Norsk (Oversatt)

2440
Registrering for bærbar
blodtrykksmåler

Bærbar blodtrykksmåler

1WMPD4003842B

2201

2018 A&D Company, Limited. Alle rettigheter forbeholdt.
Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres,
overføres, omskrives eller oversettes til noe språk i noen
form eller på noen måte, uten skriftlig samtykke fra
A&D Company, Limited.
Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til
instrumentene dekket av denne brukerhåndboken, kan endresfor forbedringer uten forvarsel.
Andre varemerker og handelsnavn eies av sine respektive eiere.

Samsvar
Samsvar med europeisk direktiv
Enheten er i samsvar med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.
Dette vises med CE-merking for samsvar sammen med
referansenummeret til et teknisk kontrollorgan.
Enheten er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Samsvar med EMD-rammeverket i Australia
Enheten er i overensstemmelse med følgende krav:
EMD-utslippsstandarden for industrielt, vitenskapelig og medisinsk
utstyr, AS/NZS 2064:1997, EMD generell immunitetsstandard
AS/NZS 4252. 1:1994. Det ovenstående vises med C-Tick-merket.

TM-2440 BrukerhåndbokiAdvarselsdefinisjoner
For å forhindre uhell grunnet feilhåndtering, har dette produktet og
denne brukerhåndboken følgende advarselsskilt og -merker.
Disse advarselstegnene og merkene har følgende betydning.

AdvarselsdefinisjonerFare

En umiddelbar farlig situasjon som vil resultere i dødsfall
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

Advarsel

En potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.
En potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindre

Forsiktig eller moderat personskade hvis den ikke unngås. Det kanogså brukes til å advare mot en utrygg praksis.

Eksempler på symboler
Symboletindikerer "Forsiktig". Typen forsiktighet som kreves
er beskrevet inne i eller nær symbolet, med tekst eller bilde.
Eksempelet indikerer en forsiktighetsadvarsel mot elektrisk støt.
Symboletindikerer "Ikke". Den forbudte handlingen er
beskrevet inne i eller nær symbolet, med tekst eller bilde.
Eksempelet indikerer "Ikke demonter".
Symboletindikerer en påbudt handling. Den påbudte
handlingen er beskrevet inne i eller nær symbolet, med teksteller bilde. Eksempelet indikerer generell påbudt handling.

Annet
Merk Gir brukeren informasjon som er nyttig ved bruk av enheten.
Forholdsregler for hver operasjon er beskrevet på sidene i denne
brukerhåndboken. Les brukerhåndboken før enheten brukes.
iiForholdsregler for brukLes de følgende forholdsreglene nøye før blodtrykksmåleren tas
i bruk, slik at TM-2440 (registreringsenheten for den ambulerende
blodtrykksmåleren) brukes på en riktig og trygg måte. Følgende
innhold oppsummerer generelle forhold som påvirker pasientenes og
operatørenes sikkerhet, samt trygg håndtering av blodtrykksmåleren.
Forholdsregler for hver operasjon er beskrevet på sidene i denne
brukerhåndboken. Les brukerhåndboken før enheten brukes.
1. Forholdsregler når du har på deg og lagrer måleren.

Fare

Hold måleren borte fra områder der det befinner seg brennbare
anestetika eller brennbare gasser, oksygenkamre under høyt
trykk og oksygentelt. Bruk av måleren i slike områder kanforårsake en eksplosjon.
Måleren skal ikke brukes sammen med systemer formagnetresonansavbildning (MR).

Forsiktig
Vurder følgende miljømessige forhold når måleren brukes og
oppbevares, for å opprettholde enhetens funksjonalitet. Målerens
ytelse kan påvirkes av ekstreme temperaturer, fuktighet og høyde
over havet.
Unngå steder der måleren kan få vannsprut.
Unngå steder med høy temperatur, høy luftfuktighet, direktesollys, støv, salt og svovel i luften.
Unngå steder der måleren kan vippes, vibrere eller få slag
(inklusiv under transport).
Unngå steder der kjemikalier lagres eller gass forekommer.
iii

Forsiktig
Driftsforhold:Temperatur:+10 °C til +40 °C,
Luftfuktighet: 30 % RH til 85 % RH (ingen kondensering).
Transport og lagringsforhold:Temperatur:-20 °C til +60 °C,
Luftfuktighet: 10 % RH til 95 % RH (ingen kondensering).
2. Forholdsregler før bruk av måleren.

Forsiktig

Kontroller at måleren fungerer trygt og korrekt.
Når måleren brukes sammen med andre enheter, kan den gi
en feilaktig diagnose eller sikkerhetsproblemer. Kontroller at
enhetene kan kobles sammen på en trygg måte.
Kontroller om det er gjensidig forstyrrelser i forhold til andre
medisinske enheter. Kontroller at måleren kan brukes korrekt.
Bruk tilbehør, valgfritt ekstrautstyr og forbruksmateriell spesifisert
av A&D.
Les brukerhåndbøkene som følger med ekstrautstyr nøye.
Forsiktighetsregler og advarsler er ikke beskrevet i denne
brukerhåndboken.
Inspiser måleren før den brukes, for å sikre trygg og riktig bruk.
Oppbevar måleren under normale driftsforhold i minst en time
før den slås på og brukes.
Koble kun dedikert periferiutstyr til USB-kontakten.
Koble ikke til andre enheter.
Mansjetter som ikke er godkjent av A&D, må ikke kobles til
luftkoblingen.

iv

Merk
Klargjøring av måleren
Slett de forrige dataene som er lagret i måleren før den brukes av
neste pasient.
Skift batteriene før måleren brukes av neste pasient.
Enhet
Bruk måleren kun for diagnose og mottiltak.
Bekreft at luftslangen og mansjetten brukes korrekt. (Eksempel: knekk
eller strekk i luftslangen, mansjettens posisjon og retning)
Instruksjoner for pasienten som bruker enheten
Vis pasienten hvordan automatisk blodtrykksmåling settes på vent forå stoppe måleren hvis det oppstår et problem mens brukeren er alene.
Informer pasienten om at måleren må fjernes snarest hvis det
forekommer smerte eller et annet problem.
Vær forsiktig ved bruk i nærheten av spedbarn og små barn, da det er
en fare for utilsiktet kvelning av luftslangen.
3. Forholdsregler for batterier brukt til blodtrykksmåling.

Forsiktig

Installer batterier i henhold til polaritetsmerkene "+" og "-" vist på
innsiden av batteridekselet. (Vær oppmerksom på polariteten)
Bytt ut alle tomme batterier med nye batteriet på samme tid.
Fjern batteriene hvis måleren ikke skal brukes på en lang stund.
Batteriet kan lekke og forårsake funksjonsfeil.
Bruk to alkaliske batterier (størrelse AA) eller oppladbare
batterier som spesifisert (størrelse AA, Ni-MH).
Trykk og hold inne fjærkontakten "-" med batteriet.
Skyv og sett inn "+"-kontakten på batteriet mot "+"-kontakten
i batterirommet. Hvis batteriet settes inn fra "+"-kontakten kan
batteridekselet bli ødelagt.
v

Ikke berør batteriet og pasienten samtidig. Det kan forårsake
elektrisk støt.
Unngå å blande gamle og nye batterier. Ikke bruk batterier av
forskjellig type eller produsent. Hvis det gjøres, kan det forårsake
lekkasje, varme og eksplosjon. Det kan oppstå funksjonsfeil påmåleren.
4. Forholdsregler under bruk.

Fare

Ikke bruk måleren når du kjører bil eller andre kjøretøy.
Eksempel: Måleren kan hindre kropps- eller armbevegelse ved
kjøring osv.

AdvarselDette medisinske utstyret kan kun betjenes av en lege eller
en juridisk autorisert person. Forklar korrekt bruk til pasienten,
og forsikre deg om at brukeren kan stoppe målingen hvis det
oppstår problemer.
Unngå å bruke mobiltelefon nær måleren (nærmere enn 30 cm).
Det kan forårsake funksjonsfeil.

Forsiktig
Avslutt bruken av måleren og sett den automatiske
blodtrykksmålingen på vent hvis pasienten føler smerte
i armen eller målingen er feil.
Ikke bruk måleren i et sterkt magnetisk eller elektrisk felt.
Ikke bruk måleren på en pasient som bruker en hjerte-lungemaskin.

vi

Merk
Instruksjoner for pasient
Hvis temperaturen er lav, blir batterieffekten lavere og antall målinger
reduseres.
5. Forholdsregler etter bruk av måleren.

Forsiktig

Behandling av måledata
Sørg for å behandle måledata umiddelbart med dedikert
periferiutstyr.
MålerenOrdne og lagre tilbehøret etter at det er rengjort.
Rengjør måleren for neste måling.
Sett automatisk blodtrykksmåling på vent. Ellers startertrykksettingen for automatisk måling ved neste målestarttid,og mansjetten eller andre deler kan bli ødelagt av oppblåsingen.
Fjern batteriene fra måleren hvis den ikke skal brukes på en langstund. Batteriene kan lekke og ødelegge måleren.
Ikke la barn bruke måleren på egen hånd. Ikke sett måleren etsted som er innen rekkevidde for små barn. Dette kan føre til
ulykker eller skade.
Hold i koblingshuset ved tilkobling og frakobling av kabelen.
Ikke trekk i kabelen.

vii

Merk
Forholdsregler etter bruk av måleren (TM-2440)
Sørg for å behandle måledata umiddelbart ved å bruke dedikert
periferiutstyr etter avsluttet måling.
Oppladbart litium reservebatteriMåleren leveres med et litium reservebatteri. Dette batteriet leverer
strøm til den innebygde klokken ved utskifting av AA-batterier brukt
for blodtrykksmålinger. Litiumbatteriet lades fra AA-batteriene.
Hvordan forlenge livet til reservebatteriet
Ved første bruk etter kjøp, eller etter lagring i en måned eller mer,skift batteriene og lad opp reservebatteriet. Det er nok hvis
reservebatteriet lades i 48 timer eller mer.
(Reservebatteriet lades alltid opp fra AA-batteriene.)
Bytt ut med to nye AA-batterier når batteriindikatoren viser.
Når
vises på batteriindikatoren, kan ikke blodtrykksmåling
og datakommunikasjon utføres. Skift ut med to nye AA-batterier.
Fjern batteriene for å unngå at det lekker væske fra batterienei måleren hvis måleren ikke skal brukes på en måned eller mer.

viii

6. Tiltak hvis det oppstår feil på enheten

AdvarselAvslutt bruken og ta ut AA-batteriene. Batteriet kan bli varmt hvis
batteripolene kortsluttes.
Hvis det oppstår en feil, kan måleren bli varm under måling.
Håndter den forsiktig.
Sett merkelappen med "Funksjonsfeil" "Ikke bruk" på måleren.
Kontakt din forhandler.
Stopp måleren umiddelbart når måletiden er mer enn
180 sekunder og lufttrykket blir høyere enn 299 mmHg.
7. Forholdsregler ved vedlikehold

Advarsel

Kontroller målerens funksjon og sikkerhet hvis den ikke har værtbrukt på lang tid.
Utfør inspeksjon og vedlikehold før bruk, for å opprettholderiktige målinger og sikkerhet. Brukeren (sykehus, klinikk osv.)
er ansvarlig for håndtering av det medisinske utstyret. Hvis
inspeksjon og vedlikehold ikke utføres korrekt, kan en ulykke
oppstå.

