP181-S ................. 1
USB-kabel .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
ABPM Data Manager CD .................................................................... 1
Deze handleiding .................................................................................. 1

xiv

BloeddrukrecorderHouderManchet voor volwassenen voor linkerarm
Klem

Riem
ABPM Data Manager CD

Manchethoes voor volwassenen

Vel voor activiteitrapport (10 vellen)
USB-kabel

xv

Deze handleiding

Inhoud
Conformiteit................................................................................................ i
Conformiteit met Europese richtlijn ......................................................... i
Conformiteit met het Australische EMD-raamwerk .................................. i
Waarschuwingsdefinities ............................................................................ii
Voorzorgsmaatregelen .............................................................................. iii
Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid ......................................................xi
Bloeddrukmeting ....................................................................................xi
Manchet .............................................................................................. xiii
Hartslagmeting .................................................................................... xiii
Paklijst .................................................................................................... xiv
1.

Inleiding .......................................................................................... 4

2.

Functies .......................................................................................... 4

3.

Afkortingen en symbolen ................................................................ 6

4.
4.1.
4.2.

Specificaties ................................................................................. 10
Recorder ................................................................................ 10
Afmetingen ............................................................................ 13

5.

Namen onderdelen ....................................................................... 14
5.1.
Recorder ................................................................................ 14
5.2.
OLED-display (Organische licht-emitterende diodes)............. 15
5.3.
Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars en knoppen ..... 16
5.3.1. Bedieningsfuncties A-BPM ................................................. 16
5.3.2. Overige bewerkingen ......................................................... 19

6.

Functies bloeddrukmeting ............................................................. 20
6.1.
Automatische bloeddrukmeting (A-BPM) ............................... 20
6.1.1. A-BPM-wachtmodus........................................................... 211

6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd.................................................. 22
6.1.3. Meting stoppen................................................................... 22
6.2.
Meetresultatens ..................................................................... 23
6.2.1. Meetresultaten weergeven ................................................. 23
6.2.2. Meetresultaten opslaan ...................................................... 23
6.2.3. Meetresultaten uitvoeren .................................................... 24
6.2.4. ID-nummers ....................................................................... 24
7.

De recorder voorbereiden ............................................................. 25
7.1.
De batterijen plaatsen (batterijen vervangen). ........................ 25
7.1.1. Batterijen vervangen .......................................................... 27
7.2.
De houder voorbereiden ........................................................ 27
7.3.
Inspectie voor gebruik ............................................................ 28
7.3.1. Checklists voor de plaatsing van de batterij ........................ 28
7.3.2. Checklists na de plaatsing van de batterij........................... 29

8.

Bediening ..................................................................................... 29
8.1.
Stroomschema bedieningsfuncties ........................................ 29
8.2.
Oorspronkelijke instellingen ................................................... 31
8.2.1. Fabrieksinstellingen............................................................ 31
8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen .................. 32
8.2.3. Beginwaarde voor drukregeling .......................................... 33
8.3.
Vooringestelde A-BPM-programma's ..................................... 33
8.3.1. Functies en parameters A-BPM.......................................... 35
8.3.2. Voorbeelden A-BPM-programma's ..................................... 38
8.4.
Meetgegevens verwijderen .................................................... 40
8.5.
Het product bevestigen aan de patiënt ................................... 41
8.5.1. Informatie voor patiënten .................................................... 41
8.5.2. Manchethoes...................................................................... 44
8.5.3. De manchet, houder en recorder bevestigen ...................... 45
2

8.6.
Bedieningsfuncties bloeddrukmeting...................................... 48
8.6.1. Bedieningsfuncties A-BPM ................................................. 48
8.6.2. Handmatige meting ............................................................ 50
8.6.3. Metingen stoppen en onderbreken ..................................... 51
8.7.
De recorder aansluiten op een gespecialiseerd
randapparaat ......................................................................... 52
8.7.1. Aansluiten via een USB-kabel ............................................ 52
9.

Onderhoud.................................................................................... 54
9.1.
Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer .................. 54
9.2.
Het product reinigen............................................................... 55
9.3.
Periodieke inspectie ............................................................... 57
9.3.1. Inspectie batterij voor installatie.......................................... 57
9.3.2. Inspectie na de plaatsing van de batterij............................. 58
9.4.
Wegwerpen............................................................................ 59
9.5.
Probleemoplossing ................................................................ 60
9.6.
Foutcodes .............................................................................. 61

10.

Optionele artikelen (te bestellen) .................................................. 64

11. Bijlage........................................................................................... 66
11.1.
Principe van bloeddrukmeting ................................................ 66
11.2.
EMD-informatie ...................................................................... 68

3

1. Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop!

De ambulante bloeddrukrecorder TM-2440 maakt het mogelijke op
vooraf ingestelde tijden (bijvoorbeeld 24-uurs continu) accurate
automatische metingen van de bloeddruk van patiënten uit tevoeren. In deze handleiding vindt u een verklaring van deinstellingen, het gebruik, de modussen en programma's voor
bloeddrukmeting alsmede de communicatie met een gespecialiseerd
randapparaat, onderhoud, specificaties en waarschuwingen. Lees
deze handleiding voor een juiste gebruikswijze en bewaar dehandleiding op een toegankelijke plaats.

2. Functies
Overzicht

De recorder is een ambulante bloeddrukmonitor die niet-invasief
bloeddrukwaarden en hartslag van de patiënt kan meten onder
begeleiding van een arts. Het doel van het apparaat is het meten
en opslaan van de bloeddruk in de loop van een dag van het
normale leven. De recorder is ontworpen voor draagbaarheid,
gegevensbeheerfunctie en eenvoud van gebruik.

Doelgroep bloeddrukmeting

Deze recorder is ontworpen voor volwassenen (ouder dan
12 jaar).

4

Gebruiksdoel

De recorder stelt u ertoe in staat automatische bloeddrukmetingen handmatige bloeddrukmeting uit te voeren. Bloeddrukwaarden
kunnen worden gebruikt voor overleg met artsen en controle vande eigen gezondheid.

Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)
In deze modus kunt u zes paar willekeurige starttijden enintervallen specificeren voor elke 24 uur en kunt u automatischbloeddruk meten en vastleggen.
Handmatige bloeddrukmeting
Bloeddruk kan op elk gewenst tijdstip worden gemeten ia handmatige
meting, ook wanneer de A-BPM-functie geactiveerd is.

Draagbaarheid

De recorder weegt ongeveer 120 gram (zonder batterijen). Hij is
zo groot als een handpalm en is uitgerust met een micropomp.
U kunt twee AA-alkalinebatterijen gebruiken. (formaat LR6 of AA)
U kunt twee oplaadbare batterijen gebruiken (formaat AA, Ni-MHbatterij).

Bruikbaarheid

De instellingen van de recorder en het
bloeddrukmetingsprogramma kunnen eenvoudig worden
geconfigureerd via ABPM Data Manager, een programma dat op
de computer wordt geïnstalleerd (gespecialiseerd randapparaat).

Uitgebreide analyseprestatie

De meetintervaltijd kan worden ingesteld voor de automatische
bloeddrukmeting.
De bloeddruk kan te allen tijde onmiddellijk worden gemeten via
handmatige meting.
De analyse kan effectief worden uitgevoerd via ABPM DataManager, een programma dat op de computer wordt geïnstalleerd(gespecialiseerd randapparaat).
5

Kortere meettijd

De leeglooptijd wordt gecontroleerd om de meettijd te minimaliseren.
De drukwaarde wordt gecontroleerd om de meettijd te minimaliseren.

Eenvoudig gemak

Een gespecialiseerd randapparaat kan gegevens ontvangen via
een USB-kabel. Ontvangen gegevens kunnen makkelijk worden
geanalyseerd en afgedrukt.

3. Afkortingen en symbolen
Symbolen
SYS

Betekenis
Systolische bloeddruk

DIA

Diastolische bloeddruk

PUL

Hartslag

PP
kPa
mmHg
/min

Polsdruk

Exx
OLED

PP = SYS - DIA

Eenheid van bloeddruk
Eenheid van hartslag/minuut
Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd.
Geheugen is vol, verwijder gegevens om de meting
te starten.
Batterij-indicator
Als het niveau 1
wordt weergegeven, zijn
bloeddrukmetingen en gegevensoverdracht niet
mogelijk. Vervang de batterijen door 2 nieuwe LR6(AA-formaat)-batterijen.
Slaap-symbool A-BPM
Het symbool wordt weergegeven tijdens de configuratie.
Foutcodes. xx = 00 t/m 99
Organische licht-emitterende diode6

Symbolen

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
EMD

Betekenis
Waarschuwingssymbool
Mate van bescherming tegen elektrische schokken:
Apparatuurtype BF.
Fabrikant van de CE-markering. Productiedatum.
Symbool voor kleine manchet
Armomtrek
15 t/m 22 cm
5,9"-8,7"
Symbool voor manchet voor volwassenen
Armomtrek
20 t/m 31 cm
7,8"-12,2"
Symbool voor grote manchet
Armomtrek
28 t/m 38 cm 11,0"-15,0"
Symbool voor extragrote manchet
Armomtrek
36 t/m 50 cm 14,2"-19,7"
Symbool dat op de verpakking staat.
De manchet voor volwassenen behoort bij deaccessoires.
Zie de handleiding of het instructieboekje.
Symbool voor "Droog houden" en "Uit de regen houden".
Serienummer
Symbool dat te zien is in het batterijvak.
Geeft de richting (polariteit) aan voor het installeren
van de batterij.
Symbool dat op de verpakking staat.
Batterijen zijn niet bij de accessoires inbegrepen
Electromagnetic Disturbance, ofwel
elektromagnetische storing
Symbool voor "voorzichtig mee omgaan".
Het symbool van de Europese richtlijn voor
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
7Symbolen
BPM

Betekenis
Bloeddrukmeting

A-BPM

Automatische bloeddrukmeting.

Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symbolen. #1
START, Operation
Not made with natural Waarschuwing voor de patiënt. Dit wordt
rubber latex.
op de manchet afgedrukt.
Waarschuwingen op batterijklep.
Gebruik alkalinebatterijen of deCautionaangegeven oplaadbare batterijen en• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries andzorg dat de polariteit (+,-) correct is.
ensure correct polarity (+,-).
Mix nooit nieuwe en gebruikte• Do not mix new, used ordifferent branded batteries.
batterijen of verschillende• Firmly secure cuff air hose tomerken batterijen.
main body.
Zet de luchtslang van de manchet stevig
vast op het apparaat.
#1: Zie "6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)" en"8.3. Vooraf ingestelde programma's A-BPM" voor 24-uurs
bloeddrukrecorder.

8

Wachtmodus

De A-BPM wachtmodus is een status waarin de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd.
Starttijd
T

T

Bloeddrukmeting

Starttijd
T

T

T

T

SectieT
SectieGespecialiseerd randapparaat

Tijd
T: Intervaltijd

Een gespecialiseerd randapparaat betekent de computer waarop
ABPM Data Manager is geïnstalleerd. U vindt ABPM Data Manager
op de meegeleverde cd.
Gebruik een randapparaat dat voldoet aan de vereisten voor
medische elektrische apparaten (IEC60601-1) wanneer u derecorder op randapparaat aansluit. Sluit de recorder niet op
andere apparaten aan (bijvoorbeeld: IEC60950) in een zone
waar medische apparatuur wordt gebruikt.
Gebruik een USB-kabel die korter is dan 1,5 m.

9

4. Specificaties
4.1. Recorder
Items

Beschrijvingen

MeetmethodeOscillometrische meetmethode

DrukdetectiemethodeHalfgeleider-druksensor

Weergavebereik druk

0 - 299 mmHg

Meetnauwkeurigheid

Druk:
Hartslag:± 3 mmHg±5%

Minimaleweergaveverdeling

Druk:
Hartslag:

1 mmHg1 slag / minuut

Meetbereik

Systolische druk:
Diastolische druk:
Hartslag:60 - 280 mmHg
30 - 160 mmHg
30 - 200 slagen / minuut

Drukverlies

Constante uitlaat met gecontroleerde lekklep
als veiligheidsmechanisme

UitlaatElektromagnetische klep

DrukregelingsmethodeMicro-pomp

Automatische
drukregeling85 - 299 mmHg

Intervallen voor elke sectie die 24 uur inmaximaal zes delen verdelen.
Intervaltijd (van A-BPM)
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
120 minuten
Klok

24-uursklok

Display

OLED, 96 x 39 pixels, witte tekens

GeheugenMeetgegevens: max 600 gegevenspunten.

10ItemsVoeding

Aantal metingen

Nominaal voltage

Interface

Gebruiksomstandigheden
Omstandighedentransport en opslag

Beschrijvingen
Met hetzelfde type batterijen:
2 x 1,5V-batterijen (formaat LR6 of AA)
Alkaline-batterij of nikkel-hydride-batterij(Ni-MH) 1.900 mAh of meer
Reservebatterij voor ingebouwde klok:
Oplaadbare lithium-knoopcelbatterij ML2016H
200 keer of vaker.
(wanneer nieuwe alkalinebatterijen of nikkel-hydridebatterijen worden gebruikt. Dit kan variëren al naar
gelang de meetomstandigheden.)DC 3,0 V (Alkaline-batterij, LR6),
DC 2,4 V (Nikkel-waterstof-batterij, formaat, AA)
USB: voldoet aan USB1.1.
Lengte kabel: 1,5 m of korter.
Type aansluiting Micro-USB B kan worden
aangesloten op een gespecialiseerd
randapparaat (met behulp van standaardstuurprogrammasoftware).
Temperatuur:+10 tot +40 °C
Luchtvochtigheid: 30 - 85%RV(geen condensatie)
Temperatuur:-20 tot +60 °C
Luchtvochtigheid: 10 - 95%RV(geen condensatie)

Atmosferische druk voor
700 tot 1.060 hPa
zowel gebruiks- als
opslagomstandigheden
Type bescherming tegenApparatuur met interne voeding
elektrische schokken
Mate van bescherming
Type BF: De recorder, manchet en slangen
tegen elektrischezijn ontworpen om speciale bescherming teschokkenbieden tegen elektrische schokken.
11

ItemsCE-markering
C-Tick-markering
Afmetingen
Massa

Nuttige levensduur

Beschermingsgraad
Standaardmodus
Herstarttijd na
defibrillatie
EMD

Beschrijvingen
Het EC-richtlijnlabel voor medische apparaten.
Het certificatiemerk dat in de naam van ACA bij
het merkenbureau is geregistreerd.
Ongeveer 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Ongeveer 120 g (zonder batterijen)
Recorder: 5 jaar. Zelf-authenticatie met interne
gegevens. Juist gebruik en onderhoud in debeste omstandigheden. Duurzaamheidvarieert al naar gelang de
gebruiksomstandigheden.
Apparaat: IP22
Voortdurende meting
Onmiddellijk
IEC 60601-1-2: 2014

Opmerking:# Specificaties kunnen ter verbetering zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
# Klinische tests voor dit apparaat worden uitgevoerd op basis van
ISO 81060-2:2013.
# De recorder is geen medisch apparaat voor het bewaken vanpatiënten. We raden aan dit apparaat niet te gebruiken voor het
bewaken van patiënten in real-time op plaatsen als een intensivecare-afdeling.
ACA: Australian Communications Authority(Australische communicatieautoriteit)12

4.2. Afmetingen

66

24,5

95

Meeteenheid: mm

13

5. Namen onderdelen
5.1. Recorder
Manchet voor volwassenen voor linkerarm

Slagadermarkering

Luchtslang
Luchtplug
Aansluitpunt lucht
EVENT -knop

OLED
START - en
STOP -knop

Batterijvak en
2 LR6 (AA-formaat)
batterijen voor meting

Batterijklep

Micro-USB-poort (onderzijde),
Aansluiting gegevenscommunicatie145.2. OLED-display (Organische licht-emitterende diodes)
OpmerkingOm een nauwkeurige diagnose te stellen, zorgt u dat u de gegevens
op de recorder zorgvuldig leest en juist interpreteert.
De status van de A-BPM wordt op de OLED weergegeven.
Tijd op de klok.
De status van instellingen en werking.
De meetwaarde van A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolische bloeddruk.
Diastolische bloeddruk.
Hartslag.

mmHg Eenheid voor bloeddrukwaarde.
/minEenheid voor de hartslag.
Zie "3. Afkortingen en symbolen" voor de betekenis van desymbolen in de OLED.
Symbolen

Betekenis
Het symbool wordt weergegeven tijdens de configuratie.
Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd.
Geheugen vol
Slaap-symbool A-BPM
Batterij-indicator155.3. Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars en knoppen
5.3.1. Bedieningsfuncties A-BPM
A-BPM starten of uitstellen.

Stap 1. Sla het vooringestelde programma (met starttijden enintervallen) op voor A-BPM.
Stap 2. Houd de EVENT -knop ingedrukt om tussen de volgende
statussen over te schakelen.
"ON" ...... A-BPM wordt gestart en het symbool
wordt
weergegeven.
Bloeddrukmetingen worden uitgevoerd volgens het
vooringestelde A-BPM-programma.
"OFF" .... A-BPM wordt uitgesteld en het-symbool wordt
uitgezet.
Handmatige bloeddrukmeting kan worden
uitgevoerd door op de knop START te drukken.

De intervaltijd van A-BPM verlengen.

Stap 1. Stel de slaapmodus in op "ON" vóór de meting.
Stap 2. Start A-BPM door deHet symbool

EVENT -knop ingedrukt te houden.

wordt weergegeven.

Stap 3. Wanneer de EVENT -knop wordt ingedrukt tijdens A-BPM,
wordt de intervaltijd verdubbeld.
Wanneer de EVENT -knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt
de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.

16

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens
de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt
de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet.
De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de
A-BPM-instellingen.

Het programma instellen voor A-BPM.

Stap 1. Als de display verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de wachtmodusweergave.
Stap 2. Als het symbool
wordt weergegeven, houdt u de
EVENT -knop ingedrukt om A-BPM te onderbreken.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot Sleep wordt
weergegeven in de OLED.
Stap 4. De volgende zijn de bedieningsknoppen:
Zie "8.3.1. Functies en parameters A-BPM"
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie,
einde van instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

Stap 1. Als de OLED verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de A-BPMwachtmodusweergave. De A-BPM-wachtmodus is een status
waarbij de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens de intervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop tijdens de A-BPMwachtmodus.
17

De klok instellen.
De bewakingsfunctie van A-BPM instellen.

Stap 1. Als de display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de wachtmodusweergave.
Stap 2. Als het symbool
wordt weergegeven, houdt u de
EVENT -knop ingedrukt om A-BPM te onderbreken.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot Display (na Sleep )wordt weergegeven in de OLED.
Stap 4. U beschikt over de volgende bedieningsknoppen:
Zie "8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor
metingen"
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie,
einde van instellingen.

18

5.3.2. Overige bewerkingen
Terugkeren uit de wachtmodus en de meter weergeven.

Als de OLED-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de wachtmodusweergave.

