現場で役立つ！

計測器

点検・試験用特別企画

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.multimic.com

変わりダネ！ かゆい所に手が届く MULTI Original のクランプリーカー
マルチ計測器（株）
漏れ電流を計測する場合、CT 内径 40mm 程度の漏電クランプを使用し、接地線や対象電路を一括クランプして計測するのが一般的

営業部企画課

TEL 03-3251-7013•従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を軽減（当社比）•測定レンジ：AC1000mA/10A/100A/1000Aである。
しかしながら、設備も多種多様で一般的なクランプでは漏れ電流が計測できない場合も多くある。
そんな時、あなたを助けるかもしれないMULTIOriginalのクランプリーカーをご紹介。
■単相電路で一括クランプできない！
そんなとき…
M-2002（2CT 方式ミニクランプリーカー）•本体と補助 CT で各相をクランプして漏れ電流を測定•真の実効値型•狭い分電盤の電流も小型の補助CTで計測可能•測定レンジ：AC1000mA/10A/20A/200A

分割型フレキシブルセンサ■線間が広くて一括クランプできない！
そんなとき…
MCL-4000F（3CT 方式リークメーター）•各相に分割型 CT をクランプし、ベクトル演算により漏れ電流を計測•オプション CT を使用することで、３相４線の漏れ電流計測も可能•測定レンジ：AC200mA/2000mA/800A【使用例】■込み合っていて一括クランプしづらい！
そんなとき…
RLM-10+（ロゴスキーリークメーター）•空芯によるフレキシブルな動作を実現• φ210mm で太い幹線や密集箇所での漏れ電流計測が可能に
特別企画 2

2023年12月号

資料請求 No.081

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.musashi-in.co.jp

特別高圧設備用・配電盤製造用・絶縁用保護具/活線工具用 耐電圧試験器（株）ムサシインテック■特別高圧（最大 30kV）までの絶縁耐力試験

営業本部

TEL 04-2934-6034■絶縁用保護具の定期自主検査

高圧以上の電気設備使用開始時には、法令（電労働安全衛生規則 第 351 条により「事業者気設備技術基準 解釈 第 15・16 条）による絶は、絶縁用保護具等については６ヶ月以内ごと縁耐力試験が義務付けられ、使用開始時点で瑕に１回、定期にその絶縁性能について自主検査疵が無いことの確認を行う。
これらの試験を行うために「耐電圧試験器」というカテゴリーが存在するが、普通高圧設備向を行わなければならない」とされ、JIS-T8010「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」に準じた方法で行うこととなる。

けの一般的な可搬型製品の多くは 12kV までの電圧出力となる。
下表の様に特別高圧においても、基本的には同様の試験が必要であるが、11kV 設備の場 合 に は 14375V、22kV 設 備 の 場 合 に は28750V が必要となり、通常は据置型の大型試験器（IPK シリーズ）が主流となる。
R-3025 を 中 心 と し た 試 験 器 セ ッ ト で は、構成パーツを分割させることにより、現場で作「IPK-25P」では、水中試験を安全に行う為業を行う際の運搬も通常の車両で可能な製品とにプラグインタイプの高圧出力を採用していなる。

る。

■日本配電盤工業会規格に準じた出荷試験■活線作業用器具の定期自主検査試験

JSIA200「キュービクル式高圧受電設備通高圧架線の無停電工法に用いるホットスティ則」に記載される普通高圧（6.6kV/3.3kV）用

ックやジスコン操作棒では、絶縁用保護具以上のキュービクルの出荷試験には 22kV ないし、の絶縁性能が求められ、絶縁耐力試験と漏洩電11kV で１分間が試験条件となる。