Advarsel
Bruk en tørr, lofri klut til å rengjøre måleren.
Ikke bruk flyktige væsker som tynner eller bensin.
Ikke bruk en våt klut.
Aldri demonter eller endre måleren (medisinsk elektronisk
utstyr). Det kan forårsake skade.

ix

8. Forholdsregler og tiltak ved funksjonsfeil på grunn av sterkeelektromagnetiske felt

Forsiktig

Måleren er i overensstemmelse med EMD-standard
IEC60601-1-2: 2014. Likevel, for å forhindre elektromagnetiskeinterferens med andre enheter, må du ikke bruke mobiltelefoner
nær måleren.
Hvis måleren plasseres nær sterke elektromagnetiske bølger,
kan bølgeformen påvirkes av støy, og funksjonsfeil kan oppstå.
Kontroller for elektromagnetiske forstyrrelser og iverksett egnede
tiltak hvis det oppstår uventet funksjonsfeil under bruk.

Forsiktig
De følgende eksemplene er generelle årsaker til funksjonsfeil,
samt egnede tiltak.
Bruk av mobiltelefoner
Radiobølger kan forårsake uventede funksjonsfeil.
Trådløse kommunikasjonsenheter, nettverksenheter
for hjemmebruk, trådløse telefoner annet lignende
kommunikasjonsutstyr kan påvirke måleren. De må derfor
holdes minst 30 cm fra måleren.
Hvis det finnes statisk elektrisitet i bruksmiljøet (utladninger fra
enheter eller omgivelsene)
Sørg for at operatøren og pasienten har ladet ut statisk
elektrisitet før måleren brukes.
Sørg for høyere luftfuktighet i rommet.
9. Miljøvern

Forsiktig

Fjern litiumbatteriet fra måleren før måleren kasseres.
xForholdsregler for sikker måling
Denne delen beskriver forholdsregler i forbindelse med målingen og
sensoren. Gjør pasienten oppmerksom på det følgende innholdet,
og forklar det for pasienten. Gi pasienten veiledning i riktig bruk av
enheten.

Blodtrykksmåling

Advarsel
Pass på at slangen ikke er bøyd så mye at luftstrømmen
hindres. Hvis luftslangen bøyes for mye, kan lufttrykket imansjetten bli så høyt at blodsirkulasjonen til armen stoppes.
Blodtrykksmåling på armen må ikke utføres hvis noen av defølgende forholdene gjelder for pasienten. Det kan føre til ulykker
eller forverring av skaden.
1) Skade eller sykdom i armen.
2) Armen brukes til intravenøst drypp eller blodoverføring.
3) Armen har en shunt for kunstig dialyse.
4) Pasienten har vært sengeliggende i lang tid(der det er mulighet for blodpropp).

Forsiktig

Kontroller pasientens tilstand hvis det oppstår vanskeligheter
med målingen. Hvis luftstrømmen stopper opp fordi luftslangen
er bøyd, tolker enheten det som at tilstanden forverres utenformålegrensene.
For hyppig blodtrykksmåling kan forårsake skade som følge av
at blodsirkulasjonen hindres. Pass på at bruken av enheten ikke
fører til langvarig hindring av blodsirkulasjonen hvis enheten
brukes flere ganger etter hverandre.
Blodtrykksmålingen kan være unøyaktig hvis pasienten har
kontinuerlig arytmi eller beveger seg for mye.
xiForsiktig
Bruk mansjetten på samme nivå som hjertet. (Hvis nivået er
ulikt, oppstår det feil på måleverdien.)Måleren reagerer på artefakter og utvendig påvirkning. Hvis det
er noen tvil om måleverdien, mål blodtrykket ved auskultasjon
eller palpasjon.
En målefeil kan oppstå hvis mansjetten ikke passer til armens
omkrets på pasienten.
Blås ikke opp mansjetten før den er påsatt pasientens arm.
Mansjetten kan bli skadet og eksplodere.

Merk
Blodtrykksmåling kan føre til subkutane blødninger. Denne subkutane
blødningen er forbigående og forsvinner over tid.
Hvis pasienten bruker hjerte-lungemaskin, kan ikke blodtrykket måles
grunnet manglende hjerteslag.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis man har på tykke klær.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis klærne er brettet opp og armen
er sammenklemt.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis perifer sirkulasjon er
utilstrekkelig, blodtrykket er svært lavt eller hvis pasienten har
hypotermi (blodsirkulasjonen er utilstrekkelig).
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis pasienten har hyppige arytmi.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt med en mansjett av feil størrelse.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt hvis mansjetten ikke er på samme
høyde som hjertet.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis pasienten beveger seg ellersnakker under måling.
Kliniske tester har ikke blitt utført på nyfødte barn og gravide kvinner.
Rådfør deg med lege før bruk dersom du har fått utført mastektomi.

xii

MansjettAdvarsel
Kast mansjetter tilsmusset med blod for å forhindre spredning av
infeksjonssykdom.
Unngå å lagre mansjetten sammenbrettet eller luftslangen
vridd i lengre perioder. Slik behandling kan forkorte levetiden
til komponentene.

Måling av puls

Advarsel
Ikke bruk pulsvisningen til diagnostisering av uregelmessige
hjerteslag.

MerkMåleren måler pulsen ved blodtrykksmåling.

xiii

Pakkseddel
Forsiktig
Måleren er et presisjonsinstrument. Den må brukes forsiktig.
Kraftige slag kan føre til svikt og funksjonsfeil.

MerkMåleren leveres i spesialemballasje som er laget for å hindre skade på
den under transport. Når du åpner boksen, forsikre deg om at du har
alt som står på pakkseddelen. Hvis du har noen spørsmål, kontakt din
lokale forhandler eller nærmeste A&D-forhandler. Vi anbefaler at dubeholder spesialemballasjen.
Se "10. Ekstrautstyr (må bestilles)" for alternativer.
Blodtrykksmåler ........................................................................................... 1
Tilbehør
Mansjett for voksen

20 til 31 cm (7,8" til 12,2") for venstre arm
TM-CF302B ................. 1
Trekk til mansjett for voksen ................................................................. 2Bæreveske ................................................. AX-133025995 ............. 1
Belte ............................................................ AX-00U44189 .............. 1
Klips ........................................................................................................ 1
Registreringsark for aktivitet (10 ark) ........ AX-PP181-S ................. 1
USB-kabel .................................................. AX-KOUSB4C ............. 1
ABPM Data Manager CD .................................................................... 1
Denne brukerhåndboken ..................................................................... 1

xiv

Blodtrykksmåler
Bæreveske

Mansjett for voksen, venstre arm
KlemmeBelte
ABPM Data Manager CD

Trekk til mansjett for voksen

Registreringsark for aktivitet (10 ark)
USB-kabel

xv

Denne brukerhåndboken

Innhold
Samsvar ...................................................................................................................i
Samsvar med europeisk direktiv ........................................................................i
Samsvar med EMD-rammeverket i Australia ...................................................i
Advarselsdefinisjoner ............................................................................................. ii
Forholdsregler for bruk .......................................................................................... iii
Forholdsregler for sikker måling ...........................................................................xi
Blodtrykksmåling................................................................................................xi
Mansjett ........................................................................................................... xiiiMåling av puls .................................................................................................. xiii
Pakkseddel...........................................................................................................xiv
1.

Innledning ................................................................................................... 4

2.

Funksjoner.................................................................................................. 4

3.

Forkortelser og symboler .......................................................................... 6

4.
4.1.
4.2.

Spesifikasjoner......................................................................................... 10Måler ................................................................................................. 10
Dimensjoner ..................................................................................... 13

5.

Komponentnavn ...................................................................................... 14
5.1.
Måler ................................................................................................. 14
5.2.
OLED-display (Organisk lysemitterende diode) ........................... 15
5.3.
Viktigste knappfunksjoner ............................................................... 16
5.3.1. A-BPM-funksjoner........................................................................ 16
5.3.2. Andre funksjoner .......................................................................... 19

6.

Blodtrykksmåling Funksjoner.................................................................. 20
6.1.
Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM) .......................................... 20
6.1.1. A-BPM Vente modus................................................................... 211

6.1.2. Hvilefunksjon og intervalltid ......................................................... 22
6.1.3. Stoppe måling .............................................................................. 22
6.2.
Måleresultater................................................................................... 23
6.2.1. Visning av måleresultater ............................................................ 23
6.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger .................... 23
6.2.3. Utmating av måleresultater ......................................................... 24
6.2.4. ID-numre ....................................................................................... 24
7.

Forberede måleren .................................................................................. 25
7.1.
Sette inn batterier (skifte batterier).................................................. 25
7.1.1. Hvordan skifte batterier................................................................ 27
7.2.
Klargjøre bærevesken ..................................................................... 27
7.3.
Inspeksjon før bruk .......................................................................... 28
7.3.1. Sjekkliste før innsetting av batteri ............................................... 28
7.3.2. Sjekkliste etter innsetting av batteri ............................................ 29

8.

Betjening ................................................................................................... 29
8.1.
Flytdiagram for funksjoner............................................................... 29
8.2.
Innledende innstillinger .................................................................... 31
8.2.1. Fabrikkinnstillinger........................................................................ 31
8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger .................... 32
8.2.3. Innledende trykkverdi................................................................... 33
8.3.
A-BPM Forhåndsinnstilte programmer .......................................... 33
8.3.1. A-BPM elementer og parametere .............................................. 35
8.3.2. A-BPM programeksempler ......................................................... 38
8.4.
Slette måledata ................................................................................ 40
8.5.
Feste produktet til pasienten ........................................................... 41
8.5.1. Informasjon for pasienter............................................................. 41
8.5.2. Trekk til mansjett .......................................................................... 44
8.5.3. Feste mansjetten, bærevesken og måleren ............................. 452

8.6.
Blodtrykksmåling Betjening............................................................. 48
8.6.1. A-BPM-funksjoner........................................................................ 48
8.6.2. Manuell måling ............................................................................. 50
8.6.3. Stoppe og utsette målinger ......................................................... 51
8.7.
Koble måleren til dedikert periferiutstyr .......................................... 52
8.7.1. Koble til med USB-kabel ............................................................. 52
9.

Vedlikehold ............................................................................................... 54
9.1.
Oppbevaring, inspeksjon og sikkerhetshåndtering av produkt.... 54
9.2.
Rengjøre produktet .......................................................................... 55
9.3.
Periodisk inspeksjon ........................................................................ 57
9.3.1. Inspeksjon før batteriet settes inn............................................... 57
9.3.2. Inspeksjon etter innsetting av batteri .......................................... 58
9.4.
Avhending......................................................................................... 59
9.5.
Feilsøking.......................................................................................... 60
9.6.
Feilkoder ........................................................................................... 61

10.

Ekstrautstyr (må bestilles) ....................................................................... 64

11. Tillegg........................................................................................................ 66
11.1.
Prinsipp for blodtrykksmåling .......................................................... 66
11.2.
EMD-informasjon ............................................................................. 68

3

1. Innledning

Takk for at du valgte dette produktet!