Meetgegevens verwijderen

Stap 1. Als de display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de wachtmodusweergave.
Stap 2. Als het symbool
wordt weergegeven, houdt u de
EVENT -knop ingedrukt om A-BPM te onderbreken.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot DataClear(na Sleep en Display ) in de OLED wordt
weergegeven.
Stap 4. Selecteer een bewerking.
Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de START/STOP knop ingedrukt te houden.
Verwijderen
Erasing begint te knipperen onder
DataClear
DataClear in de OLED en het
OLED Erasing
verwijderen van gegevens start.
Ga na verwijdering door met stap 5.
Als u gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op
de EVENT -knop en gaat u door met stap 5.
Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.

196. Functies bloeddrukmeting
De recorder is uitgerust met automatische bloeddrukmeting(A-BPM) en kan meetstatuswaarden en meetresultaten opslaan.

6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)
Let opWanneer de functie A-BPM niet wordt gebruikt, kunt u deze
onderbreken door de EVENT -knop ingedrukt te houden,
zodat het
-symbool uit gaat. Als u dit niet doet, wordt demeting gestart op de volgende starttijd en kan de manchet
barsten.
De functie A-BPM meet de bloeddruk op vooraf ingesteldeintervallen met behulp van de ingebouwde klok en slaat het
meetresultaat op in het geheugen.
A-BPM kan worden gestart en onderbroeken door deknop ingedrukt te houden.

EVENT -

Het symbool
wordt in de OLED weergegeven terwijl A-BPM
wordt gebruikt.
De bloeddruk wordt automatisch gemeten bij de starttijd van A-BPM.
Wanneer het symbool
wordt weergegeven op de OLED,
wordt de eerste drukregelingswaarde ingesteld op AUTO, zodat er
automatisch een juiste drukregelingswaarde wordt geselecteerd.
Wanneer het symbool
verborgen is, wordt de eerste
drukregelingswaarde ingesteld op 180 mmHg.
Als de eerste drukregeling niet voldoende is, wordt maximaal
twee keer een nieuwe drukregeling uitgevoerd.
20

Wanneer u gegevens uit het geheugen verwijdert of A-BPM
onderbreekt, wordt de drukregelingwaarde weer ingesteld op
de beginwaarde voor de drukregeling.
Wanneer een meetfout optreedt en de wachttijd tot de volgende
starttijd langer dan 8 minuten is, wordt de bloeddruk eenmalig
gemeten na 120 seconden. Het meetresultaat wordt opgeslagenin het geheugen.
Als u A-BPM wilt onderbreken, moet u deingedrukt houden.

EVENT -knop

6.1.1. A-BPM-wachtmodus
In de A-BPM-wachtmodus, geeft de OLED als volgt de huidige
tijd aan, tezamen met het-symbool.
In de wachtmodus worden de indicatoren automatischverborgen.
Druk op een knop om de display-items weer te geven.
De A-BPM-wachtmodus is een status waarbij de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd.

Huidige tijd

21

6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd
Stel de slaapmodus in op "ON" in het vooringestelde
programma.
Wanneer de EVENT -knop wordt ingedrukt tijdens A-BPM,
wordt de intervaltijd verdubbeld.
Wanneer de EVENT -knop opnieuw wordt ingedrukt tijdens
A-BPM, wordt de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.
Zie "8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's" voor informatie
over het instellen van de slaapmodus.
T: Intervaltijd

Bloeddrukmeting
T

T

2T

2T

2T

EVENT -knop
Start A-BPM
Sla parameters van de slaapmodus op

T

T

Tijd

EVENT -knop

6.1.3. Meting stoppen
Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens debloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt dehuidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet.
De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de
A-BPM-instellingen.

OpmerkingWanneer de meting wordt stopgezet, wordt de code E07
de OLED weergegeven en in het geheugen opgeslagen.
22in6.2. Meetresultatens
6.2.1. Meetresultaten weergeven
Met de bewakingsfunctie kan de opdracht "Display ON" of "Display
OFF" worden geselecteerd voor het meetresultaat van A-BPM.
De opdracht "Display ON" bevat de functies "Drukwaarde tijdens demeting", "Meetresultaat" en "Foutcode voor het meetresultaat".
Wanneer de opdracht "Display OFF" wordt geselecteerd,
wordt de klok weergegeven.
De fabrieksinstellingen zijn ingesteld op "Display ON".
Raadpleeg "8.2.2 De klok en de bewakingsfunctie voor
metingen".

6.2.2. Meetresultaten opslaan

Let opGegevensverwerking van het meetresultaat
Gebruik het apparaat niet in een sterk elektromagnetisch veld.
Het geheugen voor meetresultaten heeft een capaciteit van
600 gegevenssets.
Wanneer het geheugen vol is, wordt het symbool
weergegeven en kan de recorder geen metingen uitvoeren
totdat gegevens uit het geheugen worden verwijderd.

OpmerkingVerwijder gegevens uit het geheugen voordat u de recorder aan
een nieuwe patiënt geeft. We raden aan om voor iedere
persoon aparte geheugengegevens op de recorder tegebruiken. Als de recorder gegevens van meerdere mensen
opslaat, kunnen gegevens mogelijk niet juist worden verwerkt.
23

6.2.3. Meetresultaten uitvoeren
De meetgegevens die zijn opgeslagen in het geheugen kunnen
worden uitgevoerd naar het randapparaat via USBgegevensoverdracht.
Zie "8.7 De recorder aansluiten op een gespecialiseerd
randapparaat".

Let opVerwijder in geen geval de kabel terwijl USB-communicatie
plaatsvindt.
De gegevens kunnen hierdoor beschadigd raken.

OpmerkingWanneer de batterij-indicator
aangeeft, kan
gegevensoverdracht niet worden gebruikt. Vervang debatterijen om gegevensoverdracht te gebruiken.

6.2.4. ID-nummers
Het ID-nummer in de fabrieksinstellingen is "0".
Configureer ID-nummers met behulp van een gespecialiseerd
randapparaat.

OpmerkingID-nummers kunnen niet met de recorder worden
geconfigureerd, maar alleen via een gespecialiseerd
randapparaat.

24

7. De recorder voorbereiden
7.1. De batterijen plaatsen (batterijen vervangen).
Let opPlaats twee nieuwe batterijen voordat u de recorder aansluit;
let hierbij op de richtingen van de "+" en "-" in het batterijvak.
Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
Verwijder batterijen uit de recorder als deze gedurende een
langere tijd niet zak worden gebruikt. Batterijen kunnen
lekken en een defect veroorzaken.
Gebruik twee alkalinebatterijen van type LR6 ofaangewezen oplaadbare AA Ni-MH-batterijen.
Wanneer u de batterij in het batterijvak plaatst, drukt ueerst op de veeraansluiting met de "-"-aansluiting van debatterij. Plaats vervolgens de "+"-aansluiting.
Als de batterij wordt geplaatst met de "+"-aansluiting eerst,
kan de huls van de batterij beschadigd raken door deveeraansluiting.
Combineer nooit verschillende soorten batterijen of
gebruikte en nieuwe batterijen. Dit kan een lekkage,
oververhitting of schade veroorzaken.

OpmerkingWanneer het batterijniveau op niveau 1
staat, vervangt u
de batterijen door twee nieuwe voordat u de recorder bevestigt.
De recorder kan geen bloeddrukmeting of gegevensoverdracht
uitvoeren terwijl niveau 1
wordt weergegeven.
Wanneer de batterij en ingebouwde batterij beide leeg zijn,
wordt er niets weergegeven.
Plaats de batterijen zoals aangegeven door her
richtingssymbool ().
25

Procedure

Stap 1. Open de batterijklep.

Plaats debatterijen.

Stap 2. Verwijder de gebruikte
batterijen.
Stap 3. Raadpleeg het symbool
voor de richting () inhet batterijvak. Plaats
twee nieuwe batterijen
met de "+"- en "-"aansluiting in de juiste
richting.

Open.

Druk op de
veeraansluiting met de"-"-aansluiting van debatterij.

Verwijder batterijen.

Stap 4. Plaats de batterij door
op de "+"-aansluiting te
drukken.

Sluit.

Druk op veeraansluiting.
Plaats.

Stap 5. Plaats de tweede
batterij op dezelfde
manier.
Stap 6. Sluit de batterijklep.

Let opHoud de batterijen en de batterijklep buiten het bereik van
baby's en kinderen, om verstikkingsgevaar door inslikken of
andere ongevallen te voorkomen.
Gebruik standaard AA-batterijen. Gebruik geen
opgezwollen batterij, oplaadbare batterij of een batterij die
in tape is gewikkeld. Hierdoor kan de klep mogelijk moeilijk
worden geopend.
26

7.1.1. Batterijen vervangen
Meetresultaten en instellingen worden opgeslagen wanneer debatterijen worden verwijderd. Wanneer de ingebouwde batterij
leeg raakt, wordt de datum ingesteld op 01-01-2017 00:00.
Controleer de tijd en stel deze in op de huidige tijd wanneer
de batterijen worden vervangen. Zie "8.2.2. De klok en de
bewakingsfunctie voor metingen" om de klok in te stellen.

7.2. De houder voorbereiden
OpmerkingWanneer de houder wordt bevestigd, gebruikt u de riemaccessoire.
We raden u aan een riem te gebruiken om de recorder tebevestigen bij de patiënt.
Gebruik de houderaccessoire wanneer derecorder wordt gebruikt.
Bevestig de houder aan de riemaccessoireof aan de riem van de gedragen kleding.

HouderRiem

27

7.3. Inspectie voor gebruik
Let opControleer of de recorder voordat u deze gebruikt om u zeker
te stellen van de prestaties, veiligheid en effectiviteit hiervan.
Controleer de volgende lijst voordat/nadat u de batterijen installeert.
Als een probleem wordt gevonden, stopt u met het gebruik van derecorder en bevestigt u het label "Defect" of "Niet gebruiken".
Neem contact op met uw lokale leverancier om het apparaat telaten repareren.