流の確認試験が行われることとなる。

一般的には、自社工場内で試験を行うケース

IPK-50KYD では、これら棒状の試験体をが多いことから据置型の IPK シリーズが主流

専用の架台に固定し、漏洩電流を個別に測定しとなるものの、設置先で同様の試験を行う要望

ながら絶縁耐力試験を行うことが可能である。

も多くあることから、これも可搬型で（IP-R シ
リーズ＋R-2500シリーズ）対応が可能となる。

特別企画 4

2023年12月号

資料請求 No.082

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.sekonic.co.jp/

照明の色と明るさを数値化。ハンディタイプの高性能分光色彩照度計（株）セコニック

営業部

営業１課

■光測定は照度に加え色温度も国内営業グループ

TEL 03-3978-2366の表示だけではなく、分かりやすいフルカラー

省エネの重要性が高まり、照明器具が白熱のグラフ表示が特徴だ。タッチパネルを採用し、電球や蛍光灯から LED へと入れ替わっている。

直感的に操作ができる大型の画面を採用してい照明色が固定されていた旧時代の器具から、色る。の調整ができる LED へと変わってきた事で、産業用途向けに開発した C-7000 と写真撮

建築現場や改装案件での照明測定は照度だけで影や映画撮影の光調整用の C-800 という２種はなく色温度の測定も求められるようになって類の機種が用意されている。C-7000 は１nmいる。サーカディアンリズムという、自然に近ごとの分光放射照度データを取得でき、色度座い光の環境で過ごすことで体内リズムを整える

標グラフや光合成光量子束密度（PPFD）を始めという研究も進んでおり、リラックス空間や仕とする多くの測定値を搭載している。C-800

事の効率化にあわせた照明を選ぶこともできる

は撮影照明やカメラの色フィルター調整などのようになった。照明の色は暖色系、寒色系を表機能が入っているが、C-7000 と同じく、照す色温度と、緑系とピンク系の色偏差で表すこ

度、色温度や色偏差、演色評価指数の表示がでとができるが、セコニックの分光色彩照度計はきる。どちらも分光方式の測定を行い、大きさ照度だけではなく、この光の色やさらには質まや重さは同等、首振り機構も採用し、角度をつで測定することができ、建築照明に必須の機材けた測定でも画面を見たまま測定ができる。高となってくるはずだ。

精度、高機能の光測定をハンディな大きさに仕■重視される照明の物体色再現性上げた、使い勝手の良い測定器となっている。

照明器具には光の色だけではなく、照明が照らす物体の色を正確に表現することができるかという、質についても求められる。これは演色評価指数という指標で表すことができ、CRI と呼ばれる評価指数が使われる。CRI は15 色の評価色に対し、太陽光を 100として、どれだけ太陽光に近い色再現性があるかを数字で表してくれる。一般照明においては、平均演色評価数で80 以上が高演色に分類される。セコニックの分光色彩照度計は、この CRI測定も搭載しており、さらに LED 時代に対応した演色評価である TM-30の表示も可能だ。LED 照明は世界中から様々なタイプが発売されており、照明の質を見極めることも大切な仕事である。
■見やすいグラフ表示と測定値
セコニックの分光色彩照度計は数値
特別企画 6C-7000

C-800

2023年12月号

資料請求 No.083

特別企画現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.kew-ltd.co.jp

EVSE アダプタ（KEW 8601）
共立電気計器（株）

国内営業部

東京オフィス

TEL 03-3723-7021

世界的なガソリン車への規制が進むにつれ、を新規購入したオーナーの住宅に、新たに EV

国内においても電気自動車の普及が少しずつ高充電器を設置した場合などは、まだ車が納入さまってきている。その動きに合わせて EV 充電れていない状態で工事することが多く、動作確器（EVSE）の設置数も増えてきており、経済産認が難しいことが多い。また実際にうまく充電業省は 2030 年までに公共の設置数を 30 万口ができない場合のトラブルシューティングにおとする目標を掲げている。

いても、自動車側か充電器側かの問題の切り分

今秋発売した EVSE アダプタ KEW 8601 はけや原因の調査が難しい。

“AC 普通充電器”の動作チェックやケーブルの本 EVSE アダプタは、設置時や保守時の動絶縁試験、接地抵抗測定、ELB 試験といった作確認やトラブルシューティングを簡単に行う

基本的な電気試験を行うための試験用アダプタために開発された製品である。EV 充電器と接である。

続しツマミを回すだけで簡単に電気自動車が未※CHAdeMO（急速充電）、TESLA（テスラ接続の状態から、接続された状態までを模擬す製充電器）は対象外。

ることができる。Type1 の充電プラグは５つ

EV 充電器は、安全のために電気自動車を接の接点で構成されているが、その全てのピンと続した時のみに電圧を出力する仕組みが取られEVSE アダプタ上の端子が対応しており、一般ている。このため設置時に充電器が安全に動作的なバナナプラグが挿せるようになっている。

