Slovensky (Preklad)Záznamník na ambulantné
monitorovanie krvného tlaku

Ambulantné monitorovanie
krvného tlaku

1WMPD4003693B

2201

2017 A&D Company, Limited. Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, prenášať,prepisovať ani prekladať do žiadneho jazyka v žiadnej formežiadnymi prostriedkami bez písomného súhlasu spoločnosti
A&D Company, Limited.
Obsah tejto príručky a technické údaje prístroja, na ktorý savzťahuje táto príručka, môžu byť zmenené kvôli vylepšeniu
bez predchádzajúceho upozornenia.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné
známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou A&D
je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom
príslušných vlastníkov.

ZhodaZhoda s európskou smernicou
Zariadenie je v súlade so smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych
pomôckach.
Dôkazom toho je symbol zhody CE spolu s referenčným číslom
určeného orgánu.
Zariadenie je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ.
Zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových
zariadeniach.
Spoločnosť A&D Company, Limited týmto vyhlasuje, že zariadenie
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.
Úplné znenie vyhlásenia EÚ je k dispozícii na internetovej adrese:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Zhoda s pravidlami FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka
podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať
akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže zapríčiniť nežiaducu
prevádzku. (FCC = Americký federálny výbor pre telekomunikácie)UPOZORNENIE FCC

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou
zodpovednou za dodržiavanie predpisov, by mohli viesť ku zrušeniu
oprávnenia prevádzkovať zariadenia. Tento vysielač sa nesmie
umiestňovať ani prevádzkovať spolu s inou anténou alebo vysielačom.
Toto zariadenie vyhovuje limitným hodnotám žiarenia FCC
stanoveným pre nekontrolované prostredie a spĺňa smernice FCC
vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu (VF). Toto zariadenie máveľmi nízke úrovne vysokofrekvenčnej energie, ktoré sa považujú zavyhovujúce bez testovania špecifického absorpčného pomeru (SAR).

TM-2441i

Súlad s pravidlami IC
Toto zariadenie je v súlade s normami RSS bez licencií ministerstva
Industry Canada. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2)toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.
Toto zariadenie vyhovuje limitným hodnotám žiarenia IC stanoveným
pre nekontrolované prostredie a spĺňa pravidlá RSS-102 vystavenia
vysokofrekvenčnému žiareniu (VF) IC. Toto zariadenie má veľmi nízkeúrovne vysokofrekvenčnej energie, ktoré sa považujú za vyhovujúce
bez testovania špecifického absorpčného pomeru (SAR).

Súlad s austrálskym rámcom EMD
Zariadenie vyhovuje nasledujúcim požiadavkám:
Emisná norma EMD pre požiadavky na priemyselné, vedeckéa zdravotné zariadenie: AS/ NZS 2064:1997, norma obecnej imunity
EMD AS/NZS 4252. 1:1994. Dôkazom toho je označenie C-Tick.

Prenos Bluetooth®
Toto zariadenie je vybavené funkciou bezdrôtovej komunikácie
Bluetooth a môže sa pripojiť k zdravotným zariadeniam vybaveným
technológiou Bluetooth.
Aplikácie a zariadenia, ktoré sú kompatibilné s technológiou
Bluetooth 4.1.
Každé zariadenie potrebuje aplikáciu na príjem údajov.

ii

Definície varovaní
Aby sa predišlo nehodám v dôsledku nesprávnej manipulácie, tentovýrobok a jeho návod obsahuje nasledujúce výstražné štítky a značky.
Význam týchto výstražných štítkov a značiek je nasledujúci.

Definície varovaní
Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa

Nebezpečenstvo jej nezabráni, bude mať za následok smrť alebo
Upozornenie
Upozornenievážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže mať za následok smrť alebovážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže mať za následok ľahké alebo
stredne ťažké zranenie. Môže sa použiť aj navarovanie pred nebezpečnou praxou.

Príklady symbolov
Symboloznačuje „Upozornenie“. Charakter vyžadovanej
obozretnosti je vyjadrený vo vnútri alebo blízko symbolu,
pomocou textu alebo obrázku. Tento príklad upozorňuje
na nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Symboloznačuje „Nerobte“. Zakázaná činnosť je vyjadrená
vo vnútri alebo blízko symbolu, pomocou textu alebo obrázku.
Tento príklad označuje „Nerozoberajte“.
Symboloznačuje činnosť, ktorú je potrebné urobiť. Činnosť,ktorú je potrebné urobiť, je vyjadrená vo vnútri alebo blízko
symbolu, pomocou textu alebo obrázku. Tento príklad označuje
všeobecnú činnosť, ktorú je potrebné urobiť.

Iné
Poznámka

Poskytuje informáciu, ktorá je užitočná pre používateľa
pri používaní zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia pri každej činnosti sú opísané na stránkach
tohto návodu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, si prečítajtenávod na obsluhu.
iiiBezpečnostné opatrenia pri používaní
Aby ste mohli zariadenie TM-2441 (záznamník na ambulantný
tlakomer) používať bezpečne a správne, pozorne si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné opatrenia predtým, ako začnete
monitorovanie používať. Nasledujúci obsah je súhrnom všeobecných
záležitostí, ktoré majú vplyv na bezpečnosť pacientov a operátorov,
ako aj na bezpečné monitorovanie. Bezpečnostné opatrenia prikaždej činnosti sú opísané na stránkach tohto návodu. Predtým,ako začnete zariadenie používať, si prečítajte návod na obsluhu.
1. Bezpečnostné opatrenia pri nosení a uchovávaní záznamníka.

Nebezpečenstvo
Záznamník udržiavajte mimo miest, kde sú prítomné horľavé
anestetiká alebo horľavé plyny, mimo vysokotlakových
kyslíkových komôr a kyslíkových stanov. Používaniezáznamníka na týchto miestach môže spôsobiť výbuch.
Záznamník nepoužívajte spolu so systémom zobrazovania
pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

Upozornenie

Aby ste zachovali možnosti zariadenia, pri používaní
a uchovávaní záznamníka zvážte nasledujúce podmienky
prostredia. Výkon záznamníka môže byť ovplyvnený nadmernou
teplotou, vlhkosťou a nadmorskou výškou.
Vyhýbajte sa miestam, kde by na záznamník mohla vystreknúť
voda.
Vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou,priamym slnečným svetlom, prachom, soľou a sírou vo
vzduchu.
Vyhýbajte sa miestam, kde by záznamník mohol byť naklonený,vystavený vibráciám alebo nárazu (aj počas prepravy).
Vyhýbajte sa miestam, kde sú uskladnené chemikálie alebo jeprítomný plyn.
iv

Upozornenie
Prevádzkové podmienky:
Teplota:+10 °C až +40 °C,
Vlhkosť:30 % RV až 85 % RV (bez kondenzácie).
Podmienky počas dopravy a skladovania:
Teplota:- 20 °C až +60 °C,
Vlhkosť:10 % RV až 95 % RV (bez kondenzácie).
2. Bezpečnostné opatrenia pred používaním záznamníka.

Upozornenie
Skontrolujte, či záznamník funguje bezpečne a správne.
Keď sa záznamník používa v spojení s inými zariadeniami,môže to spôsobiť nesprávnu diagnostiku alebo problémy sbezpečnosťou. Skontrolujte, či je zariadenia možné bezpečne
pripojiť.
Skontrolujte, či nedochádza k vzájomnému rušeniu s inými
zdravotnými zariadeniami. Skontrolujte, či je možné záznamník
správne používať.
Používajte príslušenstvo, voliteľné doplnky a spotrebný materiál
určené spoločnosťou A&D.
Pozorne si prečítajte návody na obsluhu dodané s voliteľnými
doplnkami. Žiadne upozornenia ani výstrahy nie sú opísané
v tomto návode.
Aby ste záznamník používali bezpečne a správne, predpoužitím ho skontrolujte.
Pred použitím nechajte záznamník jednu hodinu alebo dlhšie
v normálnom prevádzkovom stave a zapnite ho.
K USB konektoru pripájajte iba vyhradené periférne zariadenia.
Nepripájajte k nemu iné zariadenia.
K vzduchovej zásuvke pripájajte len takú manžetu, ktorú
schválila spoločnosť A&D.
v

Príprava záznamníka
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, vymažte
z neho posledné uložené údaje.
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, vymeňte
batérie.
Zariadenie
Záznamník používajte len na diagnostiku a ochranné protiopatrenia.
Skontrolujte, či sú vzduchová hadica a manžeta umiestnené na tele
správne. (Príklad: zalomenia a napnutie vzduchovej hadice,umiestnenie a smer otočenia manžety)Pokyny pre pacienta používajúceho zariadenie
Informujte pacienta, ako vypnúť záznamník nastavením
prepínača AUTO do polohy „OFF“, keď je sám a vyskytnú
sa problémy.
Informujte pacienta, aby záznamník rýchlo odstránil v prípade bolesti
alebo problému.
Pri používaní v blízkosti bábätiek a malých detí je potrebné dávať
pozor, pretože hrozí nebezpečenstvo, že by mohlo dôjsť kneúmyselnému uduseniu vzduchovou hadicou.
3. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií používaných pri
meraní krvného tlaku.

