Dansk (oversættelse)

Optageenhed til ambulatorisk
blodtryksmonitor

Ambulatorisk blodtryksmonitor

1WMPD4003687B

2201

2017 A&D Company, Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne publikation må gengives, sendes,transskriberes eller oversættes til noget sprog i nogen form på
nogen måde uden skriftlig tilladelse fra A&D Company, Limited.
Indholdet i denne manual og specifikationerne for
instrumentet, der er dækket af denne manual, kanændres i forbedringsøjemed uden varsel.
Bluetooth®-ordmærke og -logoer er registrerede varemærker,
der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådannemærker fra A&D's side er under licens.
Andre varemærker og handelsbetegnelser tilhører deres
respektive ejere.

Overensstemmelse
Overensstemmelse med europæisk direktiv
Udstyret overholder direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EØF.
Det vises med CE-mærket for konformitet ledsaget af
referencenummeret fra en udpeget myndighed.
Udstyret overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Udstyret overholder direktivet for radioudstyr 2014/53/EU.
A&D Company, Limited erklærer hermed, at udstyret er ioverensstemmelse med direktivet for radioudstyr 2014/53/EU.
EU-erklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Overensstemmelse med FCC-reglerne
Dette udstyr er i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne.
Drift er afhængig af følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikkeforårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal acceptere almodtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket
drift. (FCC = Federal Communications Commission i USA)

FCC-FORSIGTIGHEDSANVISNINGÆndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den
ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse
til at betjene udstyret. Denne sender må ikke placeres eller betjenes
sammen med nogen anden antenne eller sender. Dette udstyr
overholder FCC's strålingseksponeringsgrænser, der er angivet for et
ukontrolleret miljø og overholder FCC-retningslinjer om eksponering forradiofrekvenser (RF). Dette udstyr udsender meget lave niveauer af
RF-energi, som anses for at være i overensstemmelse uden testning
af specifik absorptionskoefficient (SAR).
TM-2441iOverholdelse af IC-regler
Denne enhed overholder Industry Canada licensfri RSS-standard(er).
Drift er afhængig af følgende to betingelser: (1) dette apparat må ikkeforårsage interferens, og (2) dette apparat skal tolerere enhver
interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift
af apparatet.
Dette udstyr overholder de IC-strålingseksponeringsgrænser, derer angivet for et ukontrolleret miljø og overholder RSS-102 i IC
radiofrekvens (RF) eksponeringsreglerne. Dette udstyr udsender meget
lave niveauer af RF-energi, som anses for at være i overensstemmelse
uden testning af specifik absorptionskoefficient (SAR).

Overholdelse af den australske EMD-rammebestemmelse
Apparatet opfylder følgende krav:
EMD-emissionsstandard for industrielt, videnskabeligt og medicinsk
udstyr AS / NZS 2064: 1997, generisk EMD-immunitetsstandard
AS / NZS 4252. 1:1994. Ovenstående vises med C-Tick-mærket.

Bluetooth®-transmission
Dette apparat er udstyret med en trådløs Bluetooth-funktion og kan
oprette forbindelse til Bluetooth-enheder der er medicinsk udstyr med
Bluetooth trådløs teknologi.
Programmer og enheder der er kompatible med Bluetooth 4.1.
Hvert apparat skal have en applikation der kan modtage data.

ii

Advarselsdefinitioner
For at forebygge ulykker, der skyldes uhensigtsmæssig håndtering,indeholder dette produkt og dets vejledning følgende advarselstegn og-mærker. Betydningen af disse advarselstegn og -mærker er som følger.

Advarselsdefinitioner
Fare

En overhængende farlig situation, som vil resultere i dødeller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
En potentielt farlig situation, som kan resultere i død eller

Advarsel alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

En potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre

Forsigtig eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. Den
kan også bruges til at advare om risikabel praksis.

Symboleksempler
Symboletindikerer "Forsigtighed". Den påkrævede
forsigtigheds natur er beskrevet inde i eller i nærheden af
symbolet vha. tekst eller et billede. Eksemplet indikerer
forsigtighed over for elektrisk stød.
Symboletindikerer "Undlad at". Den forbudte handling er
beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. tekst eller etbillede. Eksemplet indikerer "Må ikke skilles ad".
Symboletindikerer en obligatorisk handling. Den
obligatoriske handling er beskrevet inde i eller i nærheden af
symbolet vha. tekst eller et billede. Eksemplet indikerer generel
obligatorisk handling.

AndetBemærkFremsætter oplysninger, som vil hjælpe brugeren med at
betjene apparatet.

Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på siderne i denne
vejledning. Læs brugermanualen, inden udstyret tages i brug.
iii

Sikkerhedshensyn ifm. brug
For at bruge TM-2441 (optageren til transportabel blodtryksovervåger)på en sikker og korrekt måde skal følgende sikkerhedsforskrifterlæses nøje igennem, inden måleren tages i brug. Følgende indhold
opsummerer generelle spørgsmål, som har betydning for patientersog operatørers sikkerhed, foruden sikker håndtering af måleren.
Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på siderne idenne vejledning. Læs brugermanualen, inden udstyret tages i brug.
1. Sikkerhedshensyn ifm. brug og opbevaring af optageenheden.

Fare
Hold optageenheden væk fra områder med brændbareanæstetika eller brændbare gasser, oxygenkamre under højt
tryk og oxygentelte. Brug af optageenheden i disse områder
kan forårsage en eksplosion.
Undlad at bruge optageren sammen med magnetisk resonansbilleddannelsessystem (MRI).

Forsigtig
For at bevare apparatets egenskaber skal følgende miljøforhold
overvejes under brug og opbevaring af optageren. For høj
temperatur, luftfugtighed og højde kan påvirke optagerens ydeevne.
Undgå steder, hvor optageenheden kan blive sprøjtet med vand.
Undgå steder med høje temperaturer, høj luftfugtighed,direkte sollys, støv, salt og svovl i luften.
Undgå steder, hvor optageenheden kan blive vippet, vibrereteller påvirket (inklusive under transport).
Undgå steder, hvor kemikalier opbevares, eller gas
forekommer.
iv

Forsigtig
Driftsforhold:Temperatur:+10 °C til +40 °C,

Luftfugtighed: 30% relativ luftfugtighed til 85% relativ
luftfugtighed (ingen kondensering).
Transport- og opbevaringsforhold:Temperatur:- 20 °C til +60 °C

Luftfugtighed: 10% relativ luftfugtighed til 95% relativ
luftfugtighed (ingen kondensering).
2. Sikkerhedshensyn, inden optageenheden tages i brug.

Forsigtig
Bekræft, at optageren fungerer sikkert og korrekt.
Når optageenheden bruges sammen med andet udstyr, kan
den forårsage en forkert diagnose eller sikkerhedsproblemer.
Bekræft, at apparaterne kan tilsluttes på en sikker måde.
Kontrollér for gensidig interferens med andet medicinsk udstyr.
Bekræft, at optageenheden kan bruges på den korrekte måde.
Brug tilbehør, ekstraudstyr og forbrugsvarer, der er specificeret
af A&D.
Læs instruktionsvejledningerne, der følger med de valgfrie dele,nøje igennem. Ikke alle forsigtighedsregler og advarsler er
beskrevet i denne manual.
Foretag eftersyn inden brug af hensyn til sikker og korrekt brugaf optageren.
Lad optageren være i normal driftstilstand en time eller mere
inden brug, og tænd for den.
Tilslut kun en dertil indrettet perifer enhed til USB-stikket.
Tilslut ikke andet udstyr.
Undlad at forbinde manchetter ud over dem, der er godkendt af
A&D, til luftfatningen.
v

Klargøring af optageenheden
Slet de sidste data, der er opbevaret i optageren, inden den bruges af
den næste patient.
Udskift batterierne, inden optageren bruges af den næste patient.
Udstyr
Brug udelukkende optageenheden til diagnose og
modforanstaltninger.
Bekræft, at luftslangen og manchetten bæres korrekt. (Eksempel:knæk på og stramning af luftslangen, manchettens placering og
retning)
Instruktioner til patienten, som bærer apparatet
Informer patienten om, hvordan man indstiller AUTO -kontakten til"OFF" for at stoppe optageren, hvis der opstår problemer, mens
vedkommende er alene.
Informer patienten om hurtigt at fjerne optageren, hvis patienten har
smerter, eller hvis der opstår problemer.
Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af babyer og spædbørn,
da luftslangen udgør en kvælningsfare.
3. Sikkerhedshensyn ifm. batterier, der bruges til måling af blodtryk.

Forsigtig
Isæt batterierne i henhold til polaritetstegnene "+" og "-", som ervist på batteridækslets inderside. (Sørg for, at de vender korrekt)
Udskift udtjente batterier med nye samtidig.
Tag batterierne ud, hvis optageren ikke skal bruges i lang tid.
Batteriet kan lække og forårsage en funktionsfejl.
Brug to alkaliske batterier (størrelse AA) eller specificeredegenopladelige batterier (størrelse AA, Ni-MH).
Tryk og hold "-"-fjederterminalen inde med batteriet.
Skub og isæt batteriets "+"-terminal ved "+"-terminalen
i batterirummet. Hvis batteriet er isat fra "+"-terminalen,
kan batteridækslet blive beskadiget.
viForsigtig

Undgå at røre ved batteriet og patienten på samme tid. Det kan
eventuelt forårsage et elektrisk stød.
Undlad at blande gamle batterier med nye. Undlad at bruge
forskellige typer batterier og batterier fra forskellige producenter.
Hvis de bruges, kan det forårsage lækage, varme og eksplosion.
Der kan forekomme funktionsfejl i optageren.
4. Sikkerhedshensyn under brug.

Fare
Undlad at bruge optageenheden, når der køres bil eller andre
køretøjer.
Eksempel: Optageren kan hæmme krops- eller armbevægelse
under kørsel m.m.

AdvarselDette medicinske udstyr kan kun betjenes af en læge eller
juridisk bemyndiget person. Forklar den korrekte brug forpatienten, og sørg for, at de kan standse måling, når deropstår problemer.
Brug ikke en mobiltelefon i nærheden af optageenheden(nærmere end 30 cm).
Det kan forårsage en funktionsfejl.

Forsigtig
Stop brugen af optageren, og skub AUTO -kontakten til "OFF",hvis patienten mærker smerter i sin arm, eller målingen er forkert.
Undlad at bruge optageenheden i et kraftigt magnetisk eller
elektrisk område.
Undlad at bruge optageren til en patient, der bruger en hjertelunge-maskine.
viiBemærk
Instruktioner til patienten
Hvis temperaturen er lav, bliver batteriniveauet lavere, og målingstallet
reduceres.
5. Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden.

Forsigtig
Behandling af målingsdata
Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af
en dertil indrettet perifer enhed.
OptageenhedenNår tilbehøret er blevet rengjort, skal det arrangeres og
opbevares.
Rengør optageren, så den er klar til den næste måling.
Skub AUTO -kontakten til "OFF". Hvis du efterlader AUTO kontakten på "ON", startes tryksætning for den automatiskemåling ved starttidspunktet for den næste måling, og
manchetten eller andre dele kan blive ødelagt under
oppumpning.
Tag batterierne ud af optageren, hvis den ikke skal bruges
i lang tid. Batterierne kan lække og beskadige optageren.
Børn må ikke selv bruge optageren. Undlad at anbringe
optageenheden et sted, som er tilgængeligt for spædbørn.
Ellers kan det forårsage ulykker eller beskadigelse.
Hold fat i konnektorhuset, når kablet tilsluttes eller fjernes.
Undlad at trække i kablet.

viiiBemærk
Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden (TM-2441)
Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af endertil indrettet perifer enhed, når måling er afsluttet.
Genopladeligt lithium-batteri til backup
Optageren er forsynet med et litiumbatteri til backup. Dette batteri
leverer strøm til det indbyggede ur, når AA-batterierne, som bruges til
blodtryksmåling, udskiftes. Litiumbatteriet oplades via AA-batterierne.
Sådan kan backup-batteriets levetid forlænges
Ved brug for første gang efter køb eller efter en måneds opbevaring
eller længere, skal batterierne udskiftes og backup-batteriet oplades.
Det er nok, hvis backup-batteriet oplades i mindst 48 timer.
(Backup-batteriet oplades altid af AA-batterierne.)
Udskift med to nye AA-batterier, når batteriindikatoren viserNår.

vises på batteriindikatoren, kan blodtryksmåling og

datakommunikation ikke foretages. Udskift med to nye AA-batterier.
Tag batterierne ud for at forhindre, at optageren udsættes for lækage
af batterivæske, hvis optageren ikke bruges i mindst en måned.

ix

6. Afhjælpninger, når apparatet har en fejl

AdvarselStop brugen, og tag AA-batterierne ud. Hvis batteripolerne er
blevet kortsluttet, kan batteriet være varmt.
I tilfælde af driftsfejl kan optageren blive meget varm undermåling, hvorfor den skal håndteres med omhu.
Sæt oplysningsmærkaten med "Funktionsfejl" eller "Må ikke
bruges" på optageren. Kontakt din forhandler.
Stop omgående optageren, når måletiden er mere end
180 sekunder, og lufttrykket stiger til mere end 299 mmHg.
7. Sikkerhedsforskrifter ifm. vedligeholdelse

AdvarselBekræft optagerens korrekte ydeevne og sikkerhed, når den
ikke har været i brug i lang tid.
For at opretholde korrekt måling og sikkerhed skal der foretages
eftersyn og vedligeholdelse inden brug. Brugeren (hospital,
klinik osv.) er ansvarlig for administrationen af det medicinske
udstyr. En ulykke kan forekomme, hvis der ikke foretages korrekt
eftersyn og vedligeholdelse.

Forsigtig
Brug en tør og fnugfri klud til at rengøre optageren.
Undlad at bruge flygtige midler såsom fortyndervæske
eller benzen.
Undlad at bruge en våd klud.
Undlad at skille optageenheden ad eller modificere den(medicinsk elektronisk udstyr). Det kan forårsage beskadigelse.
x8. Sikkerhedsforskrifter og afhjælpning ifm. funktionsfejl,
der skyldes et kraftigt elektromagnetisk felt

Forsigtig
Optageenheden overholder EMD-standarden IEC60601-1-2:
2014. For at forhindre elektromagnetisk interferens med andet
udstyr skal brug af mobiltelefoner i nærheden af optageenheden
imidlertid undlades.
Hvis optageren er placeret i nærheden af elektromagnetiske
felter, kan støj påvirke bølgeformerne, og der kan forekomme
funktionsfejl. Hvis der forekommer uventet funktionsfejl underbrug, skal der kontrolleres for elektromagnetisk interferens,og der skal træffes passende foranstaltninger.
Undlad at bruge en Bluetooth-forbindelse inden for et trådløst
LANs eller andet trådløst udstyrs rækkevidde, i nærheden af
udstyr, der udsender radiobølger såsom mikrobølger, på steder
med mange hindringer eller på andre steder, hvor signalstyrken
er svag. Ellers kan det resultere i hyppigt tab af forbindelse,
meget langsomme kommunikationshastigheder og fejl.