7.3.1. Checklists voor de plaatsing van de batterij
Nr.

Functie

Beschrijving
Geen schade of vervorming als gevolg van vallen.

1

Buitenzijde

2

Batterij

Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Vervang deze door twee nieuwe batterijen
voordat de patiënt de recorder gebruikt.

3

ManchetControleer of de manchet niet gerafeld is. Alsde manchet gerafeld is, kan deze barsten door
de interne druk.

4

Controleer of er geen knikken of vouwen in deluchtslang zitten.
Aansluiting
van manchet Controleer of de luchtaansluiting en deconnector stevig zijn aangesloten.

5Aansluitingen

Geen schade aan of loszitten van knoppen,
schakelaars etc.

Controleer of er geen schade is aan deaccessoires. (houder, riem, etc.)28

7.3.2. Checklists na de plaatsing van de batterijNr.
1

Gedeelte
Batterij

Beschrijving
Controleer of er geen brand, rook of sterke
geuren zijn.
Controleer of u geen vreemd geluid hoort.

2

Display

Controleer of het scherm alles correct
weergeeft.

3

Werking

Controleer of de recorder correct werkt.

4

MetingControleer of de meting juist kan worden
uitgevoerd en dat de plaatsing van de manchet,de meting, de display en de resultaten juist zijn.

8. Bediening
8.1. Stroomschema bedieningsfuncties
OpmerkingDe oorspronkelijke instellingen (van de ingebouwde klok,
bewakingsfunctie en beginwaarde voor drukregeling) en het
vooringestelde programma voor A-BPM hoeven niet elke keer
te worden ingesteld. Voer de instellingen uit wanneer derecorder voor het eerst wordt gebruikt, wanneer de instellingen
verloren zijn gegaan of wanneer de instellingen moeten worden
gewijzigd.
Deze instellingen kunnen ook worden uitgevoerd via een
gespecialiseerd randapparaat. Zie de handleiding van ABPM
Data Manager voor meer informatie.
29

De batterijen installeren.
De oorspronkelijke instellingen van de ingebouwde klok,
bewakingsfunctie voor metingen en drukregelingwaarde.

A-BPM

Sla vooringesteld programma A-BPM op.
Bevestig de recorder en manchet.
Start A-BPM door de
EVENT -knop ingedrukt te houden.
A-BPM

Onderbreek A-BPM door de
EVENT -knop opnieuw ingedrukt te houden.

Sluit de recorder aan op een gespecialiseerd randapparaat.
Gegevens worden verwerkt.
Reinig en bewaar het product.

Volledige gebruiksprocedure30

8.2. Oorspronkelijke instellingen
8.2.1. Fabrieksinstellingen
De fabrieksinstellingen (oorspronkelijke instellingen) worden
hieronder beschreven:

Algemene functies van de instellingen
Functie

Fabrieksinstelling

Bewakingsfunctie

ON (wordt aangegeven)

Jaar, Maand, Dag, Uur, Minuut Datum van verzending

Functies van A-BPM
Functie

Fabrieksinstelling

Slaapmodus

OFFIntervaltijd wanneer de slaapmodus is ON

30 minuten

Starttijd voor sectie 1

0 uur

Intervaltijd voor sectie 1

30 minuten

Starttijd voor sectie 2

0 uur #1

Starttijd voor de automatische metingOFF

Werkingstijd van automatische metingOFF

De inhoud van de fabrieksinstellingen

A-BPM start zodra de EVENT -knop ingedrukt wordt
gehouden. De bloeddruk wordt elke 30 minuten gemeten totdat
A-BPM wordt onderbroken door de knop EVENT opnieuw
ingedrukt te houden.

#1 : De instellingen tussen de intervaltijd voor sectie 2 en deintervaltijd voor sectie 6 worden weggelaten omdat destarttijden van sectie 1 en 2 dezelfde waarde hebben.
31

8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd
via de volgende methoden.
Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met behulp van een gespecialiseerd randapparaat dat op derecorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars

Stap 1. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 2. Als het symbool
wordt weergegeven, houdt u de
EVENT -knop ingedrukt om A-BPM te onderbreken.
Het symbool
wordt uitgeschakeld.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
houd de EVENT -knop ingedrukt tot Display(na Sleep ) wordt weergegeven in de OLED.
Stap 4. De volgende zijn de bedieningsknoppen:
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie, einde van instellingen.
Gebruik deze knoppen vervolgens in andere items.
Stap 5. Druk na het configureren van de instellingen op de
START/STOP -knop om terug te gaan naar de wachtmodus.
Functie
OLED
Bewakings- Display
functie
xx
Clock
Jaar
Year xx
Maand ClockMon. xx
Clock
Dag
Day
xx
Clock
Uur
Hour xx
Minuut ClockMin.
xxBereikxx = OFF, ON
xx =17 t/m 99.

xx =1 tot 12 maandenxx =1 tot 31 dagenxx =0 tot 23 uur

xx =0 tot 59 minuten
32

Laatste twee cijfers van het jaar.

Ingesloten tekens : Fabrieksinstellingen en oorspronkelijke
instellingen wanneer de batterijen helemaal leeg zijn.

8.2.3. Beginwaarde voor drukregeling
Wanneer het symbool
wordt weergegeven op de OLED,
wordt de eerste drukregelingswaarde ingesteld op AUTO, zodat er
automatisch een juiste drukregelingswaarde wordt geselecteerd.
Wanneer het symbool
verborgen is, wordt de eerste
drukregelingswaarde ingesteld op 180 mmHg.

8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd
via de volgende methoden.
Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met behulp van een gespecialiseerd randapparaat dat op derecorder wordt aangesloten via de USB-kabel.
A-BPM kan alleen worden gebruikt terwijl de automatischemeting wordt uitgevoerd.

OpmerkingSpecificeer de starttijd en de interval die is berekend vanafde tijd waarop het
symbool in eerste instantie op de
OLED werd weergegeven.
Deze moeten opnieuw worden gespecificeerd wanneer u een
andere A-BPM gebruikt.

33

Bediening via knoppen en schakelaars

Stap 1. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 2. Als het symbool
wordt weergegeven, houdt u de
EVENT -knop ingedrukt om A-BPM te onderbreken.
Het symbool
wordt uitgeschakeld.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot Sleep wordt
weergegeven op de OLED.
Stap 4. Stel de slaapmodus in met de volgende knoppen.
Als de slaapmodus op "ON" staat, gaat u door naar stap 5.
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie.
Stap 5. Geef de starttijd en interval op voor maximaal zes secties
met de volgende knoppen.
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie.
Stap 6. Geef de starttijd en werkingstijd van de automatischemeting op met de volgende knoppen.
EVENT -knop ............... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -knop ..... Beslissing, volgende functie, einde
van instellingen.
Stap 7. Na het voltooien van de instellingen komt de recorder weer inde wachtmodus.

Let opVerwijder de batterijen niet terwijl de instellingen worden geladen.
Als de batterijen worden verwijderd, voert u de instellingen
opnieuw in.

34

8.3.1. Functies en parameters A-BPM
Het vooringestelde programma voor A-BPM werkt als volgt:
Functie

OLED
Parameter
Sleep
Slaapmodus#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervaltijd
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuten
Hour 1
Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie1
Cycle 1
Intervaltijd
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuten
Hour 2Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie2
Intervaltijd Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
xx
Starttijd Hour 3 xx = 0 tot 23 uur
xx
Sectie3
Cycle
3Intervaltijd
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Starttijd Hour 4 xx = 0 tot 23 uur
xx
Sectie4
Intervaltijd Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
xx
Hour
5
Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie5Intervaltijd Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
xx
Hour
6
Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie6
Cycle 6
Intervaltijd
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
START
Starttijd#3, #4xx xx = OFF , 0 tot 23 uur
Operation
Werkingstijd#3, #4xx xx = OFF , 1 tot 27 uur
Automatische meting

Ingesloten tekens
35: Fabrieksinstellingen.

#1 : Wanneer de slaapmodus op "ON" is ingesteld, kunnen destarttijd en werkingstijd van de automatische meting en deintervaltijd van de slaapmodus worden gebruikt. De intervaltijd
van deze secties (1 t/m 6) kan niet worden gebruikt.
#2 : Wanneer de slaapmodus op "OFF" is ingesteld, wordt deintervaltijd voor de slaapmodus niet weergegeven.
#3 : Als de starttijd is opgegeven terwijl de werkingstijd op"OFF" is ingesteld, start de automatische meting zodra de
EVENT -knop ingedrukt wordt gehouden op de vooringestelde
starttijd en gaat het proces door tot de EVENT -knop
opnieuw ingedrukt wordt gehouden.
Als de EVENT -knop opnieuw ingedrukt wordt gehouden,
wordt de automatische meting onmiddellijk voortgezet.

OpmerkingWanneer de werkingstijd is opgegeven, blijft deautomatische meting zelfs als de EVENT -knop tijdens deautomatische meting wordt gebruikt, doorgaan zolang dewerkingstijd duurt vanaf het tijdstip waarop de EVENT knop oorspronkelijk is gebruikt.
#4 : Als de starttijd op "OFF" wordt ingesteld en werkingstijd is
opgegeven, voert de automatische meting de eerste
bloeddrukmeting uit zodra de EVENT -knop ingedrukt wordt
gehouden, en blijft het meten voortduren zolang dewerkingstijd duurt.
Als de EVENT -knop opnieuw ingedrukt wordt gehouden
tijdens de automatische meting, wordt deze stopgezet.
Als de EVENT -knop opnieuw ingedrukt wordt gehouden,
wordt de automatische meting uitgevoerd zolang dewerkingstijd aangeeft.
36Opmerking
Als de starttijd is opgegeven en de EVENT -knop opnieuw
ingedrukt wordt gehouden tijdens de automatische meting,wordt deze meting stopgezet. Als de EVENT -knop opnieuw
ingedrukt wordt gehouden, wordt de automatische meting
onmiddellijk gestart.