Upozornenie

Batérie nainštalujte podľa značiek polarity „+“ a „-“, ktoré súzobrazené na vnútornej strane krytu batérií. (Zaznamenajte
polaritu batérií)Vybité batérie naraz nahraďte novými batériami.
Ak sa záznamník nebude dlhší čas používať, vyberte batérie.
Elektrolyt z batérie by mohol vytiecť a spôsobiť poruchu.
Používajte dve alkalické batérie (veľkosti AA) alebo určené
nabíjateľné batérie (veľkosti AA, Ni-MH).
Batériou stlačte a podržte stlačený pružinový kontakt „-“.
Kontakt „+“ batérie zasuňte a nainštalujte pri kontakte „+“priestoru na batérie. Keby sa batéria inštalovala od kontaktu „+“,
mohol by sa poškodiť kryt batérií.
vi

Upozornenie
Nedotýkajte sa súčasne batérie a pacienta. Môže to spôsobiť
zásah elektrickým prúdom.
Nemiešajte staré batérie s novými. Nepoužívajte batérie rôznych
typov a od rôznych výrobcov. Pri takomto používaní môže dôjsť
k vytečeniu elektrolytu z batérie, zahrievaniu a výbuchu. Môžedôjsť k poruche záznamníka.
4. Bezpečnostné opatrenia počas používania.

Nebezpečenstvo
Záznamník nepoužívajte pri riadení automobilov alebo iných
vozidiel.
Príklad: Záznamník môže pri riadení vozidla brániť pohybu
tela alebo ramien a pod.

Upozornenie
Toto zdravotné zariadenie môže prevádzkovať iba lekár aleboosoba oprávnená podľa zákona. Vysvetlite pacientovi správnepoužívanie a uistite sa, že v prípade problému dokáže zastaviť
meranie.
V blízkosti záznamníka (menej ako 30 cm) nepoužívajte mobilný
telefón. Môže to spôsobiť nesprávne fungovanie.

Upozornenie
Prestaňte používať záznamník a prepnite prepínač AUTO do
polohy „OFF“, ak pacient pociťuje bolesť v ramene alebo jemeranie nesprávne.
Záznamník nepoužívajte v silnom magnetickom aleboelektrickom poli.
Záznamník nepoužívajte na pacientovi, ktorý používa srdcovopľúcny prístroj.
vii

Poznámka
Pokyny pre pacienta
Pri nízkej teplote sa zníži výkon batérií a počet meraní sa zníži.
5. Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka.

Upozornenie
Spracovanie údajov meraniaÚdaje merania vždy okamžite spracujte pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.
Záznamník
Po vyčistení príslušenstvo usporiadajte a odložte.
Pred ďalším použitím vyčistite záznamník.
Prepnite prepínač AUTO do polohy „OFF“. Ak ponecháteprepínač AUTO v polohe „ON“, v čase spustenia
nasledujúceho merania sa spustí natlakovanie na automatické
meranie a manžeta alebo iné súčasti sa môžu nafúknutím
poškodiť.
Ak sa záznamník nebude dlhší čas používať, vyberte batérie.
Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a poškodiť záznamník.
Nenechajte dieťa používať záznamník bez dozoru. Záznamník
nedávajte na miesto v dosahu malého dieťaťa. Mohlo by dôjsť
k úrazu alebo poškodeniu.
Pri pripájaní a odpájaní kábla držte kryt konektora. Neťahajte za
samotný kábel.

viii

Poznámka
Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka (TM-2441)
Po dokončení merania údaje merania vždy okamžite spracujte
pomocou vyhradeného periférneho zariadenia.
Záložná lítiová nabíjateľná batéria
Záznamník je vybavený záložnou lítiovou batériou. Táto batéria
napája vstavané hodiny pri výmene batérií AA používaných na
meranie krvného tlaku. Lítiová batéria sa nabíja z batérií AA.
Ako predĺžiť životnosť záložnej batérie
Pri prvom použití po zakúpení alebo po mesačnom alebo dlhšom
skladovaní vymeňte batérie a nabite záložnú batériu. Stačí, ak sazáložná batéria nabíja 48 hodín alebo dlhšie.
(Záložná batéria sa vždy nabíja batériami AA.)Keď sa zobrazí indikátor batérií, batérie vymeňte za dve nové
batérie AA.
Keď sa na indikátore batérií zobrazí, nie je možné vykonávať
meranie krvného tlaku a dátovú komunikáciu. Batérie vymeňte za dve
nové batérie AA.
Ak sa záznamník nepoužíva mesiac alebo dlhšie, vyberte batérie,aby v záznamníku nedošlo k vytečeniu elektrolytu z batérií.

ix

6. Nápravné opatrenia v prípade chyby zariadenia

Upozornenie
Zastavte prevádzku a vyberte batérie AA. Ak došlo k skratovaniu
kontaktov batérie, batéria môže byť horúca.
V prípade poruchy sa záznamník môže počas merania zahriať,preto s ním zaobchádzajte opatrne.
Na záznamník umiestnite štítok s oznámením „Porucha“ alebo„Nepoužívajte“. Obráťte sa na predajcu.
Keď doba merania presiahne 180 sekúnd a tlak vzduchu sazvýši nad 299 mmHg, okamžite záznamník zastavte.
7. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa údržby

Upozornenie
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, skontrolujte správnučinnosť a bezpečnosť.
Aby sa zachovalo správne meranie a bezpečnosť, pred použitím
vykonajte kontrolu a údržbu. Za spravovanie zdravotného
zariadenia je zodpovedný používateľ (nemocnica, klinika atď.).
Ak sa kontrola a údržba nevykonajú správne, môže dôjsť
k úrazu.

Upozornenie
Na čistenie záznamníka používajte suchú handričku
nezanechávajúcu vlákna.
Nepoužívajte prchavé látky ako riedidlo alebo benzín.
Nepoužívajte mokrú handričku.
Záznamník (zdravotnícke elektronické zariadenie) nerozoberajte
ani doň nezasahujte. Mohli by ste ho poškodiť.
x

8. Bezpečnostné a nápravné opatrenia týkajúce sa poruchy
spôsobenej silným elektromagnetickým poľom

Upozornenie
Záznamník vyhovuje norme EMD IEC60601-1-2: 2014. Aby stevšak predišli elektromagnetickému rušeniu s inými zariadeniami,v blízkosti záznamníka nepoužívajte mobilné telefóny.
Ak sa záznamník nachádza v blízkosti silných
elektromagnetických polí, šum môže ovplyvniť tvar vĺn a môžedôjsť k nesprávnej činnosti. Ak počas používania dôjde kneočakávanej poruche, skontrolujte elektromagnetické rušenie
a prijmite vhodné opatrenia.
Bluetooth pripojenie nepoužívajte v dosahu bezdrôtovej siete
LAN alebo iných bezdrôtových zariadení, v blízkosti zariadení,ktoré vyžarujú rádiové vlny, ako sú napríklad mikrovlnné rúry, na
miestach, kde je veľa prekážok, alebo na iných miestach, kde jeslabý signál. Inak môže dochádzať k častým stratám pripojenia,k veľmi nízkym rýchlostiam komunikácie a chybám.

Upozornenie
V nasledujúcich príkladoch sú uvedené všeobecné príčiny poruchya nápravné opatrenia v prípade ich výskytu.
Používanie mobilných telefónov
Rádiové vlny môžu spôsobovať neočakávané poruchy.
Bezdrôtové komunikačné zariadenia, domáce sieťové
zariadenia, ako sú bezdrôtové telefóny a podobné
komunikačné zariadenia môžu ovplyvniť záznamník.
Preto sa musia udržiavať vo vzdialenosti najmenej 30 cm
od záznamníka.
xiUpozornenie
Ak je v oblasti používania statická elektrina (výboje zo zariadeníalebo okolia)
Pred použitím záznamníka sa uistite, že sa operátor a pacientzbavili akejkoľvek statickej elektriny.
Zvlhčujte miestnosť.
Používanie v blízkosti zariadenia bezdrôtovej siete
LAN IEEE802.11g/b/n môže spôsobovať vzájomné rušenie,čo môže mať za následok zníženie rýchlosti komunikácie alebobrániť pripojeniu. V takom prípade vypnite napájanie zariadenia,
ktoré sa nepoužíva, alebo používajte monitorovanie na inom
mieste.