TM-2440 ambulerende blodtrykksmåler brukes til automatisk og
nøyaktig måling av pasientens blodtrykk på fastsatte tidspunkter(f.eks. 24 timer kontinuerlig). Denne håndboken beskriver
innstillinger, betjening, operasjoner, moduser og programmer
for blodtrykksmåling, samt kommunikasjon med dedikert
periferiutstyr, vedlikehold, spesifikasjoner og advarsler. Les
denne håndboken for å sikre riktig bruk, og oppbevar den letttilgjengelig.

2. Funksjoner
OppsummeringMåleren er en ambulerende blodtrykksmåler som kan måleikke-invasive blodtrykksverdier og puls hos en pasient underveiledning fra lege. Formålet med bruken er å måle og lagre
variasjoner i blodtrykket i løpet av en vanlig dag. Måleren er
designet for å være portabel, og har databehandlingsfunksjon
og enkel betjening.

Målgruppe for blodtrykksmåling

Denne måleren er designet for voksne (over 12 år).

4

Bruksområde

Måleren brukes til automatisk blodtrykksmåling eller manuell
blodtrykksmåling. Blodtrykksverdiene kan brukes til hjelp ved
legekonsultasjoner og egenbehandling.

Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)
I denne modusen kan man spesifisere seks par valgfrie starttider
og intervaller for hver 24. time, og måle og registrere
blodtrykket.
Manuell blodtrykksmåling
Blodtrykket kan når som helst måles manuelt, også når A-BPMfunksjonen er aktivert.

Portabel enhetMålerens vekt er ca. 120 g (uten batterier). Den får plassi hånden, og er utstyrt med en mikropumpe.
To alkaliske AA-batterier kan brukes. (LR6 eller AA-størrelse)
To oppladbare batterier (AA-størrelse, Ni-MH-batteri) kan brukes.

BetjeningMålerens innstillinger og programmering av blodtrykksmåleprogrammer kan enkelt konfigureres med ABPM Data Manager
installert på en datamaskin (dedikert periferiutstyr).

Omfattende analysefunksjonerMåleintervallene for automatisk blodtrykksmåling kan stilles inn.
Blodtrykket kan måles når som helst ved å bruke manuell måling.
Analysen kan utføres effektivt med ABPM Data Manager installert
på en datamaskin (dedikert periferiutstyr).

5

Kortere måletid

Tømmehastigheten er regulert for å redusere måletiden til et
minimum.
Trykkverdien er regulert for å redusere måletiden til et minimum.

Enkel og praktisk

Dedikert periferiutstyr kan motta data via en USB-kabel.
Mottatte data kan enkelt analyseres og skrives ut.

3. Forkortelser og symboler
Symboler

Betydning

SYS

Systolisk blodtrykk

DIA

Diastolisk blodtrykk

PUL

Puls

PP
kPa
mmHg
/min

Puls trykk

PP = SYS - DIA

Blodtrykksenhet
Pulsenhet/minutt
Visning: A-BPM er i drift.
Fullt minne, slett data for å starte målingen.
Batteriindikator
Hvis nivå 1
vises, kan ikke blodtrykksmåling
og datakommunikasjon utføres. Skift batteriene med
2 nye LR6-batterier (AA-størrelse).
A-BPM-søvnsymbol
Dette symbolet vises under konfigurering.

Exx

Feilkoder. xx = 00 til 99

OLED

Organisk lysemitterende diode6

Symboler

Betydning
Varselssymbol
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt:
Utstyrstype BF.
Produsent for CE-merkingen. Produksjonsdato.

SMALL

Symbol for liten mansjett
Armens omkrets
15 til 22 cm

5,9" til 8,7"

ADULT

Symbol for mansjett for voksne
Armens omkrets
20 til 31 cm

7,8" til 12,2"

LARGE

Symbol for stor mansjett
Armens omkrets
28 til 38 cm

11,0" til 15,0"

EXTLARGE

Symbol for ekstra stor mansjett
Armens omkrets
36 til 50 cm

14,2" til 19,7"

adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

Symbol som er trykt på emballasjen.
Mansjett for voksen er inkludert i tilbehøret.
Se brukerhåndboken eller heftet.
Symbol for "Holdes tørr" og "Beskyttes mot regn".

SN

Serienummer
Symboler som er trykt i batterirommet.
Batteriets installasjonsretning (polaritet).

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
EMD

Symbol som er trykt på emballasjen.
Batterier er ikke inkludert i tilbehøret.
Elektromagnetiske forstyrrelser
Symbol for "Må håndteres forsiktig".
Symbolet for direktivet for elektrisk og elektronisk
avfall.
7

Symboler
BPM

Betydning
Blodtrykksmåling

A-BPM

Automatisk blodtrykksmåling.

Sleep, Cycle, Time,
A-BPM-symboler. #1
START, Operation
Not made with natural Forsiktighetsmerknad til pasienten.
rubber latex.
Trykt på mansjetten.
Forsiktighetsregler på batteridekselet.
Bruk alkaliske batterier eller oppladbare
Cautionbatterier som spesifisert, og pass på at• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries andpolene vender riktig vei (+,-).
ensure correct polarity (+,-).
Unngå å blande nye og brukte• Do not mix new, used ordifferent branded batteries.
batterier og batterier av ulike• Firmly secure cuff air hose tomerker.
main body.
Fest mansjettluftslangen godt til
hoveddelen.
#1: Se "6.1. Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)" og"8.3. A-BPM forhåndsinnstilte programmer" for 24 timers
blodtrykksmåler.

8

Ventemodus

A-BPM ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under intervalltiden.
Starttid
T

T

Blodtrykksmåling

Starttid
T

T

T

T

Del

T
Del

Dedikert periferiutstyr

Tid
T: Intervalltid

Dedikert periferiutstyr betyr datamaskinen som ABPM DataManager er installert på. ABPM Data Manager er lagret på den
tilhørende CD-en.
Bruk en periferienhet som samsvarer med kravene for medisinsk
elektrisk utstyr (IEC60601-1) når måleren kobles til periferienheten.
Måleren må ikke kobles til andre enheter (eksempel: IEC60950)
i områder der medisinsk utstyr brukes.
Bruk en USB-kabel som er kortere enn 1,5 m.

9

4. Spesifikasjoner
4.1. Måler
ElementerMålemetode

Beskrivelser
Oscillometrisk målemetode

Trykkdeteksjonsmetode Halvleder-trykksensor
Trykkvisningsområde

0 til 299 mmHg

Målepresisjon

Trykk:
Puls:±3 mmHg±5 %Minsteverditrinn

Trykk:
Puls:

1 mmHg1 slag/minuttMåleområde

Systolisk trykk:
Diastolisk trykk:
Puls:

60 til 280 mmHg
30 til 160 mmHg
30 til 200 slag/minutt

Trykkfall

Konstant utløp med kontrollert lekkasjeventil av
hensyn til sikkerheten

Utløp

Elektromagnetisk ventil

Trykkøkningsmetode

Mikropumpe

Automatisk trykkøkning 85 til 299 mmHg
Intervalltid (for A-BPM)

Intervaller i hver del som deler et tidsrom på
24 timer i maksimalt seks deler.
Intervall: AV, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter

Clock

24 timers klokke

Display

OLED, 96 x 39 piksler, hvite tegn

MinneMåledata: Maks. 600 datapunkter

10

Elementer

StrømforsyningMålingstelling

Nominell spenningBeskrivelser
Med samme type batterier:2 x 1,5 V batterier (LR6 eller AA)
Alkalisk batteri eller nikkel-hydridbatteri(Ni-MH) 1 900 mAh eller mer
Reservebatteri for innebygd klokke:
Oppladbart litium-knappbatteri ML2016H
200 ganger eller mer.
(ved bruk av alkaliske batterier eller nikkelhydridbatterier. Kan variere avhengig av
måleforholdene.)
DC 3,0 V (alkalisk batteri, LR6),
DC 2,4 V (nikkel-hydrogenbatteri, AA-størrelse)

Grensesnitt

USB: USB1.1-kompatibel.
Kabellengde: 1,5 m eller kortere.
Terminalen av micro-USB-type B kan
kobles til dedikert periferiutstyr(med standard driverprogramvare).

Driftsvilkår

Temperatur:
Fuktighet:+10 til +40 °C
30 til 85 %RH (uten kondens)

Transport- og
lagringsforhold

Temperatur:
Fuktighet:-20 til +60 °C
10 til 95 %RH (uten kondens)

Atmosfærisk trykk vedbåde drift og lagring

700 til 1 060 hPa

Type beskyttelse mot
elektrisk støt

Utstyr med intern strømforsyning

Beskyttelsesgrad mot
elektrisk støt

Type BF: Måleren, mansjetten og slangen er
konstruert for å gi spesiell beskyttelse mot
elektrisk støt.

CE-merking

EC-direktivetikett for medisinsk utstyr.
11

Elementer

Beskrivelser

C-Tick-merking

Sertifiseringsvaremerke registrert for ACA.

Dimensjoner

Ca. 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm

Vekt

Ca. 120 g (uten batterier)LevetidMåler: 5 år. Selvautentisering med interne
data. Riktig betjening og vedlikehold ved godebruksforhold. Holdbarheten varierer avhengig
av driftsforholdene.

Inntrengningsbeskyttelse Enhet: IP22
Standardmodus

Kontinuerlig måling

Omstart etter
defibrillering

Umiddelbart

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Merk:
# Spesifikasjonene kan endres for forbedringer uten varsel.
# Klinisk testing av denne enheten er utført basert på
ISO 81060-2:2013.
# Måleren er ikke medisinsk utstyr for pasientovervåking.
Vi anbefaler ikke at den brukes til å overvåke pasienter i sanntid,
f.eks. ved en intensivavdeling.
ACA: Australian communications authority

124.2. Dimensjoner

66

24,5

95

Enhet: mm

13

5. Komponentnavn
5.1. Måler
Mansjett for voksen, venstre arm

Arterieposisjonsmerke

Luftslange
Luftplugg
Luftkobling
EVENT -knapp

OLED
START

og

STOP -knapp

Batterirom og
2 LR6-batterier (AA-størrelse)
for måling

Batterideksel

Micro USB-port (på undersiden),
Datakommunikasjonsterminal

14

5.2. OLED-display (Organisk lysemitterende diode)
Merk
For å få nøyaktig diagnose, vær nøye med å lese av data vist påmåleren nøyaktig og tolk dem riktig.
A-BPM-statusen vises på OLED-displayet.
Klokkeslett.
Tilstanden til innstillinger og bruk.
Måleverdien for A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolisk blodtrykk.
Diastolisk blodtrykk.
Puls.

mmHg Enhet for blodtrykksverdi.
/minEnhet for puls.
Se "3. Forkortelser og symboler" for forklaring av symbolene
på OLED-displayet.
Betydning

Symboler

Dette symbolet vises under konfigurering.
Visning:

A-BPM kjører.

Minnet fullt
A-BPM-søvnsymbol
Batteriindikator15

5.3. Viktigste knappfunksjoner
5.3.1. A-BPM-funksjoner
For å starte eller utsette A-BPM.

Trinn 1. Lagre det forhåndsinnstilte programmet (av starttider ogintervaller) for A-BPM.
Trinn 2. Hold inne

EVENT -knappen for å bytte mellom ulike statuser.