Forsigtig
Følgende eksempler er generelle årsager til funktionsfejl ogafhjælpning.
Brug af mobiltelefoner
Radiobølger kan forårsage uventede funktionsfejl.
Trådløse kommunikationsenheder, netværksenheder såsom
trådløse telefoner og lignende typer af kommunikationsenhederkan påvirke optageren. De skal derfor være i en afstand på
mindst 30 cm eller mere fra optageren.

xiForsigtig
Hvis der er statisk elektricitet i anvendelsesområdet (afladninger
fra apparater eller det omkringliggende område)Inden optageren tages i brug, skal det sikres, at operatørenog patienten har afladet eventuel statisk elektricitet.
Befugt rummet.
Brug tæt på IEEE802.11g/b/n trådløs LAN-udstyr kan få
gensidig interferens til at forekomme, hvilket kan medføre
reducerede kommunikationshastigheder eller forhindre
forbindelse. I dette tilfælde skal der slukkes for strømforsyningen
til udstyret, som ikke er i brug, eller monitoren skal bruges på etandet sted.

9. Miljøbeskyttelse

Forsigtig
Lithium-batteriet skal tages ud af optageenheden, inden den
bortskaffes.

xiiForholdsregler for sikker måling
I dette afsnit beskrives forholdsregler vedrørende måling og sensoren.
Sørg for at underrette patienten om følgende indhold og forklare det tilpatienten. Vejled patienten i korrekt brug af apparatet.

Blodtryksmåling

Advarsel
Sørg for, at slangen ikke bøjes for meget, og at luften strømmer
korrekt. Hvis der bruges en bøjet luftslange, kan lufttrykket blive
fanget i manchetten, hvilket kan medføre, at
blodgennemstrømningen til armen blokeres.
Mål ikke blodtrykket på en arm, hvis patienten har følgende
tilstande. Dette kan forårsage en ulykke eller forværring af
skaden.
1) En arm har en skade eller sygdom.
2) En arm, der modtager intravenøst drop eller blodtransfusion.
3) Anastomose til kunstig dialyse.
4) Patienten har været sengeliggende i lang tid(Hvor der er risiko for trombe).

Forsigtig
Bekræft patientens tilstand, hvis der er problemer medmålingen. Apparatet gætter, at patientens tilstand forværres overmålegrænsen, eller hvis luftstrømmen stopper, fordi luftslangen
er bøjet.
Overdrevent hyppig måling af blodtrykket kan forårsage skader
på kroppen, fordi der gribes ind i blodgennemstrømningen.
Bekræft, at brugen af apparatet ikke forringer blodcirkulationen
i længere tid, hvis apparatet bruges gentagne gange.
Blodtryksmåling er måske ikke nøjagtig, hvis patienten har
kontinuerlig arytmi, eller bevæger sig for meget.
xiii

Forsigtig
Bær manchetten på samme niveau som hjertet. (Hvis niveauet
er forskelligt, forekommer der en fejl i målingsværdien.)
Optageren reagerer på artefakt og ekstern påvirkning. Hvis der
er nogen tvivl om måleværdien, skal blodtrykket måles ved
auskultation eller palpation.
Der kan forekomme målingsfejl, hvis manchetten ikke egner sig
til patientens armomkreds.
Undlad at pumpe manchetten op, inden den er svøbt om
patientens arm. Det kan medføre skader, og at manchettensprænger.

BemærkMåling af blodtryk kan forårsage subkutan blødning. Denne subkutane
blødning er midlertidig og forsvinder med tiden.
Hvis patienten bruger en hjerte-lunge-maskine, kan blodtrykket ikkemåles, da hjerterytmen udebliver.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis der bæres tyk beklædning.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis beklædningen er smøget op
og klemmer armen.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis den perifere cirkulation er
utilstrækkelig, blodtrykket er alt for lavt, eller hvis patienten lider af
hypotermi (blodgennemstrømningen er utilstrækkelig).
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten har hyppig arytmi.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt med en forkert manchetstørrelse.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis manchetten ikke bæres påsamme niveau som hjertet.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten bevæger sig eller
taler under målingen.
xivBemærk
Der er ikke foretaget kliniske forsøg på nyfødte spædbørn og gravide
kvinder.
Søg råd fra en læge inden brug, hvis du har gennemgået en
mastektomi.

ManchetAdvarsel
Bortskaf manchetter, der er blevet kontamineret af blod, for atforhindre infektiøse sygdomme i at sprede sig.
Undgå opbevaring af manchetten foldet eller med et tæt
sammenrullet luftslange i længere perioder. Sådan behandlingkan forkorte komponenternes levetid.

Måling af pulsfrekvensen

Advarsel
Undlad at bruge den viste pulsfrekvens til at diagnosticere en
uregelmæssig hjerterytme.

BemærkOptageenheden måler pulsfrekvensen, når blodtrykket måles.

xv

Pakliste
Forsigtig
Optageren er et præcisionsinstrument. Den skal bruges forsigtigt.
For store rystelser kan medføre svigt og funktionsfejl.

BemærkOptageren sendes i en særlig emballage, der er designet til atbeskytte den mod beskadigelse under transport. Når du åbner denneæske, skal du sørge for, at du har alt det, der er anført på paklisten.
Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte din lokale forhandler
eller den nærmeste A&D-forhandler. Vi anbefaler, at du gemmer densærlige emballage.
Der henvises til "10. Valgfrie varer (skal bestilles)" for valgmuligheder.
Optageenhed til blodtryk ............................................................................. 1
Tilbehør
Manchet til voksne 20 til 31 cm (7,8" til 12,2")

til venstre arm

TM-CF302B ................. 1
Stor manchet

28 til 38 cm (11,0" til 15,0") til venstre arm
TM-CF402B ................. 1Betræk til manchet til voksne ............................................................... 2Betræk til stor manchet ........................................................................ 2Bæreholder ................................................. AX-133025995 ............. 1Bælte ........................................................... AX-00U44189 .............. 1
Klemme ................................................................................................. 1
Aktivitetsoptagelsesark (10 ark) ................ AX-PP181-S ................. 1
USB-kabel .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
ABPM Data Manager CD .................................................................... 1
Denne brugermanual ........................................................................... 1xvi

Manchet til voksne til venstre arm
Stor manchet til venstre arm

Optageenhed til blodtrykBæreholder

KlemmeBælte

ABPM Data Manager CD

Manchetbetræk til voksneBetræk til stor manchet

Aktivitetsoptagelsesark (10 ark)

USB-kabelxvii

Denne brugermanualIndhold
Overensstemmelse .................................................................................................i
Overensstemmelse med europæisk direktiv ......................................................i
Overensstemmelse med FCC-reglerne ..............................................................i
Overholdelse af IC-regler................................................................................... ii
Overholdelse af den australske EMD-rammebestemmelse.............................. ii
Bluetooth®-transmission..................................................................................... ii
Advarselsdefinitioner ............................................................................................ iii
Sikkerhedshensyn ifm. brug ................................................................................. iv
Forholdsregler for sikker måling ......................................................................... xiii
Blodtryksmåling............................................................................................... xiii
Manchet .......................................................................................................... xv
Måling af pulsfrekvensen ................................................................................. xv
Pakliste ............................................................................................................. xvi
1.

Introduktion ............................................................................................ 5

2.

Funktioner .............................................................................................. 5

3.

Forkortelser og symboler....................................................................... 8

4.

Specifikationer ..................................................................................... 13
4.1.

Optageenhed ................................................................................... 13

4.2.

Dimensioner ..................................................................................... 16

5.

Komponentnavne ................................................................................ 17
5.1.

Optageenhed ................................................................................... 17

5.2.

Skærm ............................................................................................. 18

5.2.1.

LCD-panel (flydende krystaldisplay) ............................................ 18

5.2.2.

OLED-display (Organisk lysemitterende diode) .......................... 19
1

5.3.

De vigtigste skiftehandlinger ........................................................... 20

5.3.1.

A-BPM-handlinger........................................................................ 20

5.3.2.

S-BPM-handlinger........................................................................ 23

5.3.3.

Andre handlinger.......................................................................... 25

6.

Funktioner til blodtryksmåling .............................................................. 27
6.1.

Automatisk måling af blodtryk (A-BPM) .......................................... 27

6.1.1.

A-BPM-ventetilstand .................................................................... 29

6.1.2.

Slumrefunktion og intervalperiode ............................................... 29

6.1.3.

Standsning af måling ................................................................... 30

6.1.4.
6.2.

Lagring af omgivelsesdata ........................................................... 30
Selvmåling af blodtryk (S-BPM) ...................................................... 31

6.2.1.

S-BPM-programmer ..................................................................... 32

6.2.2.

S-BPM-ventetilstand .................................................................... 36

6.2.3.
6.3.

Standsning og midlertidigt stop af måling.................................... 37Målingsresultat................................................................................. 38

6.3.1.

Visning af målingsresultater......................................................... 38

6.3.2.

Lagring af målingsresultater ........................................................ 38

6.3.3.

Udlæsning af målingsresultater ................................................... 39

6.3.4.

ID-numre ...................................................................................... 39

7.

Klargøring af optageenheden .............................................................. 40
7.1.
7.1.1.

Isætning af batterierne (udskiftning af batterierne) ......................... 40Sådan udskiftes batterier ............................................................. 42

7.2.

Klargøring af bæreholderen............................................................. 42

7.3.

Eftersyn til brug ................................................................................ 43

7.3.1.

Tjeklister inden isætning af batterier............................................ 43

7.3.2.

Tjeklister efter isætning af batterier ............................................. 442

8.

Operation ............................................................................................. 45
8.1.

Rutediagram for handlinger ............................................................. 45

8.2.

Indledende indstillinger .................................................................... 47

8.2.1.

Indledende indstillinger ................................................................ 47

8.2.2.

Ur og monitorfunktion til måling ................................................... 48

8.2.3.
8.3.

Indledende tryksætningsværdi for S-BPM................................... 50
Forudindstillede A-BPM-programmer .............................................. 50

8.3.1.

A-BPM's elementer og parametre ............................................... 52

8.3.2.

A-BPM-programeksempler .......................................................... 55

8.3.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.

Starttidspunkt og driftstid ............................................................. 57
S-BPM-programmer......................................................................... 58
S-BPM's elementer og parametre ............................................... 59
S-BPM skærmeksempler ............................................................. 60

8.5.

Sletning af målingsdata ................................................................... 63

8.6.

Fastgørelse af produktet til patienten .............................................. 64

8.6.1.

Oplysninger til patienter ............................................................... 64

8.6.2.

Manchetbetræk ............................................................................ 66

8.6.3.
8.7.

Fastgørelse af manchet, bæreholder og optager ........................ 67Måling af blodtryk Handlinger .......................................................... 70

8.7.1.

A-BPM-handlinger........................................................................ 70

8.7.2.

S-BPM-handlinger........................................................................ 72

8.7.3.

Manuel måling.............................................................................. 74

8.7.4.
8.8.

Standsning og midlertidigt stop af målinger ................................ 75
Tilslutning af optageren til den dertil indrettede perifere enhed ...... 77

8.8.1.

Tilslutning med et USB-kabel ...................................................... 77

8.8.2.

Brug af Bluetooth®-kommunikation .............................................. 79

8.8.3.

Midlertidigt stop af Bluetooth®-kommunikation (flytilstand) ......... 80

3

9.

Vedligeholdelse ................................................................................... 81
9.1.

Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering ................... 81

9.2.

Rengøring af produktet .................................................................... 82

9.3.

Periodisk eftersyn ............................................................................ 84

9.3.1.
9.3.2.

Inspektion af batteri før installation .............................................. 84
Eftersyn efter isætning af batterier .............................................. 85

9.4.

Bortskaffelse .................................................................................... 86

9.5.

Fejlfinding......................................................................................... 87

9.6.

Fejlkoder .......................................................................................... 88

10.

Valgfrie varer (skal bestilles) ............................................................... 91

11.

Bilag ..................................................................................................... 93

11.1.

Princippet for måling af blodtryk ...................................................... 93

11.2.

EMD-oplysninger ............................................................................. 96

4

1. Introduktion

Tak for dit køb!

TM-2441 er en ambulant optager til blodtryk, der muliggør
nøjagtig måling af patientens blodtryk automatisk på
forudindstillede tidspunkter (f.eks. 24-timer kontinuerligt). Dennemanual forklarer indstillinger, drift, tilstande og programmer for
blodtryksmåling samt kommunikation med dertil indrettede
perifere enheder, vedligeholdelse, specifikationer og advarsler.
Læs denne vejledning for at sikre korrekt brug og opbevar den
på et lettilgængeligt sted.

2. Funktioner
Resumé

Optageren er en transportabel blodtryksovervåger, der kan
foretage ikke-invasiv blodtryksmåling og pulsfrekvens forpatienten under vejledning af en læge. Formålet er at måle og
lagre variation af blodtrykket i løbet af en dag i deres daglige liv.
Optageren er designet til at være transportabel og byder på
datastyringsfunktion og enkel betjening.

Blodtryksmåling mål

Denne optager er designet til voksne (over 12 år).

5

Formål med anvendelse

Optageenheden er udstyret med to tilstande til blodtryksmåling.
Blodtryksværdier kan bruges til konsultation med læger og egensundhedspleje.

Automatisk blodtryksmåling (A-BPM)
Denne tilstand kan specificere seks par vilkårlige starttider
og intervaller for hver 24 timer og kan automatisk måle og
registrere blodtryk.
Selvmåling af blodtryk (S-BPM)
Brug af denne tilstand antager, at en patient måler sit eget
blodtryk i hjemmet eller på hospitalet. Denne tilstand kan bruge
fem typer programmer i overensstemmelse med anvendelsen.

Mobilitet

Optageenhedens vægt er ca. 135 g (ekskl. batterier).
Den er på størrelse med en håndflade og er udstyret med
en mikropumpe.
To AA-alkaline-batterier kan bruges. (LR6- eller AA-størrelse)
To genopladelige batterier (AA-størrelse, Ni-MH-batteri) kan
bruges.

Drift

Indstillingerne for optageren og programmet for blodtryksmåling
kan nemt konfigureres ved hjælp af ABPM Data Manager, som
installeres på computeren (dertil indrettet perifer enhed).

6Omfattende analytisk ydeevneMåleintervalperioden kan indstilles for automatisk
blodtryksmåling.
Blodtrykket kan måles når som helst ved hjælp af manuel måling.
S-BPM er udstyret med fem programmer til forskellige forhold.
Analysen kan udføres effektivt ved hjælp af ABPM Data Manager
installeret på computeren (dertil indrettet perifer enhed).

Kortere målingstid

Lufttømningshastigheden styres for at minimere målingstiden.
Tryksætningsværdien styres for at minimere målingstiden.

Enkel bekvemmelighed

En dertil indrettet perifer enhed kan modtage data ved hjælp af et

USB-kabel. Modtagne data kan nemt analyseres og udskrives.