9. Ochrana životného prostredia

Upozornenie
Pred likvidáciou záznamníka z neho vyberte lítiovú batériu.

xii

Opatrenia na bezpečné meranie
V tejto časti sú opísané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa meraniaa snímača. Oboznámte pacienta s nasledujúcim obsahom a vysvetlite
mu ho. Poučte pacienta o správnom používaní zariadenia.

Meranie krvného tlaku

Upozornenie
Uistite sa, že hadička nie je nadmerne ohnutá a že vzduch
riadne prúdi. Ak sa používa ohnutá vzduchová hadica, tlak
vzduchu môže naďalej pôsobiť na manžetu, ktorá môže zastaviť
prietok krvi do ramena.
Nemerajte krvný tlak na ruke v prípade nasledujúcich
podmienok. Môže to spôsobiť úraz alebo zhoršenie úrazu.
1) Na ramene je zranenie alebo choroba.
2) Do ramena je zavedená vnútrožilová infúzia alebotransfúzia krvi.
3) Na končatine je shunt na umelú dialýzu.
4) Pacient je dlhodobo pripútaný na lôžko
(Kde existuje možnosť vzniku trombu).

Upozornenie
Ak dôjde k problémom s meraním, skontrolujte stav pacienta.
Zariadenie predpokladá, že došlo k zhoršeniu stavu nad hranicu
merania alebo že ohnutá vzduchová hadica zastavila prietok
vzduchu.
Príliš časté meranie krvného tlaku môže spôsobiť ublíženie
na tele v dôsledku bránenia prietoku krvi. Pri opakovanompoužívaní zariadenia skontrolujte, či prevádzka zariadenia
nemá za následok dlhotrvajúce zhoršenie krvného obehu.
Meranie krvného tlaku nemusí byť presné, ak má pacient úplnú
arytmiu alebo sa nadmerne pohybuje.
xiiiUpozornenieManžetu noste na rovnakej úrovni ako je srdce. (Ak je úroveň
odlišná, dôjde k chybe meranej hodnoty.)
Záznamník reaguje na artefakty a vonkajšie nárazy. V prípade
akýchkoľvek pochybností o nameranej hodnote odmerajte krvný
tlak vyšetrením sluchom alebo pohmatom.
K chybe merania môže dôjsť, ak veľkosť manžety nezodpovedá
obvodu ramena pacienta.
Manžetu nafúknite až po ovinutí okolo ramena pacienta. Mohlo
by dôjsť poškodeniu alebo výbuchu manžety.

Poznámka
Meranie krvného tlaku môže spôsobiť podkožné krvácanie. Toto
podkožné krvácanie je dočasné a časom zmizne.
Ak pacient používa srdcovo-pľúcny prístroj, krvný tlak nie je možné
odmerať kvôli absencii pulzu srdca.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacient oblečené
hrubé oblečenie.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je oblečenie vyhrnuté
a rameno je stlačené.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je periférny krvný obeh
nedostatočný, krvný tlak je nadmerne nízky alebo ak má pacient nízku
telesnú teplotu (prietok krvi je nedostatočný).
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacient častú
arytmiu.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne s manžetou nesprávnej
veľkosti.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak manžeta nie jeumiestnená na rovnakej úrovni ako je srdce.
xiv

Poznámka
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak sa pacient počas
merania pohybuje alebo rozpráva.
Klinické skúšky neboli vykonané na novorodencoch a tehotných
ženách.
Ak vám urobili mastektómiu, pred použitím sa poraďte s lekárom.

Manžeta

UpozornenieManžety kontaminované krvou zlikvidujte, aby ste zabránili
šíreniu infekčných chorôb.
Neuchovávajte dlhšiu dobu zloženú manžetu alebo tesne
skrútenú vzduchovú hadicu. Pri takom zaobchádzaní sa môžeskrátiť životnosť komponentov.

Meranie pulzovej frekvencie

Upozornenie

Zobrazenú pulzovú frekvenciu nepoužívajte na diagnostiku
nepravidelného pulzu srdca.

Poznámka
Záznamník meria pulzovú frekvenciu pri meraní krvného tlaku.

xv

Zoznam balenia
Upozornenie
Záznamník je presný prístroj. Používajte ho opatrne.
Silný náraz môže spôsobiť zlyhanie a poruchu.

Poznámka
Záznamník sa expeduje v špeciálnej škatuli, navrhnutej tak, aby hochránila pred poškodením počas dopravy. Keď škatuľu otvoríte, uistitesa, že balenie obsahuje všetko, čo je uvedené na zozname balenia.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestneho predajcu
alebo najbližšieho predajcu A&D. Odporúčame vám, aby ste sišpeciálnu škatuľu odložili.
Pozrite si časť „10. Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)“,
kde nájdete informácie o možnostiach.
Záznamník krvného tlaku ............................................................................. 1
Príslušenstvo
Manžeta pre dospelých 20 až 31 cm (7,8" až 12,2") na ľavé rameno
TM-CF302B .................... 1Veľká manžeta
28 až 38 cm (11,0" až 15,0") na ľavé rameno
TM-CF402B .................... 1
Návlek na manžetu pre dospelých ........................................................ 2
Návlek na veľkú manžetu ...................................................................... 2
Puzdro na nosenie ..................................... AX-133025995 ................ 1
Opasok ........................................................ AX-00U44189 ................. 1
Spona ...................................................................................................... 1
Hárky na zaznamenávanie aktivity (10 hárkov) .... AX-PP181-S ................... 1
USB kábel ................................................... AX-KOUSB4C ................ 1
Disk CD ABPM Data Manager .............................................................. 1
Tento návod na obsluhu ......................................................................... 1xvi

Záznamník krvného tlakuManžeta pre dospelých na ľavé ramenoVeľká manžeta na ľavé rameno

Puzdro na nosenie

Spona

OpasokDisk CD ABPM Data Manager

Návlek na manžetu pre dospelých
Návlek na veľkú manžetu

Hárky na zaznamenávanie aktivity (10 hárkov)

USB kábel

xvii

Tento návod na obsluhu

ObsahZhoda ............................................................................................................. i
Zhoda s európskou smernicou ........................................................................ i
Zhoda s pravidlami FCC .................................................................................. i
Súlad s pravidlami IC...................................................................................... ii
Súlad s austrálskym rámcom EMD ................................................................. ii
Prenos Bluetooth® .......................................................................................... ii
Definície varovaní ............................................................................................. iii
Bezpečnostné opatrenia pri používaní .............................................................. iv
Opatrenia na bezpečné meranie ......................................................................xiii
Meranie krvného tlaku ..................................................................................xiii
Manžeta ...................................................................................................... xv
Meranie pulzovej frekvencie ......................................................................... xv
Zoznam balenia............................................................................................... xvi
1.

Úvod .................................................................................................... 52.

Funkcie ................................................................................................ 5

3.

Skratky a symboly ............................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Technické údaje ................................................................................ 13
Záznamové zariadenie................................................................... 13
Rozmery ........................................................................................ 16

Názvy súčastí .................................................................................... 17
5.1.
Záznamové zariadenie................................................................... 17
5.2.
Displej ............................................................................................ 18
5.2.1. Panel LCD (Displej s kvapalnými kryštálmi) ............................... 18
5.2.2. Displej OLED (dióda vyžarujúca organické svetlo) ..................... 191

5.3.
Hlavné úkony prepínania ............................................................... 20
5.3.1. Úkony A-BPM ............................................................................ 20
5.3.2. Úkony S-BPM ............................................................................ 23
5.3.3. Iné operácie ............................................................................... 25
6.

Funkcie merania krvného tlaku .......................................................... 27
6.1.
Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM) ................................ 27
6.1.1. A-BPM režim čakania................................................................. 29
6.1.2. Funkcia spánku a čas intervalu .................................................. 29
6.1.3. Zastavenie merania ................................................................... 30
6.1.4. Ukladanie údajov prostredia ....................................................... 30
6.2.
Samomeranie krvného tlaku (S-BPM) ............................................ 31
6.2.1. Programy S-BPM ....................................................................... 32
6.2.2. Režim čakania S-BPM ............................................................... 36
6.2.3. Zastavenie a pozastavenie merania ........................................... 37
6.3.
Výsledky merania .......................................................................... 38
6.3.1. Zobrazenie výsledkov merania................................................... 38
6.3.2. Uloženie výsledkov merania....................................................... 38
6.3.3. Prenesenie výsledkov merania .................................................. 39
6.3.4. Identifikačné čísla ...................................................................... 39

7.

