Instruction Manual
Manuel d’instructions
Manual de instrucciones
Manuale di Istruzioni
使用手冊

1WMPD4003117C

Original
Traduction
Traducción
Traduzione
翻譯UM-102
Tensiometre A Colonne Numérique
Manuel d’instruction
Tables des matières
1.

Chers clients .................................................................................... 22.

Remarques préliminaires.................................................................. 33.

Remarques pour une utilisation correcte ................................................ 44.

Nomenclature ................................................................................... 7

5.

Symboles ......................................................................................... 8

6.

Utilisation de l’appareil...................................................................... 97.

Les mesures ................................................................................... 13

8.

Fonctions utiles .............................................................................. 14

9.

Dépannage..................................................................................... 15

10.

Entretien ......................................................................................... 15

11.

Fiche technique .............................................................................. 16

Français 1

1. Chers clients
Félicitations pour l’achat de ce tensiomètre A&D dernier cri, l’un des moniteursles plus avancés disponibles sur le marché aujourd’hui. Conçu pour faciliterl’utilisation et la précision. Nous vous conseillons de lire entièrement etattentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.
Utilisation prévue: Cet appareil est conçu pour être utilisé par despersonnes sachant mesurer la tension artérielle par
auscultation.
Patient concerné: L’appareil est conçu pour une utilisation sur les adultes
et les enfants âgés de 3 ans et plus.
Lieu d'utilisation: L’appareil est destiné à une utilisation dans desétablissements médicaux.
Destination:
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension
artérielle et la fréquence cardiaque des personnes
dans un objectif de diagnostic.

Fonctions
MesureCe tensiomètre a été conçu pour contrôler et afficher la pression du brassard
durant ses phases de gonflage (par poire en caoutchouc) et de dégonflage(par soupape d’échappement) pendant que l’utilisateur détermine la tension
artérielle du patient en écoutant les signaux de Korotkoff à l’aide d’unstéthoscope.

SécuritéCe tensiomètre a été conçu pour mesurer la pression artérielle d’un patientsans utiliser de mercure, protégeant ainsi votre environnement.
Une soupape d’échappement rapide et automatique est installée dans ledispositif afin d’éviter une mise sous pression supérieure ou égale à
300 mmHg, protégeant ainsi le patient.

Français 2

2. Remarques préliminaires
Conformité
Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 EEC des appareils
médicaux avec le marquagede conformité. (0123: Le numéro deréférence au corps notifié concerné)

Définitions
SYS
DIA
PUL
Échappement
Échappement constantPression systoliquePression diastolique
PoulsSignifie « libérer l’air du brassard dès que possible. »Signifie « libérer l’air du brassard selon une vitessede dépressurisation constante. »Piles
Utilisez des piles alcalines (type LR6, type AA) ou des piles équivalentes.
Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
Retirez les piles de l’appareil et conservez-les séparément si l’appareil ne
va pas être utilisé pendant un mois ou plus. À défaut, les piles risquent dese détériorer.
La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut êtreraccourcie par des températures basses. En règle générale, l’autonomie dedeux nouvelles piles LR6 est d’environ deux mois, avec quarante mesuresquotidiennes.

Tensiomètre défectueux
Interrompez immédiatement l’examen si l’appareil ne fonctionne pas
correctement. Apposez-y une note indiquant «Ne pas utiliser ce tensiomètre»pour éviter toute utilisation ultérieure de l'appareil. Cet appareil défectueux doitêtre rangé en lieu sûr afin d’éviter tout mauvais emploi jusqu’à ce qu’il soit
réparé.

Réparation
N’essayez pas d’ouvrir l’appareil. Contactez votre représentant agréé A&D
le plus proche afin qu’il procède à la réparation ou au remplacement del’appareil.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer desaccidents.

Français 3

Mesure de la pression artérielle

N’utilisez pas l’appareil sur des patients souffrant de troubles de la circulation
sanguine.
L’utilisateur doit interrompre l’examen en cas d’anormalité, notamment lorsd’une douleur excessive du patient au niveau du bras, et retirer le brassard
pour protéger le patient.