De inhoud van het item

Slaapmodus:
U kunt de intervaltijd opgeven voor de automatische meting.
De intervaltijd van secties 1 t/m 6 kan niet worden gebruikt.
Zie "6.1.2 Slaapfunctie en intervaltijd".
Sectie:Een periode van 24 uur kan in maximaal zes secties worden
onderverdeeld. U kunt voor elke sectie de starttijd en interval
opgeven. A-BPM kan alleen worden gebruikt terwijl deautomatische meting wordt uitgevoerd.

Automatische meting:
A-BPM kan van begin tot eind worden beheerst. Geef destarttijd en werkingstijd op. Zie "8.3.2. Voorbeelden van
A-BPM-programma's".

37

8.3.2. Voorbeelden A-BPM-programma's
Voorbeeld Starttijden en intervallen. Vereenvoudigde invoer.
Dubbele secties
De starttijd voor sectie 1 = 7:00
De intervaltijd voor sectie 1 = 15
De starttijd voor sectie 2 = 22:00
De intervaltijd voor sectie 2 = 60
De starttijd van sectie 3 =7:00 .. Hetzelfde als voor sectie 1
Sectie 3 en de volgende items worden niet weergegeven omdat
de starttijd van sectie 3 hetzelfde is als die van sectie 1.
Wanneer de starttijd van sectie 2, 3, 4, 5 of 6 hetzelfde is als
sectie 1, worden deze starttijden en intervallen niet
weergegeven.

Voorbeeld 1 Automatische meting

De starttijd voor de automatische meting = OFF,De werkingstijd voor de automatische meting = OFF.
Nadat A-BPM is gestart, wordt de bloeddrukmeting volgens destarttijd en interval van elke sectie uitgevoerd tot A-BPM wordt
onderbroken.
Bloeddrukmeting
Niet gemeten

Sectie 1
A-BPM wordt gestart.

Sectie 2
A-BPM wordt onderbroken.

38

Tijd

Voorbeeld 2 Automatische meting

De starttijd voor de automatische meting = 7:00,
De werkingstijd voor de automatische meting = OFF.
Zodra A-BPM is gestart, wordt de bloeddrukmeting gestart om
7:00. A-BPM wordt voortgezet volgens de starttijd en intervalvan elke sectie tot de meting wordt onderbroken.
7:00 Bloeddrukmeting
Niet gemeten

Sectie 1
A-BPM wordt gestart.

Sectie 2
A-BPM wordt onderbroken.

Tijd# Zelfs als het symbool
eerst wordt verborgen en dan weer
wordt weergegeven tijdens de automatische meting, wordt deautomatische meting voortgezet.

Voorbeeld 3 Automatische meting

De starttijd voor de automatische meting = OFF,De werkingstijd voor de automatische meting = 26 uur.
Nadat A-BPM is gestart, wordt de bloeddrukmeting gedurende
26 uur volgens de starttijd en interval van elke sectie uitgevoerd.
Bloeddrukmeting
Niet gemeten

Sectie 1
A-BPM wordt gestart.

Sectie 2
Na 26 uur

Tijd

# Zelfs als het symbool
eerst wordt verborgen en dan weer
wordt weergegeven tijdens de automatische meting, wordt deautomatische meting niet voortgezet na verstrijken van dewerkingstijd.
39

8.4. Meetgegevens verwijderen

Doel van bewerking en uitleg van functie

Meetgegevens worden verwijderd maar de instellingen worden
niet verwijderd.
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd
via de volgende methoden.
Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met behulp van een gespecialiseerd randapparaat dat op derecorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

Let opAls meetgegevens verwijderd zijn, kunnen deze niet meer
worden gebruikt. Maak een back-up van de gegevens
voordat u deze verwijdert.
Verwijder de meetgegevens voor de laatste patiënt voordat
de volgende patiënt de recorder gebruikt.
Het verwijderen van de gegevens kan zo'n tien seconden duren.
Gebruik het apparaat niet terwijl er gegevens worden verwijderdom ervoor te zorgen dat de verwijdering correct verloopt.

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars

Stap 1. Als de display verborgen is, drukt u op de knop START/STOP
of EVENT om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
Stap 2. Als het symbool
wordt weergegeven, houdt u deknop EVENT ingedrukt om A-BPM te onderbreken.
Het symbool
wordt uitgeschakeld.
Stap 3. Houd terwijl u de START/STOP -knop ingedrukt houdt,
de EVENT -knop ingedrukt tot DataClear (na Sleep
en Display ) in de OLED wordt weergegeven.
Stap 4. Selecteer een bewerking.
Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de START/STOP knop ingedrukt te houden. Erasing begint te knipperen
onder DataClear in de OLED en het verwijderen vangegevens start. Ga na verwijdering door met stap 5.
Als u de gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op
de EVENT -knop en gaat u door met stap 5.
Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.
40

8.5. Het product bevestigen aan de patiënt
8.5.1. Informatie voor patiënten
Leg het volgende uit aan de patiënt, zodat hij of zij de recorderveilig kan gebruiken.

Voorzorgsmaatregel tijdens de bloeddrukmeting

Ontspan de arm en blijf rustig wanneer het opblazen begint.

Blijf tijdens de meting in dezelfde positie zitten.
Vermijd trillingen en geluid tijdens de meting.
De bloeddruk wordt gedurende ongeveer 1 minuut na dedrukregeling gemeten. Blijf stil zitten tot de meting is afgerond.
Het meetproces na het opblazen en voor het leeg laten lopen
van de manchet duurt tot 170 seconden.
Na de drukregeling kan de manchet opnieuw worden
opgeblazen om de bloeddruk opnieuw te meten. Dit kan
worden veroorzaakt door beweging van het lichaam enz.
Mogelijk start de recorder de bloeddrukmeting na ongeveer
120 seconden indien de meetgegevens ongeldig zijn en devolgende meting 8 minuten later plaatsvindt. Dit kan wordenveroorzaakt door beweging van het lichaam enz.
Mogelijk zit de recorder in de weg bij de bediening vanvoertuigen en machines. Bedien geen voertuigen enmachines terwijl u de recorder draagt.

41

De meting stoppen of onderbreken

Druk op de START/STOP -knop om de bloeddrukmeting testoppen. Er wordt een foutcode opgeslagen in het geheugen.
De bloeddruk wordt opnieuw gemeten na 120 seconden.
Voor A-BPM wordt alleen de huidige bloeddrukmeting stopgezet
en wordt een nieuwe meting uitgevoerd op de volgende
starttijd.
Als u A-BPM wilt onderbreken, moet u de EVENT -knop
ingedrukt houden, zodat het symbool
uit gaat.

Verwijder de manchet als de huidige bloeddrukmeting niet kan
worden gestopt met de START/STOP -knop.

Let opDruk op de START/STOP -knop om de bloeddrukmeting stop
te zetten. Er wordt een foutcode opgeslagen in het geheugen.
Tijdens A-BPM wordt alleen de huidige bloeddrukmetingstopgezet en wordt een nieuwe meting uitgevoerd op devolgende starttijd.
Wanneer de arm pijn doet of er onvoorziene omstandigheden
optreden, stopt u de meting, verwijdert u de manchet en
raadpleegt u de arts.
Onderbreek A-BPM door de knop EVENT ingedrukt tehouden, zodat het symbool
uit gaat.
Houd de EVENT -knop opnieuw ingedrukt om de automatischemeting van A-BPM voort te zetten. Het symbool
wordt
weergegeven op de OLED en LCD. Er worden voortdurend
gegevens vastgelegd, met uitzondering van deonderbrekingsperiode.

42

De handmatige meting gebruiken tijdens A-BPM

De procedure voor tijdelijke meting die niet in het vooraf
ingestelde programma is opgenomen.

Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaannaar de A-BPM-wachtmodusweergave.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop om de bloeddruk direct temeten tijdens A-BPM.
Stap 3. Meetresultaten worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens demeting, wordt de meting onderbroken.

Voorzorgsmaatregelen bij het dragen van de recorder

De recorder is een precisie-instrument. Laat de recorder niet
vallen en zorg dat de recorder geen schokken ondervindt.
De recorder en manchet zijn niet waterdicht (waterbestendig).
Zorg ervoor dat het product niet in aanraking komt met regen,zweet en water.

Plaats geen voorwerpen op het product.
Wanneer de manchet wordt verplaatst door overmatige
beweging of oefeningen, bevestigt u de manchet weer.
Plaats de luchtslang zodanig dat er geen knikken in zitten en deslang niet rond de nek ligt wanneer u slaapt.

Batterijen vervangen

Wanneer het symbool
wordt weergegeven, kan de recorder
geen bloeddruk meten of communiceren met een gespecialiseerd
randapparaat. Vervang de batterijen direct door twee nieuwe.
438.5.2. Manchethoes
OpmerkingHoud de manchet en de manchethoes schoon.
Vervang de manchethoes bij iedere persoon.
Gebruik de passende optionele manchethoezen.