Príprava záznamníka......................................................................... 40
7.1.
Inštalácia batérií (Výmena batérií) ................................................. 40
7.1.1. Výmena batérií ........................................................................... 42
7.2.
Príprava puzdra na nosenie ........................................................... 42
7.3.
Kontrola pred použitím ................................................................... 43
7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batérií ................................ 43
7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií ...................................... 442

8.

Prevádzka ......................................................................................... 45
8.1.
Diagram činnosti ............................................................................ 45
8.2.
Počiatočné nastavenia ................................................................... 47
8.2.1. Výrobné nastavenia ................................................................... 47
8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania ................................... 48
8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania S-BPM .................................. 50
8.3.
Prednastavené programy A-BPM................................................... 50
8.3.1. Položky a parametre A-BPM ...................................................... 52
8.3.2. Príklady programu A-BPM ......................................................... 55
8.3.3. Čas spustenia a čas prevádzky.................................................. 57
8.4.
Programy S-BPM ........................................................................... 58
8.4.1. Položky a parametre S-BPM ...................................................... 59
8.4.2. Príklady zobrazenia S-BPM ....................................................... 60
8.5.
Odstránenie údajov merania .......................................................... 63
8.6.
Pripevnenie výrobku k pacientovi................................................... 64
8.6.1. Informácie pre pacientov ............................................................ 64
8.6.2. Návlek na manžetu .................................................................... 66
8.6.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka ............. 67
8.7.
Úkony merania krvného tlaku ........................................................ 70
8.7.1. Úkony A-BPM ............................................................................ 70
8.7.2. Úkony S-BPM ............................................................................ 72
8.7.3. Manuálne meranie ..................................................................... 74
8.7.4. Zastavenie a pozastavenie meraní ............................................ 75
8.8.
Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu zariadeniu .... 77
8.8.1. Pripojenie pomocou USB kábla.................................................. 77
8.8.2. Používanie komunikácie prostredníctvom Bluetooth® ................ 79
8.8.3. Pozastavenie komunikácie prostredníctvom Bluetooth®
(Letový režim) ............................................................................ 803

9.

Údržba............................................................................................... 81
9.1.
Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti ................. 81
9.2.
Čistenie zariadenia ........................................................................ 82
9.3.
Pravidelná kontrola ........................................................................ 84
9.3.1. Kontrola pred vložením batérií ................................................... 84
9.3.2. Kontrola po inštalácii batérií ....................................................... 85
9.4.
Likvidácia ....................................................................................... 86
9.5.
Riešenie problémov ....................................................................... 87
9.6.
Chybové kódy ................................................................................ 88

10.

Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie) ........................................ 91

11.
Príloha ............................................................................................... 93
11.1.
Princíp merania krvného tlaku........................................................ 93
11.2.
Informácie o EMD .......................................................................... 96

4

1. ÚvodĎakujem za nákup!

Ambulantné zariadenie TM-2441 na záznam merania krvného
tlaku umožňuje automatické presné meranie krvného tlaku
pacienta po nastavenú dobu (napr. nepretržite 24 hodín). Táto
príručka vysvetľuje nastavenia, prevádzku, režimy a programy
merania krvného tlaku, ako aj komunikáciu s vyhradeným
periférnym zariadením, údržbu, technické parametrea varovania. Na zabezpečenie správneho používania si
prečítajte túto príručku a uchovajte ju na prístupnom mieste.

2. Funkcie
Súhrn
Záznamník je ambulantný tlakomer, ktorý môže neinvazívnemerať hodnotu krvného tlaku a pulz pacienta pod vedením lekára.
Účelom použitia je merať a ukladať zmeny krvného tlaku počas
dňa v každodennom živote. Záznamník je navrhnutý tak, aby bol
prenosný, mal funkcionalitu spravovania údajov a jednoduchú
obsluhu.

Cieľ merania krvného tlaku

Tento záznamník je určený pre dospelých (starších ako 12 rokov).

5Účel použitia

Záznamník má dva režimy merania krvného tlaku. Hodnoty
krvného tlaku je možné použiť na konzultáciu s lekármi a na
kontrolu zdravia.

Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
Tento režim môže určiť šesť náhodných časov spustenia
a intervalov na každých 24 hodín a môže automaticky merať
a zaznamenávať krvný tlak.
Samomeranie krvného tlaku (S-BPM)
Použitie tohto režimu predpokladá, že pacient meria vlastný
krvný tlak doma alebo v nemocnici. V tomto režime je možné
použiť päť typov programov v súlade s ich využitím.

Prenosnosť

Hmotnosť záznamníka je približne 135 g (bez batérií).
Má veľkosť dlane a je vybavený mikro pumpou.
Je možné použiť dve alkalické batérie AA. (Veľkosť LR6 alebo AA)
Je možné použiť dve nabíjateľné batérie (veľkosť AA size,batéria Ni-MH).

Prevádzkyschopnosť

Nastavenia záznamníka a program merania krvného tlaku jemožné jednoducho nakonfigurovať pomocou softvéru ABPM
Data Manager nainštalovaného v počítači (vyhradené periférne
zariadenie).

6

Rozsiahla analytická výkonnosť

Čas intervalu merania je možné nastaviť na automatické meranie
krvného tlaku.
Krvný tlak je možné kedykoľvek okamžite merať ručne.
Režim S-BPM je vybavený piatimi programami pre rôzne
podmienky.
Analýzu je možné efektívne vykonať pomocou softvéru ABPM
Data Manager nainštalovaného v počítači (vyhradené periférne
zariadenie).

Kratší čas merania.

Rýchlosť vyfukovania sa riadi tak, aby sa minimalizovala doba
merania.
Hodnota natlakovania sa riadi tak, aby sa minimalizovala doba
merania.

Jednoduché pohodlie

Vyhradené periférne zariadenie môže prijímať údaje pomocou
kábla USB. Prijaté údaje možno ľahko analyzovať a vytlačiť.

7

3. Skratky a symboly
SymbolyVýznamSYS

Systolický krvný tlak

DIA

Diastolický krvný tlak

PUL

Pulz.

PP
kPa
mmHg
/min

Pulzný tlak

--xx

LCD
OLED

PP = SYS - DIA

Jednotka krvného tlaku
Jednotka pulzu/minúta
Symbol označujúca pulz srdca počas merania.
Používa sa Bluetooth.
Zobrazenie: A-BPM je spustený.
Blikanie:
Vykonáva sa čas interval „1 rozsah“.
Indikátor IHB/AFib.
Stlmiť
Pamäť je plná, na spustenie merania odstráňte údaje.
Indikátor batériíKeď sa na indikátore stavu batérie zobrazí úroveň 1, nie je možné vykonávať meranie krvného
tlaku a dátovú komunikáciu. Vymeňte batérie za 2
nové batérie LR6 (veľkosť AA).
Značka režimu spánku A-BPM
Táto značka je zobrazená počas konfigurácie.
Mimo rozsah alebo nemožná hodnota merania.
Chybové kódy. xx =ažSymbol SPUSTENIE S-BPM
Symbol ZASTAVENIE S-BPM
Displej s kvapalnými kryštálmi
Dióda vyžarujúca organické svetlo
Symbol výstrahy
8

Symboly

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SNVýznamStupeň ochrany proti zásahu elektrickým prúdom:Typ zariadenia BF.
Výrobca označenia CE. Dátum výroby.
Symbol malej manžety
Obvod ramena
15 až 22 cm 5,9" až 8,7"
Symbol manžety pre dospelých
Obvod ramena
20 až 31 cm 7,8" až 12,2"
Symbol veľkej manžety
Obvod ramena
28 až 38 cm 11,0" až 15,0"
Symbol extra veľkej manžety
Obvod ramena
36 až 50 cm 14,2" až 19,7"
Symbol vytlačený na balení.
Veľká manžeta je zahrnutá v príslušenstve.
Symbol vytlačený na balení.
Manžeta pre dospelých je zahrnutá v príslušenstve.
Pozrite si návod na obsluhu alebo brožúru.
Symbol „Uchovávajte v suchu“ a „Chráňte pred dažďom“.
Sériové číslo
Symbol vytlačený v priestore na batérie.
Smer (polarita) na vloženie batérie.