Contre-indications
N’utilisez pas l’appareil dans une ambulance ou une ambulance aérienne.
Cela pourrait empêcher l’appareil de fournir des mesures précises.
N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement
médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionnercorrectement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte
intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer desblessures ou des accidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz
anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentrationd'oxygène, tels qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une
tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
Si le brassard est infecté par du sang ou des fluides corporels, il doit être mis
au rebut en toute sécurité, conformément aux instructions ou aux protocoles
locaux afin d'éviter toute diffusion potentielle de maladies infectieuses.

3. Remarques pour une utilisation correcte
Rangement

Ne rangez pas le tensiomètre aux endroits suivants :Dans un lieu où l’appareil risque d’être éclaboussé par de l’eau ou d’autres
liquides. L'appareil et le brassard ne sont pas étanches. Si l’appareil est
immergé par accident, il sera peut-être nécessaire de procéder à sa
réparation. (N’UTILISEZ PAS l’appareil avant qu’il ait été parfaitement réparé.)N’exposez l’appareil à des températures élevées, à une humidité extrême
ou aux rayons directs du soleil.
Ne placez pas l’appareil dans un endroit où il risque de subir des vibrations
ou des chocs.
Ne placez pas l’appareil dans un lieu poussiéreux, salé ou sulfurique.
Ne laissez pas l’appareil dans un lieu où sont stockés des médicaments ou
dans un lieu où émane des vapeurs de médicaments.
Rangez le brassard, le flexible d’air et la poire en caoutchouc de manière àce qu’ils ne soient ni pliés ni coincés. Cela pourrait provoquer un accident
ou endommager l’appareil.
Français 4

Avant l’utilisation

Assurez-vous que le tensiomètre fonctionne correctement et que ses valeursde mesure sont correctes.
Assurez-vous que le brassard et les tuyaux d’air sont correctement raccordés.
Vérifiez la propreté des pièces entrant en contact direct avec le patient etnettoyez-les au besoin.
Évitez de placer l’appareil près d’un champ magnétique important ou d'une
source d'électricité statique.
Évitez de placer l’appareil près de matériel chirurgical haute fréquence.
Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.

Pendant l’utilisation

Cet appareil n’a pas été conçu pour une utilisation privée par les patients,
par conséquent, il faut prendre des mesures afin de garantir des résultats
précis et éviter d’éventuels accidents.
Vérifiez régulièrement l’état du patient lorsque la mesure est effectuée
fréquemment ou pendant une longue période. À défaut, les dommages
risquent d’être provoqués par une maladie artérielle périphérique.
Interrompez immédiatement l’examen si le patient ressent une douleur
pendant la prise d’une mesure ou si l’appareil ne fonctionne pas correctement.
N’utilisez pas l’appareil en cas d’anormalité (par exemple, présence de liquide
à l'intérieur de l'appareil) et demandez la vérification complète de l'appareil.
Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par lebrassard afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère.
Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge
temporaire sur le bras. Cet état survient particulièrement si la mesure est
répétée de manière successive. Les douleurs, les engourdissements ou lesmarques rouges disparaissent avec le temps.
Cet appareil doit être manipulé avec précaution. Un choc important risquede provoquer un dysfonctionnement de l’appareil.
Faites attention de ne pas vous blesser lors de la manipulation de l’appareils’il est endommagé.
Ne remplacez pas les batteries pendant que vous utilisez l'appareil.
Ne touchez pas simultanément les batteries et le patient.
Si les piles sont en court-circuit, elles peuvent devenir chaudes et causer
potentiellement des dysfonctionnements et des brûlures.
Utilisez l’appareil de manière à ce que le flexible d’air ne soit ni plié ni coincé.
L’utilisation du brassard avec le flexible d’air noué ou plié peut entraîner une
insuffisance circulatoire périphérique en raison de l’hémostase dans le bras(causée par l’air resté dans le brassard).

Après l’utilisation

Nettoyez l’appareil, le brassard et les accessoires avec un chiffon sec, doux
ou un chiffon mouillé avec de l’eau ou un détergent neutre. Ne pliez pas etne tirez pas sur les tuyaux. N’utilisez aucun solvant organique (solution
antiseptique ou autres produits chimiques agressifs) pour nettoyer l’appareil,le brassard et les accessoires.
Appuyez sur la touche
pour éteindre l’appareil après la prise de mesure.
Nous vous conseillons de conserver l'emballage d'origine pour transporter
votre appareil.
Faites attention de ne pas vous coincer les doigts lorsque vous repliez l’appareil.

