Digital Guide System

Dentium
Guide Surgery
User ManualØ3.0 Narrow Sleeve
Simple Kit

Step drill• Simple KitとFull Kitの選択可能• Step Drillでガイド機能を強化

Ø4.9 Sleeve
Full KitØ4.9 Ti-Open Sleeve
Full Kit

Digital Guide System

Dentium
Guided Surgery• Simple Kit / Full kit 専用• Ti-Open / Ti-Sleeve 専用• Step Drillでガイド機能を強化
Simple Kit

Full Kit

Final Drill

Final Drill

SFD3610

SurgicalGuide

FFD4510

Ø3.0Ø4.9

Ø2.9

Ø4.8

4.0mm
5.3mm

Ø4.9 Sleeve
Full Kit

10.0mm3.0mm
0.7mm

Guide Full Kit
GuideFinal 36

SuperLine Surgical Kit
Final 40

Final 45

Final 70

Final 50

4.03.0SuperLine
FX4508SW
FX4510SW

4.0

Ti-Open / Ti-Sleeve Surgical Guide• 前歯部の間隔が狭い場合にSimple Guideを使用• 臼歯部ではTi-Open Sleeveを使用することでドリルの進入が容易に可能

Ti-Sleeve

Ti-Open SleeveØ3.0

Narrow Sleeve
Simple Kit

Guide Simple Kit
Guide

SuperLine Surgical Kit

Final 36

Final 40

3.5

3.0

SuperLine
FX3610SW

Final 45

3.5

Final 50

4.0

Final 70

4.0

Guided Surgery

Digital Full Kit

・Ø3.6 / 4.0 / 4.5 Fixtureの埋入専用
・6mm Fainal DrillはCountersinkと兼用可能

6mm Final Drill &Countersink

XGSFKSuperLine FX4510SW
Guided drilling Sequence

Tissue
Punch

Flat
Drill

Guide Drill

Final Drill

FTP45

FFL45

FGD2306

FFD3610

FGD2310

Flapless

9.3mm

4.0mm

Ø5.55.3mm

Ø4.8

9.3mm

10.0mm3.0mm
3.0mm

Selective use

FFA30H FFA30W

FFD4010Adapter
FFD4510

FFD4506

Full Kit
FFA28HPath & Depth Guided

Digital Simple Kit

・Ø3.6 Fixtureの埋入専用
・Ø3.0のNarrow Sleeve

XGSSKSuperLine FX3610SW
Guide drilling Sequence

Tissue
Punch

Flat
Drill

Guide Drill

STP25

SFL25

SGD2306

Flapless

SGD2310

Final Drill

Adapter

SFD3610Full Kit
FFA28H

9.3mm

4.0mm

Ø3.75.3mm

Ø2.99.3mm

10.0mm3.0mm
3.0mm

Selective use※ 赤い点線 で製品番号が囲まれている製品は、追加購入が必要です。

Digital Full Kit

SuperLine FX5010SWの埋入手順

Flat Drill ( FFL 45 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )Guide drill Ø2.3×6ｍｍ ( FGD2306 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )Guide drill Ø2.3×10mm ( FGD 2310 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )Final drill Ø3.6×10ｍｍ ( FFD 3610 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )Final drill Ø4.0×10ｍｍ ( FFD 4010 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )Final drill Ø4.5×10ｍｍ ( FFD 4510 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )D1 BoneD2 BoneSuperLine Final drill Ø5.0×10ｍｍ専用( 注水ありで 1000rpm/30~45N·cm ) or
( 注水なしで 50rpm/70N·cm )SuperLine Countersink ( XCS 5029SW )( 注水なしで 50rpm/70N·cm )

5.M
S

5.M
S

Fixture installation
SuperLine Ø5.0×10ｍｍ ( FX5010SW )( 50rpm/70N·cm )Scan Abutment
Scan Abutment を締結してオーラルスキャナーで印象採得

Provisional restoration

Final prosthesis

閉塞と軟組織を安定させる

Abutment selection
歯肉と咬合状態に合わせて既成およびカスタムのAbutmentの中から選択

Digital Simple Kit

SuperLine FX5010SWの埋入手順

Flat Drill ( FFL 25 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )Guide drill Ø2.3×6ｍｍ ( SGD2306 )Final drill Ø3.6×10ｍｍ ( SGD3610 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )SuperLine Final drill Ø4.5×10ｍｍ専用( 注水ありで 1000rpm/30~45N·cm ) or
( 注水なしで50rpm/70N·cm )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )D1 Bone