x2
1.5V LR6 Symbol vytlačený na balení.
1.2V HR6 Batérie sa nenachádzajú v príslušenstve.
not included
EMD

Elektromagnetické rušenie
Symbol „Zaobchádzať opatrne“.
Symbol smernice o odpade z elektrických
a elektronických zariadení.
9Symboly
BPM
A-BPM

VýznamMeranie krvného tlaku
Automatické meranie krvného tlaku

Samomeranie krvného tlaku
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Symboly A-BPM. #1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Symboly S-BPM. #2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Symboly Bluetooth.
Not made with natural Upozornenie pre pacienta. Je vytlačené narubber latex.
manžete.
Upozornenia na kryte batérií.
Používajte alkalické batérie alebo určené
Cautionnabíjateľné batérie a zabezpečte• Use alkaline batteries or specified
správnu polaritu (+,-).
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).
Nemiešajte nové a použité
• Do not mix new, used or different
branded batteries.
batérie alebo batérie rôznych• Firmly secure cuff air hose toznačiek.
main body.
Pevne pripevnite vzduchovú hadicumanžety k hlavnému telu.
#1: Pozrite si časť „6.1. Automatické meranie krvného tlaku(A-BPM)“ a „8.3. Prednastavené programy A-BPM“ pre24-hodinový záznamník krvného tlaku.
#2: Pozrite si časť „6.2. Samomeranie krvného tlaku (S-BPM)“
a „8.4. Programy S-BPM“ pre päť typov programov.
#3: Pozrite si časť „8.8.2. Používanie komunikácie
prostredníctvom Bluetooth®“ a „8.8.3. Pozastavenie
komunikácie prostredníctvom Bluetooth® (Letový režim)“.

10

Indikátor IHB/AFibAk monitor zistí počas merania nepravidelný rytmus, na displeji
sa zobrazí indikátor IHB/AFibs nameranými hodnotami.
(Len S-BPM)

1 rozsah„1 rozsah“ vo funkcii S-BPM pozostáva z množiny meraníkrvného tlaku a časov intervalov, ktoré sa opakujú podľa počtu
meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.
Meranie krvného tlaku
T

T

T

Čas

T: Čas intervalu

Určený počet meraní11Režim čakania

A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
času intervalu.
Meranie krvného tlaku
T

T

T

T

T

T

Úsek

T

Čas
T: Čas intervalu

ÚsekS-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
času intervalu a medzi predchádzajúcim „1 rozsahom“
a nasledujúcim „1 rozsahom“.
Čas spusteniaTTČas spustenia
Meranie krvného tlakuRežim čakania

1 rozsah

T

T

Čas

1 rozsah

Vyhradené periférne zariadenie

T: Čas intervalu

Vyhradené periférne zariadenie znamená počítač, na ktorom
je nainštalovaný softvér ABPM Data Manager. Softvér ABPM
Data Manager je uložený na disku CD príslušenstva.
Pri pripájaní záznamníka k periférnemu zariadeniu používajte
periférne zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na zdravotníckeelektrické zariadenia (IEC60601-1). Záznamník nepripájajte k inýmzariadeniam (napríklad: IEC 60950) v priestoroch, kde sa používa
zdravotné zariadenie. Používajte kábel USB kratší ako 1,5 m.

12

4. Technické údaje
4.1. Záznamové zariadeniePoložky
Popis
Metóda merania
Oscilometrická metóda merania
Metóda detekcie tlaku
Polovodičový tlakový snímač
Rozsah zobrazenia tlaku 0 až 299 mmHg
Tlak:
±3 mmHg
Presnosť merania
Pulz:
±5 %
Minimálne
Tlak:
1 mmHgrozdelenie displeja
Pulz:
1 úder/minúta
Systolický tlak:
60 až 280 mmHg
Rozsah merania
Diastolický tlak:
30 až 160 mmHg
Pulz:
30 až 200 úderov/minúta
Nepretržité vypúšťanie s kontrolovaným
Vyfukovanieúnikovým ventilom pre bezpečnosť
Vypúšťanie
Elektromagnetický ventil
Spôsob natlakovania
Mikro pumpa
Automatické
85 až 299 mmHg
natlakovanieIntervaly každého úseku, ktorý delí 24 hodín
na maximálne šesť častí.
Čas intervalu
Interval: VYPNUTÉ, 5, 10, 15, 20, 30, 60,(funkcie A-BPM)
120 minút
Clock
24-hodinové hodiny
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixelov, biele znaky
S-BPM:
Displej
LCD, 40 x 50 mm, Displej: systolický tlak,
diastolický tlak, pulz, hodiny, chyba, monitor
stavu a symbolyPamäťÚdaje merania: max. 600 údajových bodov
13

PoložkyPopis
S rovnakým typom batérií:2 x 1,5V batérie (veľkosť LR6 alebo AA)
Alkalická batéria alebo nikel-metalNapájanie
hydridová batéria (Ni-MH), 1 900 mAh
alebo viac
Záložná batéria pre vstavané hodiny: Lítiová
nabíjateľná gombíková batéria ML2016H
200 krát alebo viac.
(ak sa používajú nové alkalické batérie alebo
Počet meranínikel-metal-hydridové batérie. Môže sa líšiť
v závislosti od podmienok merania.)
Jednosm. prúd 3,0 V (alkalická batéria, LR6),
Menovité napätie
Jednosm. prúd 2,4 V (nikel-vodíková batéria,veľkosť AA)
USB: kompatibilné s USB1.1.
Dĺžka kábla: 1,5 m alebo kratšia.
Koncovku mikro USB typu B je možné
pripojiť ku vyhradenému periférnemu
Rozhranie
zariadeniu (pomocou štandardného
softvéru ovládača).
Bluetooth ver.4.1 (BLE):
Je možné pripojiť bezdrôtové zariadenie.
Teplota: +10 až +40 °C
Prevádzkové podmienky
Vlhkosť: 30 až 85 % RV (bez kondenzácie)Prepravné a skladovacie Teplota: -20 až +60 °C
podmienky
Vlhkosť: 10 až 95 % RV (bez kondenzácie)Atmosférický tlak na
700 až 1 060 hPa
prevádzku a skladovanie
Typ ochrany proti zásahu
Interne napájané zariadenie
elektrickým prúdom

14

Položky
Stupeň ochrany protizásahu elektrickým
prúdomOznačenie CE
Označenie C-Tick
Rozmery
Hmotnosť
Doba použiteľnosti
KrytiePredvolený režim
Čas reštartu po
defibrilácii
EMD

Popis
Typ BF: Záznamník, manžeta a hadice súnavrhnuté tak, aby poskytovali osobitnú
ochranu proti úrazom v dôsledku zásahu
elektrickým prúdom.
Označenie smernice ES pre zdravotné
zariadenie.
Certifikačná ochranná známka registrovaná prespoločnosť ACA úradom pre ochranné známky.
Približne 95 (D) × 66 (Š) × 24.5 (V) mm
Približne 135 g (bez batérií)Záznamové zariadenie 5 rokov. Vlastné overovanies internými údajmi. Správna prevádzka a údržba
v najlepších podmienkach. Trvanlivosť sa líši
v závislosti od podmienok použitia.
Zariadenie: IP22
Nepretržité meranie.
Okamžite

IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth ver. 4.1 BLP
Bezdrôtová komunikácia Frekvenčný rozsah: 2,4GHz (2 400 až 2 483,5 MHz)
Modulácia: GFSK
Efektívny vyžarovaný výkon: < 20 dBm
Poznámka:# Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
# Klinická skúška tohto zariadenia sa vykonáva na základe normy
ISO 81060-2:2013.
# Záznamník nie je zdravotné zariadenie na monitorovanie pacienta.
Neodporúčame spôsob použitia vyžadujúci sledovanie pacientav reálnom čase na miestach ako jednotky intenzívnej starostlivosti.
ACA: Australian Communications Authority (Austrálsky komunikačný úrad)15

4.2. Rozmery

66

24,5

95

Jednotka: mm

16

5. Názvy súčastí
5.1. Záznamové zariadenieManžeta pre dospelých a veľká manžeta na ľavé rameno

Značka pozície tepny

Vzduchová hadica
Vzduchová zátka
Vzduchová zásuvka
Tlačidlo EVENT
pre funkciu A-BPM
OLED pre funkciu A-BPM
Tlačidlá START a
STOP pre funkciu
A-BPM

Prepínač AUTO
pre funkciu A-BPM

LCD
Tlačidlá

START a
STOP pre funkciu

Prepínač LOCK
pre funkciu A-BPM

S-BPM

Priestor na batérie a
2 batérie LR6 (veľkosť AA)
na meranie

Kryt batériíPort mikro USB (v spodnej časti),
Koncovka na údajovú komunikáciu

17

5.2. Displej
Poznámka
Aby ste získali presnú diagnózu, dbajte na to, aby ste presne odčítali
údaje zobrazené na záznamníku a správne ich interpretovali.