73. Forkortelser og symboler
Symboler

Betydning

SYS

Systolisk blodtryk

DIA

Diastolisk blodtryk

PUL

Pulsfrekvens

PP
kPa
mmHg
/min

Pulstryk

--xx

LCD
OLED

PP = SYS - DIA

Enhed for blodtryk
Enhed for pulsfrekvens/minutMærke der indikerer hjerterytme under målingen.
Bluetooth er i brug.
Viser:
A-BPM er i drift.
Blinker:Intervalperiode på "1 omfang" udføres.
Indikatoren for IHB/AFib.
LydløsHukommelse fuld, slet data for at starte måling.
Batteriindikator
Hvis niveau 1
vises, kan blodtryksmåling
og datakommunikation ikke finde sted. Udskift
batterierne med 2 nye LR6-batterier (AA-størrelse).
Slumremærke for A-BPM
Mærket vises under konfiguration.
Uden for acceptabelt område eller umuligmåleværdi.
Fejlkoder. xx =til

S-BPM START-mærke
S-BPM STOP-mærke
Flydende krystaldisplay
Organisk lysemitterende diode
Alarm-mærke
8

Symboler

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Betydning
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød:
Udstyrstype BF.
Producent af CE-mærkning. Fremstillingsdato.
Symbol for lille manchet
Armens omkreds 15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Symbol for manchet til voksne
Armens omkreds 20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Symbol for stor manchet
Armens omkreds 28 til 38 cm 11,0" til 15,0"
Symbol for ekstra stor manchet
Armens omkreds 36 til 50 cm 14,2" til 19,7"
Symbol trykt på pakning.
Stor manchet er inkluderet i tilbehøret.
Symbol trykt på pakning.
Manchetten til voksne er inkluderet i tilbehøret.
Se brugermanualen eller hæftet.
Symbol for "Hold tør" og "Må ikke udsættes for regn".
Serienummer
Symbol trykt i batterirummet.
Retning (polaritet) til installation af batteri.

x2
1.5V LR6 Symbol trykt på pakning.
1.2V HR6 Tilbehør er eksklusive batterier.
not included
EMD

Elektromagnetiske forstyrrelser
Symbol for "Håndter med forsigtighed".
Symbolet for direktiv om affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr.
9

Symboler
BPM
A-BPM

BetydningMåling af blodtryk
Automatisk blodtryksmåling

Selvmåling af blodtryk
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symboler.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symboler.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, Flight Mode Bluetooth-symboler. #3
Not made with natural Forsigtighedsanvisning for patient. Dette er
rubber latex.
trykt på manchetten.
Advarsler på batteridækslet.
Brug alkaliske batterier eller
Cautionspecificerede genopladelige batterier,• Use alkaline batteries or specifiedog sørg for korrekt polaritet (+,-).
rechargeable batteries andensure correct polarity (+,-).
Sammenbland ikke batterier,• Do not mix new, used ordifferent branded batteries.
der er nye, brugte eller af• Firmly secure cuff air hose toforskellige mærker.
main body.
Fastgør manchettens luftslange grundigt
til hoveddelen.
#1: Se 6.1. Automatisk blodtryksmåling (A-BPM)" og"8.3. A-BPM forudindstillede programmer" for 24-timers
optager til blodtryk.
#2: Se "6.2. Selvmåling af blodtryk (S-BPM)" og"8.4. S-BPM-programmer" til fem typer programmer.
#3: Se "8.8.2. Brug af Bluetooth®-kommunikation" og"8.8.3. Afbrydelse af Bluetooth®-kommunikation(flytilstand)".

10

Indikator for IHB/AFib

Hvis måleren registrerer en uregelmæssig rytme undermålingen, vises indikatoren for IHB/AFibpå skærmen

med målingsværdierne. (kun S-BPM)

1 omfang"1 omfang" i S-BPM består af et sæt blodtryksmålinger ogintervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.
Den sidste intervalperiode udelades.
Måling af blodtryk
T

TT

Tidspunkt

T: IntervalperiodeMålingstal

Starttidspunkt11

VentetilstandA-BPM-ventetilstanden er en tilstand, hvor blodtrykket ikkemåles i løbet af intervalperioden.
Måling af blodtryk

Starttidspunkt
T

T

T

Starttidspunk
T
T
T
T

SektionTidspunkt
T: Intervalperiode

Sektion

S-BPM ventetilstand er en tilstand, hvor blodtrykket ikke måles
i intervalperioden og mellem det sidste "1 omfang" og næste
"1 omfang".
Starttidspunkt
T

T

Starttidspu

Ventetilstand1 omfang

TTMåling af blodtryk

Tidspunkt

1 omfang

T: Intervalperiode

Dertil indrettet perifer enhed

En dertil indrettet perifer enhed betyder den computer, hvor ABPM
Data Manager er installeret. ABPM Data Manager lagres på enekstra CD.
Brug en perifer enhed, der opfylder kravene til medicinsk elektrisk
udstyr (IEC60601-1), når du tilslutter optageren til en perifer enhed.
Tilslut ikke optageren til et andet apparat (eksempel: IEC60950) i etområde, hvor der bruges medicinsk udstyr. Brug et USB-kabel, derer kortere end 1,5 m.

12

4. Specifikationer
4.1. Optageenhed
PosterBeskrivelserMålingsmetode
Oscillometrisk målingsmetode
Trykdetekteringsmetode Halvleder-tryksensor
Trykvisningsområde
0 til 299 mmHg
Tryk:
±3 mmHgMålenøjagtighed
Pulsfrekvens:±5 %Minimum
Tryk:
1 mmHgdisplay opdelingPulsfrekvens:
1 slag / minut
Systolisk tryk:
60 til 280 mmHg
Målingsområde
Diastolisk tryk:
30 til 160 mmHg
Pulsfrekvens:
30 til 200 slag / minut
Konstant udledning med kontrolleret
Fjernelse af tryklækageventil af hensyn til sikkerheden
Udledning
Elektromagnetisk ventil
Tryksætningsmetode
Mikropumpe
Automatisk tryksætning 85 til 299 mmHg
Intervaller ved hver sektion, der maksimalt
Intervalperiodedeler 24 timer op i seks dele.
(for A-BPM)
Interval: FRA, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
120 minutterUr
24 timers ur
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixels, hvide tegn
S-BPM:Skærm
LCD, 40 x 50 mm, Display: systolisk tryk,
diastolisk tryk, pulsfrekvens, ur, fejl,
statusmåler og symboler
13

Poster
Hukommelse

StrømforsyningMålingstælling

Nominel spændingGrænseflade

Driftsforhold

BeskrivelserMålingsdata: 600 datapunkter maks.
Med samme type batterier:2 x 1,5 V-batterier (LR6 eller AA-størrelse)
Alkalisk batteri eller nikkelhydridbatteri(Ni-MH) 1.900 mAh eller mere
Backup-batteri til indbygget ur: Genopladeligt
lithium-møntcellebatteri ML2016H
200 gange eller mere.
(når nye alkaliske batterier eller
nikkelhydridbatterier bruges. Dette kan variere
alt efter målebetingelserne.)
DC 3,0 V (alkalisk batteri, LR6),
DC 2,4 V (nikkel-brintbatteri, AA-størrelse)
USB: USB1.1-kompatibel.
Kabellængde: 1,5 m eller kortere.
Micro-USB B-type terminal kan oprette
forbindelse til dertil indrettet perifer
enhed (ved hjælp af standardmæssig
driversoftware).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):Trådløs enhed kan tilsluttes.
Temperatur: +10 til +40 °C
Fugtighed:
30 til 85 %RH (ingen kondens)
Temperatur: -20 til +60 °C
Fugtighed:
10 til 95 %RH (ingen kondens)

Transport- og
opbevaringsforhold
Atmosfærisk tryk både til
700 til 1.060 hPa
drift og opbevaring
Type af beskyttelse mod
Internt strømforsynet udstyr
elektrisk stød

14

Poster
Beskrivelser
Grad af beskyttelse mod Type BF: Optagerens manchet og slanger erelektrisk stød
designet til at give særlig beskyttelse modelektrisk stød.
CE-mærkning
EF-direktivets mærkat for medicinsk udstyr.
Et certificeret varemærke, der er registreret til
C-Tick-mærkning
ACA af varemærkekontoret.
Dimensioner
Ca. 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Masse
Ca. 135 g (uden batterier)
Optager: 5 år. Selv-autentificering med interne
data. Korrekt drift og vedligeholdelse under deForventet levetid
bedste forhold. Holdbarhed varierer med
brugsbetingelserne.
Indtrængningsbeskyttelse Apparat: IP22
Standardtilstand
Kontinuerlig måling
Genstarttid efter
Straksdefibrillering
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLPTrådløs kommunikation Frekvensområde: 2,4GHz (2.400 til 2.483,5 MHz)
Modulation: GFSK
Effektiv udstrålet effekt: <20 dBm
Note:# Specifikationerne kan ændres med henblik på forbedringer uden
forudgående varsel.
# Klinisk prøvning for dette apparat udføres i henhold til
ISO 81060-2:2013.
# Optageenheden er ikke medicinsk udstyr til overvågning af patienter.
Vi anbefaler ikke anvendelser, hvor man skal overvåge patienten
i realtid, såsom på en intensivafdeling.
ACA: Australian communications authority(Australsk kommunikationsmyndighed)15

4.2. Dimensioner

66

24,5

95

Enhed: mm

16

5. Komponentnavne
5.1. Optageenhed
Positionsmærke for arterie

Manchet til voksne og stor manchet til venstre arm
Luftslange
Luftstik
Luftfatning
EVENT -knap
for A-BPM
OLED til A-BPM
START og
STOP -knap

for A-BPM

AUTO -kontakt

LCD

for A-BPM

START og
STOP -knap

LOCK -kontakt

for A-BPM

for S-BPM

Batterirum og
2 LR6 (AA-størrelse) batterier
for måling til måling

Batteridæksel

Micro USB-port (i bunden),
Datakommunikationsterminal

17

5.2. Skærm
BemærkFor at få en nøjagtig diagnose skal man være omhyggelig med ataflæse de data, der vises på optageenheden, nøjagtigt og tolke dem
korrekt.

5.2.1. LCD-panel (flydende krystaldisplay)Øverste tal
Midterste tal
Nederste tal

Følgende værdier kan vises i hver tilstand:
A-BPMMålingsresultat

S-BPMØverste tal

Systolisk
blodtryk

Intervalperiode

Program

Midterste tal

Diastolisk
blodtryk

Resterende tid

Trykværdi

Nederste tal

Puls

Tidspunkt

TidspunktSe "3. Forkortelser og symboler" for betydningen af
symbolerne på LCD'en.
18

5.2.2. OLED-display (Organisk lysemitterende diode)Tilstanden for A-BPM er angivet på OLED'en.
Klokkeslæt.
Indstillings- og driftstilstand.
Målingsværdien for A-BPM.
SYS

Systolisk blodtryk.

DIA

Diastolisk blodtryk.

PUL

Pulsfrekvens.

mmHg Enhed for blodtryksværdi.
/min

Enhed for pulsfrekvens.

Se "3. Forkortelser og symboler" for betydningen af
symbolerne på OLED'en.
Betydning

SymbolerMærket vises under konfiguration.
Viser:

A-BPM udføres.

Blinker:Intervalperiode på "1 omfang" udføres.

Bluetooth er i brug.
Hukommelsen er fuld
Slumremærke for A-BPM
Batteriindikator

195.3. De vigtigste skiftehandlinger
5.3.1. A-BPM-handlinger
Start eller midlertidigt stop af A-BPM.
Skift mellem A-BPM og S-BPM

Trin 1. Gem det forudindstillede program (med starttidspunkter ogintervaller) for A-BPM.
Trin 2. Indstil på

AUTO -kontakten for følgende handlinger.

"ON" ...... A-BPM startes, og mærket

vises.

Blodtryksmålinger foretages iht. det forudindstillede
A-BPM-program.
"OFF" .... A-BPM stoppes midlertidigt, og mærket

skjules.

Måling af blodtryk kan udføres vha. deforudindstillede S-BPM-programmer.

Fastlåsning A-BPM til "ON".
Hold

AUTO -kontakten på "ON" vha.

LOCK -kontakten,

så A-BPM kan udføres.

Forlængelse af A-BPM-intervalperioden.

Trin 1. Sæt slumretilstanden til "ON" inden måling.
Trin 2. Sæt

AUTO -kontakten til "ON" for at bruge A-BPM.

Mærketvises.

Trin 3. Når der trykkes på

EVENT -knappen under A-BPM,

fordobles intervalperioden.
Når der trykkes på

EVENT -knappen igen, venderintervalperioden tilbage til grundværdien.
20

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på

START/STOP -knappen under

blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den
aktuelle måling stoppes. A-BPM fortsætter dog. Den næste
blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Konfiguration af programmet til A-BPM.
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult,skal der trykkes på

START/STOP - eller EVENT -knappen

for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
Trin 3. Tryk på

START/STOP -knappen og hold den nede,og tryk på
indtilEVENT -knappen og hold den nede,Sleepvises på OLED'en.

Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
Se "8.3.1. A-BPM's elementer og parametre"
EVENT -knap ................ Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ...... Beslutning, næste element,slut på indstillinger.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.
(Manuel blodtryksmåling af A-BPM)

Trin 1. Hvis OLED'en er skjult, skal du trykke på
START/STOP - eller

EVENT -knappen for at vende tilbage

til visningen af A-BPM-ventetilstand. A-BPM-ventetilstanden
er en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på

START/STOP -knappen under A-BPM-

ventetilstanden.
21

Indstilling af uret.
Konfiguration af målerfunktionen for A-BPM.
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på
eller

START/STOPEVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af

ventetilstand.
Trin 3. Mens du trykker påinde, skal du holde(efterSTART/STOP -knappen og holder den
EVENT -knappen inde, indtil

Display

Sleep ) vises på OLED'en.

Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
Der henvises til "8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling"
EVENT -knap ................ Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ...... Beslutning, næste element,slut på indstillinger.

225.3.2. S-BPM-handlinger
Start af S-BPM.

Trin 1. Vælg S-BPM-programmet, og gem dets parametre.
Trin 2. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 3. Handlinger er som følger:
S-BPM-programmer
Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af
konsultationsblodtryk
AOBP
Hjemmeblodtryk
HBP
Automatisk måling af natteblodtryk
ANBP
Automatisk selvmåling af blodtryk
ASBP

Handlinger
Tryk på knappen/
for at starte det
forudindstillede program
under ventetilstanden.
Det forudindstillede program gåri standby, til "starttidspunktet"
eller "vækkeurets
starttidspunktet".

Standsning af S-BPM.

Handlinger er som følger:
S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af Tryk på knappen
konsultationsblodtryk blodtryksmåling.
AOBP/

for at stoppe

Hjemmeblodtryk HBP/
for at stoppe
Automatisk måling af Tryk på knappen
blodtryksmåling.
Ved
næste
starttidspunkt
natteblodtryk ANBPmåles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Hvis du har behov for helt at standse
Automatisk
optageren, skal du tage batterierne ud af
selvmåling
af blodtryk
ASBP optageren eller skifte til OBP, AOBP eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".
23

Konfiguration af programmet til S-BPM.
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Tryk på/-knappen og hold den nede, tryk på

START/STOP -knappen og hold den nede, indtil
vises på LCD-skærmen.
Trin 3. Betjeningen er som følger:
Der henvises til "8.4. S-BPM-programmer".
/-knappen .............. Ændr den aktuelle parameter.

START/STOP -knap ...... Beslutning, næste element,slut på indstillinger.