448.5.3. De manchet, houder en recorder bevestigen

Let opBevestig de manchet niet als de patiënt een
huidontsteking, externe wonden enz. heeft.
Verwijder de manchet als de patiënt een huidontstekingof ander symptoom heeft.
Zorg dat de luchtslang niet rond de nek en het lichaam
wordt gedraaid.
Wees voorzichtig als u de recorder bij kleine kinderen
gebruikt, vanwege een Gevaar voor verstikking.
Sluit de connector van de luchtslang goed aan totdat deze
niet meer verder draait. Als de luchtslang niet goed isaangesloten, kan dit het ontsnappen van lucht en
meetfouten veroorzaken.

Opmerking

Bevestig de manchet op de juiste positie en wikkel deze rondde arm zodat de bloeddruk op de juiste manier wordt gemeten.
Voorkom dat de manchet en luchtslang trillen tijdens de meting.
De recorder meet kleine wijzigingen in de luchtdruk in de manchet.
De meegeleverde manchet is een manchet voor volwassenenvoor de linkerarm. Als deze manchet niet past, koopt u een
optionele manchet.
Omvang arm
Kleine manchet
15 tot 22 cm
05,9" tot 08,7"
Manchet voor volwassenen 20 tot 31 cm
07,8" tot 12,2"
Grote manchet
28 tot 38 cm
11,0" tot 15,0"
Extragrote manchet voor linkerarm 36 tot 50 cm
14,2" tot 19,7"
Houd de manchet school.
We bevelen aan dat de patiënt de houder en riem gebruikt.
De manchet bevat geen natuurlijk rubber (latex).
45

De manchet, recorder en houder bevestigen

Stap 1. Steek het uiteinde van de manchet door de ring en maak er
een armband van.
Stap 2. Zoek de bovenarmslagader van de linkerarm via palpatie.
Stap 3. Bevestig de manchet direct op de huid zodat de witte markering direct
boven de bovenarmslagader zit en de onderrand van de manchet
ongeveer 1 - 2 cm boven de binnenkant van de elleboog zit.
Stap 4. Wikkel de manchet om zodat de ring binnen het bereik valt,
de manchet vlak ligt en niet naar beneden schuift, maar laat
ruimte over zodat u twee vingers tussen de manchet en dearm kun steken.
Stap 5. Bevestig de luchtslang met tape zodat deze over de schouder loopt.
Stap 6. Steek de riem door de houder.
Stap 7. Pas de riem aan zodat de houder aan de linkerkant zit.
Stap 8. Sluit de luchtplug aan op de luchtaansluiting van de recorder.
Stap 9. Plaats de recorder in de houder.
Ring

Bovenarmslagader
Witteslagadermark
ering Ongeveer
1 - 2 cm boven

Witte slagadermarkering
Houd ruimte over voor
twee vingers

46

Tape

Luchtslang

Klem

Luchtslang

ManchetRiem
HouderLuchtplug
Luchtaansluiting

PlaatsHouderRiem
47

8.6. Bedieningsfuncties bloeddrukmeting
8.6.1. Bedieningsfuncties A-BPM
Wanneer A-BPM wordt gestart, wordt de bloeddruk gemeten
volgens de vooringestelde parameters.

OpmerkingStel de ingebouwde klok en beginwaarde voor drukregeling invoordat u de meting uitvoert, aangezien A-BPM deze gebruikt.
Zie "8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen"en "8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's".
Onderbreek A-BPM wanneer de recorder wordt verwijderd doorde EVENT -knop ingedrukt te houden.
Als de recorder wordt verwijderd tijdens A-BPM, wordt demanchet met ingang van de volgende starttijd opgepompt
en kan de manchet barsten.
Wanneer A-BPM wordt hervat, houdt u de EVENT -knop
opnieuw ingedrukt.
Het symbool

wordt weergegeven terwijl A-BPM wordt gebruikt.

Handmatige bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd tijdens de
A-BPM-wachtmodus.
Het meetresultaat van de handmatige bloeddrukmeting kan
worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer A-BPM wordt stopgezet, wordt de foutcode E07
weergegeven in de OLED en wordt deze in het geheugen
opgeslagen.

A-BPM starten

Stap 1. Houd de

EVENT -knop ingedrukt.

Stap 2. Het symbool
wordt weergegeven op de OLED.
A-BPM A-BPM wordt gestart.
48

A-BPM uitstellen
Stap 1. Houd deStap 2. Het

EVENT -knop ingedrukt.

-symbool wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de START/STOP -knop wordt ingedrukt tijdens debloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt dehuidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet.
De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens
de A-BPM-instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM(Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-wachtmodus iseen status waarbij de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens deintervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop tijdens de A-BPMwachtmodus.

De intervaltijd verdubbelen of opnieuw instellen

Wanneer de slaapmodus op "ON" staat en de EVENT -knop
wordt ingedrukt tijdens A-BPM-wachtmodus, wordt deintervaltijd verdubbeld.

49

8.6.2. Handmatige meting
Gebruik handmatige bloeddrukmeting voor een voorlopige
testmeting en een directe bloeddrukmeting.

OpmerkingHandmatige bloeddrukmeting kan direct worden uitgevoerd
tijdens een wachtmodus.
Het meetresultaat wordt opgeslagen in het geheugen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting voor A-BPM)

Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om terug te gaan naar
de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-wachtmodus
is een status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens
de intervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -knop tijdens de A-BPMwachtmodus.

50

8.6.3. Metingen stoppen en onderbreken
De A-BPM-functie kan zo nodig worden onderbroken. Lopende
A-BPM of handmatige bloeddrukmetingen kunnen direct worden
gestopt of onderbroken.

OpmerkingWanneer de bloeddrukmeting wordt stopgezet, wordt decode E07 in de OLED weergegeven en in het geheugen
opgeslagen.

A-BPM uitstellen
Stap 1. Houd deStap 2. Het

EVENT -knop ingedrukt.

-symbool wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Lopende bloeddrukmetingen stopzetten

Wanneer op de START/STOP -knop wordt gedrukt tijdens debloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt dehuidige meting gestopt.
A-BPM gaat echter door. De volgende bloeddrukmeting wordt
uitgevoerd volgens de instellingen voor A-BPM.

51

8.7. De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat
8.7.1. Aansluiten via een USB-kabel
Zie de handleiding van ABPM Data Manager voor decommunicatie-instellingen.

Let opDe kabel aansluiten
Sluit een goedgekeurde USB-kabel aan op de micro-USBaansluiting.
Sluit de kabel in de juiste richting aan. Als de kabel niet
correct wordt aangesloten, kan dit leiden tot defecten enstoringen. Controleer of de aansluitkabel goed isaangesloten.
U kunt geen bloeddruk meten terwijl USB-communicatie
plaatsvindt.
Sluit de patiënt niet aan terwijl de recorder op de kabel isaangesloten. De kabel kan rond het lichaam of de nek
worden gedraaid.
Een gespecialiseerd randapparaat voorbereiden
Verwijder de recorder en de manchet bij de patiënt voordat
u de recorder (TM-2440) aansluit op een gespecialiseerd
randapparaat.
Als niveau 1
is wordt weergegeven, sluit u derecorder (TM-2440) pas op de randapparatuur aan zodra
u de batterijen hebt vervangen.

52

De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat via de
USB-kabel
Stap 1. Open de micro-USB-aansluiting op de recorder.
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.

Micro-USB-aansluiting
USB-kabel

Gegevenscommunicatie met een gespecialiseerd randapparaat starten
Stap 1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de recorder en het
gespecialiseerde randapparaat.

Stap 2. U hoort de zoemer en het volgende symbool wordt
weergegeven op de OLED. De gegevenscommunicatie
gaat in de stand-bymodus.

Stand-bymodus

Stap 3. Voer de analyse uit met het gespecialiseerde randapparaat.
De gegevenscommunicatie komt alleen in de actieve
onlinemodus tijdens USB-communicatie.
Actieve onlinemodus

Gegevenscommunicatie met een gespecialiseerd randapparaat stoppen
Stap 1. Verwijder de kabel in de stand-bymodus.
53

9. Onderhoud
9.1. Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer
Medische instrumenten als deze recorder moeten worden
onderhouden, zodat ze goed functioneren wanneer dit nodig
is en zodat de veiligheid van de patiënt en de gebruiker wordt
gewaarborgd. Als basisregel geldt dat de gebruiker dit
instrument dagelijks moet inspecteren, bijvoorbeeld doorde regels voor "Inspectie vóór het gebruik" na te leven.
Dagelijkse controle, zoals de inspectie vóór het gebruik, is nodig
om te zorgen dat de recorder goed blijft werken, veilig is en
effectief blijft.
We raden aan om ieder jaar een periodieke inspectie van derecorder uit te voeren.

OpmerkingMedische instellingen moeten het onderhoud uitvoeren om tezorgen dat het medische instrument veilig wordt gebruikt.

54

9.2. Het product reinigen
Let opReinig de recorder voor en na gebruik.
Reinig de recorder voordat u deze bij de volgende patiënt
gebruikt.
U mag de recorder niet met water besproeien of in water
onderdompelen om deze te reinigen. Dit kan een storing
veroorzaken.
Droog de recorder nadat u deze met water en deantiseptische oplossing afveegt, zodat de vloeistof niet
in de recorder terecht komt.
Desinfecteer de recorder van tijd tot tijd om infecties tevoorkomen. Gebruik geen steriliseerapparaat op derecorder.
Gebruik geen organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld:
thinner) of povidonjoodoplossing om de recorder te reinigen.
Dit kan verkleuring, schade en defecten veroorzaken.
Gebruik geen haardroger etc. om de recorder te drogen.
Dit kan defecten en beschadigingen veroorzaken.

Controle na het reinigen van de manchet

Controleer of de manchetblaas goed in de manchetdoek isaangebracht. Als deze niet goed is aangebracht, kan tijdens
het opblazen hiervan schade of een explosie optreden.

