Instruction Manual
Manuel d’instructions
Manual de instrucciones
Manuale di Istruzioni
使用手冊

1WMPD4002949D

Original
Traduction
Traducción
Traduzione
翻譯Sommaires
Chers clients ......................................................................... 2
Remarques préliminaires ...................................................... 2
Précautions ........................................................................... 2
Nomenclature ....................................................................... 6
Symboles .............................................................................. 7
Liste des modes .................................................................. 10
Utilisation de l’appareil ....................................................... 11
Installation/changement de la batterie............................. 11
Branchement du tuyau d’air ............................................. 11
Branchement de l’adaptateur secteur ............................... 12
Recharge de la batterie .................................................... 12
Utilisation ........................................................................... 13
Mode veille ...................................................................... 13
Mode veille de mesure ..................................................... 13
Mesure avec la pression configurée ................................. 14
Réglage d’auscultation .................................................... 15
Chagement de la vitesse d’éjection de l’air d’auscultation ..... 15
Réglage de l’horloge de l’appareil .................................... 16
Réglage de l'affichage de l’horloge .................................. 17
Réglage de la mise hors tension automatique .................. 17
Changement d’unité de la température ambiante............. 18
Mode de confirmation de la pression ............................... 18
Rappel des données mémorisées ........................................ 19
Rappel des données mémorisées ..................................... 19
Suppression de toutes les données en mémoire ............... 20
Les mesures ....................................................................... 21
Choix du brassard ........................................................... 21
Mise en place du brassard ............................................... 21
Mesure normale............................................................... 22
Mesure d’auscultation ..................................................... 23
Après la mesure .............................................................. 24
Consignes et observations pour une mesure correcte ...... 24
Débranchement de l’adaptateur secteur........................... 24
Retrait de la batterie ........................................................ 25
Qu’est ce qu’une rythme cardiaque irrégulier? .................... 26
Résolution des problèmes ................................................... 26
Entretien ............................................................................. 27
Fiche technique .................................................................. 30

Français

1

Chers clients
Félicitations pour l’achat de ce tensiomètre électronique A&D de dernière
génération. Cet appareil est l’un des appareils les plus avancés
techniquement parmi ceux disponibles à ce jour. Cet appareil est conçu
pour sa facilité d'utilisation et sa précision.
Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d’utiliser
l’appareil pour la première fois.

Remarques préliminaires
Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative
aux dispositifs médicaux et porte le marquage. (0123 fait référence
à l’organisme notifié ayant certifié le produit)
Utilisation prévue : l’appareil est destiné à une utilisation par destravailleurs médicaux.
L'appareil est conçu pour une utilisation sur des adultes et des enfantsâgés d'au moins 3 ans.
Lieu d’utilisation : l’appareil est destiné à une utilisation dans desétablissements médicaux.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquencecardiaque des personnes dans un objectif de diagnostic.
Principe de fonctionnement : Cet appareil est un tensiomètre
oscillométrique. Lorsque la pression du brassard dépasse la pression
artérielle systolique et qu’il est par la suite progressivement dépressurisé,le phénomène de pulsation en synchronisation avec le pouls apparaît
dans la pression du brassard. Cette pulsation est faible au début,augmente lorsque la pression diminue, atteint une amplitude maximale,puis diminue de nouveau, et crée au final un motif en forme de montagne.
Ce tensiomètre de type oscillométrique analyse les informations du signal
de cette pulsation à l’aide d’un micro-ordinateur et détermine les valeursde tension artérielle systolique et de tension artérielle diastolique.

Précautions
Installation ou emplacement de stockage de l'appareil
Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz inflammables tels que desgaz anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à forte concentrationen oxygène, tels qu'une chambre à oxygène à haute pression ou une
tente à oxygène.
Il convient d'éviter les extrêmes en termes de température, d'humidité dela pièce, d'exposition à la lumière directe du soleil, de choc ou depoussières.
Français

2

Utiliser ou conserver l'appareil dans un endroit stable, non pentu, sansvibration ni chocs mécanique (y compris lors de l'expédition).
Utiliser ou laisser l'appareil dans un endroit sans produits chimiques,médicaments ni gaz.
L'appareil et le brassard ne sont pas étanches.
La mesure peut être altérée si l'appareil est utilisé à proximité detéléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires,d'appareils de radiographie ou autre appareils émettant des champsélectriques intenses.
Si un choc violent est appliqué à l'appareil, une erreur mécanique ou une
blessure provoquée par la projection de débris peuvent en résulter.
Éviter de lier fortement le brassard ou de stocker le tuyau étroitement
enroulé pendant des périodes prolongées, car ce traitement pourrait
raccourcir la durée de vie des composants.
Confirmation avant utilisation
Vérifier que l'appareil est sûr pour une utilisation précise.
Utiliser l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur spécifié fourni.
Seuls les options et les consommables spécifiés peuvent être utilisés avec
cet appareil.
Lors de la réutilisation de l'appareil, vérifier qu'il est propre.
Ne pas appliquer le brassard sur un bras si un autre appareil médicalélectrique y est déjà fixé.
Ne pas appliquer le brassard sur un bras recevant une perfusion
intraveineuse ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer desdommages ou des accidents.
Cet appareil doit être utilisé uniquement par les médecins ou les
travailleurs médicaux dans un milieu médical. L’appareil n’a pas été conçu
pour être utilisé par un patient, par conséquent, il faut prendre desmesures afin de garantir des résultats précis et éviter les accidents.
Nepasutiliserl’appareildans
une
ambulanceouunhélicoptère-ambulance.
L’appareil risquerait de ne pas fournir des mesures précises.
Ne pas utiliser l’appareil dans les endroits où il risque d’être difficile debrancher et de débrancher l’adaptateur secteur.
Aucun essai clinique n’a été mené sur des nouveau-nés et des femmes
enceintes. Ne pas utiliser l’appareil sur les nouveau-nés ou les femmes
enceintes.
Ne pas utiliser l’appareil sur des patients souffrant de troubles de lacirculation sanguine.
Ne pas utiliser l’appareil sur des patients utilisant des dispositifs
d’assistance cardiaque-pulmonaire.
Vérifier qu'il n'y a pas de blessure chez le patient lors de l'application dubrassard sur son bras et, si le patient a subi une mastectomie, éviter lebras adjacent.