"ON" ...... A-BPM er startet og
merket vises.
Blodtrykksmålinger utføres i henhold til detforhåndsinnstilte A-BPM-programmet.
"OFF" .... A-BPM er satt på vent og-merket slukkes.
Manuell blodtrykksmåling kan utføres ved å trykke
på START -knappen.

For å utvide A-BPM-intervalltid.

Trinn 1. Sett søvnmodus til "ON" før målingen.
Trinn 2. Start A-BPM ved å holde inne knappen

EVENT .

merket vises.
Trinn 3. Intervalltiden dobles når knappen EVENT trykkes under
A-BPM.
Når EVENT -knappen trykkes igjen, går intervalltiden tilbake
til basisverdien.

16

For å stoppe under A-BPM

Når START/STOP -knappen trykkes under
blodtrykksmåling, slippes luften ut umiddelbart og denpågående målingen stoppes. A-BPM fortsetter imidlertid.
Den neste blodtrykksmåling utføres i henhold til innstillingene
for A-BPM.

For å sette programmet for A-BPM.

Trinn 1. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP eller
EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 2. Hvis symbolet
vises, holder du innefor å sette A-BPM på vent.

EVENT -knappen

Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen,
Hold inne EVENT -knappen til Sleep (Søvn) vises på
OLED-displayet.
Trinn 4. Betjeningsknappene brukes på følgende måte:Se "8.3.1. A-BPM-elementer og parametere"
EVENT -knapp .............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp..... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

For å måle blodtrykk under A-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling for A-BPM)

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning for A-BPM. A-BPM-ventemodus er enstatus der blodtrykket ikke måles i løpet av intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen under A-BPM-ventemodus.

17

For å justere klokken.
For å sette overvåkningsfunksjonen for A-BPM.

Trinn 1. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP eller
EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 2. Hvis symbolet
vises, holder du innefor å sette A-BPM på vent.

EVENT -knappen

Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen og hold samtidig inne
EVENT -knappen til Display (etter Sleep (Søvn))vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Betjeningsknappene er som følger:
Se "8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger"
EVENT -knapp .............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp..... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

185.3.2. Andre funksjoner
Gå tilbake fra ventemodus og vise monitoren.

Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.

Slette måledata

Trinn 1. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP eller
EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 2. Hvis symbolet
vises, holder du innefor å sette A-BPM på vent.

EVENT -knappen

Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen,og hold samtidig inne EVENT -knappen til DataClear(etter at Sleep (Søvn) og Display ) vises på OLEDdisplayet.
Trinn 4. Velg en handling.
Hvis du vil slette data, holder du inne START/STOP knappen.
Sletting
Erasing (Sletter) under DataClear
DataClearpå OLED-displayet, og sletting av data
OLED Erasing
starter. Fortsett til trinn 5 etter slettingen.
Hvis du vil beholde (ikke slette) dataene, trykker du på
EVENT -knappen og fortsetter til trinn 5.
Trinn 5. Måleren går tilbake til ventemodus.

19

6. Blodtrykksmåling FunksjonerMåleren er utstyrt med automatisk blodtrykksmåling (A-BPM) og
kan lagre måletilstander og måleresultater.

6.1. Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)
Forsiktig
Når A-BPM-funksjonen ikke brukes, kan funksjonen
deaktiveres ved å holde inne EVENT -knappen slik
at-merket slukkes. Ellers starter målingen ved neste
starttid, og mansjetten kan sprekke.
A-BPM-funksjonene måler blodtrykket ved forhåndsinnstilteintervaller, ved å bruke den innebygde klokken og lagrermåleresultatene i minnet.
A-BPM kan startes og deaktiveres ved å holde inne
knappen.

EVENT -

Symboletvises på OLED-displayet når A-BPM brukes.
Blodtrykket måles automatisk ved starttid for A-BPM.
Når symbolet
vises på OLED-displayet, settes deninnledende trykkverdien til AUTO, slik at en egnet trykkverdi
velges automatisk.
Når symbolet
er slukket, er den innledende trykkverdien satttil 180 mmHg.
Hvis den første trykksettingen er utilstrekkelig, utføres ny
trykksetting automatisk opp til to ganger.
20Når du sletter data i minnet eller deaktiverer A-BPM, settes
trykkverdien tilbake til innledende trykksettingsverdi.
Når en målefeil skjer, og ventetiden til neste starttid er mer enn
8 minutter, måles blodtrykk en gang etter 120 sekunder.
Måleresultatet lagres i minnet.
Hvis du vil deaktivere A-BPM, holder du inne EVENT -knappen.

6.1.1. A-BPM Vente modus
I A-BPM-ventemodus viser OLED-displayet gjeldende
klokkeslett sammen med symbolet
på følgende måte.
I ventemodus skjules indikatorene automatisk.
Trykk på en av knappene for å vise elementer.
A-BPM-ventemodus er en status der blodtrykket ikke måles
i løpet av intervalltiden.

Gjeldende klokkeslett

21

6.1.2. Hvilefunksjon og intervalltid
Sett søvnmodus til "ON" i det forhåndsinnstilte programmet.
Hvis EVENT -knappen trykkes under A-BPM, dobles
intervalltiden.
Når EVENT -knappen trykkes igjen i A-BPM, går intervalltiden
tilbake til opprinnelig lengde.
Se "8.3. A-BPM forhåndsinnstilte programmer" forinformasjon om hvordan sette søvnmodus.
T: Intervalltid

Blodtrykksmåling
T

T

2T

2T

EVENT -knapp

2T

T

T

Tid

EVENT -knapp

Start A-BPM
Lagre parametere fra søvnmodus

6.1.3. Stoppe måling
Når START/STOP -knappen trykkes under blodtrykksmåling,slippes luften ut umiddelbart og den pågående målingen
stoppes. A-BPM fortsetter imidlertid. Den neste blodtrykksmåling
utføres i henhold til innstillingene for A-BPM.

Merk
Når målingen stoppes, vises feilkoden E07 på OLEDdisplayet, og lagres i minnet.

22

6.2. Måleresultater
6.2.1. Visning av måleresultater
Overvåkingsfunksjonen kan velge "Display ON" eller"Display OFF" for A-BPM-måleresultatet.
Innholdet i kommandoen "Display ON" inkluderer "trykkverdi
under måling", "måleresultat" og "feilkode for måleresultat".
Når "Display OFF" velges, vises klokken.
Fabrikkinnstillingen er "Display ON".
Se "8.2.2 Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger".

6.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger

Forsiktig
Databehandling av måleresultatet
Bruk ikke i et sterkt elektromagnetisk felt.
Minnekapasiteten for måleresultater er 600 datasett.
Når minnet er fullt, vises-merket og måleren kan ikke utføremåling før data er slettet fra minnet.

Merk
Slett data i minnet før måleren gis til en ny pasient. Vi anbefalerå bruke minnedata på måleren separat for hver person. Hvismåleren tar vare på data for flere personer, kan det bli vanskelig
å behandle data korrekt.

23

6.2.3. Utmating av måleresultaterMåledata lagret i minnet kan mates ut til periferienheter gjennom
en USB-dataoverføring.
Se "8.7 Koble måleren til dedikert periferiutstyr".

Forsiktig
Ikke fjern kabelen mens USB-kommunikasjon pågår.
Det kan føre til datatap.

Merk
Når batteriindikatoren viser, kan ikke dataoverføring
finne sted. Skift batteriene for å bruke dataoverføring.

6.2.4. ID-numre
Fabrikkinnstilt ID-nummer er "0".
Konfigurer ID-numre med dedikert periferiutstyr.

Merk
ID-numre kan ikke konfigureres med måleren og krever bruk av
dedikert periferiutstyr.

24

7. Forberede måleren
7.1. Sette inn batterier (skifte batterier)Forsiktig
Sett inn to nye batterier med polene "+" og "-" vendt riktig
vei i batterirommet før du kobler til måleren.
Skift begge batteriene samtidig.
Fjern batteriene hvis måleren ikke skal brukes på en langstund. Batteriene kan lekke og forårsake funksjonsfeil.
Bruk to alkaliske batterier: type LR6 eller spesifiserte
oppladbare AA Ni-MH batterier.
Ved innsetting av batteri i batterirommet, skyv først innfjærkontakten med "-" kontakten på batteriet. Sett deretterinn kontakten "+".
Hvis batteriet settes inn fra "+" kontakten, kan kappen på
batteriet bli skadet av fjærkontakten.
Ikke bland batterier av ulike merker, eller brukte og nye
batterier. Det kan forårsake lekkasje, oppheting eller skade.

Merk
Når nivå 1
for batterinivå vises, skift ut med to nyebatterier før måleren festes.
Måleren kan ikke utføre blodtrykksmåling eller dataoverføring
når nivå 1
vises.
Når batteriet og det innebygde batteriet er tomt, vises ingenting.
Sett inn batteriene i den retningen symbolet viser ().

25

Prosedyre

Trinn 1. Åpne dekselet forbatteriene.

Sett inn batterier.

Trinn 2. Fjern de brukte batteriene.
Trinn 3. Se retningssymbolet() inne ibatterirommet. Sett inn tonye batterier med polene"+" og "-" vendt riktig vei.

Åpne.

Skyv inn fjærkontakten
med "-" kontakten på
batteriet.
Trinn 4. Sett inn batteriet ved åskyve "+" kontakten.

Ta ut batterier.

Trinn 5. Sett inn det andre
batteriet med samme
metode.

Lukk.

Skyv inn fjærkontakten.
Sett inn.

Trinn 6. Lukk batteridekselet.

Forsiktig
Hold batteriene og batteridekselet unna spedbarn og barn,for å forhindre utilsiktet svelging eller andre
ulykkeshendelser.
Bruk standard AA-batterier. Ikke bruk et batteri som er
oppsvulmet, oppladbart eller pakket inn i tape. Det kan
bli vanskelig å åpne dekslet.
267.1.1. Hvordan skifte batterierMåleresultater og innstillingsparametere forblir lagret selv om
batteriene tas ut. Når det innebygde batteriet er tomt for strøm,
tilbakestilles datoen til 01/01/2017 00:00.
Kontroller og juster klokkeslettet når batteriene skiftes.
Se "8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger"for å stille klokken.

7.2. Klargjøre bærevesken
Merk
Bruk det medfølgende beltet når bærevesken er montert.
Vi anbefaler å bruke et belte for å feste måleren til pasienten.
Bruk den medfølgende bærevesken nårmåleren brukes.
Bærevesken festes ved å trekke bærevesken
gjennom tilbehørsbeltet eller beltet som
brukes.
Bæreveske
Belte

27

7.3. Inspeksjon før brukForsiktig
Inspiser måleren for å sikre god ytelse, sikkerhet og
effektivitet før bruk.
Kontroller følgende sjekkliste før/etter innsetting av batterier.
Hvis et problem oppdages, må bruken av måleren avsluttes,
og den merkes med "Funksjonsfeil" eller "Ikke bruk". Kontakt
din lokale forhandler for å reparere den.

7.3.1. Sjekkliste før innsetting av batteri
Nr.

Element

Beskrivelse
Ingen skade eller deformering grunnet fall.

1

Utvendig2

Batteri

Kontroller at batteriene ikke er utladet. Sett inn
to nye batterier før pasienten bruker måleren.