Omgående måling af blodtryk under S-BPM.
(Manuel blodtryksmåling for S-BPM)

Trin 1. Hvis LCD'en er skjult, skal du trykke på START/STOP

eller

EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af
S-BPM-ventetilstand.
Trin 2. Tryk på knappen/

under ventetilstanden for S-BPM.

Blodtryksmålinger for "1 omfang" udføres omgående.
"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger ogintervalperioder, der gentages det antal gange,målingstallet angiver. Den sidste intervalperiode udelades.
S-BPM-ventetilstand er en tilstand, hvor blodtrykket ikke
bliver målt i løbet af intervalperioden og mellem det sidste"1 omfang" og næste "1 omfang".

24

5.3.3. Andre handlinger
For at vende tilbage fra ventetilstanden og vise måleren.

Hvis OLED- eller LCD-skærmen er skjult, skal du trykke på
START/STOP - eller

EVENT -knappen for at vende tilbage

til visningen af ventetilstand.

Sletning af målingsdata
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis indikationen er skjult, skal der trykkes på START/STOP
eller EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af
ventetilstand.
Trin 3. Tryk på START/STOP -knappen og hold den nede,tryk på EVENT -knappen og hold den nede, indtil DataClear(efterSleepog

Display ) vises på OLED'en.

Trin 4. Vælg en handling.
Hvis du vil slette data, skal du trykke på

START/STOP -knappen og holde den inde.
Sletning
DataClear
OLED'en og sletning af data påbegyndes. OLED
Erasing
Fortsæt til trin 5 efter sletning.
Erasing

blinker under

DataClearpå

Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke på
EVENT -knappen og fortsætte til trin 5.
Trin 5. Optageenheden vender tilbage til ventetilstand.

25

For at parre til Bluetooth®-kommunikation.
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på
eller

START/STOPEVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af

ventetilstand.
Trin 3. Tryk på(efter

EVENT -knappen og hold den inde, indtil

Pairing

FlightMode ) vises på OLED'en. Optageenheden

begynder at vente på parring.
Trin 4. Når Bluetooth-parring er afsluttet, vises-mærket på LCD-

skærmen.
Hvis du annullerer den aktuelle parring, skal du trykke
på EVENT -knappen. Optageren fortsætter til visningen
af ventetilstand.

For at afbryde Bluetooth®-kommunikation. (Flytilstand)
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på
eller

START/STOPEVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af

ventetilstand.
Trin 3. Tryk på EVENT -knappen og hold den inde,indtil FlightMode vises på OLED'en.
Trin 4. Flytilstand kan slås til/fra ved hjælp af
knappen.
FlightModeON

START/STOP -knap

START/STOP FlightMode
OFF

Trin 5. Tryk på EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af
ventetilstand.
26

6. Funktioner til blodtryksmåling
Optageren er udstyret med automatisk blodtryksmåling (A-BPM)
og selvmåling af blodtryk (S-BPM), og den kan gemmemålingstilstande og målingsresultater.

6.1. Automatisk måling af blodtryk (A-BPM)
Forsigtig
Når A-BPM er stoppet midlertidigt eller ikke bruges, skal
AUTO -kontakten sættes til "OFF". Hvis AUTO -kontaktem
efterlades på "ON", vil målingen starte ved det næste
starttidspunkt, og manchetten kan sprænge.
Brug LOCK -kontakten til at forhindre AUTO -kontakten
i at bevæge sig til "OFF" ved et uheld, mens A-BPM bruges.
AUTO -kontakten til "OFF"AUTO -kontakten til "ON"LOCK -kontakt til "LÅS"AUTO -kontakt
A-BPM-funktionen måler blodtrykket ved forudindstillede
intervaller vha. det indbyggede ur og gemmer målingsresultatet
i hukommelsen.
A-BPM kan startes og stoppes midlertidigt med
kontakten. Brug

AUTO -

LOCK -kontakten til at forhindre bevægelse

ved et uheld, mens A-BPM bruges.
27Mærketvises på skærmen, mens A-BPM bruges.

Blodtrykket måles automatisk ved A-BPM-starttidspunktet.
En indledende tryksætningsværdi for A-BPM er AUTO,
så der automatisk vælges en korrekt tryksætningsværdi.
Hvis den første tryksætning er utilstrækkelig, udføres
tryksætning automatisk igen op til to gange.
Når du sletter data fra hukommelsen eller flytter

AUTO -

kontakten til "OFF", nulstilles tryksætningsværdien til den
indledende tryksætningsværdi.
Når en målingsfejl forekommer, og ventetiden til det næste
starttidspunkt er længere end 8 minutter, måles blodtrykket
én gang efter 120 sekunder. Målingsresultatet gemmes
i hukommelsen.
Hvis du vil stoppe A-BPM midlertidigt, skal du slippe
kontakten og flytte

AUTO -kontakten til "OFF".

28

LOCK -

6.1.1. A-BPM-ventetilstandElementer til overvågning af målingstilstand kan vises på
LCD'en under ventetiden for A-BPM.
I ventetilstanden skjules indikatorerne automatisk.
Tryk på en vilkårlig knap for at vise skærmelementer.
A-BPM-ventetilstanden er en tilstand, hvor blodtryk ikke måles
i løbet af intervalperioden.
Måleinterval
Resterende tid til næste starttidspunkt
Aktuelt klokkeslæt

6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiodeSæt slumretilstanden til "ON" i det forudindstillede program.
Når der trykkes på

EVENT -knappen under A-BPM, fordobles

intervalperioden.
Når der trykkes på

EVENT -knappen igen under A-BPM,

vender intervalperioden tilbage til den originale længde.
Der henvises til "8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer" foroplysninger om, hvordan slumretilstanden konfigureres.
Måling af blodtryk
T

T

T: Intervalperiode
2T

2T

EVENT -knap
AUTO -kontakt til "ON"Gem slumretilstandens parametre
29

2T

T

T

EVENT -knap

6.1.3. Standsning af måling
Når der trykkes på

START/STOP -knappen under

blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den aktuellemåling stoppes. A-BPM fortsætter dog. Den næste
blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

BemærkNår målingen er stoppet, vises stopkoden E07 på OLED'enog gemmes i hukommelsen.

6.1.4. Lagring af omgivelsesdata
Omgivelsesdataene lagres, mens

AUTO -kontakten er indstillet

til "ON" for A-BPM.

BemærkOmgivelsesdataene kan maks. lagres i 12 timer.
Download til ABPM Data Manager kan tage op til 50 minutter.

30

6.2. Selvmåling af blodtryk (S-BPM)
Sæt AUTO -kontakten til "OFF" for at bruge S-BPM-programmer.
Optageren er udstyret med fem typer S-BPM-programmer iht.
skiftende forhold i målemiljøet. Parametre og målingsresultater
kan gemmes i hukommelsen.
Navn

Programbeskrivelser og -handlinger
PosterKonsultationsblodtryk
OBP Program til blodtryksmåling foretaget af
Ikke relevant
hospitalspersonale. "1 omfang":
Blodtryksmåling forekommer én gang.
Automatisk måling af konsultationsblodtrykTælling
AOBP Program til blodtryksmåling efter hvile på
hospitalet. "1 omfang": Måling foretages
Interval
vha. målingstal og intervalperiode.
Hjemmeblodtryk#1Tælling
HBP Program til blodtryksmåling derhjemme.
"1 omfang": Måling foretages vha.
Intervalmålingstal og intervalperiode.
Automatisk måling af natteblodtryk#2 Starttidspunkt
ANBP Program til blodtryksmåling derhjemme. DetTællingbruger målingstal og intervalperiode. ANBP kan
specificere op til seks starttidspunkter om dagen.
Interval
Automatisk selvmåling af blodtryk#2Vækkeurets
Program, der indikerer starttidspunkter med starttidspunkt
ASBP lyd fra brummeren. Tryk på knappen/
for at måle blodtrykket derhjemme.
Tælling
Brummeren kan specificere op til seks
Interval
tidspunkter om dagen.

#1:
#2:

Blodtryk måles iht. retningslinjerne fra den japanske forening
for hypertension.
Når målingstallet og intervalperioden for ANBP eller ASBPændres, ændres HBP-indstillingerne også.
31

6.2.1. S-BPM-programmer
Konsultationsblodtryk

OBPNår der trykkes på knappen/, måles blodtrykket én gang,og det gemmes i hukommelsen.
Måling af blodtryk
Tryk på knappen/

Tidspunkt
for at starte målingen.

Automatisk måling af konsultationsblodtrykNår der trykkes på knappen

/

AOBP

, starter AOBP.

Først er udstyret inaktivt i intervalperioden for at lade patientenslappe af.
Dernæst udfører AOBP "1 omfang".
"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger ogintervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.
Den sidste intervalperiode udelades.
Når der trykkes på knappen/

under "1 omfang",

standses "1 omfang" is stopped.
1 omfangMåling af blodtryk
TT

Tryk på knappen

T/

T

T: IntervalperiodeTfor at starte "1 omfang".
Ikke målt

T

T

Tryk på knappen

T
/

T

T

for at starte "1 omfang".
32

Hjemmeblodtryk

HBPNår der trykkes på knappen/, starter HBP.

HBP udfører "1 omfang".
"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger ogintervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.
Den sidste intervalperiode udelades.
Når der trykkes på knappen

under "1 omfang",/

standses "1 omfang" is stopped.
1 omfangMåling af blodtryk
TT

Tryk på knappen

T: Intervalperiode

T

T

T

T

Tidspunkt
for at starte "1 omfang".

/

Ikke målt
T

T

Tryk på knappen

Tidspunkt

for at starte "1 omfang".

/

33

Automatisk måling af natteblodtryk

ANBP
ANBP kan specificere op til seks forudindstillede
starttidspunkter om dagen.
Når parametre for ANBP-programmet gemmes, starter ANBP,
og "1 omfang" udføres for hvert starttidspunkt.
"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger ogintervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.
Den sidste intervalperiode udelades.

BemærkManuel blodtryksmåling for ANBPNår der trykkes på knappen
udføres en "1 omfang".
1 omfangT/

i S-BPM-ventetilstanden,Måling af blodtrykT

1 omfang
T

Starttidspunkt

T

Starttidspunkt

ANBP startes på samme tidspunkt, når ANBP-programmet er
konfigureret. (ANBP går i ventetilstand til starttidspunktet)
1 omfang

1 omfang
T

T

T

Starttidspunkt

T

T

Tryk på knappen/
for at starte manuel BPM.

T

T

Starttidspunkt
1 omfang

1 omfang
T

1 omfang

T

Ikke målt

T

Starttidspunkt

Tryk på knappen/
for at standse "1 omfang".
34

T: Intervalperiode

Automatisk selvmåling af blodtryk

ASBP
ASBP kan specificere op til seks forudindstillede
starttidspunkter for vækkeuret.
Når parametrene til ASBP-programmet gemmes, starter ASBP,
og brummeren lyser ved hvert starttidspunkt. Tryk på knappen/
for at udføre "1 omfang", når brummeren lyder.
"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger ogintervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.
Den sidste intervalperiode udelades.

BemærkManuel blodtryksmåling for ASBPNår der trykkes på knappen/
i ventetilstanden mellem
sidste "1 omfang" og næste "1 omfang", udføres "1 omfang".
Måling af blodtryk
T

T

T

T

Tidspunkt

Tryk på knappen/
for at starte "1 omfang".

Tryk på knappen/
for at starte "1 omfang".
Vækkeurets starttidspunkt

ASBP startes på samme tidspunkt, når ASBP-programmet er
konfigureret. (ASBP går i ventetilstand til starttidspunktet)

T

T

T

T

T

T

Tryk på
/ -knappen
for at udføre den manuelle-BPM.
T: Intervalperiode35

Ikke målt
T

T

T

T

Tidspunkt

T: IntervalperiodeVækkeurets starttidspunkt

6.2.2. S-BPM-ventetilstandDriftstilstand og trykværdi vises på LCD'en under S-BPMventetilstand.
# Indikationen på LCD'et vil blive skjult automatisk, efter at der
ikke er foretaget betjening i nogle minutter. Selvom LCD'en er
skjult, kan manuel blodtryksmåling startes, når der trykkes påknappen/. Når der trykkes på

START/STOP - eller

EVENT -knappen, genoptages visningen.
"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger ogintervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.
Den sidste intervalperiode udelades.
Ur-mærket

blinker på LCD'en under en intervalperiode på"1 omfang".
S-BPM-ventetilstand er en tilstand, hvor blodtrykket ikke måles
i intervalperioden og mellem det sidste "1 omfang" og næste
"1 omfang".

Program for S-BPM
Tryksætningsværdi
Aktuelt klokkeslæt
36

6.2.3. Standsning og midlertidigt stop af måling
BemærkNår A-BPM er stoppet, vises stopkoden E07 på LCD'en og
gemmes i hukommelsen.
S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af
Tryk på knappen
konsultationsblodtryk
blodtryksmåling.
AOBP/

for at stoppe

Hjemmeblodtryk
HBP
Tryk på knappen/
for at stoppe
Automatisk måling af
blodtryksmåling. Ved næste starttidspunkt
natteblodtryk ANBPmåles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Hvis du har behov for helt at standse
Automatisk
optageren, skal du tage batterierne ud af
selvmåling
af blodtryk
ASBP optageren eller skifte til OBP, AOBP eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

37

6.3. Målingsresultat
6.3.1. Visning af målingsresultaterMålerfunktionen kan vælge "Display ON"- eller "Display OFF"for A-BPM-målingsresultatet. Denne funktion kan ikke bruges til
S-BPM.
"Display ON"-kommandoens indhold omfatter"Tryksætningsværdi under målingen", "Målingsresultat"
og "Fejlkode til målingsresultatet".
Når "Display OFF" vælges, vises uret.
Fabriksindstillingen er sat til "Display ON".
Der henvises til "8.2.2 Ur og monitorfunktion til måling".

6.3.2. Lagring af målingsresultater

Forsigtig
Databehandling af målingsresultatet
Må ikke bruges i et kraftigt elektromagnetisk felt.
Hukommelseskapaciteten for målingsresultatet er 600 datasæt.
Når hukommelsen er fuld, vises mærket

, og optageren kan

ikke udføre måling, før der er slettet data fra hukommelsen.

BemærkSlet data fra hukommelsen, inden optageren gives til en ny
patient. Vi anbefaler, at der bruges separate hukommelsesdata
i optageren til hver person. Hvis optageren husker data for flere
personer, kan det være vanskeligt at behandle dataene korrekt.

38

6.3.3. Udlæsning af målingsresultaterMålingsdata, der er gemt i hukommelsen, kan udlæses til den
perifere enhed vha. USB-dataoverførsel.
Se "8.8 Tilslutning af optageren til den dertil indrettede
perifere enhed".

Forsigtig
Fjern ikke kablet, mens du bruger USB-kommunikation.
Det kan forårsage beskadigelse af dataene.

BemærkNår batteriindikatoren viser, kan dataoverførsel ikke

bruges. Udskift batterierne for at bruge dataoverførsel.

6.3.4. ID-numre
Det fabriksindstillede ID-nummer er "0".
Konfigurer ID-numre vha. den dertil indrettede perifere enhed.

BemærkID-numre kan ikke konfigureres med optageren og kræver brug
af en dertil indrettet perifer enhed.