Français 5

Entretien périodiqueCet appareil est un instrument de précision et il comporte des circuitsélectroniques. Vérifiez régulièrement toutes les fonctions. Contactez votre
représentant agréé A&D le plus proche afin qu’il procède à l’étalonnage
conformément aux réglementations en vigueur dans votre région.
L'équipement, les pièces et les piles usagées ne doivent pas être traités
comme des déchets ménagers ordinaires et doivent être mis au rebut
conformément aux règlementations locales applicables.
L’utilisateur autorisé (hôpital, clinique, etc.) est responsable de la sécurité
et de la maintenance de cet appareil médical électronique. Il faut suivre lesprocédures de maintenance et d’inspection quotidiennes spécifiées afind’assurer une utilisation en toute sécurité.

Comment faire des mesures correctes
Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :Vérifiez qu’il ne croise pas les jambes, que ses pieds touchent le sol et queson dos et des bras sont soutenus.
Laissez le patient se détendre pendant environ cinq à dix minutes avant deprendre la mesure.
Placez le centre du brassard au même niveau que le cœur du patient.
Le patient doit rester immobile et calme pendant la prise de mesure.
Ne prenez pas de mesure si le patient vient juste de faire de l’exercice ou
de prendre un bain. Le patient doit se reposer entre vingt à trente minutes
avant la prise de mesure.

Consignes et observations pour une mesure correcte

Faites asseoir le patient dans une position confortable. Vérifiez que le patientne croise pas les jambes, que ses pieds touchent le sol (si possible), et queson dos et son bras à mesurer sont appuyés.
Laissez la patient se détendre pendant environ cinq à dix minutes avant deprendre la mesure. Si le patient est tendu ou déprimé par un stress émotionnel,
la mesure reflètera ce stress sous forme d'une pression sanguine plus élevée(ou plus basse) que la normale et la mesure du pouls sera généralement plus
rapide que la normale.
La pression sanguine d’un individu varie constamment, en fonction ce que
qu’il fait et de ce qu’il a mange. Les boissons absorbées par le patient
peuvent avoir un effet intense et rapide sur la pression sanguin du patient.
Au cas où l’appareil détecte une condition anormale, il s’arrête de mesurer etaffiche un symbole d’erreur. Voir la page 8 pour la description des symboles.
Ce tensiomètre est conçu pour une utilisation sur les adultes et les enfantsâgés de 3 ans et plus. N’utilisez pas cet appareil sur les nouveau-nés ou lespetits enfants.
Les mesures peuvent être influencées par la position du brassard, ainsi quela posture du patient (debout, assis, allongé sur le dos), les mouvements oul’état physiologique.
Français 6

4. Nomenclature
Corps principal et accessoires
Affichage de la progression
de la pression

Connecteur dubrassard

Affichage numérique

Touche MARK
Brassard

ToucheTuyau d’air
Soupaped’échappement
Poire encaoutchouc

Manueld’instructions

Piles de 1,5 V x 2(LR6 ou AA)

Fonction
TouchePermet de mettre l’appareil sous tension ou hors tension.
Pendant la mesure ................ Insère un repère au niveau de la
Touchevaleur de pression
MARK...
Après la mise hors tension
Indique un compteur de durée de vie................
Affichage Pendant la mesure
Indique une valeur de pression......................
numérique Après l’air libéré
Indique la fréquence du pouls

Affichage
Indicateur des piles

Unité de pression
Valeur de pression
Fréquence du poulsUnité de fréquence duChiffres hauts du compteur de durée de vie
Chiffres bas du compteur de durée de vie

Français 7

5. Symboles
Symboles
MARK
SN

Fonction / Signification

Action recommandée

Pour allumer ou éteindre l’appareil
Pour maintenir la valeur de lapression et compteur de durée de vie
Repères pour installer les piles
Numéro de série
Date de fabrication
Type BF : l’appareil, le brassard etles tubes isolants ont été conçus demanière à fournir une protection
particulière contre les électrochocs.
Pile Pleine
Indicateur de tension des piles
pendant la mesure.
Pile Faible
Remplacer toutes les piles
La tension des piles est faible
par des neuves lorsque
lorsqu’il clignote.
cet indicateur clignote.
Libérer la pression à l’aide
La pression reste dans le brassard.
de la soupape
Dépassement du délai de la mesure. d’échappement.
L’appareil est hors service.