5.2.1. Panel LCD (Displej s kvapalnými kryštálmi)Horné čísla
Stredné čísla
Dolné čísla

Nasledujúce hodnoty je možné zobraziť v každom režime:Výsledok
merania

A-BPM

S-BPM

Horné čísla

Systolický
krvný tlak

Čas intervalu

Stredné čísla

Diastolický
krvný tlak

Zostávajúci čas Hodnota tlaku

Dolné čísla

Pulz

Čas nahodinách

ProgramČas nahodinách

Pozrite si časť „3. Skratky a symboly“, kde nájdete význam
symbolov na displeji LCD.
18

5.2.2. Displej OLED (dióda vyžarujúca organické svetlo)
Stav funkcie A-BPM sa zobrazuje na displeji OLED.
Čas na hodinách.
Stav nastavení a prevádzky.
Hodnota merania A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolický krvný tlak.
Diastolický krvný tlak.
Pulzová frekvencia.

mmHg Jednotka pre hodnotu krvného tlaku.
/minJednotka pre pulzovú frekvenciu.
Pozrite si časť „3. Skratky a symboly“, kde nájdete význam
symbolov na displeji OLED.
SymbolyVýznamTáto značka je zobrazená počas konfigurácie.
Zobrazenie: Vykonáva sa A-BPM.
Blikanie:
Vykonáva sa Čas intervalu „1 rozsah“.
Používa sa Bluetooth.
Pamäť je plná
Značka režimu spánku A-BPM
Indikátor batérií

19

5.3. Hlavné úkony prepínania
5.3.1. Úkony A-BPM
Spustenie alebo pozastavenie A-BPM.
Prepínanie medzi A-BPM a S-BPM

Krok 1. Uložte prednastavený program (časov spustenia a intervalov)
pre A-BPM.
Krok 2. Nastavte prepínač AUTO na nasledujúce úkony.
„ON“ ...... A-BPM sa spustí a zobrazí sa značka .
Merania krvného tlaku sa vykonávajú v súlade
s prednastaveným programom A-BPM.
„OFF“ .... A-A-BPM sa pozastaví a značka zmizne.
Meranie krvného tlaku je možné vykonávať
pomocou prednastavených programov S-BPM.

Zamknutie A-BPM na „ON“.

Udržujte prepínač AUTO v polohe „ON“ pomocou
prepínača LOCK , aby sa mohlo vykonávať A-BPM.

Predĺženie času intervalu A-BPM.

Krok 1. Pred meraním nastavte režim spánku na „ON“.
Krok 2. Nastavte prepínač AUTO do polohy „ON“, aby sa používalo
A-BPM.
Zobrazí sa značka .
Krok 3. Keď sa tlačidlo EVENT stlačí počas A-BPM, čas intervalu sa
zdvojnásobí.
Keď sa znovu stlačí tlačidlo EVENT , čas intervalu sa vráti
na základnú hodnotu.
20

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa tlačidlo START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa
zastaví. A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie
krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

Nastavenie programu pre A-BPM.

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP alebo
EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP , podržte tlačidloEVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka Sleep .
Krok 4. Prevádzkové tlačidlá sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.3.1. Položky a parametre A-BPM“Tlačidlo EVENT ............ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku pre A-BPM)

Krok 1. Ak je displej OLED skrytý, stlačením tlačidla START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie A-BPM režimu
čakania. A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak
nemeria počas času intervalu.
Krok 2. Stlačte tlačidlo START/STOP počas A-BPM režimu čakania.

21

Nastavenie hodín.
Nastavenie funkcie monitorovania A-BPM.

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Display (za položkou Sleep ).
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania
merania“Tlačidlo EVENT ............ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.

22

5.3.2. Úkony S-BPM
Spustenie S-BPM.

Krok 1. Vyberte program S-BPM a uložte jeho parametre.
Krok 2. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 3. Úkony sú nasledovné:
Programy S-BPM
ÚkonyKrvný tlak v ordinácii
OBP Stlačte tlačidlo / na
Automatizovaný krvný tlak
spustenie prednastaveného
v ordinácii
AOBP programu počas režimu
Krvný tlak doma
HBP čakania.
Automatizovaný nočný
krvný tlak

Prednastavený program
ANBP prejde do pohotovostnéhorežimu až do „času
Automatizované samomeranie
spustenia“ alebo „časukrvného tlaku
ASBP spustenia alarmu“.

Zastavenie S-BPM.

Úkony sú nasledovné:
Programy S-BPM

ÚkonyKrvný tlak v ordinácii
OBP
Automatizovaný
Stlačte tlačidlo / , aby sa zastavilokrvný tlak
meranie krvného tlaku.
v ordinácii
AOBP
Krvný tlak doma

HBP

Automatizovaný
Stlačte tlačidlo / , aby sa zastavilonočný krvný tlak
meranie krvného tlaku. Pri nasledujúcom
ANBP čase spustenia sa odmeria krvný tlak alebozaznie bzučiak.
#1
Automatizovaný
Ak potrebujete úplne zastaviť záznamník,krvný tlak
vyberte z neho batérie alebo ho prepnite na
meraný pacientom
ASBP OBP, AOBP alebo HBP.
#1: Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.
23Nastavenie programu pre S-BPM.

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Držte stlačené tlačidlo / stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP , kým sa na displeji LCD zobrazí
Krok 3. Úkony sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.4. Programy S-BPM“.
Tlačidlo /............... Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas S-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v S-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora LCD skryté, stlačte tlačidlo
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
S-BPM režimu čakania.
Krok 2. Stlačte tlačidlo / počas S-BPM režimu čakania.
Okamžite sa vykonajú merania krvného tlaku „1 rozsah“.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku
a časov intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie
určeného počtu meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.
S-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria
počas času intervalu a medzi posledným
„1 rozsahom“ a nasledujúcim „1 rozsahom“.

245.3.3. Iné operácie
Návrat z režimu čakania a zobrazenie monitora.

Ak je displej OLED alebo LCD skrytý, stlačte tlačidlo
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.

Odstránenie údajov merania

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak sa údaje nezobrazujú, stlačením tlačidla START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP , podržte tlačidlo EVENT ,kým sa na displeji OLED zobrazí položka DataClear(po zobrazení položiek Sleep a Display ).
Krok 4. Vyberte operáciu.
Ak chcete odstrániť údaje, stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP .
Odstraňovanie
Na displeji OLED pod položkou
DataClear
DataClear bliká položka Erasing
OLED Erasinga spustí sa odstraňovanie údajov.
Po odstránení pokračujte krokom č. 5.
Ak uchovávate (neodstraňujete) údaje, stlačte
tlačidlo EVENT a pokračujte krokom č. 5.
Krok 5. Záznamník sa vráti do režimu čakania.

25Používanie na komunikáciu Bluetooth®.

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka Pairing(po zobrazení položky FlightMode ). Záznamník bude čakať
na párovanie.
Krok 4. Po dokončení párovania Bluetooth sa na displeji LCD zobrazísymbol .
Ak zrušíte aktuálne párovanie, stlačte tlačidlo EVENT .
Záznamník zobrazí režim čakania.

Pozastavenie komunikácie Bluetooth®. (Letový režim)Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.

Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka FlightMode .
Krok 4. Letový režim je možné zapnúť/vypnúť pomocou tlačidla
START/STOP .
Tlačidlo START/STOP
FlightMode
FlightMode
ON
OFF
Krok 5. Stlačením tlačidla EVENT sa vrátite na zobrazenie režimu
čakania.

26

6. Funkcie merania krvného tlaku
Záznamník je vybavený funkciou automatického merania
krvného tlaku (A-BPM) a samomerania krvného tlaku (S-BPM)
a umožňuje ukladanie stavov merania a výsledkov merania.