39

7. Klargøring af optageenheden
7.1. Isætning af batterierne (udskiftning af batterierne)
Forsigtig
Isæt to nye batterier med den korrekte retning for "+" og "-"i batterirummet, inden optageren fastgøres.
Udskift begge batterier på samme tid.
Tag batterierne ud af optageren, hvis den ikke skal bruges
i lang tid. Batterier kan lække og forårsage en funktionsfejl.
Brug to alkaliske batterier: typen LR6 eller specifikke
genopladelige AA Ni-MH-batterier.
Når batteriet sættes i batterirummet, skal fjederterminalen
først skubbes ind vha. batteriets "-"-terminal. Isæt derefter"+"-terminalen.
Hvis batteriet isættes fra "+"-terminalen, kan batterietsbelægning blive beskadiget af fjederterminalen.
Undlad at blande forskellige slags batterier eller brugte
og nye batterier. Det kan forårsage lækage, varme ellerskader.

BemærkNår niveau 1

for batteriets niveau vises, skal batterierne

udskiftes med to nye batterier, inden optageren fastgøres.
Optageren kan ikke udføre blodtryksmåling eller dataoverførsel,
når niveau 1

vises.

Når batteriet og det indbyggede batteri er dødt, vises ingenting.
Isæt batterier iht. retningssymbolet (40).

ProcedureIsæt batterier.

Trin 1. Åbn batteridækslet.
Trin 2. Tag de brugte batterier ud.
Trin 3. Der henvises til
retningssymbolet ()

inde i batterirummet.
Isæt to nye batterierÅbn.

i den korrekte retningfor "+" og "-".
Skub fjederterminalen
med batteriets"-"-terminal.
Trin 4. Isæt batteriet ved at

Tag batterierne ud.

skubbe "+"-terminalen.
Isæt.

Trin 5. Isæt det andet batteri

Luk.

Skub fjederterminalen.

vha. samme metode.
Trin 6. Luk batteridækslet.

Forsigtig
Hold batterier og batteridækslet uden for spædbørns og
børns rækkevidde for at forhindre, at de sluges, eller andre
ulykker.
Brug standard AA-batterier. Undlad brug af et udbulet
genopladeligt batteri eller et, der er svøbt i tape. Det kan
gøre det vanskeligt at åbne dækslet.
417.1.1. Sådan udskiftes batterierMålingsresultater og indstillingsparametre gemmes, nårbatterierne tages ud. Når det indbyggede batteri bliver afladet,nulstilles dataene til 01/01/2017 00:00.
Kontroller og indstil det aktuelle klokkeslæt, når batterierne
udskiftes. Der henvises til "8.2.2. Ur og monitorfunktion tilmåling" for at indstille uret.

7.2. Klargøring af bæreholderenBemærkBrug bæltet til tilbehør, når bæreholderen fastgøres.
Vi anbefaler brug af bæltet for at fastgøre optageren til patienten.
Brug tilbehørsbæreholderen, når optagerenbruges. For at fastgøre bæreholderen skal den
føres gennem tilbehørsbæltet eller gennem etalmindeligt bælte.

Bæreholder
Bælte

42

7.3. Eftersyn til brug
Forsigtig
Efterse optageren for at opretholde dens ydeevne,
sikkerhed og effektivitet inden brug.
Bekræft følgende tjekliste inden/efter isætning af batterier.
Hvis der konstateres et problem, skal brug af optageren stoppes,
og meddelelsen "Funktionsfejl" eller "Må ikke bruges"påsættes. Kontakt din lokale forhandler for reparation.

7.3.1. Tjeklister inden isætning af batterier
Nr.

Element

1

Ydre

2

Batteri3

ManchetBeskrivelse
Ingen skader og deformation som følge af fald.
Ingen skader og løstsiddende knapper osv.
Kontroller, at batterierne ikke er flade. Udskift
med to nye batterier inden patientbrug.
Kontroller, at manchetten ikke er trævlet. Hvis
manchetten er trævlet, kan den sprænges som
følge af internt tryk.
Kontroller, at luftslangen ikke er knækket eller

45Manchet-foldet sammen.

forbindelse

Kontroller, at lufttilslutningen og -konnektoren
er forsvarligt forbundet.

Fastgørelser

Kontroller, at tilbehør ikke er beskadiget.
(Bæreholder, bælte osv.)
43

7.3.2. Tjeklister efter isætning af batterier
Nr.

Del

Beskrivelse
Kontroller, at der ikke er nogen ild, røg eller

1Batteri

kraftige lugte.
Kontroller, at der ikke er nogen underlige lyde.

2

Skærm

Kontroller, at der ikke er nogen underlig visning.

3

Operation

Kontroller, at optageenheden fungerer korrekt.

4Måling

Kontroller, at målingen kan foretages korrekt,og at fastgørelsen af manchetten, målingen,skærmen og resultaterne er korrekt.

44

8. Operation
8.1. Rutediagram for handlingerBemærkDe indledende indstillinger (for det indbyggede ur,målerfunktion og indledende tryksætningsværdi) og det
forudindstillede program (A-BPM og S-BPM) behøver ikke
gemmes hver gang. De gemmes ved sletning, opdatering,og når optageren bruges for første gang.
Optagerens indstillinger kan gemmes vha. den dertil indrettede
perifere enhed. Se brugermanualen til ABPM Data Manager.
Målingsprocedurer for A-BPM og S-BPM er forskellige.
A-BPM kan specificere seks par vilkårlige starttider ogintervaller for hver 24 timer og kan automatisk måle og
registrere blodtryk.
S-BPM forudsætter, at patienten måler sit eget blodtryk
gennem selvbetjening i hjemmet eller på hospitalet. Denne
tilstand kan bruge fem typer programmer i overensstemmelse
med anvendelsen.

45Isætning af batterierne.
De indledende indstillinger til det indbyggede ur,målingsmonitorfunktionen og tryksætningsværdien.

A-BPM

Flyt

S-BPM

AUTO -kontakten
til "ON".
A-BPM

Flyt

Flyt

Tryk på

AUTO -kontakten
til "OFF".
START -knappen.

AUTO -kontakten
til "OFF".

OBP
Automatisk måling af
konsultationsblodtryk
AOBP
Hjemmeblodtryk

Forbind optageren til den

HBP.

Automatisk måling af
natteblodtryk
ANBP

Rens og gem produktet.

Automatisk selvmåling
af blodtryk
ASBP

Databehandling.

Komplet procedure for brugen
46

8.2. Indledende indstillinger
8.2.1. Indledende indstillinger
Fabriksindstillingerne (indledende indstillinger) er beskrevet
nedenfor:

Almindelige elementer ifm. indstillingerne
Element

Fabriksindstilling

Monitorfunktion

ON (indikeret)År, måned, dag, time, minut

Forsendelsesdato

A-BPM's elementer
Element

Fabriksindstilling

Slumretilstand

OFFIntervalperiode, når slumretilstanden er ON

30 minutter

Starttidspunkt for sektion 1

0 timerIntervalperiode for sektion 1

30 minutter

Starttidspunkt for sektion 20 timerStarttidspunkt for den automatiske måling

OFF

Driftstid for den automatiske måling

OFF

#1

Fabriksindstillingernes indhold
Når

AUTO -kontakten flyttes til "ON", starter A-BPM. Blodtrykmåles hvert 30. minut, til knappen flyttes til "OFF".
#1: Indstillingerne mellem intervalperioden for sektion 2 og
intervalperioden for sektion 6 er udeladt, da starttidspunktet
for sektion 1 og 2 er den samme værdi.

47

S-BPM's elementer
Element

Fabriksindstilling

Valg af program

Konsultationsblodtryk (OBP)

Konsultationsblodtryk
OBP

Ikke relevant

Automatisk måling af
Målingstællingkonsultationsblodtryk
AOBP Intervalperiode

2 tællingerMålingstælling
HBP Intervalperiode

2 tællinger

Hjemmeblodtryk

5 minutter
1 minut

Starttidspunkt for sektion 2 timer

Automatisk måling af
Målingstælling
natte- blodtryk ANBPIntervalperiode

2 tællinger
1 minutVækkeurets starttidspunkt 7 time, 22 timer

Automatisk selvmåling
Målingstællingaf blodtryk
ASBP
Intervalperiode

Fabriksindstillingernes indholdNår der trykkes på knappen/, efter at

2 tællinger
1 minut

AUTO -kontakten

er flyttet til "OFF", starter det forudindstillede S-BPM-program(OBP). Programmet (OBP) måler blodtrykket én gang og
gemmer resultatet i hukommelsen.

8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Ved hjælp af knapperne på optageren.
Ved hjælp af en dertil indrettet perifer enhed, som er forbundet
til optageren vha. USB-kablet.
48

Driftsprocedure, der bruger knapper
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på
eller

START/STOPEVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af

ventetilstand.
Trin 3. Tryk på

START/STOP-knappen og hold den nede,tryk påEVENT -knappen og hold den nede, indtil(efterSleep ) vises på OLED'en.

Display

Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
EVENT -knap ................ Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ...... Beslutning, næste element,slut på indstillinger.
Brug derefter disse knapper i andre punkter.
Trin 5. Efter konfiguration af indstillinger skal du trykke på
START/STOP -knappen for at vende tilbage til ventetilstanden.
Element

OLED
Display
Monitorfunktion
xx
Clock
År
Year xxClockMånedMon. xx
Clock
Dag
Day xxClock
Time
Hour xx
Clock
Minut
Min. xxOmrådexx = OFF,

ON

xx =

17

til 99. De sidste to tal i året.

xx =

1

til 12 måneder

xx =

1

til 31 dage

xx =

0

til 23 timer

xx =

0

til 59 minutter

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger og indledende indstillinger,når batterierne er helt afladede.
49

8.2.3. Indledende tryksætningsværdi for S-BPM
En indledende tryksætningsværdi for S-BPM kan indstilles
i forvejen.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Hvis AUTO er specificeret som den indledende
tryksætningsværdi, vælges en rigtig tryksætningsværdi
automatisk. Fabriksindstillingen er 180 mmHg.
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på START/STOP
eller EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af
ventetilstand.
Trin 3. Vælg en tryksætningsværdi vha.

START/STOP -knappen.
AUTO -kontakt til "OFF"S-BPM-program
Tryksætningsværdi
Aktuelt klokkeslæt

8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Ved hjælp af knapperne på optageren.
Ved hjælp af en dertil indrettet perifer enhed, som er forbundet
til optageren vha. USB-kablet.
A-BPM kan kun bruges, mens den automatiske måling kan udføres.

BemærkSpecificer starttidspunktet og intervallet beregnet ud fra det
tidspunkt, hvor AUTO -kontakten indstilles til "ON".
De skal specificeres igen ved brug af en anden A-BPM.
50

Betjening med knapper
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykke på
eller

START/STOPEVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af

ventetilstand.
Trin 3. Tryk på

START/STOP -knappen og hold den nede,og tryk på
indtilEVENT -knappen og hold den nede,Sleepvises på OLED'en.

Trin 4. Specificer slumretilstanden vha. følgende kontakter.
Hvis slumretilstanden er "ON", skal der fortsættes til trin 5.
EVENT -knap ................ Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ...... Beslutning, næste element.
Trin 5. Specificer starttidspunkt og interval i op til seks sektioner
vha. følgende knapper.
EVENT -knap ................ Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ...... Beslutning, næste element.
Trin 6. Specificer starttidspunkt og driftstid for den automatiskemåling vha. følgende knapper.
EVENT -knap ................ Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ...... Beslutning, næste element,slut på indstillinger.
Trin 7. Efter indstilling vender optageren tilbage til ventetilstanden.

Forsigtig
Undlad at tage batterierne ud under ændring af indstillingerne.
Hvis batterierne tages ud, skal indstillingerne indtastes igen.

51

8.3.1. A-BPM's elementer og parametre
Det forudindstillede program til A-BPM er som følger:
Element

OLED
Parameter
Sleep
xx
=
ON,
OFF
xx
xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60,
Interval- Cycle
periodexx
120 minutter
Starttids- Hour 1
xx xx = 0 til 23 timer
Sektion punkt
1
Interval- Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60,
periodexx
120 minutter
Starttids- Hour 2xx xx = 0 til 23 timer
Sektion punkt
2
Interval- Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
periodexx
120 minutter
Starttids- Hour 3xx xx = 0 til 23 timer
Sektion punkt
3
Interval- Cycle 3 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
periodexx
120 minutter
Starttids- Hour 4xx xx = 0 til 23 timer
Sektion punkt
4
Interval- Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
periodexx
120 minutter
Starttids- Hour 5xx xx = 0 til 23 timer
Sektion punkt
5
Interval- Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60,
periodexx
120 minutter
Starttids- Hour 6xx=
0 til 23 timer
xx
Sektion punkt
6
xx
=
OFF
, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
Interval- Cycle 6
periodexx
120 minutter
Starttids- START
punkt
xx xx = OFF , 0 til 23 timer
Driftstid Operation xx = OFF , 1 til 27 timerxx

SlumretilstandAutomatisk måling

#1, #2#3, #4#3, #4

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger.
52

#1 : Når slumretilstand er indstillet til "ON", kan slumretilstandens
starttidspunkt og driftstid for den automatiske måling og
intervalperiode bruges. Intervalperioden for disse sektioner(1 til 6) kan ikke bruges.
#2 : Når slumretilstand er indstillet til "OFF", vises intervalperioden
for slumretilstand ikke.
#3 : Hvis starttidspunktet er specificeret, og driftstiden er
indstillet til "OFF", når

AUTO -kontakten er indstillet til "ON",starter den automatiske måling ved det forudindstillede
starttidspunkt og fortsætter, indtil
til "OFF". Hvis

AUTO -kontakten indstilles

AUTO -kontakten indstilles til "ON" igen,starter den automatiske måling ved det forudindstillede
starttidspunkt.

BemærkNår driftstiden er specificeret, og selv hvis

AUTO -

kontakten bruges under den automatiske måling, fortsætter
den automatiske måling i driftstiden fra det tidspunkt,hvor AUTO -kontakten første gang blev indstillet til "ON".
#4 : Hvis starttidspunktet er indstillet til "OFF", og driftstiden
er specificeret, når

AUTO -kontakten er indstillet til "ON",

foretager den automatiske måling den første blodtryksmåling
og fortsætter i driftstiden.
Hvis

AUTO -kontakten indstilles til "OFF" under den

automatiske måling, stopper den.
Hvis

AUTO -kontakten igen indstilles til "ON", udføres den

automatiske måling i driftstiden.

53Bemærk
Når starttidspunktet er specificeret, og AUTO -kontakten
indstilles til "OFF" under den automatiske måling, stopper den.
Når AUTO -kontakten indstilles til "ON" igen, starter den
automatiske måling straks.

Elementets indhold
Slumretilstand:Intervalperioden for den automatiske måling kan specificeres.
Intervalperioden for sektion 1 til 6 kan ikke bruges.
Se "6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiode".
Sektion:24 timer kan opdeles i op til seks sektioner. Hver sektion kan
specificere starttidspunkt og interval. A-BPM kan kun bruges,
mens den automatiske måling kan udføres.
Automatisk måling:
Hele A-BPM kan kontrolleres. Angiv starttidspunkt og
driftstid. Se "8.3.2. Eksempler på A-BPM-programmer".