Le faire réparer.

La pression n’est pas détectéecorrectement.

Recommencez la mesure.

mmHg

Unité de pression

bpm

Unité de fréquence du pouls
Label des appareils médicaux
conformes à la directive européenne.
Marquage WEEE
FabricantReprésentant UE
Consultez le manuel/la brochured'instructions

Français 8

6. Utilisation de l’appareil
Mise en place / remplacement des piles
1. Retirez le cache des piles.
2. Insérez un nouveau lot de piles dans le compartimentdes piles comme illustré. Assurez-vous que lespolarités (+) et (-) sont correctes. Utilisez uniquement
des piles LR6, AA ou équivalentes.
3. Fermez le cache des piles.

ATTENTION
Veillez à insérer les piles dans le bon sens, sinon,
l’appareil ne fonctionnera pas.
Lorsque la marque(pile faible) clignote sur l'écran LCD, remplacez
toutes les piles par des neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et despiles usagées. Cela réduirait leur durée de vie ou provoquerait un
dysfonctionnement de l’appareil.
La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut êtreraccourcie par des températures basses.
Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil
sont destinées à tester les performances de l'écran d’affichage et leur duréede vie peut donc être limitée.
Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil pendant une
période prolongée. À défaut, elles risquent de fuir et d'entraîner undysfonctionnement de l'appareil.

Raccordement du tuyau d’air
Insérez fermement le tuyau d’air dans le connecteur
du brassard.

Français 9

Raccordement du connecteur et de la fiche du brassard(vendue séparément)
1. Insérez la prise du tuyau d’air dans le connecteur
du brassard.

2. Insérez la fiche du tuyau d’air dans letuyau d’air du brassard.
Tuyau d’air(Brassard)
3. Raccordez la fiche du tuyau d’air dubrassard à la prise du tuyau d’air ducorps principal.

Fiche tuyau d’air

Fiche tuyau d’air(Brassard)

Raccordez fermement en
tournant la fiche du tuyau d’air
dans le sens de la flèche.

Prise tuyau d’air(Corpsprincipal)

Utilisez le connecteur spécifié. (Reportez-vous à la page 17)

Installation de l’appareil sur pied mobile (vendu séparément)
Installez l’appareil sur le pied mobile à l’aide des quatre vis fournies.

Français 10

Choix du brassard
Il est important d’utiliser une taille de brassard correcte pour obtenir deslectures précises. Si la taille du brassard n'est pas adaptée, la lecture risquede produire une valeur incorrecte de la pression artérielle.
Le marquage INDEX et RANGE figurant sur le brassard indique si vous
utilisez ou non le bon brassard. (Reportez-vous à la rubrique «Mise enplace du brassard» dans la prochaine section)
Taille du bras
Taille de brassard
Numéro du catalogue
41 cm à 50 cm
Brassard LL
CUF-KW-LL
31 cm à 45 cm Brassard adulte de grande taille
CUF-KW-LA
22 cm à 32 cm
Brassard adulte
CUF-KW-A
16 cm à 24 cm Brassard pour adulte de petite taille
CUF-KW-SA
12 cm à 17 cm
Brassard SS
CUF-KW-SS
Taille du bras : circonférence du biceps

Mise en place du brassard
1. Enroulez le brassard autour du bras, à 1 ou
2 cm au-dessus du coude, comme indiqué
sur l’illustration ci-contre. Placez le brassard
directement sur la peau, car un vêtement
pourrait assourdir les pulsations et entraîner
une erreur de mesure.
2. Évitez également de remonter la manche,
car elle comprimerait le bras, risquant ainside provoquer une erreur de mesure.
3. Assurez-vous que les points d’index sontcompris dans la plage.