6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
UpozornenieKeď je A-BPM pozastavené alebo sa nepoužíva, nastavteprepínač AUTO do polohy „OFF“. Ak sa prepínač AUTO
ponechá v polohe „ON“, pri nasledujúcom čase spustenia
sa spustí meranie a manžeta môže prasknúť.
Použite prepínač LOCK na zabránenie tomu, aby sa
prepínač AUTO nechcene posunul do polohy „OFF“,kým sa používa A-BPM.
Prepínač AUTO na „OFF“Prepínač AUTO na „ON“Prepínač LOCK na „LOCK“Prepínač AUTO
Funkcia A-BPM meria krvný tlak v prednastavených intervaloch spoužitím vstavaných hodín a výsledky merania ukladá do pamäte.
A-BPM je možné spustiť a pozastaviť prepínačom AUTO .
Použite prepínač LOCK na zabránenie jeho nechcenému
posunutiu, kým sa používa A-BPM.
27

Symbolsa zobrazuje na displeji LCD, keď sa používa
funkcia A-BPM. Krvný tlak sa odmeria automaticky v časespustenia A-BPM.
Počiatočná hodnota natlakovania A-BPM sa nastaví na AUTO,
aby sa mohla správna hodnota natlakovania automaticky vybrať.
Ak prvé natlakovanie nie je dostatočné, až dvakrát sa
automaticky vykonajú opätovné natlakovania.
Keď vymažete údaje v pamäti alebo presuniete prepínač
AUTO do polohy „OFF“, hodnota natlakovania sa zresetuje
na počiatočnú hodnotu natlakovania.
Keď dôjde k chybe merania a doba čakania do nasledujúceho
času spustenia je dlhšia ako 8 minút, krvný tlak sa odmeria
jedenkrát po 120 sekundách. Výsledok merania sa uloží do
pamäte.
Ak chcete pozastaviť A-BPM, uvoľnite prepínač LOCKa presuňte prepínač AUTO do polohy „OFF“.

286.1.1. A-BPM režim čakaniaPoložky na sledovanie stavu merania môžu byť zobrazené na
displeji LCD počas času čakania na A-BPM.
V režime čakania sa indikátory automaticky skryjú.
Položky na displeji zobrazíte stlačením ľubovoľného tlačidla.
A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
času intervalu.
Interval merania
Aktuálny čas

6.1.2. Funkcia spánku a čas intervalu
V prednastavenom programe nastavte režim spánku na „ON“.
Keď sa tlačidlo EVENT stlačí počas A-BPM, čas intervalu sa
zdvojnásobí.
Keď sa tlačidlo EVENT znovu stlačí počas A-BPM, časintervalu sa vráti na svoju pôvodnú dĺžku.
Pozrite si časť „8.3. Prednastavené programy A-BPM“,
kde nájdete informácie o tom, ako sa nastavuje režim spánku.
Meranie krvného tlaku
T

T

2T

T: Čas intervalu
2T

Tlačidlo EVENT
Prepínač AUTO na „ON“Uložte parametre režimu spánku
29

2T

T

T

Čas

Tlačidlo EVENT

6.1.3. Zastavenie merania
Keď sa tlačidlo START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku sa
vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

Poznámka
Po zastavení merania sa na displeji OLED zobrazí kód
zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.

6.1.4. Ukladanie údajov prostrediaÚdaje prostredia sa ukladajú vtedy, keď sa prepínač AUTO
nastaví do polohy „ON“ pre A-BPM.

PoznámkaÚdaje prostredia sa môžu uložiť na najviac 12 hodín.
Ich stiahnutie do softvéru ABPM Data Manager môže trvať
50 minút.

30

6.2. Samomeranie krvného tlaku (S-BPM)
Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“, aby sa používali
programy S-BPM.
Záznamník je vybavený piatimi typmi programov S-BPM napoužitie v súlade s rôznymi podmienkami prostredia merania.
Parametre a výsledky merania sa môžu ukladať do pamäte.
Opisy a činnosti programuPoložkyKrvný tlak v ordinácii
OBP Program na meranie krvného tlaku nemocničným Nevzťahuje
personálom. „1 rozsah“: Meranie krvného tlaku
sasa vykoná len raz.
Automatizovaný krvný tlak v ordinácii
Počet
AOBP Program na meranie krvného tlaku po odpočinku
v nemocnici. „1 rozsah“: Meranie sa vykoná sIntervalpoužitím počtu meraní a času intervalu.
Krvný tlak doma
#1
Počet
HBP Program na meranie krvného tlaku v domácnosti.
„1 rozsah“: Meranie sa vykoná s použitím počtu Interval
meraní a času intervalu.
Automatizovaný nočný krvný tlak
#2 Čas spustenia
ANBP Program na meranie krvného tlaku v noci.
PočetPoužíva počet meraní a čas intervalu. ANBPumožňuje určiť až šesť časov spustenia za deň. Interval
Automatizované samomeranie krvného tlaku #2 Čas spustenia
alarmuASBP Program, ktorý indikuje časy spustenia zvukom
bzučiaka. Stlačte tlačidlo
/ , aby sa
Početodmeral krvný tlak v domácnosti. Bzučiak
umožňuje určiť až šesť časov za deň.
IntervalNázov#1: Krvný tlak sa meria v súlade s Japonskou spoločnosťou prezvýšený krvný tlak.
#2: Keď sa zmení počet meraní a čas intervalu ANBP alebo ASBP,
zmenia sa aj nastavenia HBP.
31

6.2.1. Programy S-BPM
Krvný tlak v ordináciiKeď sa stlačí tlačidlo
a uloží sa do pamäte.

/

OBP, krvný tlak sa odmeria jedenkrát

Meranie krvného tlaku
Stlačením tlačidla

/Čas

spustite meranie.

Automatizovaný krvný tlak v ordinácii

AOBP
Keď sa stlačí tlačidlo
/ , spustí sa AOBP.
Najprv je zariadenie nečinné po dobu jedného času intervalu,
aby sa pacient mohol uvoľniť.
Potom AOBP vykoná „1 rozsah“.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku a časov
intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie určeného počtu
opakovaní meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.
Keď sa tlačidlo
/stlačí počas „1 rozsahu“, "1 rozsah"sa zastaví.
T: Čas intervalu
Meranie krvného tlaku
1 rozsah
T

T

T

T

Stlačením tlačidla

/spustite „1 rozsah“.

Stlačením tlačidla

/zastavte „1 rozsah“.

T

T

Stlačením tlačidla

T

T/

spustite „1 rozsah“.
32

T

Čas

Nemeria saTČasKrvný tlak doma

HBPKeď sa stlačí tlačidlo
/ , spustí sa HBP.
HBP vykoná „1 rozsah“.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku a časov
intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie určeného počtu
meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.
Keď sa tlačidlo
/stlačí počas „1 rozsahu“,"1 rozsah" sa zastaví.
T: Čas intervalu
1 rozsah
Meranie krvného tlaku
T

T

Stlačením tlačidla
Stlačením tlačidla
T

T
/

T

zastavte „1 rozsah“.

/T

Stlačením tlačidla

T
/

33

Čas

spustite „1 rozsah“.
Nemeria saTspustite „1 rozsah“.

ČasAutomatizovaný nočný krvný tlak

ANBP
ANBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia za deň.
Keď sa parametre pre program ANBP uložia, ANBP sa spustía vykoná sa „1 rozsah“ pre každý čas spustenia.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku a časov
intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie určeného počtu
meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.

Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku v ANBPKeď sa tlačidlo
/stlačí v S-BPM režime čakania,
vykoná sa „1 rozsah“.
1 rozsahT

Meranie krvného tlaku

T

1 rozsahTTČasČas spustenia

Čas spustenia

ANBP sa spustí okamžite po nastavení programu ANBP.
(ANBP sa stane režimom čakania až do času spustenia)
1 rozsah

1 rozsah
TTTČas spustenia

T

T

Stlačením tlačidla
/spustite manuálne-BPM.

T

T

Čas

Čas spustenia
1 rozsah

1 rozsahT

1 rozsah

Nemeria sa

T

T

Čas

Čas spustenia

Stlačením tlačidla
/zastavte „1 rozsah“.
34

T: Čas intervalu

Automatizované samomeranie krvného tlaku

ASBP
ASBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia alarmu.
Keď sa parametre pre program ASBP uložia, ASBP sa spustía bzučiak zaznie pri každom čase spustenia. Stlačte
tlačidlo/ , aby sa vykonal „1 rozsah“, keď zaznie bzučiak.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku a časov
intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie určeného počtu
opakovaní meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.

Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku pre ASBPKeď stlačíte tlačidlo
/v režime čakania medzi posledným
„1 rozsahom“ a nasledujúcim „1 rozsahom“, vykoná sa „1 rozsah“.
1 rozsah Meranie krvného tlaku
TT

1 rozsahTTČas

Stlačením tlačidla
/spustite „1 rozsah“.

Stlačením tlačidla
/spustite „1 rozsah“.