Français3

Précautions pendant l’utilisation de l’appareil
Si une erreur s'affiche sur l'appareil ou en cas de doute au niveau de lavaleur des mesures, vérifier les signes vitaux du patient par palpation ou
auscultation. Vérifier que le tuyau d'air n'est ni courbé ni bloqué.
Si des erreurs apparaissent sur l’appareil ou si le patient ressent une gêne,arrêter l’appareil et prendre une action immédiate afin d’arrêter l’appareil etde rétablir un milieu sécurisé.
Ne pas enrouler le brassard sur le bras si ce dernier est blessé. Cela
pourrait non seulement provoquer une réouverture de la blessure, maiségalement provoquer une infection.
Vérifier que la position du brassard appliqué est au même niveau que lecœur. (Sinon, la valeur de la pression sanguine pourrait être erronée.)
Ne pas commencer la mesure de la pression sanguine sans enrouler lebrassard autour du bras. Cela pourrait provoquer un éclatement dubrassard ou d'autres dommages.
Vérifier régulièrement l’état du patient lorsque la mesure est prisefréquemment ou pendant une longue durée. Sinon, cela pourrait provoquer
des blessures à cause de la maladie artérielle périphérique.
Utiliser l’appareil de manière à ce que le flexible d’air ne soit ni plié ni
coincé. L’utilisation du brassard avec le flexible d’air noué ou plié peut
entraîner une insuffisance circulatoire périphérique en raison del’hémostase dans le bras (causée par l’air resté dans le brassard).
Ne pas appliquer une force excessive sur le câble de l’adaptateur secteur,notamment lorsque vous soulevez l’appareil ou que vous débranchez
l’adaptateur secteur en le tenant par le câble.
Ne pas débrancher ni brancher l'adaptateur secteur spécifier les mains
mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou une brûlure.
Pendant la mesure, ne pas brancher ou débrancher l’adaptateur secteur
ou la batterie, et n’effectuer aucun entretien sur ces éléments.
Ne pas toucher le connecteur de courant continu et le patient
simultanément. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
Pour mesurer la pression sanguine, le bras doit être compressé par lebrassard suffisamment fort pour provoquer un engourdissement etéventuellement une marque rouge temporaire sur le bras.
Conformez-vous aux instructions locales indiquées à l'hôpital lorsque lebrassard est utilisé sur plusieurs patients ou des patients infectieux. Sinon,
une infection croisée pourrait en résulter.
Si les battements cardiaques du patient sont très faibles ou irréguliers,l'appareil peut avoir des difficultés à déterminer la pression sanguine.
En cas de court-circuit, la batterie peut devenir très chaude et provoquer
des brûlures.
Note
Ne pas modifier l’appareil. Cela pourrait provoquer des accidents ou
endommager l’appareil.
Le patient doit être détendu et doit éviter de bouger ou de parler pendant lamesure. Sinon, le résultat de la mesure pourrait être erroné.
Pour assurer une mesure précise, il est recommandé de mesurer lapression sanguine cinq minutes après le début de l'état détendu.
Français

4

Entretien après utilisation
Si le brassard est infecté par du sang ou des fluides corporels, il doit êtremis au rebut en toute sécurité, conformément aux instructions ou aux
protocoles locaux afin d'éviter toute diffusion potentielle de maladies
infectieuses.
Nettoyer l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon sec et doux ou d'unchiffon humidifié d'un peu d'eau et d'un détergent neutre. Ne jamais utiliser
de benzène, de diluant ni aucun autre produit chimique corrosif pournettoyer l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 28.
Lors de la maintenance sur l'appareil, couper l'alimentation et retirer lecâble d'alimentation de la prise pour éviter tout risque de choc électrique.
Ne pas pulvériser, verser ou renverser le liquide sur le corps principal, lesaccessoires, le connecteur, les boutons ou les prises.
Ne pas effectuer de stérilisation autoclave ni au gaz (EOG, gazformaldéhyde ou ozone à forte concentration, etc.) sur l'appareil car cela
pourrait le dégrader.
L’utilisateur autorisé (hôpital, clinique, etc.) est responsable de la sécurité
et de la maintenance de cet appareil médical électronique. Il faut suivre lesprocédures de maintenance et d’inspection quotidiennes spécifiées afind’assurer une utilisation en toute sécurité.
Ranger le brassard, le flexible d’air et la poire en caoutchouc de manière àce qu’ils ne soient ni pliés ni coincés. Cela pourrait provoquer un accident
ou endommager l’appareil.
Bloc batterie spécifié
Seul le bloc batterie spécifié peut être utilisé avec cet appareil.
L'équipement, les pièces et la batterie utilisés ne doivent pas être traités
comme des déchets ménagers ordinaires et doivent être mis au rebut
conformément aux réglementations locales applicables.
Veiller à débrancher l'adaptateur secteur spécifié de l'appareil lors de laremise en place du bloc batterie spécifié dans l'appareil. Sinon, cela
pourrait provoquer un choc électrique.
Retirer le bloc batterie spécifié de l'appareil, et le conserver ailleurs si vous
ne devez pas utiliser l'appareil pendant un mois ou plus. Recharger labatterie une fois tous les six mois. Sinon elle pourrait se dégrader.
Veiller à utiliser l'appareil une fois la batterie rechargée. Sinon, cela
pourrait empêcher l'utilisation appropriée de l'appareil avec la batterie en
cas d'urgence.
Si du liquide fuit des piles spécifiées et entre en contact avec un œil, éviterde le frotter et laver l’œil abondamment à l’eau, puis consulter
immédiatement un médecin.
Le bloc batterie spécifié ne doit être utilisé qu'avec cet appareil. Ne paschauffer le bloc batterie et ne pas le casser. Cela pourrait provoquer une
génération de chaleur, un début d'incendie, un court-circuit ou une
explosion.
Ne pas appliquer de pression ni de choc mécanique sur le bloc batterie
spécifié. Cela pourrait provoquer une expansion ou une explosion.
Remplacer le bloc batterie spécifié par un neuf lorsque la durée desmesures avec cet appareil est extrêmement courte, même après une
recharge complète.