Français 11

Brassard1 à 2 cm
INDEX
RANGE

Symboles imprimés sur le brassard
Symboles▲ INDEX

Fonction/Description
Plage d’accord appropriée

ARTERY ●Marque de position de l’artère

THIS SIDETO PATIENT

Instructions destinées au patient

REF
ADULT
LL
LARGE ADULTSMALL ADULT
SS

Numéro du catalogue
Numéro de lot
Taille de brassard 22 cm à 32 cm
Taille de brassard 41 cm à 50 cm
Taille de brassard 31 cm à 45 cm
Taille de brassard 16 cm à 24 cm
Taille de brassard 12 cm à 17 cm
Symbole de suggestion pour le fonctionnement
Symbole indiquant la marque de conformité
Sans latex
Consultez le manuel/la brochure d'instructions
Position du brassard

Français 12

7. Les mesures
1. Mettez le brassard au bras (gauche de préférence.)
Demandez au patient de rester calme pendant lamesure.

Au niveau
du coeur

2. Appuyez sur la touche.
Lorsque vous appuyez sur la touche, tous les
symboles d’affichage apparaissent pendant environ une
seconde.
Lorsquecommence à clignoter, l’appareil est prêtpour la mesure. Si de l’air reste dans le brassard lorsque
vous appuyez sur la touche, le code d’erreurs’affiche à l’écran.
Éteignez l’appareil (appuyez à nouveau sur la touche), puis tournez
une fois la soupape d’échappement dans le sens antihoraire pour
expulser l’air du brassard. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche
pour réactiver l’appareil.
3. Placez le stéthoscope sur l’artère humérale et pressurisez le brassard enpressant la poire en caoutchouc (Assurez-vous que la soupaped’échappement est complètement fermée.)Lorsque le brassard se gonfle d’air, la progression de la pression se
déplace, puis un chiffre indiquant la pression s’affiche sur l’écran LCD.
Gonflez le brassard selon une pression de 30 à 40 mmHg supérieure àla valeur systolique présumée du patient.
Remarque : Pour interrompre le gonflage à tout moment, appuyez sur la touche
ou tournez la vis de la soupape d’échappement pour libérer
l’air.
4. Lorsque le gonflage est terminé.
Tournez la vis de la soupape d’échappement pour libérer lentement l’air.
Mesurez la pression systolique et la pression diastolique à l’aide d’unstéthoscope.
5. Le rythme cardiaque est indiqué sur l’affichage numérique lorsque lamesure est achevée ou satisfait les conditions suivantes.
Lorsque vous pressurisez 80 mmHg ou plus pour la mesure.
Lorsque la pression chute à 20 mmHg ou moins.

Français 13

6. Tournez la vis de la soupape d’échappement dans le sens
antihoraire pour libérer l’ensemble de l’air du brassard.
Si vous effectuez une mesure avec une pression
apparaît. Pressurisez à
insuffisante, l'indication
nouveau le brassard pour obtenir une pression d’environ 30
à 40 mmHg supérieure à la tentative précédente.
Le message d’erreurs’affiche si une mesure est
effectuée alors que la fréquence du pouls est insuffisante ou
si vous vous trouvez dans un environnement très bruyant.
7. Appuyez de nouveau sur la touche
l'appareil.

pour éteindre

Remarque : Le modèle UM-102 est fourni avec une fonction d’arrêt automatique.
Attendez au moins trois minutes avant de remesurer votre tension(ou celle d’une autre personne) à des fins de confirmation.

8. Fonctions utiles
Mesure à l’aide de la touche MARK
Vous pouvez placer un repère à une certaine
valeur de pression lorsque vous appuyez sur latouche MARK pendant une mesure. Vous
pouvez afficher jusqu’à 5 repères au-dessus de laplage de 40 mmHg.

RepèreRepèreCompteur de durée de vie
Si vous appuyez sur la touche MARK alors quel'appareil est éteint, le compteur de durée de vie s’affiche.
Cette fonction du compteur indique les heuresauxquelles l'appareil a été utilisé et permet deChiffre hautdéterminer le moment de la maintenance.
En alternanceLes chiffres hauts et les chiffres bas s’affichent en
Chiffre bas
alternance. L’exemple indique que l'appareil a été
utilisé pendant 1278 heures.