3

Mansjett

Kontroller at mansjetten ikke er slitt. Hvis
mansjetten er slitt, kan den sprekke grunnet
det innvendige trykket.

4

Mansjetttilkobling

5

Tilbehør

Ingen skadede eller løse knapper osv.

Kontroller at det ikke er knekk på luftslangen og
at den ikke er bøyd.
Kontroller at lufttilkobling og kontakten er godt
festet.
Kontroller at det ikke er noen skade på tilbehør.
(Bæreveske, belte osv.)

28

7.3.2. Sjekkliste etter innsetting av batteri
Nr.
1

Del
Batteri

Beskrivelse
Kontroller at det ikke er noen ild, røyk eller
sterke lukter.
Kontroller at det ikke er noen rare lyder.
Kontroller at det ikke er noe rart med
skjermvisningen.

2

Display3

Operation

Bekreft at måleren fungerer korrekt.

Måling

Kontroller at målingen kan utføres på riktigmåte, og at mansjettilkoblingen, målingen,displayet og resultatene er riktige.

4

8. Betjening
8.1. Flytdiagram for funksjoner
Merk
De innledende innstillingene (av den innebygde klokken,
overvåkningsfunksjonen og innledende trykkverdier) ogforhåndsinnstilt program for A-BPM trenger ikke å utføres hvergang. Utfør innstillingene første gang måleren brukes, hvis
innstillingene er slettet og når innstillingene skal endres.
Disse innstillingene kan også utføres med dedikert periferiutstyr.
Se flere detaljer i brukerhåndboken for ABPM Data Manager.

29

Sette inn batterier.
De innledende innstillingene for den innebygde klokken.
målefunksjon og trykksettingsverdi

A-BPM

Lagre A-BPM forhåndsinnstilt program.
Fest måleren og mansjetten.
Start A-BPM ved å holde inne
EVENT -knappen.
A-BPM
Deaktiver A-BPM ved å holde inne
EVENT -knappen igjen.

Koble måleren til dedikert periferiutstyr.
Databehandling.
Rengjøre og vedlikeholde produktet.

Fullstendig bruksprosedyre30

8.2. Innledende innstillinger
8.2.1. Fabrikkinnstillinger
Fabrikkinnstillinger (innledende innstillinger) er beskrevet
nedenfor:Vanlige punkter i innstillingene
Element

Fabrikkinnstilling

Overvåkningsfunksjon

ON (indikert)

År, Måned, Dag, Time, Minutt

Forsendelsesdato

Elementer i A-BPM
Element

Fabrikkinnstilling

Søvnmodus

OFFIntervalltid når søvnmodus er PÅ

30 minutter

Starttid for seksjon 1

0 timerIntervalltid for seksjon 1

30 minutter

Starttid for seksjon 2

0 timer #1

Starttid for automatisk måling

OFF

Driftstid for automatisk måling

OFF

Innholdet i fabrikkinnstillingene

Hvis EVENT -knappen holdes inne, starter A-BPM. Blodtrykket
måles hvert 30. minutt til A-BPM deaktiveres ved å holde inne
EVENT -knappen igjen.

#1 : Innstillingene mellom intervalltiden for seksjon 2 og
intervalltiden for seksjon 6 er utelatt fordi starttiden for
seksjon 1 og 2 er samme verdi.
318.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke
følgende metoder.
Bruke knappene på måleren.
Bruke dedikert periferiutstyr som er koblet til måleren med
USB-kabelen.

Prosedyre for drift med knapper

Trinn 1. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 2. Hvis symbolet
vises, holder du inne EVENT -knappenfor å sette A-BPM på vent. Symbolet
slukkes.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen, hold inne EVENT knappen til Display (etter Sleep (Søvn)) vises på
OLED-displayet.
Trinn 4. Betjeningsknappene brukes på følgende måte:EVENT -knapp .............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp .... Avgjørelse, neste punkt, avslutt
innstillingene.
Bruk deretter disse knappene i andre elementer.
Trinn 5. Etter å ha konfigurert innstillingene, trykk på
knappen for å gå tilbake til ventemodus.
Element
OLED
Overvåknings- Display
funksjon
xx
Clock
År
Year xx
ClockMåned Mon. xx
Clock
Dag
Day xxTime Clock
Hour xx
Minutt ClockMin. xxSTART/STOP -Områdexx = OFF,

ON

xx =

17

til 99.

xx =1

til 12 måneder

xx =

1

til 31 dager

xx =

0

til 23 timer

xx =

0

til 59 minutter
32

Siste to sifre i året.

Innelukkede tegn : Fabrikkinnstillinger og innledende innstillinger
når batteriene er helt oppbrukt.

8.2.3. Innledende trykkverdi
Når symbolet
vises på OLED-displayet, settes deninnledende trykkverdien til AUTO, slik at en egnet trykkverdi
velges automatisk.
Når symbolet
er slukket, er den innledende trykkverdien satttil 180 mmHg.

8.3. A-BPM Forhåndsinnstilte programmer
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke
følgende metoder.
Bruke knappene på måleren.
Bruke dedikert periferiutstyr som er koblet til måleren med
USB-kabelen.
A-BPM kan kun brukes når automatisk måling kan utføres.

Merk
Spesifiser starttid og intervall beregnet fra tidspunktet da
merketførst vises på OLED-displayet.
De må spesifiseres på nytt når en annen A-BPM brukes.

33

Betjening med knappene

Trinn 1. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 2. Hvis symbolet
vises, holder du inne EVENT -knappenfor å sette A-BPM på vent. Symbolet
slukkes.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen og hold samtidig inne
EVENT -knappen til Sleep (Søvn) vises på OLEDdisplayet.
Trinn 4. Spesifiser søvnmodus med følgende knapper.
Hvis søvnmodus er "ON", fortsett til trinn 5.
EVENT -knapp ............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp ... Avgjørelse, neste element.
Trinn 5. Spesifiser starttid og intervall i opptil seks seksjoner med defølgende knappene.
EVENT -knapp ............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp ... Avgjørelse, neste element.
Trinn 6. Spesifiser starttid og driftstid på den automatiske målingenved å bruke følgende knapper.
EVENT -knapp ............. Endre den gjeldende parameteren.
START/STOP -knapp ... Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.
Trinn 7. Når innstillingene er fullført, går måleren tilbake tilventemodus.

Forsiktig
Ta ikke ut batteriene mens du endrer innstillingene.
Hvis batteriene tas ut må innstillingene gjøres på nytt.

34

8.3.1. A-BPM elementer og parametereForhåndsinnstilt program for A-BPM er som følger:
Element

OLED
Parameter
Sleep
Søvnmodus#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervalltid
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
Hour 1
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon1
Cycle 1
Intervalltid
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
Hour 2Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon2
Intervalltid Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutterxx
Starttid Hour 3 xx = 0 til 23 timerxx
Seksjon
3
Cycle
3Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttid Hour 4 xx = 0 til 23 timerxx
Seksjon
4
Intervalltid Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
xx
Hour
5
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon5
Intervalltid Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
xx
Hour
6
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon
6
Cycle 6
Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
START
Starttid#3, #4xx xx = OFF , 0 til 23 timer
Operation
Driftstid#3, #4xx xx = OFF , 1 til 27 timer
Automatisk måling

Innelukkede tegn
35

: Fabrikkinnstillinger.

#1 : Hvis søvnmodus er satt til "ON", kan starttid og driftstid forden automatiske målingen og intervalltiden for søvnmodus
brukes. Intervalltiden for disse delene (1 til 6) kan ikke brukes.
#2 : Hvis søvnmodus er satt til "OFF", vises ikke intervalltiden forsøvnmodus.
#3 : Hvis starttid er spesifisert og driftstid er satt til "OFF", når
EVENT -knappen holdes inne, starter automatisk måling
på forhåndsinnstilt starttid og fortsetter til EVENT -knappen
holdes inne.
Hvis EVENT -knappen holdes inne igjen, fortsetter
automatisk måling umiddelbart.

Merk
Hvis driftstid er spesifisert, selv om EVENT -knappen
betjenes under automatisk måling, fortsetter automatiskmåling i driftstiden fra tidspunktet da EVENT -knappen
først ble betjent.
#4 : Hvis starttid er satt til "OFF" og driftstid er spesifisert, når
EVENT -knappen holdes inne, utfører automatisk måling
den første blodtrykksmålingen og fortsetter i driftstiden.
Hvis EVENT -knappen holdes inne under automatiskmåling, stopper den.
Hvis EVENT -knappen holdes inne igjen, utføres automatiskmåling i driftstiden.

36

Merk
Hvis starttid er spesifisert og EVENT -knappen holdes inne
under automatisk måling, stopper den. Hvis EVENT knappen holdes inne igjen, starter automatisk måling
umiddelbart.

Innhold

Søvnmodus:Intervalltiden for den automatiske målingen kan spesifiseres.
Intervalltiden for seksjon 1 til 6 kan ikke brukes.
Se "6.1.2 Hvilefunksjon og intervalltid".

Seksjoner:
24 timer kan deles inn i maksimalt seks seksjoner. Starttid og
intervall kan spesifiseres for hver seksjon. A-BPM kan kun
brukes når automatisk måling kan utføres.
Automatisk måling:
Hele A-BPM kan kontrolleres. Spesifiser starttid og driftstid.
Se "8.3.2. Eksempel på A-BPM-program".

37

8.3.2. A-BPM programeksempler
Eksempel Starttider og intervaller. Forenklet innmating.
Doble seksjoner
Starttid for seksjon 1 =Intervalltid for seksjon 1 =Starttid for seksjon 2 =Intervalltid for seksjon 2 =Starttid for seksjon 3 =

7:00
15
22:00
60
7:00 ........ Samme som seksjon 1

Seksjon 3 og de følgende elementene vises ikke fordi starttiden
for seksjon 3 er det samme som for seksjon 1.
Hvis starttid for seksjon 2, 3, 4, 5 eller 6 er det samme som forseksjon 1, vises ikke disse starttidene og intervallene.

Eksempel 1 Automatisk måling

Starttid for automatisk måling = OFF,
Driftstid for automatisk måling = OFF.
Etter at A-BPM er startet, utføres blodtrykksmåling i henhold til
starttid og intervall for hver seksjon til A-BPM deaktiveres.
Blodtrykksmåling
Ikke målt

Seksjon 1
A-BPM startes.

Seksjon 2
A-BPM deaktiveres.

38

Tid

Eksempel 2 Automatisk måling

Starttid for automatisk måling = 7:00,
Driftstid for automatisk måling = OFF.
Etter at A-BPM er startet, startes blodtrykksmåling kl. 7:00.
A-BPM fortsetter i henhold til starttid og intervall for hver
seksjon til den deaktiveres.
7:00 Blodtrykksmåling
Ikke målt

Seksjon 1
A-BPM startes.

Seksjon 2
A-BPM deaktiveres.

Tid# Selv om symbolet
slukkes én gang og vises igjen underautomatisk måling, fortsetter den automatiske målingen.

Eksempel 3 Automatisk måling

Starttid for automatisk måling = OFF,
Driftstid for automatisk måling = 26 timer.
Etter at A-BPM er startet, utføres blodtrykksmåling i henhold til
starttid og intervall for hver seksjon i 26 timer.
Blodtrykksmåling
Ikke målt

Seksjon 1
A-BPM startes.