Français5Nomenclature
Affichage

Support du brassard

Connecteur decourant continu

Connecteur d’air
Prise de connexion d’air

BoutonBoutonTuyau d’air
Brassard

Bouton MODE
Bouton DÉMARRER / ARRÊTER

Compartimentde la batterie
Couvercle dela batterie

Adaptateur secteur
Batterie spécifiée

Partie d’Affichage

Câble secteur

Réglages de la pression

MEMOIRE

Symbole I.H.B.
(Rythme cardiaque irrégulier)PressionsystoliqueSymbole du cœurSymbole du cœurRepère de pression supplémentaire
Marque d'auscultation
Indicateur de recharge
Indicateur des piles- Affichage de l’année- Numéro de la mémoire
Marque AM / PM
Français

C
F

Pression
diastolique
Affichage de latempérature
Pouls

Affichage du mois/de la date
Affichage de l’horloge
6Symboles
Symboles imprimés sur l’appareil et sur l’adaptateur secteur
SymbolesFonction / Signification

SYS
DIA
PUL

La mesure de la pression sanguine démarre
lorsque vous appuyez sur le bouton
DÉMARRER/ARRÊTER depuis le mode veille.
La mesure de la pression sanguines'arrête lorsque vous appuyez sur lebouton DÉMARRER/ARRÊTER pendant
la mesure de la pression sanguine.
L'appareil passe en mode veille lorsque vous
appuyez sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER
pendant au moins trois secondes.
Pression systolique en mmHg.
Pression diastolique en mmHg.
Pouls : nombre de pulsations cardiaques par minute.
Courant continu
Numéro de série
Date de fabrication
Type BF : L’appareil, le brassard et les
tubes isolants ont été conçus de manière
à fournir une protection particulière
contre les chocs électriques.
Dispositif Médical conforme à ladirective européenne 93/42 CEE

SN

Déchets d’Equipements Electriques etElectroniques (DEEE)
FabricantMandataire Européen
Consultez le brochure d'instructions
Appareil de classe II
Polarité du connecteur de courant continu
Marques de composants UL reconnus
pour les États-Unis et le Canada
Ne pas démonter
Utilisation en milieu intérieur sec
uniquement
Consultez le mode d'emploi
Composant PSE reconnu
Attention-Surface chaude
Français7

Action recommandée

Ne pas jeter avec les ordures
ménagères. Utilisez les filières
mises à votre disposition.

Symboles affichés à l'affichage
SymbolesFonction / Signification
Cet indicateur apparaît lorsque la mesure
est en cours. Il clignote quand lespulsations cardiaques sont détectées.
Cet indicateur apparaît en cas de détectiond’un rythme cardiaque irrégulier.
Il est susceptible de s’allumer lors de ladétection d’une très faible vibration telle
qu’un frissonnement ou un tremblement.
Les mesures précédentes conservées
dans la MEMOIRE.
S'allume dans l'ordre depuis le bas lorsde l'augmentation de la pression enlors de laappuyant sur le bouton
diminution constante de la vitesse enmode auscultation.
S'allume
lorsquelemoded'auscultation est activé.
BATTERIE CHARGÉE
Indicateur de tension des piles pendant
la mesure.
BATTERIE FAIBLE
La tension des piles est faible quand il
clignote.
S'allume lorsque l'adaptateur secteur est
raccordé à l'appareil.
Clignote lorsque la batterie est en coursde recharge.
Apparaît en cas de fluctuation de lapression due à un mouvement pendant
la mesure.
Apparaît si la différence entre lapression systolique(tension maxima) etla pression diastolique(tension minima)
est inférieure à 10 mmHg.
Apparaît lorsque la pressionn’augmente pas pendant le gonflage
du brassard.
Apparaît lorsque le brassard n’est pas
attaché correctement.

Français

8

Action recommandée
L’appareil est en train demesurer; restez calme.

Rechargez l'appareil à l'aide
de l'adaptateur secteur.

Recommencez la mesure.
Restez parfaitement tranquillependant la mesure.

Attachez le brassard
correctement, etrecommencez la mesure.

Symboles

Fonction / Signification

Action recommandée

ERREUR D’AFFICHAGE DU POULS

La pression n’est pas détectéecorrectement.

Erreur interne du moniteur de lapression sanguine

AMPM

Signifie Matin lorsque la fonction del'horloge est réglée sur l'affichage 12H.
Signifie Après-midi lorsque la fonction
de l'horloge est réglée sur l'affichage
12H.
Réglages de la pression
Indique la valeur de la pression
précédemment sélectionnée parl’utilisateur.

Température Représente la température ambiante
ambiante
en degrés Celsius ou Fahrenheit.
(°C, °F)

Français

9

Retirez les piles et appuyez
sur le bouton START, puis
remettez les piles en place.
Si l’erreur s’affiche encore,contactez votre revendeur.

Liste des modes
N° du modeNom du mode
Réglage de lavaleur de mise enpression
Réglage del'auscultation
Modification de lavitesse d'éjection
de l’aird’auscultation
Réglage del'horloge
Réglage del'affichage del'horloge
Réglage de ladurée avant
l'extinction
automatique
Changement del'unité de latempératureambiante

Fonction
Il est possible de modifier la valeur demise en pression pour la mesure de lapression sanguine.
Permet d'activer ou de désactiver lemesure d'auscultation.
Il est possible de commuter la vitessed'éjection de l’air entre « Hi » et « Lo » lorsde la mesure de l'auscultation.
Permet de régler la date et l'heure
actuelles.
Permet de commuter l'affichage del'horloge entre 12H et 24H.
Permet de commuter la durée d'expiration
lorsqu'aucune action n'est effectuée entre« 5 » et « 10 » minutes.
Permet de commuter l'unité de latempérature ambiante entre °C et °F.

Français

10

Utilisation de l’appareil
Installation/changement de la batterie

1. Vérifiez que l’adaptateur secteur est
Étape 2débranché de la prise.
2. Retirez les vis qui maintiennent lecouvercle de la batterie à l’arrière du Étape 3
corps principal.
Couvercle
de la batterie
3. Retirez le couvercle
de la batterie.
4. Branchez le connecteur de la batterie
tout en poussant le crochet de gauche
Étape 4
sur le connecteur du compartiment de labatterie.
5. Fermer le couvercle de la batterie.
6. Fixez le couvercle de la batterie à l’aide
des vis.
Batterie
ATTENTION
Si(marque PILE FAIBLE) clignote sur l'écran, recharger la batterie.
Remplacez la batterie au moins deux secondes après la mise hors tension
de l’appareil.
Si(marque BATTERIE FAIBLE) s’affiche même après le remplacement de labatterie, effectuez une mesure de pression sanguine. L’appareil peut alors
reconnaître la nouvelle batterie.
(marque BATTERIE FAIBLE) ne s’affiche pas lorsque la batterie est épuisée.
La durée de vie de la batterie varie avec la température ambiante de lapièce et peut être raccourcie à des températures ambiantes basses.
Utilisez uniquement le type de batterie spécifié.
Retirez la batterie si l’appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
La batterie pourrait fuir et provoquer un dysfonctionnement.
Remplacez la batterie par une neuve lorsque le temps de fonctionnement àl’aide de la batterie est extrêmement court, même après une recharge.
Nous vous recommandons de changer la batterie une fois tous les deux ans.
Veillez à réinitialiser l’heure lors du remplacement de la batterie.
Prise de connexion d’air

Branchement du tuyau d’air

Insérez fermement la prise deconnexion d’air dans le connecteur d’air.