Français 14

9. Dépannage
Problème

Raison possible
Les piles sontépuisées.

Rien n'apparaît
sur l'affichage,même lorsque
Les polarités desl'appareil est mis piles ne sont pas
en marche.
dans le bon sens.

Le brassard n’est
pas correctement
raccordé.
Le brassard
n’est pas gonflé. Une fuite existe au
niveau du brassard
ou de la poire en
caoutchouc.
L’écranLe symbole del’erreur s’affiche aurestebout d’une minute.
affiché.

Action recommandéeRemplacer les piles usagées pardes neuves.
Remettre les piles dans le bon sens
en faisant correspondre les bornes
positive et négative comme indiqué
sur le compartiment des piles.
Vérifiez que le tuyau d’air n’est pas
entortillé et qu’il est correctement
raccordé au brassard.
Remplacez le brassard ou la poireen caoutchouc par des éléments
neufs.
Reportez-vous à la section«5. Symboles».

Remarque : Si les recommandations précédentes ne permettent pas derésoudre le problème, contactez votre représentant agréé A&D
le plus proche. N’essayez pas d’ouvrir ou de réparer vous-même
cet appareil, car toute tentative de ce genre risquerait d’annuler
votre garantie.

10. Entretien
N’essayez pas d’ouvrir l’appareil au risque d’endommager les composantsélectriques sensibles et l’unité d’air complexe. Si vous ne parvenez pas àrésoudre le problème à l’aide de notre guide de dépannage, sollicitez une
assistance auprès de votre revendeur agréé ou de n'importe quel groupede service A&D.
Cet appareil a été conçu et fabriqué pour une longue période de service.
Toutefois, il est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2
ans pour s’assurer qu’il fonctionne correctement et de manière précise.
Veuillez contacter votre revendeur agréé ou A&D pour l’entretien.

ATTENTION
Le tensiomètre n’est pas étanche. Évitez de l’asperger d’eau ou de l’exposer
à l’humidité.
N’utilisez pas de solvant organique tel qu’un diluant ou du benzène.
Le tensiomètre ne peut pas être stérilisé à l’autoclave, à l’oxyde d’éthylène
ou au formaldéhyde, etc.
Français 15

Nettoyage

Pour nettoyer l’appareil et le brassard, éteignez l’alimentation en appuyant, puis retirez les piles.
sur la touche
Lorsque le corps principal ou le brassard est sale, essuyez-le complètement
à l'aide de gaze ou d’un chiffon imbibé d’eau chaude et d’un détergent neutreen évitant tout excès d’eau.
Pour éviter tout risque dû à une infection, désinfectez régulièrement le corps
principal et le brassard. Lors de la désinfection, nettoyez-les doucement àl’aide de gaze ou d’un chiffon humidifié d’une solution antiseptique locale, puis
essuyez l’humidité de la surface à l’aide d’un chiffon sec.
Utilisez les désinfectants suivants pour nettoyer le boîtier principal et lebrassard.
Éthanol (70 %)Isopropanol (70 %)Solution de gluconate de chlorhexidine (0,5 %)SoupapeSolution de chlorure de benzalkonium (0,05 %)Hypochlorite de sodium (0,05 %)N’essuyez pas la soupape et ses environs avec
de la gaze trempée dans une solution Poire en caoutchouc
désinfectante. Cela risquerait d’obstruer la poireen caoutchouc.
Nettoyez l’appareil environ une fois par mois, selon la politique ou les
instructions spécifiées par l’utilisateur autorisé.

Élimination

Cet appareil et ses piles ne sont pas considérés comme des déchets
domestiques ordinaires et doivent être mis au rebut conformément auxrèglements locaux applicables.
Élément
Nomenclature Matériau
EmballageBoîte
CartonCoussin
CartonSac
PE
Appareil principalBoîtierABS
et accessoiresPièces internes Composants électroniques généraux
Piles
Pile alcaline

11. Fiche technique
ModèleMéthode de mesure

Plage de mesure
Affichage numérique
Affichage de progression
de la pression
Précision de la mesure
Affichage numérique
Alimentation
Circonférence du bras