54

8.3.2. A-BPM-programeksempler
Eksempel Starttidspunkter og intervaller. Forenklet input.
Dobbelte sektioner
Starttidspunkt for sektion 1 =7:00

Intervalperiode for sektion 1 = 15
Starttidspunkt for sektion 2 =22:00

Intervalperiode for sektion 2 = 60
Starttidspunkt for sektion 3 =7:00 ...... Det samme som sektion 1

Sektion 3 og følgende elementer vises ikke, da starttidspunktet
for sektion 3 er det samme som for sektion 1.
Når starttidspunktet for sektion 2, 3, 4, 5 eller 6 er det samme som
for sektion 1, vises disse starttidspunkter og intervaller ikke.

Eksempel 1 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF.

Driftstiden for den automatiske måling = OFF.
Når

AUTO -kontakten er indstillet til "ON", udføres A-BPM

i henhold til starttidspunkt og interval for hver sektion,indtil AUTO -kontakten er indstillet til "OFF".
Blodtryksmåling

Ikke målt

Sektion 1

Sektion 2

55

TidspunktEksempel 2 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = 7:00

Driftstiden for den automatiske måling = OFF.
Når

AUTO -kontakten er sat til "ON", starter A-BPM kl. 7:00.

A-BPM fortsættes iht. starttidspunktet og intervallet for hversektion, til

AUTO -kontakten sættes til "OFF".

7:00

Blodtryksmåling

Sektion 1

Ikke målt

Sektion 2

Tidspunkt# Selv hvis AUTO -kontakten indstilles til "OFF" og til "ON" igenunder den automatiske måling, fortsætter den automatiskemåling.

Eksempel 3 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF.

Driftstiden for den automatiske måling = 26 timer.
Når

AUTO -kontakten er sat til "ON", fortsætter A-BPM iht.

starttidspunktet og intervallet for hver sektion i 26 timer.
Ikke målt

Måling af blodtryk

Sektion 2

Sektion 1

Efter 26 timer
56

Tidspunkt# Selv hvis AUTO -kontakten indstilles til "OFF" én gangog drejes hen på "ON" igen under den automatiske måling,
fortsætter den automatiske måling ikke ud overdriftstiden.

8.3.3. Starttidspunkt og driftstid
Når starttidspunktet for den automatiske måling er
specificeret, og AUTO -kontakten er indstillet til "ON", og
den automatiske måling startes, vises følgende meddelelse.
Hvis starttidspunktet er tidligere end det aktuelle klokkeslæt,startes den automatiske måling ved starttidspunktet for dennæste dag.
"---" vises indtil starttidspunktet.

Aktuelt klokkeslæt

Det samme "---" vises, efter at driftstiden for den automatiskemåling er færdig.

57

8.4. S-BPM-programmer
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende
metoder.
Ved hjælp af knapperne på optageren.
Ved hjælp af en dertil indrettet perifer enhed, som er forbundet
til optageren vha. USB-kablet.

Driftsprocedure, der bruger knapper
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Mens du trykker på/-knappen og holder den nede,skal du trykke og holde på START/STOP -knappen,
indtilvises på LCD-skærmen.

Trin 3. Vælg S-BPM-program vha. følgende knapper.
Program: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP/

-knappen ..............Ændr den aktuelle parameter.

START/STOP -knap ........Beslutning, næste element.
Trin 4. Specificer hvert element (Målingstælling, Intervalperiode,starttidspunkt og vækkeurets starttidspunkt) vha.
følgende knapper.
/-knappen ..............Ændr den aktuelle parameter.

START/STOP -knap ........Beslutning, næste element,slut på indstillinger.
Trin 5. Efter fuldførelse af indstillinger vises S-BPM-uret.

Forsigtig
Undlad at tage batterierne ud under ændring af indstillingerne.
Hvis batterierne tages ud, skal indstillingerne indtastes igen.
58

8.4.1. S-BPM's elementer og parametre
ProgramElement

Parameter

S-BPM-program
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Konsultationsblodtryk
OBP

Ikke relevant

Ikke relevant

Automatisk måling af konsultationsblodtryk
AOBPMålingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

5,

3 til 10 minutterMålingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

1,

1 til 5 minutter

Hjemmeblodtryk
HBP

Automatisk måling af natteblodtryk
ANBP

Starttidspunkt

2,

0 til 23 timerMålingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

1,

1 til 5 minutter#1

Automatisk selvmåling af blodtryk

ASBPVækkeurets
starttidspunkt

7,Målingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

1,

1 til 5 minutter

22 , 0 til 23 timer#2

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger.
#1: 24 timer kan inddeles i maksimum 6 sektioner.
Hver sektion kan specificere starttidspunktet for blodtryksmåling.
#2: 24 timer kan inddeles i maksimum 6 sektioner.
Hver sektion kan specificere vækkeurets starttidspunkt
for blodtryksmåling.
598.4.2. S-BPM skærmeksemplerSkærm til konsultationsblodtryk

OBPSkærm til automatisk måling af konsultationsblodtryk

AOBP

OBP har ingen indstillinger, der skal konfigureres.

AOBP bruger forudindstillet målingstal og intervalperiode.
AOBP udfører "1 omfang" efter en ventetilstand til afslapning.
Der henvises til "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 omfang".

Målingstælling

IntervalperiodeSkærm til hjemmeblodtryk

HBP

HBP bruger forudindstillet målingstal og intervalperiode.

HBP udfører "1 omfang".
Der henvises til "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 omfang".

Målingstælling

Intervalperiode60Skærm til automatisk måling af natteblodtryk

ANBP kan specificere op til seks forudindstillede

ANBP

starttidspunkter for "1 omfang". Der henvises til"6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 omfang".
Når det sidste starttidspunkt er det samme som det første
starttidspunkt, afsluttes indstillingerne for starttidspunktet.
Specificer derefter målingstal og intervalperiode for "1 omfang".

Første starttidspunktMålingstælling2. starttidspunkt

3. starttidspunkt

Intervalperiode

Eksempel Indstillinger og forenklet inputMålingen udføres kl. 22:00 og kl. 4:00.
Starttidspunkt for sektion 1 = 4:00
Starttidspunkt for sektion 2 = 22:00
Starttidspunkt for sektion 3 = 4:00 ............. Det samme som sektion 1Målingstælling =2 gange

Intervalperiode =0:01 minut61Skærm til automatisk selvmåling af blodtryk

ASBP kan specificere op til seks forudindstillede

ASBP

starttidspunkter til vækkeuret.
Summeren lyder ved hvert starttidspunkt. Tryk på/-kontakten for at udføre "1 omfang" når summeren lyder.
Der henvises til "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 omfang".
Når det sidste starttidspunkt er det samme som det første
starttidspunkt, afsluttes indstillingerne for starttidspunktet.
Specificer derefter målingstal og intervalperiode for "1 omfang".

Første vækkeurets

2. vækkeurets

starttidspunkt

starttidspunktMålingstælling

3. vækkeurets
starttidspunkt

Intervalperiode

Eksempel Indstillinger og forenklet input

Brummeren lyder kl. 22:00 og kl. 7:00.

Tryk på knappen/

for at udføre "1 omfang".

Starttidspunkt for sektion 1 = 22:00
Starttidspunkt for sektion 2 = 7:00
Starttidspunkt for sektion 3 = 22:00 ........... Det samme som sektion 1Målingstælling =2 gange

Intervalperiode =0:01 minut
62

8.5. Sletning af målingsdataFormål med betjening og forklaring af funktionMålingsdata slettes, men indstillingerne slettes ikke.
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Ved hjælp af knapperne på optageren.
Ved hjælp af en dertil indrettet perifer enhed, som er forbundet
til optageren vha. USB-kablet.

Forsigtig

Hvis målingsdata slettes, kan de ikke bruges igen.
Sikkerhedskopier dataene inden sletning.
Slet målingsdata for sidste patient. før næste patientbruger optageren.
Sletning af dataene tager omkring ti sekunder.
Undlad at bruge apparatet, mens dataene slettes,
da det ellers ikke kan sikres, at de slettes korrekt.

Driftsprocedure, der bruger knapper

Trin 1. Sæt AUTO -kontakten til "OFF".
Trin 2. Hvis indikationen er skjult, skal der trykkes
på START/STOP eller EVENT -knappen
for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
Trin 3. Tryk på START/STOP -knappen og hold den nede, tryk
på EVENT -knappen og hold den nede, indtil DataClear(efter Sleep og Display ) vises på OLED'en.
Trin 4. Vælg en handling.
Hvis du vil slette data, skal du trykke på START/STOP knappen og holde den inde.
Erasing blinker under DataClear på OLED'en, og
sletning af data påbegyndes. Fortsæt til trin 5 efter sletning.
Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke på
EVENT -knappen og fortsætte til trin 5.
Trin 5. Optageren vender tilbage til ventetilstanden.
63

8.6. Fastgørelse af produktet til patienten
8.6.1. Oplysninger til patienter
Forklar følgende til patienten, så vedkommende kan bruge
optageren på sikker vis.

Sikkerhedshensyn under blodtryksmåling

Afspænd armen, og sid stille, når oppumpning starter.
Forbliv i samme position under måling.
Undgå vibration og støj under måling.
Blodtrykket måles i ca. 1 minut efter tryksætning. Sid stille, indtilmålingen afsluttes. Målingsprocessen mellem oppumpning af
manchetten til udledning af luften kræver op til 170 sekunder.
Optageenheden kan pumpes op igen for at måle blodtrykket igenefter afslutning på tryksætningen. Det kan eventuelt skyldes
kropsbevægelse osv.
Optageren kan starte blodtryksmåling efter ca. 120 sekunder,når målingsdata er ugyldige, og den næste måling er 8 minutter
senere. Det kan eventuelt skyldes kropsbevægelse osv.
Optageenheden kan vanskeliggøre betjening af køretøjer og
maskiner. Undgå at betjene køretøjer og maskiner, når
optageren bæres.

Standsning og midlertidigt stop af målingen
Tryk på

START/STOP -knappen for at standse

blodtryksmåling. En fejlkode gemmes i hukommelsen.
Blodtrykket måles igen efter 120 sekunder.

64

For A-BPM- og ANBP- og ASBP-tilstandene for S-BPM kan
kun den aktuelle blodtryksmåling standses midlertidigt,og "1 omfang" udføres ved det næste starttidspunkt. Sæt
AUTO -kontakten til "OFF" for at stoppe A-BPM midlertidigt.
Fjern manchetten, hvis den aktuelle blodtryksmåling ikke kan
standses med START/STOP -knappen.

Forsigtig
Tryk på START/STOP -knappen for at standse måling
af blodtryk. "1 omfang" udføres stadig ved det næste
starttidspunkt for A-BPM- og ANBP- og ASBP-tilstandene
for S-BPM.
Stands målingen, fjern manchetten, og spørg en læge tilråds, hvis der opleves smerter i armen, eller der opstår etuventet forhold. Sæt AUTO -kontakten til "OFF" for at
stoppe A-BPM midlertidigt.
Indstil AUTO -kontakten til "ON" for at genoptage automatisk
A-BPM-måling.
-mærket vises på LCD'en og OLED'en.
Registreringen af data fortsætter, indtil der skiftes til "OFF".

Brug af manuel måling under A-BPM

Proceduren for midlertidig måling, der ikke er inkluderet i det
forudindstillede program.

Trin 1. Hvis OLED-skærmen er skjult, skal du trykke på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vendetilbage til visningen af A-BPM-ventetilstand.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen for omgående at måleblodtrykket under A-BPM.
Trin 3. Målingsresultater gemmes i hukommelsen.
Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling,
stoppes målingen midlertidigt.
65

Sikkerhedshensyn ifm. brug af optageenheden

Optageren er et præcisionsinstrument. Undlad at tabe eller ryste
optageren.

Optageenheden og manchetten er ikke vandtætte
(vandafvisende). Beskyt produktet mod kontakt med regn,
sved og vand.
Undlad at anbringe noget oven på produktet.
Hvis manchetten flytter sig som følge af overdreven bevægelseog motion, skal manchetten fastgøres igen.
Arranger luftslangen, så der ikke opstår knæk, og så den ikke
vikles omkring din hals om natten.

Udskiftning af batterier
Når mærket

vises, kan optageren ikke måle blodtrykeller kommunikere med den dertil indrettede perifere enhed.
Udskift omgående med to nye batterier.

8.6.2. Manchetbetræk
BemærkHold manchetten og manchetbetrækket rent.
Skift manchetbetræk til hver person.
Brug passende ekstra manchetbetræk.

66

8.6.3. Fastgørelse af manchet, bæreholder og optager

Forsigtig
Undlad at fastgøre manchetten, hvis patienten har
dermatitis, udvendige sår osv.
Fjern manchetten, og stop brugen, hvis patienten udvikler
dermatitis eller andre symptomer.
Forhindr luftslangen i at vikle sig omkring patientens halsog krop.
Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af spædbørn,
da luftslangen udgør en kvælningsfare.
Isæt luftslangens konnektor forsvarligt, til den ikke kan
drejes længere. Hvis forbindelsen ikke er korrekt, kan
det medføre luftlækage og målingsfejl.

BemærkFastgør manchetten i den rigtige stilling, og svøb den omkring
armen for at måle blodtrykket korrekt.
Forhindr manchetten og luftslangen i at vibrere under måling.
Optageren måler en lille ændring i lufttrykket inde i manchetten.
Manchettilbehøret er en manchet til voksne til venstre arm. Hvis
manchettens størrelse ikke passer, kan der købes en ekstra
manchet.
Lille manchet
Manchet til voksne
Stor manchet
Ekstra stor manchet

Armomkreds
15 til 22 cm
05,9" til 08,7"
20 til 31 cm
07,8" til 12,2"
28 til 38 cm
11,0" til 15,0"36 til 50 cm
14,2" til 19,7"

Hold manchetten ren.
Vi anbefaler, at patienten bruger bæreholderen og bælte.
Manchetten er fremstillet uden brug af naturlig gummilatex.
67Påsætning af manchetten, optageenheden og holderen

Trin 1. Før manchettens ende gennem ringen, og form den som etarmbånd.
Trin 2. Find arteria brachialis i venstre arm vha. palpation.
Trin 3. Fastgør manchetten direkte mod huden, så det hvide mærke
er direkte over arteria brachialis, og manchettens nederstekant placeres ca. 1 - 2 cm over albuens inderside.
Trin 4. Svøb manchetten, så ringen er inden for området, så den er
flad og ikke glider ned, men så der er plads til at indsætte tofingre.
Trin 5. Fastgør luftslangen med tape, så den løber over skulderen.
Trin 6. Før bæltet gennem bæreholderen.
Trin 7. Juster bæltet, så bæreholderen er på venstre side.
Trin 8. Forbind luftstikket til luftfatningen på optageren.
Trin 9. Placer optageren i bæreholderen.
Ring

Arteria brachialis
Hvidt
positionsmær
ke forCa.arterie
1 - 2 cm
ovenoverHvidt positionsmærke
for arterie
Sørg for, at der er plads
til at indsætte to fingre

68Luftslange

Tape
KlemmeLuftslange

ManchetBælteBæreholder
Luftprop
LufttilslutningIsætBæreholder

Bælte
69

8.7. Måling af blodtryk Handlinger
8.7.1. A-BPM-handlinger
Når A-BPM starter, måles blodtrykket iht. de forudindstillede
parametre.