Connecteur d’air
Français11Branchement de l’adaptateur secteur

Introduire la fiche de l'adaptateur secteur
Fiche de l'adaptateur secteurdans le connecteur de courant continu.
Brancher ensuite l’adaptateur sur une prisede courant.
Utilisez l'adaptateur secteur spécifié.
(Voir la page 30.)
Connecteur decourant continu

Note : L’appareil fonctionne sur batterie lorsque l’alimentation n’est pas
fournie au corps principal par l’adaptateur secteur.

Recharge de la batterie- La recharge commence en raccordant l’adaptateur secteur à l’appareil.
- La recharge prend environ quatre heures après le raccordement del’adaptateur secteur à l’appareil.
- La marque de recharge ( ) clignote pendant la recharge.
- La marque de recharge reste allumée à la fin de la recharge.
Note : Un certain laps de temps est nécessaire pour que l’affichage de latempérature de l’appareil atteigne la température ambiante après larecharge.

Français

12

Utilisation
Mode veille- L’appareil entre en mode veille lorsqu’il est sous tension et la températureambiante actuelle s’affiche sur l’écran pour la pression diastolique.
- L’appareil passe en mode veille lorsque vous appuyez de manière
prolongée sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER ou qu’aucune action n’est
effectuée pendant une période déterminée pour tous les états autres que lemode de pression sanguine et le mode auscultation.
ou pour rappeler la mémoire.
- Appuyez sur le bouton- Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode de réglage de la valeurde mise en pression.
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton MODE pour passer au modede réglage de l’horloge.
- Appuyez sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer la mesure.

Mode veille de mesure- L’appareil passe en mode veille de mesure lorsque le mode auscultation
est désactivé dans le mode de réglage d'auscultation ou lorsque vous
appuyez sur le bouton MODE en mode de changement de la vitessed’éjection de l'air d’auscultation ou que la mesure est arrêtée.
- En outre, l'appareil passe en mode veille de mesure lorsque la mesure est
terminée. Dans ce cas, les résultats de la mesure demeurent affichés surl’appareil.
ou pour rappeler la mémoire.
- Appuyez sur le bouton- Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode de réglage de la valeurde mise en pression.
- L’appareil passe automatiquement en mode veille après une période
régulière.
- Appuyez sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer la mesure.
La température
actuelle est affichée.
L'affichage diffère en
fonction du réglage.

Mode veille

Mode veille de mesure
Français

13

Le Modèle UM-211 est étudié pour détecter le pouls et pour gonfler lebrassard jusqu’au niveau de la pression systolique automatiquement.
Si un nouveau gonflage se produit de manière répétée, utilisez les méthodes
suivantes.

Mesure avec la pression configuréePendant la mesure de la pression sanguine, un nouveau gonflage peut
survenir. Il est possible de configurer une valeur de pression fixe afin d'éviter
ce nouveau gonflage.

1.

Appuyez sur le bouton MODE pour accéderau mode de réglage de la valeur de mise enpression. Le réglage actuel clignote.

2.

ou
pour
Appuyez sur le bouton
sélectionner une valeur de pression
d'environ 30 mmHg, ou plus, au-dessus devotre pression systolique prévue parmi lessuivantes.

ou

AUTO : Mise en pression automatique (valeur par défaut)
220 : Valeur de pression de 220 mmHg (fixe)
250 : Valeur de pression de 250 mmHg (fixe)
280 : Valeur de pression de 280 mmHg (fixe)3.

Appuyez sur le bouton MODE pour accéderSTARTau mode de réglage d'auscult ation.
STOP
AppuyezsurleboutonDÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer lamesure. L’appareil passe automatiquement
Mode deLa mesureen mode veille si aucune action n'est
réglagedémarre.
effectuée pendant une période déterminée.
d’auscultation
La mesure suivante est réalisée avec la
nouvelle valeur de pression.

Français

14

Réglage d’auscultation

1.

2.

3.

Appuyez sur le bouton MODE en modede réglage de la mise en pression pouraccéderaumodederéglaged’auscultation. « F02 » s’affiche àl’écran pour la pression systolique etl’état actuel s’affiche à l’écran pour lapression diastolique.
Appuyez sur le bouton
oupour
activer ou désactiver. L’appareil allume
le symbole d’auscultation lorsque lemode d’auscultation est activité.
Appuyez sur le bouton MODE lorsquele mode d’auscultation est activé pourpasser au mode de changement devitesse d’éjection d’auscultation.
Appuyez sur le bouton MODE lorsquele mode d’auscultation est désactivé
pour passer au mode de veille demesure.
Appuyez sur le bouton
DÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer
la mesure. En outre, l’appareil passe
automatiquement en mode veille après
une période déterminée.

Mode deMode de veillechangement devitesse d’éjection de de mesurel’air d’auscultation
START
STOP

La mesuredémarre.

Chagement de la vitesse d’éjection de l’air d’auscultation

Note: Sélectionnez « Lo » lors d’une mesure normale. Si le pouls du patient
semble être supérieur à 100, la mesure en « Hi » est possible.
1. Appuyez sur le bouton MODE en modede réglage d’auscultation lorsque leréglage de l’auscultation est activé pouraccéder au mode de changement de lavitesse d’éjection d’auscultation.
4. « F03 » s’affiche à l’écran pour lapression systolique et l’état actuels’affiche à l’écran pour la pression
diastolique.
ou pour
2. Appuyez sur le bouton
commuter entre Hi et Lo.
START
3. Appuyez sur le bouton MODE pour
STOP
passer au mode veille de la mesure.
Appuyez sur le bouton
Mode veille deLa mesure
DÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer
la mesuredémarre.
la mesure. En outre, l’appareil passe
automatiquement en mode veille après
une période déterminée.
Français

15

Réglage de l’horloge de l’appareil

Appuyez de manière
Régler l’horloge avant d’utiliser l’appareil. prolongée

1. Appuyez de manière prolongée sur le bouton
MODE en mode veille pour accéder au modede réglage de l’horloge. « F10 » s’affiche àl’écran pour la pression systolique et les deux
chiffres à l’extrême droite de A.D. clignotent.
2. Choisissez l’année en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton MODE pour valider lechoix et passer au réglage du mois. Vous pouvez
définir n’importe quelle date entre 2010 et 2059.
3. Choisissez le mois en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton MODE pour valider le choix
et passer au réglage du jour.
ou .
4. Choisissez le jour en utilisant le bouton
Appuyez sur le bouton MODE pour valider le choix
et passer au réglage de l’heure.
ou
5. Choisissez l’heure en utilisant le bouton
Appuyez sur le bouton MODE pour valider lechoix et passer au réglage des minutes.

ou

Année

ou
Mois

ou

Jour

.