UM-102L’application de pression permet de déterminerla tension artérielle par auscultation.
Pression :0 ~ 300 mmHg
Pouls :de 40 à 180 pulsations / minutePression :20 ~ 280 mmHg
Pression : ±3 mmHg
Pouls :
±5 %2 piles alcaline de 1,5 V (LR6 ou AA)
22 à 32 cm en utilisant le brassard adulte

Français 16

Nombre de mesures

Classification
EMD
Condition de fonctionnement
Condition de stockage/ Transport
Dimensions
Poids
Partie appliquée
Durée de vie utilev

Environ 2000 mesures, lorsque des piles
alcalines AA sont utilisées, avec une valeurde tension de 180 mmHg à une températureambiante de 23 °C
Équipement a alimentation interne ME
Mode de fonctionnement en continu
IEC 60601-1-2 : 2014
de +10°C à + 40°C / HR de 15 à 85 %800 hPa à 1060 hPa
de -20°C à +60°C / HR de 10 à 95 %700 hPa à 1060 hPa
Environ 98 [l] x 326 [H] x 202 [P] mm
Environ 540 g sans les piles
Brassard Type BF
Appare:5 ans
Brassard:
2 ansUnité poire en
caoutchouc: 2 ans

Accessoires vendus séparément
Brassard
Numéro du catalogue Taille de brassard Taille du bras
CUF-KW-LL
Brassard LL
41 cm à 50 cm
Brassard adulte 31 cm à 45 cm
CUF-KW-LA
de grande taille
CUF-KW-A
Brassard adulte 22 cm à 32 cm
Brassard pour adulte 16 cm à 24 cm
CUF-KW-SAde petite taille
CUF-KW-SS
Brassard SS
12 cm à 17 cm
Unité poire en caoutchouc
Numéro du catalogue
UM-102-10
Connecteur et fiches pour le remplacement du brassard
Numéro du catalogue
UM-102-11
Pied mobile
Numéro du catalogue
UM-ST001

Remarque : Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sanspréavis.
Français 17

Caractéristiques techniques EMD Moniteur de pression artérielle fonctionnant sur
piles
L’équipement électrique médical nécessite des précautions spéciales concernant l’EMD et doitêtre installé et mis en service conformément aux informations EMD fournies ici.
L’équipement de communication RF portable et mobile (p. ex. les téléphones portables) peut
affecter l’équipement électrique médical.
L’utilisation d’accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés peut provoquer une
augmentation des émissions ou une diminution de l’immunité de l’appareil.
Tableau 1 - Limites d’ÉMISSION Phénomène
ÉMISSION RF conduite et rayonnée

ConformitéGroupe 1,Classe B

CISPR 11

Tableau 2 - NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ : port d’enveloppe Phénomène

NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ

Décharge électrostatique
CEI 61000-4-2
Champs EM RF rayonnés
CEI 61000-4-3
Champs de proximité provenant de l’équipement de communication RF sans fil
CEI 61000-4-3
Champs magnétiques à la fréquence industrielle nominale
CEI 61000-4-8

Contact ±8 kV
Air ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/m80 MHz - 2,7 GHz
80 % de MA à 1 kHz
Voir tableau 3
30 A/m50 Hz ou 60 Hz

Tableau 3 - Spécifications d’essai pour l’IMMUNITÉ DU PORT D’ENVELOPPE aux équipements decommunication RF sans fil Fréquenced’essai
(MHz)

Bande
(MHz)

Service385

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

Bande LTE 13,17

800 - 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Bande LTE 5

810
870
930
1 720
1 845

1 700 - 1 990

1 970

2 450

2 400 - 2 570

5 240
5 500

5 100 - 5 800

5 785

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Bande LTE 1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
RFID 2450
Bande LTE 7
WLAN 802.11 a/n

Modulation
Modulation par impulsions
18 Hz
FM
Déviation ±5 kHz
Sinus 1 kHzNIVEAU D’ESSAI
Puissance
Distance
D’IMMUNITÉ
maximale
(m)
(V/m)
(W)
1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulation par impulsions
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulation par impulsions
18 Hz

2

0,3

28

Modulation par impulsions
217 Hz20,328Modulation par impulsions
217 Hz20,328Modulation par impulsions
217 Hz

0,2

0,3

9

Français 18

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)
тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 C,D 室 邮编 200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599