De recorder reinigen

Veeg het vuil en stof van de behuizing van de recorder met een
gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goedis uitgewrongen. Indien zich bloed of medicijnresten etc. op debehuizing bevinden, dient u deze eerst te reinigen met een
gaasje dat met antiseptische oplossing is bevochtigd en dat u
goed hebt uitgewrongen. Veeg de vochtige behuizing vervolgens
af met een gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en
dat goed is uitgewrongen.
55

We bevelen de chemicaliën in de tabel (Voorbeelden van
bruikbare antiseptische oplossingen (naam ingrediënt))aan als bruikbare chemicaliën (naam ingrediënt).

De manchet reinigen

Wanneer u de manchethoes en manchetdoek reinigt, moet u demanchetblaas uit de manchetdoek verwijderen. Reinig het vuilen stof met een gaasje dat met water of warm water isbevochtigd en dat goed is uitgeknepen.
Raadpleeg de antiseptische oplossingen in de tabel(Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen(naam ingrediënt)) voordat u tot desinfectie overgaat.
Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen(naam ingrediënt)Naam onderdeel

Naam product

Benzalkoniumchloride Benzalkoniumchloride 10%-oplossing
Isopropanol

70% in 1-propanol

Ethanol

Ethanol voor desinfectie 76,9 - 81,4 vol%Lees het voorschrift op het product en gebruik het.

Opmerking
Manchetten en luchtslangen zijn verbruiksgoederen.
Als zich vaak meetfouten voordoen of als de bloeddruk niet
kan worden gemeten, moeten deze door nieuwe exemplaren
worden vervangen.
Zie "10. Optionele artikelen (te bestellen)" in deze
handleiding.

56

9.3. Periodieke inspectie
Voer dagelijks een inspectie uit zodat u de recorder goed kunt
blijven gebruiken. De inspectie wordt hierna beschreven:

9.3.1. Inspectie batterij voor installatie
Items

Beschrijving
Geen schade of vervorming als gevolg van vallen.
Buitenzijde
Geen vuil, roest of krassen op enig deel.
Geen scheuren in of ratelen van het paneel.
Geen beschadiging en geen ratelen van
Werkingschakelaars en knoppen.
Display
Geen vuil of krassen op de display.
De luchtslang mag niet geknikt zijn. Als er lucht
achterblijft in de manchet, kan dit perifere
disfunctie veroorzaken doordat debloedcirculatie in de arm wordt gestremd.
De manchetblaas is goed in de manchetdoek
aangebracht.
De manchet vertoont geen rafels. De manchet
toont geen slijtage.
Vervang de manchet indien u een probleem aantreft.
MetingDe manchet is een gebruiksgoed.
ManchetAls er een scheur of hechtmateriaal te zien is in deverbinding tussen de manchet en de manchetblaas.
Als de luchtslang zijn flexibiliteit verliest en hard
wordt.
Als het oppervlak van de luchtslang gaat
glimmen of olieachtig aanvoelt.
Als de luchtblaas barsten vertoont.
We bevelen aan dat u manchetten elke drie jaar
vervangt, ongeacht hoe vaak u deze gebruikt.
Draagmiddelen Geen schade aan de houder, riem en manchet.
De luchtslang is goed op de luchtaansluiting
Verbinding
aangesloten.
579.3.2. Inspectie na de plaatsing van de batterij
Functie
Buitenzijde
Werking
MetingManchetInspectie van
bloeddrukwaarde

Beschrijving
Geen brand, rook of sterke geuren.
Geen vreemde geluiden.
Geen problemen met het functioneren van
schakelaars en knoppen.
Meetwaarden liggen dicht bij degebruikelijke waarde.
Geen vreemde geluiden of gebeurtenissentijdens de meting.
Als de bloeddrukwaarden onjuist zijn, neemt
u contact op met uw plaatselijke leverancier.

589.4. Wegwerpen
Leef de wetgeving van de plaatselijke overheid op het gebied
van milieubescherming na bij het wegwerpen en recyclen van
het product.

De manchet wegwerpen

Een door de patiënt gedragen manchet is medisch afval.
Werp de manchet op de juiste manier weg volgens de regels
voor medische afval.

De oplaadbare ingebouwde batterij wegwerpen

Let opDe recorder is voorzien van een interne reservebatterij.
Wanneer u de recorder weggooit, dient u deze batterij
passend af te voeren volgens de plaatselijke wet- enregelgeving inzake milieubescherming.

Overige

Naam

Onderdeel
Behuizing
Verpakking
KussenZak
Behuizing
Onderdelen
ChassisBinnen de Reservebatterij
recorder op de printplaat
Batterij

Materiaal
KartonLuchtkussen, speciale behuizing
VinylABS- + PC-hars
Algemene onderdelen
IJzer
Oplaadbare lithium-knoopcelbatterij:
ML2016H
Alkalinebatterij: 1,5V, formaat LR6 of AA
Oplaadbare batterij:
formaat AA
Ni-MH-batterijen, 1.900 mAh of meer59

9.5. Probleemoplossing
Raadpleeg de volgende checklist en lijst met foutcodes voordat
u contact opneemt met uw plaatselijke leverancier.
Als het probleem niet wordt opgelost door deze maatregelen ofals het probleem opnieuw optreedt, dient u contact op te nemenmet uw plaatselijke leverancier.
Probleem
Geen display na
indrukken van
knoppen.

Hoofdoorzaak
De batterij is leeg.

Oplossing
Plaats nieuwe
batterijen.

De OLED kan
verdwijnen als gevolg Verwijder de batterijen
van elektrostatische
en plaats deze opnieuw.
effecten.
De reservebatterij
Gebruik nieuwe
De klok wordt
wordt niet opgeladen. batterijen en laad dezevaak gereset.
#1 gedurende 48 uur op.
Controleer de manchet
De manchet is niet
Geen druken luchtslang op vouwen,
goed aangesloten.
knikken en aansluiting.
Geen USBDe communicatiekabel Controleer of de kabelcommunicatie #2 is verwijderd.
goed is aangesloten.
Kan de batterijklep Er zijn non-standaard Neem contract op met uw
niet openen
batterijen gebruikt.
plaatselijke leverancier.
Geen OLED
tijdens A-BPM.

#1: Gebruikers (onbevoegd onderhoudspersoneel) kunnen dereservebatterij (lithiumbatterij) die op de printplaat in de recorderis geplaatst, niet vervangen. De reservebatterij wordt opgeladen
via de batterijen (formaat LR6 of AA) voor de metingen.
#2: Er is een gespecialiseerd randapparaat nodig.

Let op

Haal de recorder niet uit elkaar en pas hem niet aan.
De recorder kan beschadigd zijn.
60

9.6. Foutcodes
Metingsfoutcodes
Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

Fout: geen luchtdruk Laat alle lucht uit de manchet lopen.
Batterij bijna leeg

Plaats nieuwe batterijen.

Drukregeling is
mislukt

Het oppompen resulteert niet in debeoogde druk.
Controleer de aansluiting met demanchet.
Als er geen problemen zijn met deaansluiting van de manchet, is derecorder mogelijk defect en moet
deze worden gecontroleerd.

Drukwaarde
overschrijdt
299 mmHg

Er kan zich tijdens de drukregelinglichaamsbeweging voordoen. Ontspanen blijf stil tijdens de meting. Inspecteer
de recorder als dat niet helpt.

U kunt geforceerd
Druk alleen op de START/STOP stoppen met deknop als dit echt nodig is.
START/STOP -knop.

Bloeddruk kan niet
worden gemeten.

Het lichaam
beweegt te veel.

De hartslag kan niet worden
waargenomen vanwege bewegingen
van het lichaam of geluid van kleding.
Ontspan en beweeg niet.
Controleer de positie van de manchet.
Als dit defect ook optreedt wanneer depatiënt ontspannen is, dient u contact
op te nemen met uw leverancier om derecorder te laten repareren.
Ontspan en blijf stil tijdens de meting.
61

Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

Buiten bereik,
30
PUL
200 Probeer een andere bloeddrukmeting
Buiten bereik,
als deze fouten meermaals optreden.
30
DIA
160 #1
PP = SYS - DIA
SYS: Systolische bloeddruk
Buiten bereik,
60
SYS
280 DIA: Diastolische bloeddruk
PP: Polsdruk
Buiten bereik,
10PP

150 #1

Als de opblaassnelheid ofMeting duurt langer
leegloopsnelheid traag is, moetdan 180 seconden.
de recorder worden geïnspecteerd.
Leeglopen duurt
langer dan
90 seconden.

De leegloopsnelheid is mogelijk
traag, de recorder moet wordengeïnspecteerd.

Er wordt geenhartslag
waargenomen.

De hartslag wordt niet waargenomen
omdat het lichaam beweegt, enz.
Ontspan en beweeg niet tijdens debloeddrukmeting.

Als de intervaltijd wordt ingesteld op
De instellingen van 120 minuten, kan het verschil tussen
de intervaltijd zijn
de vorige starttijd en de volgende
onjuist.
starttijd niet precies in twee uur
worden verdeeld.
Fout: geen
luchtdruk voor
beveiligingscircuit.

Wordt weergegeven bij de starttijd
van de meting.
Laat alle overgebleven lucht uit demanchet lopen.

62

Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

Hetbeveiligingscircuit
detecteert een tehoge druk.

Mogelijk zijn lichaamsbewegingengedetecteerd tijdens dedrukregeling. Ontspan en
beweeg niet tijdens de meting.
Als deze fout optreedt terwijl depatiënt ontspannen is en niet
beweegt, dient u contact op tenemen met uw leverancier voor
onderzoek.