Seksjon 2
Etter 26 timer

Tid# Selv om symbolet
slukkes én gang og vises igjen underautomatisk måling, fortsetter ikke den automatiske målingenut over driftstiden.

39

8.4. Slette måledataFormålet med operasjonen og forklaring av funksjonerMåledata blir slettet, men innstillingene blir ikke slettet.
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke
følgende metoder.
Bruke knappene på måleren.
Bruke dedikert periferiutstyr som er koblet til måleren med
USB-kabelen.

Forsiktig

Hvis måledata blir slettet, kan de ikke brukes igjen.
Sikkerhetskopier data før de slettes.
Slett måledata for forrige pasient før neste pasient brukermåleren.
Sletting av data kan ta ca. ti sekunder.
Ikke betjen enheten mens data slettes, for å sikre atdataene slettes på riktig måte.

Prosedyre for drift med knapper

Trinn 1. Hvis displayet er slukket, trykker du på START/STOP
eller EVENT -knappen for å gå tilbake til ventemodusvisning.
Trinn 2. Hvis symbolet
vises, holder du inne EVENTå deaktivere A-BPM. Symbolet
slukkes.

forTrinn 3. Hold inne START/STOP -knappen, hold inne EVENT knappen til DataClear (etter Sleep (Søvn) og Display )vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Velg en handling.
Hvis du vil slette data, holder du inne START/STOP -knappen.
Erasing (Sletter) blinker under DataClear på OLED-displayet,og sletting av data starter. Fortsett til trinn 5 etter slettingen.
Hvis du vil beholde (ikke slette) dataene, trykk på EVENT knappen og fortsett til trinn 5.
Trinn 5. Måleren går tilbake til ventemodus.
40

8.5. Feste produktet til pasienten
8.5.1. Informasjon for pasienter
Forklar følgende for pasienten slik at de kan bruke måleren trygt.

Forholdsregler under blodtrykksmåling

Slapp av i armen og hold deg i ro mens påfylling av luft pågår.
Hold samme stilling gjennom hele målingen.
Unngå vibrasjoner og bråk under målingen.

Blodtrykket måles i omtrent 1 minutt etter trykksetting. Sitt stilletil målingen er ferdig. Måleprosessen mellom påfylling av luft til
mansjetten til utslipp av luft krever opp til 170 sekunder.
Måleren kan påfylles luft for å måle blodtrykket igjen etter
avsluttet trykksetting. Dette kan være forårsaket av
kroppsbevegelse m.m.
Måleren kan starte blodtrykksmåling etter omtrent 120 sekundernår måledata er ugyldig og neste måling er etter 8 minutter.
Dette kan være forårsaket av kroppsbevegelse m.m.
Måleren kan være til hinder for betjening av kjøretøy og
maskiner. Unngå betjening av kjøretøy og maskiner når
du har på deg måleren.

41

Hvordan stoppe eller utsette målingen

Trykk på START/STOP -knappen for å stoppe
blodtrykksmålingen. En feilkode lagres i minnet. Blodtrykkmåles igjen etter 120 sekunder.
For A-BPM stoppes bare den gjeldende blodtrykksmålingen,og målingen utføres ved neste starttid.
For å deaktivere A-BPM, hold inne EVENT -knappen slik at
symbolet e
slukkes.
Ta av mansjetten hvis nåværende blodtrykksmåling ikke kan
stoppes med START/STOP -knappen.

Forsiktig
Trykk på START/STOP -knappen for å stoppe
blodtrykksmålingen. En feilkode lagres i minnet.
For A-BPM stoppes bare den gjeldende
blodtrykksmålingen, og målingen utføres ved neste
starttid.
Hvis smerter i armen eller uventede forhold oppstår,stopp målingen, ta av mansjetten og konsulter lege.
Deaktiver A-BPM ved å holde inne EVENT knappen, slik at symbolet
slukkes.
Hold inne EVENT -knappen igjen for å gjenoppta automatisk
A-BPM-måling. Symbolet
vises på OLED-displayet. Dataregistreres kontinuerlig, unntatt i det deaktiverte tidsrommet.

42

Hvordan bruke manuell måling under A-BPM

Prosedyre for en midlertidig måling som ikke er inkludert i detforhåndsinnstilte programmet.

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake
til ventemodusvisning for A-BPM.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen for umiddelbart å måleblodtrykket under A-BPM.
Trinn 3. Måleresultater lagres i minnet.
Når START/STOP -knappen trykkes under måling,blir målingen utsatt.

Forholdsregler når du har på deg målerenMåleren er et presisjonsinstrument. Ikke slipp ned eller påfør
måleren harde støt.

Måleren og mansjetten er ikke vanntett (motstandsdyktig motvann). Beskytt produktet mot regn, svette og vann.
Ikke sett noe på produktet.
Hvis mansjetten beveges pga. større bevegelser og mosjon,
fest mansjetten på nytt.
Arranger luftslangen slik at det ikke oppstår fastklemming og slik
at den ikke snor seg rundt nakken ved sengetid.

Skifte batteriene

Hvis symbolet
vises, kan ikke måleren foreta
blodtrykksmåling eller kommunisere med dedikert
periferiutstyr. Sett inn to nye batterier umiddelbart.
43

8.5.2. Trekk til mansjett
Merk
Hold mansjetten og trekket til mansjetten rent.
Bytt trekket til mansjetten for hver person.
Bruk trekk som er egnet for tilleggsmansjettene som brukes.

44

8.5.3. Feste mansjetten, bærevesken og måleren

Forsiktig
Ikke fest mansjetten hvis pasienten har dermatitt, ytresår osv.
Ta av mansjetten og avslutt bruken hvis dermatitt eller
andre symptomer vises på pasienten.
Forhindre at luftslangen kveiler seg rundt nakken og kroppen.
Vær forsiktig ved bruk nær små barn, da det kan oppstå
kvelningsfare.
Sett koblingen for luftslangen godt inn, helt til den ikke
roterer mer. Hvis tilkoblingen ikke er god, kan det medføre
luftlekkasje og målefeil.

Merk
Fest mansjetten i riktig posisjon og legg den rundt armen forå få korrekt blodtrykksmåling.
Forhindre at mansjetten og luftslangen vibrerer under måling.
Måleren registrerer små endringen av lufttrykket i mansjetten.
Den ekstra mansjetten er en mansjett for voksne til venstre
arm.Hvis mansjetten ikke passer, kjøp en ekstra mansjett.
Armomkrets
Liten mansjett
15 til 22 cm
05,9" til 08,7"
Mansjett for voksen 20 til 31 cm
07,8" til 12,2"
Stor mansjett
28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstra stor mansjett 36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Hold mansjetten ren.
Vi anbefaler at pasienten bruker bærevesken og beltet.
Mansjetten er ikke fremstilt av naturgummilateks.
45

Hvordan å ta på mansjetten, måleren og bærevesken

Trinn 1. Før enden av mansjetten gjennom ringen og lag en form av
en armring.
Trinn 2. Finn brakialarterien på venstre arm med palpering.
Trinn 3. Fest mansjetten direkte mot huden slik at det hvite merket er
direkte over brakialarterien og den nedre kanten av mansjetten
er satt på omtrent 1 - 2 cm over innsiden av albuen.
Trinn 4. Sett mansjetten på slik at ringen er innenfor grenseområdet,den er flat og ikke sklir ned, men har plass til å kunne stikke
inn to fingre.
Trinn 5. Fest luftslangen med tape slik at den går over skulderen.
Trinn 6. Før beltet gjennom bærevesken.
Trinn 7. Juster beltet slik at bærevesken er på venstre side.
Trinn 8. Koble pluggen for lufttilkobling til luftkontakten på måleren.
Trinn 9. Sett måleren i bærevesken.
Brakialarterie

Ring

Omtrent
1 - 2 cm overHvitt posisjonsmerke forarterie
Ha plass til å kunne
stikke inn to fingre
46

Luftslange

Tape
Klips

Luftslange

MansjettBelteBæreveske
Plugg for lufttilkobling
Kontakt for lufttilkobling

Sett innBæreveske

Belte
47

8.6. Blodtrykksmåling Betjening
8.6.1. A-BPM-funksjonerNår A-BPM startes, måles blodtrykket i henhold tilforhåndsinnstilte parametere.

Merk
Still den innebygde klokken og innledende trykkverdi førmåling, de brukes av A-BPM. Se "8.2.2. Klokken og
overvåkningsfunksjonen for målinger" og"8.3. A-BPM Forhåndsinnstilte programmer".
Når måleren fjernes, deaktiveres A-BPM ved å holde inne
EVENT -knappen.
Hvis måleren fjernes under A-BPM, starter oppblåsing av
mansjetten ved neste starttid, og mansjetten kan sprekke.
Når A-BPM gjenopptas, holder du inne EVENT -knappen
igjen.
Symboletvises mens A-BPM brukes.

Manuell blodtrykksmåling kan utføres i A-BPM-ventemodus.
Måleresultatet for den manuelle blodtrykksmålingen kan lagres
i minnet.
Når A-BPM stoppes, vises feilkoden E07 på OLED-displayet,og lagres i minnet.

For å starte A-BPM.
Trinn 1. Hold inne
Trinn 2. Symbolet

EVENT -knappen.
vises på OLED-displayet. A-BPM startes.
48

For å utsette A-BPM
Trinn 1. Hold inne
Trinn 2. Symbolet

EVENT -knappen.
er slukket. A-BPM er utsatt.

For å stoppe under A-BPM

Når START/STOP -knappen trykkes under
blodtrykksmåling, slippes luften ut umiddelbart og denpågående målingen stoppes. A-BPM fortsetter imidlertid.
Den neste blodtrykksmåling utføres i henhold til innstillingene
for A-BPM.

For umiddelbar blodtrykksmåling under A-BPM(Manuell blodtrykksmåling for A-BPM)

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning for A-BPM. A-BPM-ventemodus er enstatus der blodtrykket ikke måles i intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen under A-BPMventemodus.

Doble intervalltiden eller tilbakestille denNår søvnmodus er "ON" og EVENT -knappen trykkes
i A-BPM-ventemodus, blir intervalltiden doblet.

49

8.6.2. Manuell måling
Bruk manuell blodtrykksmåling for en tentativ testmåling og
umiddelbar blodtrykksmåling.

Merk
Manuell blodtrykksmåling kan startes umiddelbart
i ventemodus.
Måleresultatet lagres i minnet.

For å måle blodtrykk under A-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling for A-BPM)

Trinn 1. Hvis OLED-displayet er slukket, trykker du på
START/STOP eller EVENT -knappen for å gå tilbake tilventemodusvisning for A-BPM. A-BPM-ventemodus er enstatus der blodtrykket ikke måles i intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -knappen under A-BPMventemodus.

50

8.6.3. Stoppe og utsette målinger
A-BPM-funksjonen kan deaktiveres midlertidig ved behov.
Pågående A-BPM eller manuell blodtrykksmåling kan stoppes
umiddelbart.

Merk
Når blodtrykksmålingen stoppes, vises feilkoden
E07 på OLED-displayet, og lagres i minnet.

For å utsette A-BPM
Trinn 1. Hold inne
Trinn 2. Symbolet

EVENT -knappen.
er slukket. A-BPM er utsatt.