するかをチェックすることが難しくなっていこの端子に手持ちの測定器を接続することで、る。

出力されている電圧や絶縁、接地といった試験

一番簡単な確認方法は、電気自動車を実際にから、CP 信号と呼ばれる制御信号の解析まで接続して動作確認を行うことだが、電気自動車行うことができる仕様となっている。また EV
充電器の安全のために規格で決められた異常状態もボタンを押すだけで、模擬することができ、充電器の安全性をチェックすることに役立つと考えている。
■ KEW

特別企画 88601

仕様

対応充電プラグSAE J1772/IEC 62196-2 type1

定格電圧

最大 AC 250V

定格周波数50/60Hz

使用温湿度範囲

0 ～ 40ºC、相対湿度 80％以下（結露のないこと）

保存温湿度範囲－10 ～ 50ºC、相対湿度 80％以下（結露のないこと）

ケーブル長

約 250mm

外形寸法

本体：172（L）×105（W）×57（D）mm
プラグ部：175（L）×60（W）×53（D）mm

質量

約 840g

本体付属品

9202（携帯用ケース） 取扱説明書

2023年12月号

資料請求 No.084

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.keisoku.co.jp/pw/

絶縁保護具自主検査器「IK シリーズ」（株）計測技術研究所

パワエレ営業部■製品概要•リモートコントロールボックスを使い、試験

電気工事や電気設備の保守現場に携わる技術

TEL 044-223-7950

器から離れての操作が可能

者の命を守る絶縁用保護具は、役割が確実に果•検査結果がひと目でわかる表示灯付きたされることを確認するべく、６ヶ月に１度の•電気用安全帽（ヘルメット）専用モデルと、電耐電圧試験を実施することが労働安全衛生法で気用安全帽、手袋、長靴に対応する汎用モデ義務付けられている。計測技術研究所の「IK シ

ルをご用意

リーズ」は、キャスター付きのアクリル保護ケースに入ったコンパクトな可搬型水槽と耐電圧•試験器は国家基準にトレースした校正試験成績書の発行が可能試験器がセットになっており、JIS T 8010 に■仕様準拠した試験を約３分で実施することができる

測定精度：1μA の分解能と２% の設定誤差（準備時間は除く）。なお、同社では検査の受託

自主試験用試験電圧：10kV

サービスも実施しており、ご依頼最小点数 5 点

形式試験用試験電圧：20kV

からアイテム種別を問わず定額で試験を行う。

外形寸法：500（W）×633（H）×500（D）mm

保護具の利用状況や予算、リソースなどに合わ（電気用安全帽専用モデル）せて方法の選択肢を増やすことで、検査の機会

質量：約 50kgを逃さない働きかけを行っていく。

■詳細情報

■特長

製品 Web ページ：https://www.keisoku.co.

•アクリルケースの扉が開いたら高圧出力しな

jp/pw/product/measuring/ik/

いインターロック機能搭載

試験受託サービス：https://www.keisoku.co.
jp/pw/product/p-service/test-service-2/

特別企画 102023年12月号

資料請求 No.085

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.sanwa-meter.co.jp

Bluetooth 搭載デジタルマルメータ / クランプメータ
三和電気計器（株）

フリーダイヤル

TEL 0120-51-3930

Bluetooth 搭載の現場測定器の需要が広がンロードしていただく。測定時はグラフと測定ってきており、弊社もデジタルマルチメータ

値をリアルタイムで目視でき、測定値は csv 方１機種、デジタルクランプメータ２機種のラ式でロギングとして本体やその他のアプリ及びインナップがある。この中でも値ごろ感が高クラウド上にデータを保存することができる。