6. Choisissez la minute en utilisant le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton MODE pendant le réglage
des minutes pour passer à l’affichage de l’horloge.
Appuyez sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER
lorsque l’heure est en cours de réglage pourpasser en mode veille.

Heure
ou
Minuteou

Note: L’appareil passe en mode veille si aucune action

n’est effectuée pendant une période déterminée.

Maintenir le bouton
ouenfoncépermet de changer la valeur en continu.
START
STOP

Mode veille

Français

16

Mode deréglage del’affichage del’horloge

Réglage de l'affichage de l’horloge
1. Appuyez sur le bouton MODE lors duréglage des minutes pour accéder aumode de réglage de l’affichage del’horloge.
« F11 » s’affiche à l’écran pour lapression systolique et « 12H » ou
« 24H » s’affiche à l’écran pour lapression diastolique.
ou pour
2. Appuyez sur le bouton
commuter entre 12H et 24H.
Appuyez sur le bouton MODE pourMode de réglage
passer au mode de réglage de mise de mise hors
hors tension automatique. Appuyez
tensionsur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER automatiquepour passer au mode veille.

Réglage de la mise hors tension automatique

START
STOP

Mode veille

Réglez un délai d’expiration lorsqu’aucune action n’est effectuée. Vous
pouvez sélectionner cinq ou dix minutes.
1. Appuyez sur le bouton MODE en modede réglage de l’horloge pour accéder aumode de réglage de mise hors tension
automatique.
« F12 » s'affiche à l'écran pour lapression systolique, et « 5 » ou « 10 »est affiché à l'écran pour la pression
diastolique.
oupour
2. Appuyez sur le bouton
START
commuter entre cinq et dix minutes.
STOP
3. Appuyez sur le bouton MODE pourpasser au mode de changement d'unité
Mode deMode veillede la température. Appuyez sur lechangementd’unité de labouton DÉMARRER/ARRÊTER pourtempérature
passer en mode veille.

Français17Changement d’unité de la température ambiante

Il est possible de commuter l’unité de la température affichée entre °C
et °F.
1. Appuyez sur le bouton MODE en
mode
de
mise
hors
tensionautomatique pour accéder au mode dechangement d’unité de la températureambiante.
« F14 » s’affiche à l’écran pour lapression systolique.
C
F
ou
pour
2. Appuyez sur le bouton
commuter entre °C et °F à l’extrême
droite de l’écran pour changer l'unitéde température.
3. Appuyez sur le bouton MODE pourMode depasser en mode de confirmation de laconfirmation de lapression. Appuyez sur le boutonpression
DÉMARRER/ARRÊTER pour terminer leréglage. L’appareil passe en mode veille.

Mode de confirmation de la pression
1. Appuyez sur le bouton MODE en mode dechangement d’unité de la températureambiante pour accéder au mode deconfirmation de la pression.
La valeur de pression actuelle est affichéeà l'écran pour la pression systolique etdiastolique.
2. Lorsque la pression excède 320 mmHg,
l'affichage demeure bloqué sur 320 mmHg
et cligote. Ensuite, l'écran revient àl'affichage précédent lorsqu’il est inférieur à
320 mmHg.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour passer
au mode réglage de l'horloge. Appuyez surle bouton DÉMARRER/ARRÊTER pourterminer la confirmation. L’appareil passeen mode veille.

Français

18

Mode de réglage del’horloge

Rappel des données mémoriséesNote: Cet appareil mémorise les 99 dernières mesures.

Rappel des données mémorisées

Appuyez

1. Appuyez sur le bouton

oupour
afficher les données les plus récentes enmémoire.
S’il n’y a pas de données, le numéro dela mémoire, l’heure, SYS, DIA et PUL
sont affichés en barre. Appuyez sur lebouton DÉMARRER/ARRÊTER poureffectuer la mesure.

ouPressionsystoliquePression
Diastolique
PoulsDonnées les plus récentes

2. Ensuite, chaque pression sur le bouton(ou le bouton
pour afficher lesdonnées dans l'ordre inverse), affiche
les données mémorisées comme suit.

Pressionsystolique

Données les plus récentes (N° 35 dans

Pression
Diastoliquel’exemple)
Les données de la mesure s’affichent.

Pouls

Dernières données (N° 1)

Données précédentes

Les données de la mesure s’affichent.
3. Une fois la dernière donnée affichée,pour afficher
appuyez sur le bouton
les données les plus récentes.
Pressionsystolique

4. Appuyez sur le bouton

DÉMARRER/ARRÊTER pour effectuer lamesure. L’appareil passe automatiquement enmode veille si aucune action n’est effectuée
pendant une période déterminée.
Lorsque la mesure d’auscultation est
effectuée et terminée, l’appareil affiche lamarque d’auscultation et les résultats de lamesure, sans afficher la fréquence du poulscomme indiqué sur la figure de droite.

Français

19

Pression
diastolique
PoulsDernières données (les plus anciennes)

Suppression de toutes les données en mémoire

Appuyez de manière prolongée sur le bouton
MODE pendant au moins trois secondes pourallumer uniquement les symboles
et de labatterie.
Appuyez de nouveau MODE pendant au moins
trios secondes pour supprimer toutes les donnéesmémorisées.
L'écran de l'appareil est semblable à la figure de droiteou
et qu’il n’ylorsque vous appuyez sur le bouton
a pas de données dans le mémoire de l’appareil.

Français

20

Les mesures
Choix du brassard

L’utilisation d’un brassard adapté à la morphologie du patient est importante pourun résultat précis. Si la taille du brassard n’est pas appropriée il peut en résulterl’affichage de valeurs erronées.
La taille du brassard (circonférence du biceps) est imprimée sur chaque brassard.
Le brassard est un produit consommable. S’il est usé, achetez-en un neuf.
Taille du brassard
Numéro duSymbolesTaille du bras
recommandéecatalogue
41cm to 50cm
Brassard LL
LL
31cm to 45cm
Brassard LA
LARGE ADULT
22cm to 32cm
Brassard A
ADULT
16cm to 24cm
Brassard SA
SMALL ADULT
12cm to 17cm
Brassard SS
SS
Taille du bras：La circonférence du biceps.

Mise en place du brassard

Ne remontez pas la manche étroitement.