BemærkIndstil det indbyggede ur og den indledende tryksætningsværdi
inden måling, da A-BPM bruger dem. Der henvises til"8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling" og"8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer".
Når optageenheden fjernes, skal AUTO -kontakten sættes
til "OFF".
Hvis optageren fjernes under A-BPM, starter oppumpning af
manchetten ved næste starttidspunkt, og manchetten kansprænge. Når A-BPM genoptages, skal AUTO -kontaktensættes til "ON".
Mærketvises, mens A-BPM bruges.

Manuel blodtryksmåling kan udføres i løbet af A-BPMventetilstanden.
Målingsresultatet af den manuelle blodtryksmåling kan gemmes
i hukommelsen.
Når A-BPM stoppes, vises fejlkoden E07 på OLED'en og
gemmes i hukommelsen.

Start af A-BPM
Trin 1. Sæt
Trin 2.

AUTO -kontakten til "ON".

-mærket vises på OLED'en og LCD'en. A-BPM startes.
70Sådan stoppes A-BPM midlertidigt
Trin 1. Sæt
Trin 2.

AUTO -kontakten til "OFF".

-mærket er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på

START/STOP -knappen under

blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den aktuellemåling stoppes. A-BPM fortsætter dog. Den næste
blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.
(Manuel blodtryksmåling af A-BPM)

Trin 1. Hvis OLED-skærmen er skjult, skal du trykke på
START/STOP - eller

EVENT -knappen for at vende tilbage

til visningen af A-BPM-ventetilstand. A-BPM ventetilstand er
en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på

START/STOP -knappen under A-BPM-

ventetilstanden.

Fordobling af intervalperioden eller nulstilling af den

Når slumretilstanden er "ON", og der trykkes på

EVENT -

knappen i løbet af ventetilstanden for A-BPM, fordobles
intervalperioden.

718.7.2. S-BPM-handlingerBemærkIndstil det indbyggede ur og den indledende tryksætningsværdi
inden måling, da de bruges til S-BPM.
Der henvises til "8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling"og "8.4. S-BPM-programmer".
Tag batterierne ud, når patienten fjerner optageren og
manchetten, når ANBP eller ASBP bruges (selv i løbet af
ventetilstanden). Hvis batterierne efterlades i batterirummet, kan
manchetten sprænge, når optageren pumper manchetten op vednæste "1 omfang". Hvis patienten genoptager måling, skal
batterier isættes, og der skal trykkes på knappen/.
Manuel blodtryksmåling kan udføres i løbet af ventetilstanden
for S-BPM.
Målingsresultatet af den manuelle blodtryksmåling kan gemmes
i hukommelsen.
Når S-BPM stoppes, vises fejlkoden E07 på OLED'en og
gemmes i hukommelsen.

Start af S-BPM
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Handlinger er som følger:
S-BPM-programmer
Handlinger
Konsultationsblodtryk
OBP Tryk på knappen/
for
Automatisk måling af
at starte det forudindstillede
konsultationsblodtryk
AOBP program under
Hjemmeblodtryk
HBP ventetilstanden.
Automatisk måling af
Det forudindstillede program går
natteblodtryk
ANBP i standby, til "starttidspunktet"
eller "vækkeurets
Automatisk selvmåling af
blodtryk
ASBP starttidspunktet".
72Omgående måling af blodtryk under S-BPM.
(Manuel blodtryksmåling for S-BPM)

Trin 1. Hvis LCD-skærmen er skjult, skal du trykke på
START/STOP - eller

EVENT -knappen for atvende tilbage til visningen af S-BPM-ventetilstand.
Trin 2. Tryk på knappen/

under ventetilstanden for S-BPM.

Målinger af blodtryk for "1 omfang" udføres omgående.

Standsning og midlertidigt stop af S-BPM
Handlinger er som følger:

S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af
Tryk på knappen
konsultationsblodtryk
blodtryksmåling.
AOBP/

for at stoppe

Hjemmeblodtryk
HBP/
for at stoppe
Automatisk måling af Tryk på knappen
natteblodtryk ANBP blodtryksmåling. Ved næste starttidspunktmåles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Automatisk
Hvis du har behov for helt at standse
selvmåling
optageren, skal du tage batterierne ud af
af blodtryk
ASBP optageren eller skifte til OBP, AOBP eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

73

8.7.3. Manuel måling
Brug den manuelle blodtryksmåling til en foreløbig testmåling ogomgående blodtryksmåling.

BemærkManuel blodtryksmåling kan starte omgående i en ventetilstand.
Målingsresultatet gemmes i hukommelsen.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.
(Manuel blodtryksmåling for A-BPM)

Trin 1. Hvis OLED-skærmen er skjult, skal du trykke på
START/STOP - eller

EVENT -knappen for at vende tilbage

til visningen af A-BPM-ventetilstand. A-BPM ventetilstander en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på

START/STOP -knappen under A-BPM-

ventetilstanden.

Omgående måling af blodtryk under S-BPM.
(Manuel blodtryksmåling for S-BPM)

Trin 1. Hvis LCD'en er skjult, skal du trykke på

START/STOP - eller

EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af
S-BPM-ventetilstand.
Trin 2. Tryk på knappen/

under ventetilstanden for S-BPM.

Målinger af blodtryk for "1 omfang" udføres omgående.

748.7.4. Standsning og midlertidigt stop af målinger
Igangværende A-BPM, S-BPM og manuel blodtryksmåling kanomgående standses eller midlertidigt stoppes.

BemærkNår blodtryksmålingen er stoppet, vises stopkoden
E07 på OLED'en og gemmes i hukommelsen.

Sådan stoppes A-BPM midlertidigt
Trin 1. Sæt
Trin 2.

AUTO -kontakten til "OFF".

-mærket er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på

START/STOP -knappen under

blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den
aktuelle måling stopper. A-BPM fortsætter dog. Den næste
blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

75

Standsning og midlertidigt stop af S-BPM
Handlinger er som følger:
S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af
Tryk på knappen
konsultationsblodtryk
blodtryksmåling.
AOBP/

for at stoppe

Hjemmeblodtryk
HBP/
for at stoppe
Automatisk måling af Tryk på knappen
blodtryksmåling.
Ved
næste
starttidspunkt
natteblodtryk ANBPmåles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Hvis du har behov for helt at standse
Automatisk
optageren, skal du tage batterierne ud
selvmåling
af optageren eller skifte til OBP, AOBP
af blodtryk
ASBP
eller HBP.
#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

76

8.8. Tilslutning af optageren til den dertil indrettede perifere enhed8.8.1. Tilslutning med et USB-kabel
Se brugermanualen til ABPM Data Manager vedrørende
kommunikationsindstillingerne.

Forsigtig
Tilslutning af kablet
Slut et godkendt USB-kabel til micro USB-terminalen.
Isæt kablet i den rigtige retning. Forkert forbindelse kanforårsage driftssvigt og funktionsfejl. Bekræft, at
terminalkablet er korrekt forbundet.
Blodtryk kan ikke måles under USB-kommunikation.
Fastgør den ikke til patienten, når optageenheden er
tilsluttet kablet. Kablet kan blive viklet omkring patientens
krop eller hals.
Klargøring af en dertil indrettet perifer enhed
Fjern optageren og manchetten fra patienten, inden
optageren forbindes (TM-2441) til en dertil indrettet
perifer enhed.
Hvis niveau 1

vises, skal du forbinde optageren(TM-2441) med de perifere enheder efter udskiftning af
batterierne.

77Tilslutning af optageren til en dertil indrettet perifer enhed vha. USB-kablet
Trin 1. Åbn micro-USB-terminalen på optageenheden.
Forbind det medfølgende USB-kabel.

Micro-USB-terminal
USB-kabelStart af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed
Trin 1. Forbind micro USB-kablet mellem
optageren og den dertil indrettede
Forbind micro-USB

perifere enhed.
Trin 2. Summeren lyder, ogvisespå LCD-skærmen.
Datakommunikationen skifter tilstandby.

StandbytilstandTrin 3. Foretag analysen vha. den dertil
indrettede perifere enhed.
Datakommunikationen skifter kun
til aktiv onlinetilstand underUSB-kommunikation.

Standsning af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed
Trin 1. Fjern kablet i standby-tilstanden.
78

8.8.2. Brug af Bluetooth®-kommunikation
En Bluetooth-enhed skal pardannes med en enhed for at
kommunikere med enheden. Når optageenheden er pardannet
med en enhed, kan enheder automatisk kommunikere.

Bemærk
Sørg for at slukke for alle andre Bluetooth-enheder underpardannelse.
Flere apparater kan ikke pardannes på samme tid.
Hvis optageren pardannes med et andet apparat,
bliver pardannelsen med det første apparat annulleret.
Hvis apparater ikke kan kommunikere efter parring,skal parring forsøges igen.

Bluetooth® Pardannelse
Trin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på
eller

START/STOPEVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af

ventetilstand.
Trin 3. Tryk på(efter

EVENT -knappen og hold den inde, indtil

Pairing

FlightMode ) vises på OLED'en. Optageenheden

begynder at vente på parring.
Trin 4. Når Bluetooth-parring er afsluttet, vises-mærket på LCD-

skærmen.
Hvis du annullerer den aktuelle parring, skal du trykke
på EVENT -knappen. Optageren fortsætter til visningen
af ventetilstand.
79

8.8.3. Midlertidigt stop af Bluetooth®-kommunikation (flytilstand)
Flytilstanden kan stoppe Bluetooth-kommunikation midlertidigt.

Brug af flytilstandTrin 1. Sæt

AUTO -kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på
eller

START/STOPEVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af

ventetilstand.
Trin 3. Tryk på EVENT -knappen og hold den inde,indtil FlightMode vises på OLED'en.
Trin 4. Flytilstanden kan slås til/fra vha.
FlightModeON

START/STOP -knappen.

START/STOP -knap

FlightMode
OFF

Trin 5. Tryk på EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen af
ventetilstand.

80

9. Vedligeholdelse
9.1. Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering
Medicinske instrumenter såsom denne optager skal håndteres,så de fungerer korrekt efter behov, og så patient- og
operatørsikkerhed sikres pålideligt. Som en grundlæggende
regel skal operatøren efterse dette instrument dagligt, f.eks.
ved at følge "Eftersyn inden brug".
Daglig håndtering såsom eftersyn inden brug er nødvendig for at
opretholde optagerens ydeevne, sikkerhed og effektivitet.
Vi anbefaler et periodisk eftersyn af optageren hvert år.

BemærkMedicinske institutioner skal udføre vedligeholdelse for at sikre
sikker brug af det medicinske instrument.

819.2. Rengøring af produktet
Forsigtig
Rengør optageenheden før brug og efter brug.
Rengør optageren, før den fastgøres til den næste patient.
Sprøjt ikke vand på optageren, og nedsænk den ikke i vandfor at rense den. Det kan forårsage en funktionsfejl.
Tør optageren, når den er blevet tørret af med vand og
den antiseptiske opløsning, så væsken ikke trænger ind
i optageren.
Desinficer optageren med jævne mellemrum for at forebygge
infektioner. Undlad at bruge en sterilisator på optageren.
Brug ikke organiske opløsningsmidler (for eksempel fortynder)eller povidon-jod-opløsning til at rengøre optageren. Det kanforårsage misfarvning, skader og funktionsfejl.
Brug ikke hårtørrer osv. til at tørre optageren. Det kanforårsage funktionsfejl og skader.

Kontrol efter rengøring af manchettenBekræft, at manchetblæren er korrekt indsat indei manchetten. Hvis den ikke er isat korrekt, kan deropstå skade eller eksplosion under oppumpning.

Rengøring af optageenheden

Tør snavs og støv af optagerens ydre ved hjælp af en blød klud,
der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt vredet. Hvis
der er kommet blod eller medicin osv. på etuiet, skal det først
rengøres med en hårdt opvredet blød klud, der er fugtet med
antiseptisk opløsning. Tør derefter det våde etui af med en hårdt
opvredet blød klud, der er fugtet med vand. Vi anbefaler at brugede kemikalier (ingrediensnavn) fra den antiseptiske opløsning,
der angives i tabellen (Eksempel på antiseptisk opløsning(Ingrediensnavn)).
82

Rengøring af manchetten

Når du renser og desinficerer manchetbetrækket og materialet
til manchetten, skal du fjerne manchetblæren, som er placeret
inden i manchetten. Rengør for snavs og støv ved hjælp af en
blød klud, der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt
vredet.
Se de antiseptiske opløsninger i tabellen (Eksempel påanvendelig antiseptisk opløsning (ingrediensnavn)) til
brug ved desinfektion.
Eksempel på anvendelig antiseptisk opløsning(ingrediensnavn)
Komponentnavn

Produktnavn

Benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid 10% opløsning

Isopropanol

70% i 1-propanol

Ethanol

Ethanol til desinfektion 76,9 til
81,4 volumenprocent

Læs de forskrifter, der er beskrevet på produktet, og følg dem.

BemærkManchetten og luftslangen er forbrugsmaterialer.
Hvis der ofte opstår målingsfejl, eller blodtrykket ikke
kan måles, skal de udskiftes med nye. Der henvises til"10. Valgfrie varer (skal bestilles)" i denne manual.

83

9.3. Periodisk eftersyn
Udfør den daglige periodiske inspektion for at bruge optagerenkorrekt. Inspektionen er beskrevet nedenfor:

9.3.1. Inspektion af batteri før installation
PosterBeskrivelse
Ingen skader eller deformation på grund af fald.
Ydre
Ingen snavs, rust og ridser på nogen del.
Panelet har ingen revner og rasler ikke.
Operation
Ingen skader eller kontakter og knapper, der rasler.
Skærm
Ingen snavs eller ridser på skærmpanelet.
Luftslangen må ikke foldes. Hvis luften ikke
kan slippe ud af manchetten, kan detforårsage perifer dysfunktion, fordi
blodgennemstrømningen stoppes.
Manchetblæren er korrekt indsat inde imaterialet til manchetten.
Ingen flosning af manchetten. Manchetten
trevler ikke.
Udskift manchetten, hvis der konstateres et problem.
MålingManchetten er beregnet til engangsbrug.
ManchetHvis der er en revne eller klæbemiddel
i forbindelsen mellem manchetten og
manchetblæren.
Hvis luftslangen mister sin fleksibilitet og
bliver hård.
Når overfladen på luftslangen bliver blankeller føles fedtet.
Når luftblæren har revner.
Vi anbefaler at udskifte manchetter hvert
tredje år, uanset hvor hyppigt de bruges.
Bæreredskaber Ingen skader i bæreholderen, bæltet og manchetten.
Forbindelse
Luftstikproppen er tilsluttet korrekt luftfatningen.
849.3.2. Eftersyn efter isætning af batterier
Element
Ydre
OperationMålingManchetEftersyn af
blodtryksværdien

Beskrivelse
Ingen brand, røg eller kraftige lugte.
Ingen underlige lyde.
Ingen problemer med at bruge knapperne.
Målingsværdier er tæt på den sædvanligeværdi.
Ingen underlige lyde eller handlinger undermåling.
Kontakt din lokale forhandler, hvis
blodtryksværdierne er forkerte.