い、Bluetooth 搭 載 デ ジ タ ル マ ル チ メ ー タ■３製品の主な特長

PM300BT の販売実績が高い。作業服の胸ポ

１．デジタルマルチメータ PM300BT

ケットに収まるサイズでありながら、国際安全•真の実効値対応（AC）

規格 CAT. Ⅳ 300V に準拠しており一般用途か• IEC61010 CAT. Ⅳ 300V に準拠

ら設備保全保守まで安全に使用していただけ•データホールド、リラティブ機能搭載

る。デジタルクランプメータは DC/AC 両方測•直流電圧：600V定できる DCL31DRBT で、こちらもとてもコ•交流電圧：600V

ンパクト軽量で込み入った電路でもクランプし•抵抗：60MΩ

やすく堅牢な CT を使用している。もう１機種•コンデンサ：600μFのデジタルクランプメータは漏電測定が可能な•寸法 / 質量：H110×W56×D13mm/

DLC470BT で、50/60Hz 切替式のバンドパ約 84g

スフィルターを搭載しており電気設備管理に役

２．クランプメータ DCL31DRBT立つ。

•堅牢性と薄さを両立した CT センサを採用

対応のオリジナルアプリは、iPad/iPhone•交流・直流両用（真の実効値対応）

上で使用できる無償のアプリ「SANWA BLE•ピークホールド機能/データホールド機能搭載

LINK」を用意しており。App Store からダウ

•直流電流：400A•交流電流：400A•寸法 / 質量：H145×W54×D31mm/
約 120g３．リーククランプメータ DLC470BT• IEC61010 CAT. Ⅲ 600V に適合• 50Hz/60Hz 切替式のバンドパスフィルターを搭載• MAX/MIN ホ ー ル
ド、データホールド機能搭載•リーク電流：600mA•交流電流：400A•直流電圧：600V•交流電圧：600V•寸法 / 質量：H206

専用アプリ「SANWA BLE LINK」とのBluetooth 接続

特別企画 12×W83×D38mm/
胸ポケットに収まる PM300BT

約 320g
2023年12月号

資料請求 No.086

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.jimbodenki.co.jp

ELCB トリップ式配線検査器
神保電器（株）

コンテスター JCT-3
営業企画部

TEL 03-5705-7392

令和４年 12 月改訂の内線規程では、住宅に施設するすべてのコンセントは接地極付とすることが、勧告的事項に変更された。極性付コンセントの正しい極性配線、接地極付コンセントの正しい接地配線は平成 24 年２月改訂の内線規程で義務的事項に定められている。
「コンテスター JCT-3」はこの要求に応え 2012 年に上市したロングセラーの配線検査器である。
配 線 器 具 メ ー カ ー で あ る 神 保 電 器 で は、
1969 年に配線検査器の草分け的存在として「コンテスター JCT-１」を販売。その後様々な機能を付加・改良した「コンテスター JCT２」を 1989 年から販売している。
「コンテスター JCT-３」の特長としては、住宅用屋内電路など、主幹 ELCB（漏電遮断器）のあるコンセント回路の自主検査／完成検査に特化した以下の検査項目を迅速確実にチェックできる配線検査器である。
●活線状態の電路にて、コンセントの通電・極性・配線を一括して検査。
●接地極付／アースターミナル付コンセントにあっては、中性線（Ｎ）と接地線（Ｅ）の誤配線も検出。
●施設されている高感度形 ELCB（漏電遮断器）の感度電流に合わせて試験電流 30mAと 15mA が選択可能。
●電池レス設計により、乾電池も充電も不要。
対象電路が本設電源を受電していれば、本器のみでコンセントの配線検査が行える（仮設電源による検査では、電源極性が正しくない場合があります）
。
仕様
適用電路

高感度形ELCBを備えた、対地電圧150V以下の低圧電路

適用電気方式 単相２線式100V、単相３線式100/200V、50/60HZ使用周囲温度 －10℃～40℃
絶縁抵抗

３MΩ以上（充電部－タッチ板）
100MΩ以上（上記を除く充電部－外郭間）

耐電圧

AC1500V（充電部－外郭間）

特別企画 142023年12月号

資料請求 No.087

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.hasegawa-elec.co.jp

受変電設備の点検・工事用「検電器・相回転計・活線接近警報器」
長谷川電機工業（株）

営業部

TEL 06-6429-6144■ AC/DC 低圧検電器HTE-700D/700DL 型
標準価格 6,500/7,400 円•使用電圧範囲：AC50V ～ 600V、DC12V～ 750V