1. Dirigez la paume de la main du bras
gauche vers le haut et enroulez lebrassard sur la partie supérieure dubras, environ 1 à 2 cm au-dessus del’intérieur du coude.
Une plage comportant la marque INDEXet qui peut recouvrir la marque RANGE
indique la plage appropriée du brassard.

Marque de position de l’artère

2. Placez le brassard sur la partie
supérieure du bras afin d’orienter lamarque ● sur l’artère.
3. Enroulez le brassard en gardant du mou
autour de la partie supérieure du bras afinde pouvoir insérer un ou deux doigts entre
le brassard et le bras.

CUF-KS-LL
CUF-KS-LA
CUF-KS-A
CUF-KS-SA
CUF-KS-SS

Brassard
Tuyau d’air

1-2 cmIndications imprimées sur le brassard
SymbolesDescriptions
Code nécessaire lorsque de la commande du brassard à l’usine.
REF
Symbole Index
Symbole montrant que le brassard est enroulé selon la plage appropriée
INDEX
si ce symbole se trouve à l’intérieure de la ligne RANGE.
Symbole ARTERY
Placez ce symbole sur l’artère de la partie supérieure du bras ou de
ARTERY●la cuisse.
LOT

Symbole de la marque de conformité.
Symbole indiquant le numéro de lot de fabrication.
Le numéro de lot se trouve sur un sceau gravé à côté de ce symbole.

Français

21

Symbole RANGE
Le symbole d’index du brassard doit se trouver dans les limites de ce
symbole.
Sans latex
Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Position du brassard
Symble confirmant l'utilisation.

THIS SIDETO PATIENT

Symbole indiquant le côté patient.

Mesure normale
1.

2.

3.

Au niveau du cœurAsseyez-vous confortablement en mettant lebrassard au bras.
Appuyez sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER
(mise en marche).
Tous les segments de l’affichage apparaissent.
Puis, zéro (0) s’affiche en clignotant un instant.
Puis, l’affichage change comme indiqué dans la
figure de droite, lorsque la mesure commence. Le
brassard commence à gonfler. Il est normal que l’on
sente que le brassard serre fortement le bras.
Note: Si vous désirez arrêter le gonflage quelqueque soit le moment, appuyez de nouveau
sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER .
(mise en marche).
Lorsque le brassard est entièrement gonflé, ilcommence à dégonfler automatiquement et lesymbole en forme de cœur () apparaît pour
indiquer que la mesure est en cours.
Une fois le pouls détecté, le symbole clignote àchaque pulsation.
Note:

4.

5.

Si la pression correcte n'est pas
obtenue, l'appareil recommence legonflage du brassard automatiquement.
Pour éviter un nouveau gonflage, voir la
page suivante «Mesure avec lapression configurée».
Lorsque les mesures sont finies, les lecturesdes pressions systoliques et diastoliques ainsi
que le nombre de pulsations sont affichées.
Le brassard finit de se dégonfler en chassantl'air restant.
Appuyez sur le bouton DÉMARRER/ARRÊTER
pour effectuer à nouveau la mesure.
L’appareil passe automatiquement en mode veillesi aucune action n’est effectuée pendant une
période déterminée.
Français

22

Appuyez

START
STOP

Tous les segments del’affichage apparaissent
brièvement.

Zéro s’affiche
Gonflage commence

Mise souspression
Mesurageen cours

Pression systoliquePression diastolique
Pouls

L’air restant est chassé
automatiquement

Mesure d’auscultation
La mesure d’auscultation doit être effectuée lorsque le mode de réglage
d’auscultation est activé. En outre, appuyez simultanément sur les boutons
DÉMARRER/ARRÊTER et MODE pour procéder à la mesure d’auscultation.
La mesure d’auscultation est automatiquement désactivée lorsquel'appareil passe en mode veille.
START
1. Appuyez
surleboutonSTOPDÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer lamise en pression. Une fois les conditions de findepressurisation
atteintes,
l'appareil
Affichage zéro
commence à éjecter l'air à vitesse constante.
Démarre le
2. L’appareil éjecte l’air à vitesse constante.
gonflage
Appuyez sur le bouton MODE pourconfirmer la valeur de la pression
systolique. Appuyez à nouveau sur lebouton MODE pour confirmer la valeur deMise enpressionla pression diastolique, puis l’appareil
relâche l’air à vitesse rapide.
Mesure en
pendant
3. Appuyez sur le bouton
coursl’éjection de l’air à vitesse constante poureffectuer
une
mise
en
pression
supplémentaire tout en appuyant sur lebouton. La marque de la mise enpression supplémentaire s’allume dansl’ordre à partir du bas pendant celle-ci.
Lorsque la pressurisation supplémentaire
est effectuée en dépassant la valeur de lapression systolique, cette dernière est
effacée.
Note : Si l’appareil est sous une pression de
300mmHg ou plus, il procède La valeur est fixe.
Diminution par
automatiquement à un relâchement
relâchement d’air
d’air forcé.
Marquedemise
supplémentaireenpression

La valeur de lapression diastoliqueest également
confirmée et la
4. Appuyez
surlebouton mesure se termine.
DÉMARRER/ARRÊTER après la mesure
pour effectuer à nouveau la mesured’auscultation.
Note : Attendez au moins trois minutes
entre deux mesures effectuées
sur une même personne.
Français

23

Après la mesure

Après la mesure, une pression prolongée sur le bouton
DÉMARRER/ARRÊTER (pendant 3 secondes) permet de passer enmode veille. L’appareil passe automatiquement en mode veille si aucune
action n'est effectuée pendant une période déterminée.
Retirez le brassard et enregistrez les données.

Consignes et observations pour une mesure correcte

Faites asseoir le patient dans une position confortable. Vérifier que lepatient ne croise pas les jambes, que ses pieds touchent le sol (sipossible), et que son dos et son bras à mesurer sont appuyés. Placez lebras du patient sur une table, la paume de la main tournée vers le haut etle brassard au même niveau que le cœur du patient.