Guide drill Ø2.3×10ｍｍ ( SGD2310 )( 注水ありで1000rpm/30~45N·cm )5.M
S

D2 BoneSuperLine Countersink ( XCS 4529SW )( 注水なしで 50rpm/70N·cm )Fixture installation
SuperLine Ø4.5×10ｍｍ ( FX4510SW )( 50rpm/70N·cm )Scan Abutment
Scan Abutment を締結してオーラルスキャナーで印象採得

Abutment selection
歯肉と咬合状態に合わせて既成およびカスタムのAbutmentの中から選択

Provisional restoration
閉塞と軟組織を安定させる

Final prosthesis

Clinical Case
Guide Full kit

69歳 / 女性
埋入部位
Fxサイズ
初期手術
使用製品

#16, 17
SuperLine 4508
2016.12.22
SuperLine, Full Kit- Guide Full Kitを使用したインプラント埋入- ラテラルアプローチによる上顎洞挙上SuperLine Ø4.5×8ｍｍ (FX4508SW) の埋入

Surgical guide

Implant Planning

Pre-opDrilling (Full Kit)

Healing : 1 month(Scan Abutment)

Final Prosthesis

SuperLine (FX4508SW)

Post-opClinical Case
Guide Simple Kit

35歳 / 女性
埋入部位
Fxサイズ
初期手術
使用製品

#26
SuperLine 4508
2017.02.01
SuperLine, Simple Kit- Guide Simple Kitを使用したフラップレス手術

SuperLine Ø4.5×8ｍｍ (FX4508SW) の埋入

Surgical guide

Implant Planning

Pre-opTissue Punch

SuperLine(FX4508SW)

Final Prosthesis

Drilling (Simple Kit)

Final Drilling製作ガイド
Guide Surgery Process

Dental Clinic
・注文書(FAX送信先 : 03-5817-8609)を作成し発送・CTデータ＆スキャンデータまたは石膏模型を送る

Digital Center・Surgical Guideのデザイン進行
・チームビューアまたは設計レポートで報告

Dental Clinic
・デザインの確認
・確認後にデザインへの承諾通知

Digital Center
・承諾を受けたSurgical Guideの3Dプリント
・Surgical Guideの発送※CTデータ＆スキャンデータおよび石膏模型のお送り先はDentium Guide Surgery注文書に記載されています。

Scan Abutment
SuperLine / Implantium

直径Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

高さG/H

製品番号

6.02.5

SSJ 4060 H

8.03.0

SSJ 4080 H

10.0

3.5

6.0

高さG/H

製品番号

6.0

2.5

SSJ 4060 N

8.03.0

SSJ 4080 N

SSJ 4001 H

10.0

3.5

SSJ 4001 N

2.5

SSJ 5060 H

6.0

2.5

SSJ 5060 N

8.0

3.0

SSJ 5080 H

8.03.0

SSJ 5080 N

10.0

3.5

SSJ 5001 H

10.03.5

SSJ 5001 N

6.02.5

SSJ 6060 H

6.02.5

SSJ 6060 N

8.03.0

SSJ 6080 H

8.0

3.0

SSJ 6080 N

10.0

3.5

SSJ 6001 H

10.0

3.5

SSJ 6001 N[ Hex ] をご注文時の製品番号⇒ SSJ 4060 H

直径

Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

[ Non-Hex ] をご注文時の製品番号⇒ SSJ 4060 N

高さ

直径
4 : Ø4.0
5 : Ø5.0
6 : Ø6.0

4.M S :高さ6ｍｍ
M : 8ｍｍL
S : 10ｍｍ

System
S：SuperLine

https://dentiumjp.com/

株式会社 BMS JAPAN (本社)〒110-0005 東京都台東区上野1-4-8 上野横山ビル6F[ 大阪営業所 ] 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル12階-D

TEL：03-5817-8189

FAX : 03-5817-8609

TEL：06-6398-7757

FAX：06-6398-7756

医療機器承認番号 : 22500BZX00440000 / 23000BZX00096000
医療機器届出番号 : 13B1X10271000008 / 13B1X10271000009 / 13B1X10271000001 / 13B1X1027000027 / 13B1X10271000025