※ 裸線専用•防水性能：IPX4 相当• LED 照明付き
（HTE-700DL のみ）■低圧相回転計 HPL-200 型
標準価格 27,500 円•絶縁電線（２～ 100mm2）の被覆上から相回転、同相・異相のチェックが可能な非接触タイプ•充電状態やクリップ■ AC/DC 高低圧検電器 HSN-6A1 型
標準価格 43,700 円•使用電圧範囲は、AC100V ～７kV、DC50V～７kV（接地線を付けた状態）※ 高圧機器の耐電圧試験に限り AC10.5kV、DC21kV まで使用可能•ケーブルに残留している DC 電圧を検出できる上、残留電荷の放電も可能• 充 電 時 の 動 作 表 示 で AC/DC 判 別 が 可 能（AC：赤色、DC：オレンジ色）•伸縮式絶縁棒の全長は縮めて 277mm、伸ばして約 840mm。質量は約 290g

接続不良を判別する
充電表示機能付き•本体裏面のマグネットにより、ハンズフリーで確認可能■高圧活線接近警報器リストアラームHXW-6型
標準価格 13,900 円•充電部に接近した時、発音・発光の警報動作で知らせる感電防止の必需品•高圧 6.6kV（対地電圧 3.8kV）に 60cm まで接近した時、警報開始（弊社の•太陽光発電設備の検電は、弊社ウェブサイト試験状態）「PV サイトにおける検電の注意点と漏電確•充電部に近づく認について」を御参照下さいにつれ動作周期が短くなるので、充電部との距離を体感できる■高圧～特高 架空線作業用 活線接近警報器
HXA シリーズ• HXA-6/30/70 型（上腕部取付）標準価格
19,600 円• HXA-6S/30S/■ AC 高・低圧用検電器 HSS-6B1 型
標準価格 21,500 円•使用電圧範囲は、AC80V ～７kV（低圧検電は、銘板部に触れながら使用）•全長は、縮めて 215mm、伸ばして約 815mm の伸縮式絶縁棒。質量約 130g
特別企画 1670S 型（ヘルメット取付）標準価格
20,700 円•防水性能は IPX4相当。発音・発光で警報。
2023年12月号

資料請求 No.088

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.midori-em.com

太いケーブルの漏れ電流も正確に測定できる フレキシブル CT
ミドリ安全（株）
近年では、電気設備の大型化に伴いケーブルなども太くなっており、電路の漏れ電流を測電気計測事業部■特TEL 045-577-4423

徴① 大きさのフレキシブル性定することは、クランプ部分の口径が固定され漏れ電流センサーを構成するピースの数を変ているため困難となってきている。従来の漏れ更することが可能であり、測定箇所に応じて口電流センサーは、口径の大きいものでも 65 ～径を自由に変更することができる（最小構成は100φ 程度しかない。それ以上の口径では、精８ピース）。従来の漏れ電流センサーでは、ケ度や CT の重さを支えるための機構部分で技術ーブルが太く測定できない場所があると、その的に困難なほか、価格でも大幅なコストアップ

場所はデータの取得ができずに終わっていたとなってしまうなど汎用で実用となる商品がなが、フレキシブル CT ではつみ残しがなくなり、かった。
また、現状の大きさでうまくクランプで設備全体の漏れ電流を把握できる。

きたように見えても勘合部分にわずかな間隙が② 形状のフレキシブル性できたり、表示部分がケーブルなどの陰になり各ピースの連結部分が屈曲するため、漏れ電見えないことなどがあり、そのような場所での流センサー自体の形状を変形することができ測定は非常に困難で、測定できない場合が多い。

る。測定場所や電線の配列などに応じて形状をそこで、測定箇所を選ばず、ケーブルをクラ自在に変化させることが可能であり、決まったンプする口径が大きな漏れ電流センサーが望ま形状ではないので他の障害物を避けてクランプれており、本製品「フレキシブル CT」の開発にさせることができ、狭い場所でも測定できる。