Laissez la patient se détendre pendant environ cinq à dix minutes avant
de prendre la mesure. Si le patient est tendu ou déprimé par un stressémotionnel, la mesure reflètera ce stress sous forme d'une pression
sanguine plus élevée (ou plus basse) que la normale et la mesure dupouls sera généralement plus rapide que la normale.
La pression sanguine d’un individu varie constamment, en fonction ceque qu’il fait et de ce qu’il a mange. Les boissons absorbées par lepatient peuvent avoir un effet intense et rapide sur la pression sanguin dupatient.
Cet appareil base ses mesures sur les battements cardiaques du patient.
Si les battements cardiaques sont très faibles ou irréguliers, l’appareilpeut avoir des difficultés à déterminer la pression sanguine du patient.
Au cas où l’appareil détecte une condition anormale, il s’arrête demesurer et affiche un symbole d’erreur. Voir la page 7 pour la description
des symboles.
La mesure de la pression artérielle peut être affectée par la position dubrassard, la posture du patient (debout, assis ou allongé sur le dos), lacondition physique ou les conditions physiologiques.
Les performances du contrôle automatique de la pression artérielle
peuvent être réduites en cas de température ou d’humidité excessive,d’impact ou en altitude.
Fiche de l'adaptateur secteur

Débranchement de l’adaptateur
secteur

Débranchez l’adaptateur secteur de la prise de courant.
Débranchez la fiche de l’adaptateur
secteur du connecteur de courant
Connecteur decontinu.
courant continu
Français24Retrait de la batterie

1. Vérifiez que l’adaptateur secteur est
Étape 2débranché de la prise.
2. Retirez les vis qui maintiennent lecouvercle de la batterie à l’arrière duÉtape 3
corps principal.
Couvercle
3. Retirez le couvercledela batteriede la batterie.
4. Débranchez le connecteur de batterie en
appuyant sur le crochet côté gauche.
5. Fermer le couvercle de la batterie.
6. Fixez le couvercle de la batterie à l’aide Étape 4
des vis.
Batterie
Note : Si l’adaptateur secteur et la batterie sont déconnectés de l’appareil,l’horloge est réinitialisée.

Français25

Qu’est ce qu’une rythme cardiaque irrégulier?
Le tensiomètre automatique UM-211 permet la mesure de la tension
artérielle et du pouls, même quand une rythme cardiaque irrégulier se
produit. Une rythme cardiaque irrégulier est définie comme une pulsation
du cœur qui dévie de 25 % de la moyenne de toutes les pulsations ducœur pendant la mesure de la pression sanguine.

Résolution des problèmes
Problème
Rien n'apparaît sur
l'affichage, mêmelorsque l'on met

Solution recommandéeCause probable
La batterie est épuisée.

Rechargez la batterie.

La durée de vie utile de labatterie est dépassée.

Remplacez l’ancienne batterie par une
neuve.

l'appareil en marche.
La tension des piles est trop
Le brassard ne segonfle pas.

faible.
Le symbole piles faibles

Rechargez la batterie.

apparaît. Si les piles sont usées,ce symbole n’apparaît pas.

L’appareil ne fait pas

Le brassard est mal serré.
La patient a bougé le bras ou lecorps pendant la mesure.

les mesures. Leslectures sont trop

Le brassard est mal placé.

hautes ou trop
basses.

La batterie est
déchargée
rapidement après
l’avoir rechargée.

La batterie est épuisée.

Serrer correctement le brassard.
Assurez-vous que le patient demeureimmobile et calme pendant la mesure.
S’asseoir confortablement et ne pasbouger.
Placer le bras du patient sur une table,
paume vers le haut et le brassard au mêmeniveau que le cœur du patient.
Si le rythme cardiaque du patient est
faible ou irrégulier, l’appareil peut avoir dumal à déterminer sa pression artérielle.
Remplacez l’ancienne batterie par une
neuve.
Retirer les piles. Le remettre
correctement en place et essayer à
nouveau de mesurer.

AutresNote: Si les solutions décrites ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les
problèmes, contactez votre revendeur. N’essayez pas d’ouvrir ou réparervous-même cet appareil car toute tentative invaliderait votre garantie

Français

26

Entretien
Maintenance

Ne tentez pas d’ouvrir l’appareil car les délicats composants électriques etl’unité pneumatique complexe à l’intérieur pourraient être endommagés. Si
vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l’aide du guide dedépannage, demandez assistance auprès de votre distributeur agréé ou d’unservice après vente d’A&D.
L’appareil est conçu pour une longue durée de service. Toutefois, il est
généralement recommandé de le faire inspecter tous les 2 ans pour assurer
son bon fonctionnement et sa précision. Veuillez contacter votre distributeur
agréé ou A&D pour la maintenance.

Confirmation de la pression
・Exemple of raccordement

(1)
(2)

(1) Jauge de pression calibrée(2) UM-211(3) Réservoir：500 ml(4) Dispositif générateur depression
(4)
(3)

500ml

1. Appuyez sur le bouton MODE en mode veille. L’appareil passe en modede réglage de l’horloge intégrée et F10 s’affiche à l’écran.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton MODE pour passer en modede confirmation de la pression.
* Reportez-vous à la page 17 du présent manuel pour le réglage.
3. Ajoutez de la pression à l’aide d’un dispositif générateur de pression une
fois que l’affichage de l’UM-211 indique 0 et vérifiez la pression au
0niveau de la jauge de pression et de l’UM-211.

Français27

Nettoyage

Débranchez l’adaptateur secteur de l’appareil lors du nettoyage del’appareil.
Lorsque le corps principal ou le brassard est sale, essuyez-le complètement
à l'aide de gaze ou d’un chiffon imbibé d’eau chaude et d’un détergent neutreen évitant tout excès d’eau.
N’utilisez pas le chiffon humide pour essuyer la prise C.C. et la prise d’air.
Elles doivent demeurer sèches.
Pour éviter tout risque dû à une infection, désinfectez régulièrement lecorps principal et le brassard. Lors de la désinfection, nettoyez-lesdoucement à l’aide de gaze ou d’un chiffon humidifié d’une solution
antiseptique locale, puis essuyez l’humidité de la surface à l’aide d’unchiffon sec.
Utilisez les désinfectants suivants pour nettoyer le corps principal et lebrassard.
Éthanol (70 %)Isopropanol (70 %)Solution de gluconate de chlorhexidine (0,5 %)Solution de chlorure de benzalkonium (0,05 %)Hypochlorite de sodium (0,05 %)Nettoyez l’appareil environ une fois par mois, en fonction des règles ou
des instructions spécifiées à l’hôpital ou la clinique.

ATTENTION
Le moniteur de pression sanguine n’est pas un appareil étanche. Ne
renversez pas d’eau dessus et évitez l’exposition à l’humidité.
N’utilisez pas de solvant organique tel qu’un diluant ou du benzène.
Le moniteur de pression sanguine ne peut pas être stérilisé en autoclave,
EOG ou au formaldéhyde.

Inspection régulière

Le moniteur de pression sanguine est un appareil de précision. Vous
devez donc l’inspecter régulièrement. Demandez une inspection auprès
du revendeur chez qui vous avez acheté l’appareil lorsqu’une inspection
s’avère nécessaire.
Le brassard est un consommable. Remplacez-le régulièrement par unneuf.