Stoppe pågående blodtrykksmåling

Hvis START/STOP -knappen trykkes under blodtrykksmåling,slippes luften ut umiddelbart og den pågående målingen
stopper.
A-BPM fortsetter imidlertid. Den neste blodtrykksmålingen
utføres i henhold til innstillingene for A-BPM.

51

8.7. Koble måleren til dedikert periferiutstyr
8.7.1. Koble til med USB-kabel
Se informasjon om kommunikasjonsinnstillinger
i brukerhåndboken for ABPM Data Manager.

Forsiktig
Tilkobling av kabelen
Koble en godkjent USB-kabel til micro USB-kontakten.
Sett kabelen inn i riktig retning. Feil tilkobling kan medføre
svikt og funksjonsfeil. Bekreft at tilkoblingskabelen er
skikkelig tilkoblet.
Blodtrykket kan ikke måles mens USB-kommunikasjonpågår.
Enheten skal ikke sitte på pasienten mens måleren er
koblet til kabelen. Kabelen kan bli viklet rundt kroppen
eller nakken.
Klargjøring av dedikert periferiutstyr
Fjern måleren og mansjetten fra pasienten før måleren(TM-2440) kobles til dedikert periferiutstyr.
Hvis nivå 1
vises, kobler du måleren (TM-2440) til
periferiutstyret etter at batteriene er skiftet.

52

Koble måleren til dedikert periferiutstyr med USB-kabelen
Trinn 1. Åpne micro USB-kontakten på måleren.
Koble til USB-tilbehørskabelen.

Micro USB-kontakt
USB-kabelStarte datakommunikasjon med dedikert periferiutstyr

Trinn 1. Koble micro USB-kabelen mellom måleren og det dedikerte
periferiutstyret.
Trinn 2. Summeren høres og følgende symbol vises på OLEDdisplayet. Datakommunikasjonstilstanden går i standby-modus.

Standby-modus

Trinn 3. Utfør analyse med det dedikerte periferiutstyret.
Datakommunikasjonstilstanden går i aktiv online-modus kun
under USB-kommunikasjon.
Aktiv tilkoblet modus

Stoppe datakommunikasjon med dedikert periferiutstyr
Trinn 1. Fjern kabelen under standby-modus.
53

9. Vedlikehold
9.1. Oppbevaring, inspeksjon og sikkerhetshåndtering av produkt
Medisinske instrumenter som denne måleren må håndteres slik
at de fungerer som de skal når det er nødvendig, for å ivareta
sikkerheten til pasienten og operatøren. Som grunnregel skal
operatøren inspisere instrumentet daglig, f.eks. ved å følge"Inspeksjon før bruk".
Daglig håndtering, som inspeksjon før bruk, er nødvendig forå opprettholde ytelsen, sikkerheten og effektiviteten til måleren.
Vi anbefaler periodisk inspeksjon av måleren hvert år.

Merk
Medisinske institusjoner må utføre vedlikeholdet for å sikre
trygg bruk av det medisinske instrumentet.

549.2. Rengjøre produktet
Forsiktig
Rengjør måleren før og etter bruk.
Rengjør måleren før den brukes på neste pasient.
Måleren må ikke utsettes for vannsprut eller bløtlegges.
Det kan forårsake funksjonsfeil.
Tørk av måleren med vann og en antiseptisk løsning, og tørk
deretter av den slik at væsken ikke trenger inn i måleren.
Desinfiser måleren regelmessig for å forebygge
kryssinfeksjon. Måleren skal ikke autoklaveres.
Ikke bruk organisk løsemiddel (f.eks. tynner), eller
povidon/jodløsning til å rengjøre måleren. Det kanforårsake misfarging, skade og funksjonsfeil.
Ikke bruk hårføner eller lignende til å tørke måleren.
Det kan forårsake funksjonsfeil og skade.

Kontroll etter rengjøring av mansjetten
Kontroller at mansjettblæren er satt riktig inn imansjettstoffet. Hvis den ikke er satt inn riktig, kan
den bli skadet eller eksplodere når den blåses opp.

Rengjøre måleren

Tørk av smuss og støv på utsiden av måleren med gasbind som
er fuktet med vann eller varmt vann, og deretter vridd godt. Hvis
det finnes blod, medisiner osv. på enheten, rengjøres den først
med gasbind fuktet med en antiseptisk løsning, og deretter vridd
godt. Tørk deretter av den våte enheten med gasbind fuktet med
vann eller varmt vann, og vridd godt.
Vi anbefaler å bruke kjemikaliene (ingrediensnavn) med
antiseptisk løsning i tabellen (Eksempel på antiseptisk
løsning som kan brukes (ingrediensnavn)).
55

Rengjøre mansjetten

Fjern mansjettblæren fra mansjetten før mansjettrekket og
mansjettstoffet rengjøres og desinfiseres. Tørk av smuss og
støv med gasbind som er fuktet med vann eller varmt vann,og deretter vridd godt.
Se de antiseptiske løsningene i tabellen (Eksempel påantiseptisk løsning som kan brukes (ingrediensnavn))
ved desinfisering.
Eksempel på antiseptisk løsning som kan brukes(ingrediensnavn)
Komponentnavn

Produktnavn

Benzalkoniumklorid

Benzalkoniumklorid, 10 % løsning

Isopropanol

70 % i 1-propanol

EtanolEtanol for desinfeksjon 76,9 til 81,4 vol%Les og følg anvisningene på produktet.

Merk
Mansjetten og luftslangen er forbruksartikler.
Hvis det oppstår hyppige målefeil eller blodtrykket ikke kanmåles, må de skiftes.
Se "10. Ekstrautstyr (må bestilles)" i denne
brukerhåndboken.

569.3. Periodisk inspeksjon
Foreta daglig periodisk inspeksjon for å sikre at måleren
fungerer som den skal. Inspeksjonen er beskrevet nedenfor:

9.3.1. Inspeksjon før batteriet settes inn
Elementer

Beskrivelse
Ingen skade eller deformering som følge av støteller slag.
Utvendig
Ingen tilsmussing, rust eller riper på noen deler.
Ingen sprekker eller løse deler på panelet.
Operation
Ingen skadede eller løse brytere eller knapper.
Display
Ingen tilsmussing eller riper på displaypanelet.
Luftslangen skal ikke brettes. Hvis det er luft igjen imansjetten, kan det føre til perifer dysfunksjon på
grunn av at blodsirkulasjonen til armen stoppes.
Mansjettblæren er satt riktig inn i mansjettstoffet.
Ingen slitasje/frynser på mansjetten. Mansjetten
løsner ikke.
Skift mansjetten hvis det oppstår et problem.
MålingMansjetten må skiftes i følgende tilfeller:
Mansjett
Hvis det er sprekker eller lim i koblingen mellom
mansjetten og mansjettblæren.
Hvis luftslangen mister fleksibiliteten og blir hard.
Hvis overflaten på luftslangen blir glinsendeeller føles oljete.
Hvis det er sprekker i luftblæren.
Vi anbefaler å skifte mansjetten hvert tredje åruavhengig av brukshyppighet.
Bæretilbehør Ingen skader på bærevesken, beltet eller mansjetten.
Tilkobling
Luftpluggen er riktig tilkoblet luftkontakten.
579.3.2. Inspeksjon etter innsetting av batteri
Element
Utvendig
OperationMålingMansjett
Inspeksjon av
blodtrykksverdier

Beskrivelse
Ingen ild, røyk eller sterke lukter.
Ingen rare lyder.
Ingen problemer med funksjonen til brytereog knapper.
Måleverdien er nær de vanlige verdiene.
Ingen rare lyder eller virkemåter undermåling.
Hvis blodtrykksverdier er ukorrekte, kontakt
din lokale forhandler.

589.4. Avhending
Vedrørende kassering og resirkulering av produktet, følg lovene
til lokale myndigheter for å beskytte miljøet.

Avhending av mansjetten

Mansjett som har blitt brukt av pasienter er sykehusavfall.
Kast det på skikkelig måte som sykehusavfall.

Avhending av det innebygde, oppladbare batteriet

Forsiktig
Måleren er bygget med et internt reservebatteri. Ved
kassering av måleren må batteriet kasseres i henhold
til gjeldende miljøbestemmelser.

Annet

Navn

Del
Materiell
Kasse
Papp
Pakke
Pute
Luftpute, spesiell veske
Bag
Vinyl
Kasse
ABS og PC-harpiks
Interne deler Generelle deler
Chassis
Jern
Inne i Reservebatteri Oppladbart litium-ion-knappcellebatteri:målerenpå kortet
ML2016H
Alkalisk batteri:1.5V LR6 eller AA-størrelse
Batteri
Oppladbart batteri:AA-størrelse
Ni-MH batterier, 1 900 mAh eller mer
59

9.5. Feilsøking
Konsulter følgende sjekkliste og liste med feilkoder før dukontakter din lokale forhandler.
Hvis disse tiltakene ikke løser problemet eller problemet
forekommer igjen, kontakt din lokale forhandler.
Problem
Hovedårsak
Behandling
Ingenting vises nårBatteriet er utladet.
Skift ut til nye batterier.
knappene trykkes.
Ingen OLEDOLED-visningen kan
Ta ut batteriene og settvisning underforsvinne pga.
dem inn igjen.
A-BPM.
elektrostatisk effekt.
Klokken nullstilles Reservebatteriet
Lad opp i 48 timer med
ofte.
lades ikke.
#1 nye batterier.
Kontroller mansjetten
Mansjetten er ikke
og luftslangen med
Intet trykk
riktig tilkoblet.
tanke på bretter, knekk
og tilkobling.
Ingen USBKommunikasjonskabelen Bekreft at tilkoblingskommunikasjon #2 er fjernet.
kabelen er riktig tilkoblet.
Batteridekselet
Batteriene har feil
Kontakt den lokale
kan ikke åpnes
størrelse.
forhandleren.
#1: Brukere (autorisert vedlikeholdspersonell) kan ikke skifte ut
reservebatteriet (litiumbatteri) på kretskortet inne i måleren.
Reservebatteriet lades fra batteriene (LR6 eller AA-størrelse)
for målingen.
#2: Dedikert periferiutstyr er nødvendig.

Forsiktig

Ikke demonter eller foreta forandringer på måleren.
Den kan bli skadet.
60

9.6. Feilkoder
Feilkoder for måling
Kode

BetydningÅrsak og håndtering

Ikke noe trykk

Slipp ut ev. gjenværende luft i mansjetten.

Lavt batteri

Skift ut til nye batterier.

Trykksettingsfeil

Oppblåsing når ikke måltrykket.
Bekreft at mansjetten er riktig
tilkoblet.
Hvis det er noen problemer med
tilkoblingen til mansjetten, kanmåleren ha funksjonsfeil og kreve
ettersyn.

Trykket overstiger
Trykket overstiger
299 mmHg

Kroppsbevegelse kan forekomme
under trykksetting. Slapp av og holddeg i ro under målingen. Inspisermåleren hvis dette ikke hjelper.

Fremtving stopp med Trykk på START/STOP -knappen
START/STOP -knapp. bare når det er nødvendig.

Blodtrykk kan ikkemåles.

Stor bevegelse av
kroppen.