至った。

③ 開口部のフレキシブル性■構成

フレキシブル CT は小型のコア（パーマロイ）にコイルを巻いたひとつのピースと呼ばれる各ピースの連結部分がクランプする開口部となるため、連結部すべてが開口部にできる。
④ 表示部のフレキシブル性

CT から構成されており、このピースを複数個フレキシブル CT 本体は３メートルのケーブつなぎ合せループ状にすることにより、漏れ電ルで計測部につながっており、測定値を手元で流センサーとなる。各ピースは着脱可能で、ピ読み取ることができる。
現状の商品では、センサースの数を増減することにより、口径を自由にー部と表示部が一体となっているため、クラン変更可能である。標準ピース数は 10 ピースで、プしている箇所まで顔を近づけて測定値を読み円形状にした場合には内径 φ130 となる。測取らなければならないこともあり、測定場所に定部の漏れ電流センサーとしては、フレキシブよっては危険を伴うこともあった。
また、一体構ル CT のほかに、分電盤用として口径 φ25 の造ではクランプするときに CT の支点にねじれ小型のものや φ40、φ65 の大きさの漏れ電などの応力がかかり、故障することも多かった。

流センサーを表示部と漏れ取り付けるこ

電流センサーとができる構部を分離する成となっておこ と に よ り、り、測定場所

よ り 安 全 に、に応じて使い故障も少なく分けることが測定することできる。

ができる。

特別企画 182023年12月号

資料請求 No.089

特別企画

現場で役立つ！

点検・試験用計測器
www.lineeye.co.jp

アナログ計測器 LE-918R、LE-940R/LAN 計測器 LE-8600X、LE-8500X（株）ラインアイ

営業部

TEL 075-693-0161

LE-918R は８点のアナログ信号（電圧・電ファイバーケーブル等を利用する高速 LAN の流・温度）測定に対応したデータロガー。ロガ

計測テストが可能。LE-8500X/LE-8500XRーとして本体の SD カードに記録するだけでな

は、10BASE-T か ら 1000BASE-T ま で のく、USB ／無線 LAN で接続した PC にデータイーサネットの通信データ２回線を同時計測表示・記録も可能。LE-940R は高精度に電圧・し な が ら、 内 １ 回 線 の PoE（Power over

電流を出力可能な DC シグナルソース。PC のEthernet）の給電状況も同時計測が可能。両

アプリケーションから出力制御を行う以外に、機種とも計測データをその場でカラー液晶でSD カードに書き込んだ出力パターンにしたが確認でき、GNSS 信号により高精度時間補正って PC レス単体出力できるため、センサー出されたタイムスタンプを付加しながらキャプ力のシミュレーションなどにも利用できる。

チャメモリーや USB3.0 で接続した外部記録両機種とも低価格かつコンパクト。制御コマメディアに自動保存が可能。保存ファイルはンドを公開しており、独自の検査システムに組PcapNG 形式に変換もできる。計測ボードをみ込むなどアナログ機器の点検や試験、開発に別売の他のボードと交換することでシリアル通幅広く利用できる。

信などの通信規格に拡張できるので、１台でネ■ LE-918R

ットワークシステムから組み込み通信機器の開•アナログ値とともにタイムスタンプを記録発、保守まで幅広く利用できる。

•各入力間は高耐圧絶縁、±10V レンジで確■ LE-8600X（R）

度 ±（0.05％ rdg ＋２mV）の高精度測定•熱電対による温度計測■ LE-940R•高電圧出力対応（±32V）、高精度 16 ビット
DAC 内蔵•デジタル入力端子の変化によるアナログ出力の制御が可能• 10Gbit パケットのリアルタイムモニター記録•ネットワーク負荷テスト用のテストパケットを出力可能•大容量内蔵 SSD（500GB）に通信ログを自動記録■ LE-8500X（R）•２チャンネル同時にワイヤーレートでテストパケットを出力• PoE/PoE+/PoE++ 合否判定と長時間記録、CSV 保存■両モデル共通• LAN、USB、または Wi-Fi（XR のみ）接続
で PC リンク

LE-8600X/LE-8600XR は、SFP/SFP+
モジュールに適合する２つの計測ポートを装備、単体でシングルモードやマルチモードの光特別企画 202023年12月号

資料請求 No.090