Français28

Élimination
Cet équipement et la batterie ne sont pas traités comme de simples déchets
ménagers et doivent être éliminés conformément aux réglementations
locales en vigueur.
Élément
Emballage

PiècesBoîte
Coussinet
Sac

Unité principale etBoîtier
accessoires

CartonCartonPE
ABS, SR

Pièces internes
Batterie

Matériau

Corps extérieur
Cellule debatteriePièces internes

Français

Composants électroniques
généraux
ABS
Batterie au nickel-hydrogène
Composants électroniques
généraux29

Fiche techniqueType

UM-211

Méthode de mesure

Mesure oscillométrique

Plage de mesure

Pression : de 0 à 299 mmHg
Pression systolique : de 60 à 279 mmHg
Pression diastolique : de 40 à 200 mmHg
Pouls :de 40 à 200 pulsations / minute

Précision de mesure

Pression : ±3 mmHg
Pouls :
±5%

Unité de température°C ou °F

Précision de la température
Alimentation électrique±2,5 °C (+5 °C à +40 °C)
Batterie 3,6 V intégrée (UM-211-20) ou
adaptateur en courant alternatif (TB-268)

Nombre de mesures

Environ 300 mesures, lorsque la batterie intégrée
est utilisée, avec une valeur de tension de
180 mmHg à une température ambiante de 23 °C

Classification

Équipement a alimentation interne ME (fournie parles piles)
Class II (fournie par l'adaptateur)Mode de fonctionnement en continu

Test clinique

Conformément à ISO81060-2 2013

EMD

IEC 60601-1-2 : 2014

Mémoire de données

Dernières 99 mesures

Condition de fonctionnement

de +5°C à + 40°C (hum. rel. de 10 à 85%) (sanscondensation)de 800 hPa à 1060 hPa

Condition de stockage / Transport de -20 °C à + 60°C (hum. rel. de 10 à 95%) (sanscondensation)de 700 hPa à 1060 hPa
Dimensions

environ 120 [l] x 200 [h] x 140 [p] mm

Poidsenviron 550 g, sans la batterie

Partie appliquée

Brassard Type BF

Durée de vie utile

Appareil : 5 ans
Brassard : 2 ans
Adaptateur secteur : 5 ans

Français

30

Rechargeable

Batterie nickel-hydrure métalliqueBatterie (UM-211-20) 3,6 V Typ. 2 000 mAh
Adaptateur secteur(TB-268)

Min. 1 750m Ah
L’adaptateur secteur doit être inspecté ou remplacé
périodiquement.
Entrée: 100-240V
2000mA
Sortie: 6V
2A

Accessoires vendus séparément
Brassard
Taille du bras

Taille dubrassard
Brassard LL
Brassard LA
Brassard A
Brassard SA
Brassard SS

41 cm à 50 cm
31 cm à 45 cm
22 cm à 32 cm
16 cm à 24 cm
12 cm à 17 cm

Numéro decatalogue
CUF-KS-LL
CUF-KS-LA
CUF-KS-A
CUF-KS-SA
CUF-KS-SS

Adaptateur secteur
Numéro decatalogue
TB-268Note:

Ces caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Câble secteur
Numéro decatalogue
KO1886
KO1887
KO1888Fiche
Type A
Type CType BF

Batterie rechargeable
Numéro decatalogue
UM-211-20

Français

31Caractéristiques techniques EMD Moniteur de pression artérielle fonctionnant
sur piles ou sur adaptateur secteur

L’équipement électrique médical nécessite des précautions spéciales concernant l’EMD etdoit être installé et mis en service conformément aux informations EMD fournies ici.
L’équipement de communication RF portable et mobile (p. ex. les téléphones portables)
peut affecter l’équipement électrique médical.
L’utilisation d’accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés peut provoquer une
augmentation des émissions ou une diminution de l’immunité de l’appareil.
Tableau 1 - Limites d’ÉMISSION Phénomène
ÉMISSION RF conduite et rayonnée
Distorsion harmonique
Fluctuations de tension et papillotement

CISPR 11
CEI 61000-3-2
CEI 61000-3-3

Tableau 2 - NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ : port d’enveloppe Phénomène
Décharge électrostatique
CEI 61000-4-2
Champs EM RF rayonnés
CEI 61000-4-3
Champs de proximité provenant de l’équipement de communication RFsans filCEI 61000-4-3
Champs magnétiques à la fréquence industrielle nominale
CEI 61000-4-8

ConformitéGroupe 1,Classe B
Classe A
Conformité
NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ
Contact ±8 kV
Air ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/m80 MHz - 2,7 GHz
80 % de MA à 1 kHz
Voir tableau 430 A/m50 Hz ou 60 Hz

Tableau 3 - NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ : port d’alimentation CA d’entrée Phénomène
NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ
Transitoires électriques rapides / salves±2 kV
Fréquence de répétition de 100 kHz
CEI 61000-4-4Surtensions entre phases
CEI 61000-4-5±0,5 kV, ±1 kV
Perturbations conduites induites par les champs RF
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V sur les bandes ISM et de radio amateur entre 0,15 MHz et
80 MHz
80 % de MA à 1 kHz
CEI 61000-4-6
Creux de tension
0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°
0 % UT ; 1 cycle
et70 % UT ; 25/30 cycles
CEI 61000-4-11 Phase unique : à 0°
Coupure de tension
CEI 61000-4-11 0 % UT ; 250/300 cycles
REMARQUE UT correspond à la tension d’alimentation CA avant l’application du niveau d’essai.

Français

32

Tableau 4 - Spécifications d’essai pour l’IMMUNITÉ DU PORT D’ENVELOPPE à l’équipement decommunication RF sans fil Fréquenced’essai
(MHz)

Bande
(MHz)

Service385

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

Bande LTE 13,17

Modulation
Modulation par impulsions
18 Hz
FM
Déviation ±5 kHz
Sinus 1 kHz

Puissance
NIVEAU D’ESSAIDistance
maximale
D’IMMUNITÉ
(m)
(W)
(V/m)
1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulation par impulsions
217 Hz

0,2

0,3

9

800 - 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Bande LTE 5

Modulation par impulsions
18 Hz

2

0,3

28

1700 - 1990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Bande LTE 1,3,4,25
UMTS

Modulation par impulsions
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 - 2570

Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
RFID 2450
Bande LTE 7

Modulation par impulsions
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 - 5800

WLAN 802.11 a/n

Modulation par impulsions
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930
1720
1845
1970

Français

33

MEMO

Français34

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 C,D 室 邮编 200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599