859.4. Bortskaffelse
Følg de lokale myndigheders love vedrørende bortskaffelse
og genbrug af produktet ifm. miljøbeskyttelse.

Bortskaffelse af manchetten

Manchetten, der bæres af patienten, er medicinsk affald.
Bortskaf på korrekt vis som medicinsk affald.

Bortskaffelse af det indbyggede genopladelige batteri

Forsigtig
Optageren er udstyret med et backup-batteri indvendigt.
Ved bortskaffelse af optageren skal batteriet bortskaffes
korrekt i overensstemmelse med de lokale regler for
miljøbeskyttelse.

Andet

Navn

Emballage

Del

Materiale

Etui

KartonPude

Luftpude, særligt etui

Pose

Vinyl

Etui

ABS- + PC-resin

Indvendige
dele

Generelle dele

Ramme
Jern
Optageen
Backup-batteri Genopladeligt litium-møntcellebatteri:hedpå printplade
ML2016H
Batteri

Alkalisk batteri: 1,5 V LR6 eller AA-størrelse
Genopladeligt batteri:AA-størrelse
Ni-MH-batterier, mindst 1.900 mAh
86

9.5. Fejlfinding
Se følgende tjekliste og liste over fejlkoder, inden du kontakter
din lokale forhandler.
Kontakt din lokale forhandler, hvis disse metoder ikke udbedrer
problemet, eller hvis problemet opstår igen.
Problem
Hovedårsag
Løsning
Intet display efter
Udskift med nye
at der er trykket på Batterierne er brugt op.
batterier.
en af knapperne.
Ingen OLEDOLED kan gå ud påFjern batterierne,
visning undergrund af elektrostatiskog sæt dem i igen.
A-BPM.
effekt.
Backup-batteriet
Oplad i 48 timer ved
Uret nulstilles ofte.
oplades ikke.
#1 hjælp af nye batterier.
Kontroller manchetten
Ingen
Manchet er ikke
og luftslangen fortrykdannelse
tilsluttet korrekt.
foldning, knæk og
korrekt tilslutning.
Ingen USBKommunikationskablet Bekræft, at kablet er
kommunikation #2 er fjernet.
forbundet korrekt.
Den dertil indrettede Vent, indtil den er
Kommunikationss perifere enhed henter færdig med at hente.
var tager tid.
#2 store mængder data om Det kan tage op til
omgivelserne i lang tid. 50 minutter.
Batteridækslet kan Ikke-standardbatterier Kontakt din lokale
ikke åbnes
blev brugt.
forhandler.
#1: Brugere (uautoriseret vedligeholdelsespersonale) kan ikke
udskifte backup-batteriet (litiumbatteri), som sidder på
printpladen inde i optageren. Backup-batteriet oplades
fra batterierne (LR6 eller AA-størrelse) til målingen.
#2: Dertil indrettet perifer enhed er påkrævet.

Forsigtig

Undlad at skille optageenheden ad eller at modificere den.
Den kan blive beskadiget.
879.6. Fejlkoder
Fejlkoder ifm. måling
Kode

BetydningÅrsag og løsning

Fejl med nul tryk

Udled den luft, der er tilbage i manchetten.

Lavt batteri

Udskift med nye batterier.
Oppumpning når ikke måltrykket.
Kontroller manchetforbindelsen.

Mislykket tryksætning

Trykket overstiger
299 mmHg

Hvis der er problemer med
manchetforbindelsen, kan optageren
have svigtet og kræve eftersyn.
Der kan forekomme kropsbevægelser
under tryksætning. Slap af, og sid
stille under måling. Efterse
optageren, hvis det ikke hjælper.

Gennemtving stop vha.
Tryk kun på START/STOP - eller
START/STOP - eller/-knappen efter behov.
/-knappen.
Hjerterytmen kan ikke registreres
som følge af kropsbevægelse eller
støj fra beklædning.
Blodtryk kan ikkemåles.

Slap af, og undlad at bevæge dig.
Bekræft manchettens placering.
Hvis fejlen forekommer, selv i
afslappet tilstand, skal du kontakte
din forhandler for eftersyn og
reparation af optageren.

Fejl med den
Fjern batterierne, og sæt dem i igen.
indbyggede
accelerationssensor.
88

Kode

Betydning
Overdrevenkropsbevægelse.
Uden for område,
30
PUL
200
Uden for område,
30
DIA
160
Uden for område,
60
SYS
280
Uden for område,10PP
150 #1Årsag og løsning
Slap af, og sid stille under måling.
Prøv med en anden blodtryksmåling,hvis disse fejl forekommer flere
gange.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Systolisk blodtryk
DIA: Diastolisk blodtryk
PP: PulstrykMåling er mere end
180 sekunder.

Hvis oppumpningshastigheden eller
udledningshastigheden er langsom,
er et eftersyn nødvendigt.

Udledning er mereend 90 sekunder.

Udledningshastigheden kan værelangsom, et eftersyn er nødvendigt.

Hjerteslag kan ikke
registreres.

Hjerteslag kan ikke registreres pga.
kropsbevægelse osv. Mål blodtrykket,
når patienten er afslappet og ikkebevæger sig.

Indstillingerne forintervalperioden er
forkerte.

Hvis intervalperioden er sat til
120 minutter, kan forskellen mellem
det sidste starttidspunkt og næste
starttidspunkt ikke inddeles perfekt
i to timer.

Fejl med nul tryk for
sikkerhedskredsløb.

Vises på starttidspunktet formålingen.
Udled den luft, der er tilbage
i manchetten, helt.
89

Kode

Betydning

Sikkerhedskredsløb
registrerer
overbelastningstryk.

Årsag og løsning
Kropsbevægelse kan være blevet
registreret under tryksætning. Slapaf, og undlad at bevæge dig undermålingen.
Kontakt din forhandler for eftersyn,
hvis denne fejl forekommer, selv
når du er afslappet og ikkebevæger dig.

Fejlkoder ifm. optagerens hardware
Kode

BetydningÅrsag og løsning
Det kan forekomme ved kraftigpåvirksoning, f.eks. hvis optagerentabes.

Hukommelsesfejl

Hvis denne kode ofte vises, er der
en funktionsfejl i den indbyggede
hukommelse. Kontakt din
forhandler for at få et eftersyn.

BemærkFejlkoderne kan ændres uden varsel.

90

10.
Manchetter

Valgfrie varer (skal bestilles)

Navn
Beskrivelse
Bestillingskode
Lille manchet
Armomkreds
TM-CF202B
til venstre arm 15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Manchet til voksne Armomkreds
TM-CF302B
til venstre arm 20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Stor manchet
Armomkreds
TM-CF402B
til venstre arm 28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstra stor manchet Armomkreds
TM-CF502B
til venstre arm 36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Manchet til voksne Armomkreds
TM-CF802B
til højre arm
20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Engangsmanchet
10 arkTM-CF306A
Betræk til lille manchet til venstre arm 10 ark
AX-133024667-SBetræk til manchet
til venstre arm 10 ark
AX-133024500-S
til voksneBetræk til stor manchet til venstre arm 10 ark
AX-133024663-SBetræk til ekstra stor
til venstre arm 10 ark
AX-133024503-S
manchetBetræk til manchet
til højre arm
10 ark
AX-133024353-S
til voksne
Materiale til lille
til venstre arm 2 ark
AX-133025101-S
manchetMateriale til manchet
til venstre arm 2 ark
AX-133024487-S
til voksne
Materiale til stor manchet til venstre arm 2 ark
AX-133025102-S
Ekstra stort materiale til venstre arm 2 ark
AX-133025103-S
Materiale til manchet
til højre arm
2 ark
AX-133025104-S
til voksne
Luftslangeadapter
TM-CT200-110A
91

DataanalyseNavn

Beskrivelse

USB-kabel

Andet

-

Navn

Aktivitetsoptagelsesblad

Beskrivelse
10 arkBestillingskode
AX-KOUSB4C

Bestillingskode
AX-PP181-SBæreholder-

AX-133025995

Bælte

-

AX-00U44189

Klemmer

5 stk.

92

AX-110B-20-S

11.

Bilag

11.1. Princippet for måling af blodtrykMålingsprocedure: Svøb manchetten omkring overarmen.
Oppump manchetten til et tryk, der overstiger det systoliske
blodtryk. Udled derefter luften fra manchetten gradvist. Når
der registreres tryk i manchetten i fasen med luftudledning,
forekommer bølgeformen i synkronisering med hjerterytmet.
Pulsbølgeformen stiger pludseligt tæt på det systoliske blodtryk.
Den stiger yderligere ved udledning, indtil den når den højeste
svingningshøjde, hvorefter den falder gradvist. Ændringerne
i pulsbølgeformen er illustreret på næste side. I oscillometrisk
blodtryksmåling specificeres det systoliske blodtryk som det
punkt, hvor svingningshøjden stiger pludseligt, efter at pulsen
i blodtryk målt med manchet registreres, mens middel blodtryk
specificeres som det punkt, hvor svingningshøjden når sit
højeste, og det diastoliske blodtryk specificeres som det punkt,hvor svingningshøjden falder gradvist. Faktisk registrerer
tryksensoren de hårfine ændringer i blodtryk målt med manchet
med tiden, gemmer pulsbølgeformen i hukommelsen samt
evaluerer det systoliske og diastoliske blodtryk iht. den
oscillometriske målingsalgoritme. Detaljer i algoritmen svinger
med blodtryksmonitoren. Blodtryksværdier for voksne ogspædbørn måles vha. den oscillometriske metode og
sammenlignes med dem, der måles vha. den auskultatoriske
metode. Diastolisk blodtryk defineres som slutpunktet for fase 4
i den auskultatoriske metode. Manchettrykkets pulsbølgeformafhænger af manchetmaterialets karakteregenskaber. Ved atbruge den specificerede manchet og målingsalgoritmen
opretholdes målingsnøjagtigheden derfor. Luftslangelængden
er mindre end 3,5 m på grund af dæmpningsegenskaberne,som skyldes pulsbølgespredning.
93

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Systolisk blodtryk
Gennemsnitligt blodtryk
Diastolisk blodtryk

Tidspunkt

Tidspunkt

Mikrofonmetode
OscillometriskmålingsmetodeFejlfaktorer for blodtryksmåling

Pulsgrafen kan være en objektiv indikator formålenøjagtighedens pålidelighed. Hvis derforekommer støj på grund af uregelmæssig
hjerterytme eller fysiske bevægelser, ændres
grafens amplitude. Kontroller igen, eller brugandre metoder, når pulsgrafen ikke er et jævnt
omrids.

Manchettens placering i samme højde som hjertet

Pulsgraf

Svøb manchetten rundt om armen på samme niveau som
hjertet. Hvis manchettens placering er forkert, forekommer deren målingsfejl. Hvis manchetten for eksempel er 10 cm lavere
end hjerteniveauet, bliver blodtrykket målt 7 mmHg højere.
94

Korrekt manchetstørrelse

Brug en manchet med en passende størrelse. Hvis den er forlille eller for stor, opstår der en målingsfejl. Målinger med enmanchet, der er for lille, har en tendens til at blive evalueret som
højt blodtryk, uanset det korrekte blodtryk og normale arterier.
Målinger med en manchet, der er for stor, har en tendens til atblive evalueret som lavt blodtryk, især hos dem, der lider af
alvorlig ateriosklerose, eller som har unormale arterieklapper.
Den forkerte manchetstørrelse er en årsag til forskelle mellem
den direkte metode og den oscillometriske målemetode.
Manchetten har armomkredsens område vist på mærkatet.
Vælg og fastgør den korrekte manchetstørrelse til hver patient.
Nøjagtigheden ved blodtryksmålingen garanteres med
tryksensorens tryknøjagtighed, udledningsegenskaberneog målingsalgoritmen, så længe der anvendes den korrektemanchet og luftslange. Efterse periodisk tryksensorens
tryknøjagtighed og udledningsegenskaberne.

9511.2. EMD-oplysninger
De krav, der gælder for medicinske elektroniske instrumenter,er beskrevet nedenfor:

Ydeevne i henhold til EMD-retningslinjerne

Brugen af optageren kræver særlige forholdsregler vedrørende
EMD (elektromagnetiske forstyrrelser). Brug optageren
i overensstemmelse med de advarsler vedrørende EMD,
som er beskrevet i denne manual. Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr (f.eks. telefoner) kan påvirke elektrisk
medicinsk udstyr.

Tilbehør, der er i overensstemmelse med EMD-standarderne

Tilbehør og ekstraudstyr til denne optager er ioverensstemmelse med kravene i IEC60601-1-2:2014. Hvis derikke bruges autoriseret tilbehør, kan det medføre øget emission
og sænke støjimmunitet.

Advarsel
Brug tilbehør, der er godkendt af firmaet A&D.
Uautoriseret tilbehør kan blive påvirket af elektromagnetisk
emission og have reduceret immunitet over for forstyrrelser.

GRÆNSER FOR EMISSIONERFænomenOverensstemmelse

Udstrålet RF-emission CISPR 11

96

Gruppe 1, Klasse B

IMMUNITETSTESTNIVEAUER: KabinetportFænomen

Immunitet test-niveauer±8 kV kontakt
Elektrostatisk udladning
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
10 V/mFeltbårne RF EM-felter
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM ved 1 kHzNærhedsfelter fra trådløst RF- Se tabellen (Testspecifikationer for
kommunikationsudstyr
KABINET PORT IMMUNITET for
IEC 61000-4-3 trådløst RF-kommunikationsudstyr)
Normeret strømfrekvens
30 A/mmagnetfelter
IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITETSTESTNIVEAUER: PATIENT KOBLING PortFænomenElektrostatisk udladning
IEC 61000-4-2

Immunitet test-niveauer±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

IMMUNITETSTESTNIVEAUER: Port til signalindgang/-udgangFænomenElektrostatisk udladning
IEC 61000-4-2

Immunitet test-niveauer±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

Hurtige elektriske transienter / ±1 kV
udbrudIEC 61000-4-4 100 kHz repetitionsfrekvens
Ledede forstyrrelser
af RF-felter
IEC 61000-4-8

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM-bånd og amatør-radiobånd
mellem 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

97

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

LTE-bånd 13,17

Pulsmodulation
1,8
18 Hz
FM
±5 kHz deviation 2
1 kHz sinus

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
LTE-bånd 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
1.845 1.700 - 1.990
DECT
LTE-bånd 1,3,4,25
1.970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n2.450 2.400 - 2.570
RFID 2450
LTE-bånd 75.240
5.500 5.100 - 5.800 WLAN 802.11 a/n
5.785

Immunitet
testniveau (V/m)

TETRA 400

Afstand(m)Service

380 - 390

Maksimum strøm
(W)

Bånd
(MHz)

385

Modulation

Testfrekvens(MHz)

Testspecifikationer for KABINET PORT IMMUNITET for trådløst
RF-kommunikationsudstyr

0,3

27

0,3

28

Pulsmodulation
217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsmodulation
18 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulation
217 Hz2

0,3

28

Pulsmodulation
217 Hz2

0,3

28

Pulsmodulation
217 Hz

0,2

0,3

9

810

98

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123