Hjerteslag kan ikke registreres
grunnet kroppsbevegelse eller
støy fra klær.
Slapp av og ikke beveg deg.
Bekreft posisjonen til mansjetten.
Hvis feil oppstår selv når du er
avslappet og i ro, kontakt din
forhandler for ettersyn og
reparasjon av måleren.
Slapp av og hold deg i ro undermålingen.
61

Kode

BetydningÅrsak og håndtering

Utenfor måleområde,30
PUL
200 Hvis disse feilene skjer flere ganger,
Utenfor måleområde, prøv en annen blodtrykksmåling.
30
DIA
160
#1
PP = SYS - DIA
Utenfor måleområde, SYS: Systolisk blodtrykk
60
SYS
280 DIA: Diastolisk blodtrykk
Utenfor måleområde, PP: Pulstrykk
10PP

150 #1

Hvis oppblåsingshastigheten ellerMålingen tar mer enn
utslippshastigheten er treg, er
180 sekunder.
inspeksjon nødvendig.
Luftutslipp tar mer
enn 90 sekunder.

Utslippshastigheten kan være treg,
en inspeksjon er nødvendig.

Hjerteslag kan ikke
detekteres.

Hjerteslag kan gjerne ikke detekterespga. kroppsbevegelse osv. Mål
blodtrykket mens du slapper av
og ikke beveger deg.

Innstillingene av
intervalltiden er feil.

Hvis intervalltiden er satt til
120 minutter, kan ikke forskjellen
mellom siste starttiden og neste
starttiden deles nøyaktig inn i totimer.

Null trykk feil forsikkerhetskrets.

Vises ved start av måling.
Slipp ut ev. gjenværende luft
i mansjetten helt.

62

Kode

Betydning

Sikkerhetskretsen
detekterer
overbelastende
trykk.

Årsak og håndtering
Kroppsbevegelse kan ha blitt
detektert under trykksetting.
Slapp av og ikke beveg deg
under målingen.
Hvis denne feilen oppstår selv nårdu er avslappet og ikke bevegerdeg, kontakt forhandleren din for
ettersyn.

Feilkoder for maskinvarefeil i måleren
Kode

Betydning

MinnefeilÅrsak og håndtering
Det kan forekomme i tilfelle kraftige
støt, for eksempel hvis måleren
faller ned.
Hvis koden vises ofte, kan det
skyldes funksjonsfeil i det
innebygde minnet. Kontakt
forhandleren for å få kontrollert
enheten.

Merk
Feilkodene kan endres uten forvarsel.

6310. Ekstrautstyr (må bestilles)

Mansjetter

Navn

Beskrivelse

Liten mansjett
Armomkrets
for venstre arm 15 to 22 cm

5,9" to 8,7"

Mansjett for voksen
Armomkrets
for venstre arm 20 to 31 cm

7,8" to 12,2"

Stor mansjett
Armomkrets
for venstre arm 28 til 38 cm

11,0" til 15,0"

Ekstra stor mansjett
Armomkrets
for venstre arm 36 til 50 cm

14,2" til 19,7"

Mansjett for voksen Armomkrets
for høyre arm 20 to 31 cm

7,8" to 12,2"

Bestillingskode
TM-CF202B
TM-CF302B
TM-CF402B
TM-CF502B
TM-CF802B

Engangsmansjett

10 arkTM-CF306A

Trekk til liten mansjett for venstre arm

10 ark

AX-133024667-S

Trekk til mansjett forfor venstre arm
voksen10 ark

AX-133024500-S

Trekk til stor mansjett for venstre arm

10 ark

AX-133024663-S

Trekk til ekstra stor
mansjett

10 ark

AX-133024503-S

Trekk til mansjett forfor høyre arm
voksen10 ark

AX-133024353-S

Stoff til liten mansjett for venstre arm

2 ark

AX-133025101-S

Stoff til voksen
mansjett

for venstre arm

2 ark

AX-133024487-S

Stoff til stor mansjett for venstre arm

2 ark

AX-133025102-S

Ekstra stort trekk

2 ark

AX-133025103-S

2 ark

AX-133025104-S

for venstre arm

for venstre arm

Stoff til voksen mansjett for høyre arm
Adapter for luftslange

64

TM-CT200-110A

DataanalyseNavn

Beskrivelse

USB-kabel

Annet

-

Navn

Registreringsark foraktivitet

Beskrivelse
10 arkBestillingskode
AX-KOUSB4C

Bestillingskode
AX-PP181-SBæreveske-

AX-133025995

Belte

-

AX-00U44189

Klips

5 stykk65

AX-110B-20-S

11. Tillegg
11.1. Prinsipp for blodtrykksmåling
Måleprosedyre: Sett mansjetten på rundt overarmen. Blåsopp mansjetten til et lufttrykk som overstiger det systoliske
blodtrykket. Slipp deretter luften gradvis ut fra mansjetten. Nårtrykk detekteres i mansjetten i utslippsfasen, vises bølgeformen
på pulsen synkronisert med hjerteslagene. Bølgeformen i pulsenøker plutselig nær det systoliske blodtrykket. Den øker ytterligere
med luftutslippet til den når høyeste verdi, deretter synker den
gradvis. Endringene i bølgeformen for puls er illustrert på neste
side. I oscillometrisk blodtrykkmåling er det systoliske blodtrykket
spesifisert til å være det punktet der amplituden plutselig økeretter at pulsen i mansjettrykket detekteres, det gjennomsnittlige
blodtrykket er spesifisert til punktet der amplituden når den
høyeste verdien, det diastoliske blodtrykket er spesifisert som
punktet der amplituden reduseres gradvis og blir liten. Faktisk
oppdager trykksensoren de små endringene i trykket imansjetten over tid, lagrer bølgeformen i pulsen i minnet, og
evaluerer de systoliske og de diastoliske blodtrykkene i henhold
til den oscillometriske målealgoritmen. Detaljene i algoritmen
varierer med blodtrykksovervåkningen. Blodtrykksverdier for
voksne og barn måles med den oscillometriske metoden og
sammenlignes med de som er målt med auskultasjonsmetoden.
Diastolisk blodtrykk er definert til å være sluttpunktet for fasen 4 i
auskultasjonsmetoden. Bølgeformen til pulsen fra mansjettrykket
avhenger av karakteristikkene i mansjettmaterialet. Derfor, vedå bruke de spesifiserte mansjettene og målealgoritmen,
opprettholdes målenøyaktighet. Lengden på luftslangen
er innen 3,5 m pga. dempingskarakteristikker grunnet
pulsbølgeutbredelsen.
66

mmHg
200
150
100
50
0

Tid

200
150
100
50
0
Systolisk blodtrykk
Gjennomsnittlig blodtrykk
Diastolisk blodtrykk

Tid

Mikrofonmetode
OscillometriskmålemetodeFeilfaktorer ved blodtrykksmåling

Pulsgrafen kan være en objektiv indikator på
hvor pålitelig målenøyaktigheten er. Hvis det
forekommer støy som følge av uregelmessige
hjerteslag eller fysiske bevegelser, endres
grafens amplitude. Når pulsgrafen ikke er en jevn
kontur, kontroller på nytt eller bruk andre metoder.

Mansjettposisjon på samme høyde som hjertet

Pulsgraf

Plasser mansjetten på armen på samme nivå som hjertet. Hvis
mansjettposisjonen er feil, vil det skje målefeil. For eksempel,
hvis mansjetten er 10 cm lengre nede enn hjertets nivå, blir
blodtrykket målt 7 mmHg høyere.
67

Riktig mansjettstørrelse

Bruk en mansjett av passende størrelse. Hvis størrelsen er for
liten eller for stor, oppstår målefeil. Måling med for liten mansjett
blir ofte evaluert som høyt blodtrykk, uavhengig av det faktiske
blodtrykket og normale arterier. Målinger ned for stor mansjett
blir ofte evaluert som lavt blodtrykk, spesielt for de som lider av
alvorlig åreforkalkning eller har unormale arterielle ventiler. Feilmansjettstørrelse er en årsak til mellom direkte metode og
oscillometrisk målemetode. Mansjetten har en etikett som
beskriver armomkretsområdet. Velg og sett på riktig størrelse
mansjett for hver pasient. Nøyaktigheten i blodtrykksmåling
er garantert av trykknøyaktigheten i trykksensoren,
utslippskarakteristikkene og målealgoritmen, så lenge riktig
mansjett og luftslange brukes. Kontroller trykknøyaktighet
ved trykksensoren og utblåsningskarakteristikkene jevnlig.

11.2. EMD-informasjon
Kravene til medisinske elektroniske instrumenter er beskrevet
nedenfor:Bruk i henhold til EMD-retningslinjene

Bruk av måleren krever spesielle forholdsregler med tanke påEMD (elektromagnetiske forstyrrelser). Bruk måleren i samsvar
med EMD-forholdsreglene som er beskrevet i denne
brukerhåndboken. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr(f.eks. mobiltelefoner) kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr.

68

Tilbehør som samsvarer med EMD-standardene

Tilbehøret og alternativene til denne måleren samsvarer med
kravene i IEC60601-1-2:2014. Hvis det brukes uautoriserttilbehør, kan det føre til økt utstråling og redusert immunitet
mot støy.

Advarsel

Bruk tilbehør som er spesifisert av A&D Company.
Uautorisert tilbehør kan påvirkes av elektromagnetiskstråling, og har redusert immunitet mot forstyrrelser.

UTSLIPPSGRENSER

FenomenUtstrålt RF-stråling

SamsvarCISPR11

Gruppe 1, klasse B

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Innkapslingsport
Fenomen

Immunitetstestnivåer

±8 kV kontakt
Elektrostatisk utlading
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
10 V/mStrålte RF EM-felter
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM ved 1 kHz
Avstandsfelter fra trådløst
Se tabellen (Testspesifikasjoner for
RF-kommunikasjonsutstyr
INNKAPSLINGSPORTIMMUNITET
IEC 61000-4-3 for trådløst RF-kommunikasjonsutstyr)
Magnetfelt ved nominell
30 A/mstrømfrekvens IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz
69

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Pasientkoblingsport
FenomenElektrostatisk utlading
IEC 61000-4-2

Immunitetstestnivåer
±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Signalinngangs-/utgangsport
Fenomen

Immunitetstestnivåer

Elektrostatisk utlading
IEC 61000-4-2±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

Elektriske raske transienter/
pulser
IEC 61000-4-4±1 kV
100 kHz repetisjonsfrekvens

Ledede forstyrrelser indusert
av RF-felter
IEC 61000-4-8

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM- og amatørradiobånd
mellom 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

70

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

LTE-bånd 13,17

Immunitetstestnivå(V/m)

TETRA 400

Avstand(m)

Tjeneste380 - 390

Maksimal effekt
(W)

Bånd
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsmodulering
18 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulering

Testfrekvens(MHz)

Testspesifikasjoner for KAPSLINGSPORT-IMMUNITET for trådløst
RF-kommunikasjonsutstyr

Pulsmodulering
18 Hz
FM±5 kHz avvik
1 kHz sinus

GSM 800/900
TETRA 800
870 800 - 960
iDEN 820CDMA 850
930
LTE-bånd 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
DECT
LTE-bånd 1,3,4,25
1 970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
2 450 2 400 - 2 570
RFID 2450
LTE-bånd 7
5 240
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
5 785
810

71

NOTAT

72

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123