Codes voor hardwarefouten op de recorder
Code

Betekenis

Geheugenfout

Oorzaak en oplossing
Dit kan zich voordoen in het geval
van een sterke schok, zoals door
het laten vallen van de recorder.
Als deze code vaak wordt
weergegeven, is er een defect in
het ingebouwde geheugen. Neem
contact op met uw leverancier voor
een onderzoek.

OpmerkingDe foutcodes kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

6310. Optionele artikelen (te bestellen)

Manchetten

Naam
Beschrijving
Bestelcode
Kleine manchet
Omvang arm
TM-CF202B
voor de linkerarm 15 tot 22 cm
5,9" tot 8,7"
Manchet voor
Omvang arm
TM-CF302B
volwassenen
20 tot 31 cm
7,8" tot 12,2"
voor de linkerarm
Grote manchet
Omvang arm
TM-CF402B
voor de linkerarm 28 tot 38 cm
11,0" tot 15,0"
Extragrote manchet Omvang arm
TM-CF502B
voor de linkerarm 36 tot 50 cm
14,2" tot 19,7"
Manchet voor
Omvang arm
volwassenen
TM-CF802B
20 tot 31 cm
7,8" tot 12,2"
voor de rechterarm
Wegwerpbare manchet
10 vellen
TM-CF306A
Kleine manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024667-S
Manchethoes voor
voor linkerarm 10 vellen
AX-133024500-S
volwassenen
Grote manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024663-S
Extragrote manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024503-S
Manchethoes voor
voor rechterarm 10 vellen
AX-133024353-S
volwassenen
Kleine manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025101-S
Manchetdoek voor
voor linkerarm 2 vellen
AX-133024487-S
volwassenen
Grote manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025102-S
Extragrote manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025103-S
Manchetdoek voor
voor rechterarm 2 vellen
AX-133025104-S
volwassenen
Luchtslangadapter
TM-CT200-110A
64

Gegevensanalyse
Naam

Beschrijving

USB-kabel

Overige-

Naam

Vel voor activiteitrapport

Beschrijving
10 vellen

Bestelcode
AX-KOUSB4C

Bestelcode
AX-PP181-S

Houder

-AX-133025995

Riem

-

AX-00U44189

Klemmen

5 stuks

65

AX-110B-20-S

11. Bijlage
11.1. Principe van bloeddrukmeting
Meetprocedure: Wikkel de manchet rond de bovenarm. Blaasde manchet op tot een druk die hoger is dan de systolische
bloeddruk. Laat de lucht dan langzaam uit de manchet lopen.
Terwijl de druk in de manchet wordt waargenomen tijdens deleegloopfase, wordt de golfvorm voor de pols tegelijkertijd met dehartslag weergegeven. De golfvorm voor de hartslag wordt ineensbijna net zo hoog als de systolische bloeddruk. De golfvorm neemt
verder toe terwijl de lucht wegloopt, totdat de amplitude op het
hoogste punt is, waarna de golfvorm geleidelijk weer daalt. Deveranderingen in de hartslaggolfvorm worden op de volgende
pagina uitgelegd. Bij een oscillometrische bloeddrukmeting isde systolische bloeddruk het punt waarop de amplitude ineens
stijgt nadat de pols in de manchetdruk wordt gedetecteerd.
De gemiddelde bloeddruk is het punt waarop de amplitude haar
maximum bereikt. De diastolische bloeddruk is het punt waarop
de amplitude geleidelijk afneemt. In feite detecteert de druksensor
de subtiele veranderingen in de manchetdruk na verloop van tijd.
Hij slaat de hartslaggolfvorm op in het geheugen en evalueert desystolische en diastolische bloeddruk volgens het algoritme voor
een oscillometrische meting. De details van het algoritme
verschillen per bloeddrukmeter. De bloeddrukwaarden van
volwassenen en kinderen worden gemeten aan de hand van deoscillometrische methode en worden vergeleken met waarden diezijn gemeten via de auscultatie-methode. Diastolische bloeddruk
wordt gedefinieerd als het eindpunt van fase 4 bij de auscultatiemethode. De hartslaggolfvorm van de manchetdruk is afhankelijk
van het materiaal waarvan de manchet is gemaakt. Daarom blijft
de meting accuraat als de gespecificeerde manchet en het
meetalgoritme worden gebruikt. De luchtslang is minder dan 3,5 m
lang, omdat de propagatie van hartslaggolven tot demping leidt.
66

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Systolische bloeddruk
Gemiddelde bloeddruk
Diastolische bloeddruk

Tijd

Tijd

MicrofoonmethodeOscillometrische
meetmethode

Factoren voor fouten bij bloeddrukmetingen

De hartslaggrafiek kan een objectieve indicator zijnvoor de nauwkeurigheid van metingen. Wanneerzich een geluid voordoet als gevolg van
onregelmatige hartslag of fysieke bewegingen,verandert de amplitude van de grafiek. Als dehartslaggrafiek geen gladde lijn heeft, meet u deHartslaggrafiek
bloeddruk opnieuw of gebruikt u andere methoden.

Positie van manchet op dezelfde hoogte als het hart

Wikkel de manchet om de arm op dezelfde hoogte als het hart.
Als de positie van de manchet onjuist is, treedt een meetfout op.
Bijvoorbeeld, als de manchet 10 cm lager dan het niveau van het
hart is, wordt de bloeddrukmeting 7 mmHg hoger.
67

De juiste manchetgrootte

Gebruik een passende manchet. Als de manchet te klein of tegroot is, treedt een meetfout op. Metingen met een te kleinemanchet worden vaak gemeten als een hoge bloeddruk,
ongeacht of de bloeddruk juist is en de slagaders normaal zijn.
Metingen met een te kleine manchet worden vaak gemeten als
een lage bloeddruk, met name bij patiënten die lijden aanaderverkalking of abnormaal grote slagaderkleppen hebben.
De verkeerde manchetmaat kan verschillen veroorzaken tussen
de directe methode en de oscillometrische meetmethode.
De manchet is voorzien van een label waarop het bereik van
de armomvang staat. Selecteer en bevestig een manchet met
de juiste maat bij iedere patiënt. De bloeddrukmeting isgegarandeerd nauwkeurig door de nauwkeurigheid van dedruksensor, de kenmerken van het leegloopmechanisme en het
meetalgoritme, zo lang de juiste manchet en luchtslang worden
gebruikt. Inspecteer periodiek de nauwkeurigheid van dedruksensor en de kenmerken van het leegloopmechanisme.

11.2. EMD-informatie
Hieronder worden de vereisten beschreven die van toepassing
zijn op medische elektronische instrumenten:

Prestatie binnen de EMD-richtlijnen

Voordat de recorder wordt gebruikt, zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist met betrekking tot EMD (elektromagnetischestoringen). Gebruik de recorder conform de EMD-waarschuwingen
die in deze handleiding worden beschreven. Draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur (bijvoorbeeld mobiele telefoons)kunnen invloed uitoefenen op medische elektrische toestellen.
68

Accessoires voldoen aan EMD-normen

De accessoires en opties voor deze recorder voldoen aan devoorwaarden van IEC60601-1-2:2014. Als niet-geautoriseerde
accessoires worden gebruikt, kan dit leiden toe toegenomenemissie en verlaagde ruisimmuniteit.

Waarschuwing

Gebruik uitsluitend accessoires die hiertoe zijn
aangewezen door A&D company.
Ongeautoriseerde accessoires kunnen worden beïnvloeddoor elektromagnetische emissie en hebben minder
immuniteit tegen storingen.

EMISSIEGRENZEN
Verschijnsel

Conformiteit

Uitgestraalde RF-emissie

CISPR11 Groep 1, Klasse B

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Poort behuizing

Verschijnsel
Grenswaarden immuniteit±8 kV contact
Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht
10 V/mUitgestraalde RF EM-velden
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM bij 1 kHz
Afstand velden van RF
Zie tabel (Testspecificaties voor
draadloze communicatieIMMUNITEIT POORT BEHUIZING
apparatuur
tegen RF draadloze
IEC 61000-4-3 communicatieapparatuur)
Nominale vermogensfrequentie
30 A/mmagnetische velden IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz
69

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Poort PATIENTKOPPELING
Verschijnsel

Grenswaarden immuniteit

Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2±8 kV contact±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Signaal ingangs-/uitgangspoort
Verschijnsel

Grenswaarden immuniteit

Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2±8 kV contact±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht

Snelle elektrische transiënten / ±1 kV
burstsIEC 61000-4-4 100 kHz herhalingsfrequentie
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Geleide storingen veroorzaakt
6 V in ISM en amateur-radiobanden
door RF-velden
tussen 0,15 MHz en 80 MHz
IEC 61000-4-8
80% AM bij 1 kHz

70

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

LTE Band 13, 17

Grenswaarde immuniteit(V/m)

TETRA 400

Afstand(m)Service

380 - 390

0,3

27

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Maximumvermogen
(W)

Band
(MHz)

385

Modulatie

Testfrequentie(MHz)

Testspecificaties voor IMMUNITEIT POORT BEHUIZING tegen RF
draadloze communicatieapparatuur

Pulsmodulatie
1,8
18 Hz
FM
±5 kHz deviatie 2
1 kHz sinus
Pulsmodulatie
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Pulsmodulatie
870 800 - 960
iDEN 820
18 Hz
CDMA 850
930
LTE Band 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
Pulsmodulatie
1.845 1.700 - 1.990
DECT
217 HzLTE Band 1, 3, 4, 25
1.970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n Pulsmodulatie
2.450 2.400 - 2.570
217 Hz
RFID 2450
LTE Band 7
5.240
Pulsmodulatie
5.500 5.100 - 5.800 WLAN 802,11 a/n
217 Hz
5.785
810

71

MEMO

72

Back cover: A&D Global

A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123