Čas spustenia
Čas spustenia
alarmu ASBP.
alarmuASBP sa spustí okamžite po nastavení programu(ASBP sa stane režimom čakania až do času spustenia)
1 rozsahTT

1 rozsahT

1 rozsah

T

T

Stlačením tlačidla
/vykonajte manuálne-BPM.
35

T

Čas

T: Čas intervalu

1 rozsahT

1 rozsah

Nemeria sa

T

T

Stlačením tlačidla
Stlačte tlačidlo

/

/

T

Čas

zastavte „1 rozsah“.

na spustenie „1 rozsahu“.
T: Čas intervalu

Čas spustenia
alarmu6.2.2. Režim čakania S-BPM
V režime čakania S-BPM sa na displeji LCD zobrazuje režim
prevádzky a hodnota tlaku.
# Displej LCD sa automaticky prestane zobrazovať, keďzariadenie nebude niekoľko minút vykonávať žiadne operácie.
Aj keď je displej LCD skrytý, manuálne meranie krvného tlaku
je možné spustiť stlačením tlačidla
/ . Po stlačení
tlačidla START/STOP alebo EVENT sa displej bude
znova zobrazovať.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku a časov
intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie určeného počtu
opakovaní meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.
Na displej LCD bliká symbol hodín
počas času intervalu„1 rozsahu“.
S-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
času intervalu a medzi posledným „1 rozsahom“ a nasledujúcim„1 rozsahom“.
Program funkcie S-BPM
Hodnota natlakovania
Aktuálny čas36

6.2.3. Zastavenie a pozastavenie merania
Poznámka
Po zastavení funkcie A-BPM sa na displeji LCD zobrazí kód
zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.
Programy S-BPM

ÚkonyKrvný tlak v ordinácii
OBP
Automatizovaný
Stlačte tlačidlo
/ , aby sa zastavilokrvný tlak
meranie krvného tlaku.
v ordinácii
AOBP
Krvný tlak doma
HBP
Automatizovaný
Stlačte tlačidlo
/ , aby sa zastavilo
nočnýmeranie krvného tlaku. Pri nasledujúcomkrvný tlak
ANBP čase spustenia sa odmeria krvný tlak alebozaznie bzučiak.
#1
Automatizovaný
Ak potrebujete úplne zastaviť záznamník,krvný tlak
vyberte z neho batérie alebo ho prepnite
meraný pacientom
ASBP na OBP, AOBP alebo HBP.
#1:Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.

376.3. Výsledky merania
6.3.1. Zobrazenie výsledkov merania
Funkcia monitorovania umožňuje vybrať „Display ON“ alebo„Display OFF“ výsledku merania A-BPM. Túto funkciu nie jemožné použiť na S-BPM.
Obsah príkazu „Display ON“ zahŕňa „Hodnotu tlaku počas
merania“, „Výsledok merania“ a „Chybový kód pre výsledok
merania“.
Keď je vybratý „Display OFF“, zobrazené sú hodiny.
Nastavenie z výroby je „Display ON“.
Pozrite si časť „8.2.2 Hodiny a funkcia monitorovania merania“.

6.3.2. Uloženie výsledkov merania

Upozornenie
Spracovanie údajov výsledku merania
Nepoužívajte v silnom elektromagnetickom poli.
Kapacita pamäte pre výsledok merania je 600 súborov dát.
Keď je pamäť plná, zobrazí sa symbola záznamník nemôže
vykonať meranie, až kým sa nevymažú údaje z pamäte.

Poznámka
Predtým, ako záznamník odovzdáte novému pacientovi,vymažte údaje v pamäti. Odporúčame vám používať prekaždú osobu údaje pamäte záznamníka samostatne. Ak mázáznamník v pamäti uložené údaje viacerých osôb, môže byťťažké údaje správne spracovať.
38

6.3.3. Prenesenie výsledkov meraniaÚdaje meraní uložené v pamäti je možné preniesť doperiférneho zariadenia pomocou prenosu údajov
prostredníctvom USB.
Pozrite si časť „8.8 Pripojenie záznamníka k vyhradenému
periférnemu zariadeniu“.

Upozornenie
Počas komunikácie cez USB neodpájajte kábel.
Mohli by ste poškodiť údaje.

Poznámka
Keď sa zobrazí indikátor batérií, prenos údajov nie jemožné použiť. Aby ste mohli použiť prenos údajov, vymeňte
batérie.

6.3.4. Identifikačné čísla
Predvolené identifikačné číslo z výroby je „0“.
Nakonfigurujte identifikačné čísla pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.

Poznámka
Identifikačné čísla nie je možné nakonfigurovať pomocou
záznamníka a potrebné je použitie vyhradeného periférneho
zariadenia.

39

7. Príprava záznamníka
7.1. Inštalácia batérií (Výmena batérií)Upozornenie
Pred pripojením záznamníka nainštalujte dve nové batérie
v správnom smere „+“ a „-“ uvedenom vo vnútri priestoru
na batérie.
Obe batérie vymeňte naraz.
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a spôsobiť poruchu.
Použite dve alkalické batérie: typ LR6 alebo určené
nabíjateľné batérie AA Ni-MH.
Pri inštalácii batérie do priestoru na batérie najprv stlačtepružinový kontakt pomocou kontaktu „-“ batérie. Potomvložte kontakt „+“.
Keby sa batéria inštalovala od kontaktu „+“, obal batérie
by sa mohol poškodiť pružinovým kontaktom.
Nemiešajte súčasne batérie rôznych druhov ani použité
a nové batérie. Mohlo by dôjsť k úniku elektrolytu,
zahrievaniu alebo poškodeniu.

Poznámka
Keď je zobrazená úroveň 1
nabitia batérie, pred pripojením
záznamníka batérie nahraďte dvoma novými batériami.
Záznamník nemôže vykonávať meranie krvného tlaku ani
prenos údajov, kým je zobrazenáúroveň 1.
Keď je batéria a zabudovaná batéria vybitá, nič sa nezobrazuje.
Nainštalujte batérie v súlade so symbolom smeru ().
40

Postup

Nainštalujte batérie.

Krok 1. Otvorte kryt batérií.
Krok 2. Vyberte použité batérie.
Krok 3. Riaďte sa symbolom
smeru (
) vo vnútri
priestoru na batérie.
Vložte dve nové batérie
v správnom smere„+“ a „-“.

Otvorte.

Stlačte pružinový
kontakt pomocou
kontaktu „-“ batérie.
Krok 4. Vložte batériu
potlačením
kontaktu „+“.

Vyberte batérie.

Zatvorte.

Stlačte pružinový kontakt.
Vložte.

Krok 5. Rovnakým spôsobomvložte druhú batériu.
Krok 6. Zatvorte kryt batérií.

Upozornenie
Batérie a kryt batérií uchovávajte pred deťmi a bábätkami,
aby ste predišli náhodnému prehltnutiu alebo inýmnehodám.
Používajte štandardné batérie AA. Nepoužívajte nafúknutú
batériu, nabíjateľnú batériu, ani batériu ovinutú páskou.
Mohlo by byť problematické otvoriť kryt.
41

7.1.1. Výmena batérií
Pri vybratí batérií sa výsledky merania a parametre nastaveniauložia. Keď sa zabudovaná batéria vybije, dátum sa zresetuje
na 01/01/2017 00:00.
Po výmene batérií skontrolujte a nastavte aktuálny čas. Pozritesi časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“,
kde nájdete informácie o nastavovaní hodín.

7.2. Príprava puzdra na nosenie
PoznámkaKeď pripojíte puzdro na nosenie, použite opasok na príslušenstvo.
Na nosenie záznamníka na tele pacienta vám odporúčame
používať opasok.
Pri používaní záznamníka používajte puzdro
na nosenie z príslušenstva. Puzdro na nosenie
upevnite tak, že ho prevlečiete cez opasok na
príslušenstvo alebo cez opasok oblečenia,
ktoré nosíte.
Puzdro na nosenie
Opasok42

7.3. Kontrola pred použitím
Upozornenie
Aby si záznamník udržal svoj výkon, bezpečnosť
a účinnosť, pred použitím ho skontrolujte.
Pred/po inštalácií batérií skontrolujte nasledujúci kontrolný zoznam.
Ak zistíte problém, prestaňte používať záznamník a umiestnitenaň štítok s oznámením „Porucha“ alebo „Nepoužívať“.
Ohľadom opravy sa obráťte na miestneho predajcu.

7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batériíČ.

PoložkaPopisŽiadne poškodenie ani deformácia v dôsledku
pádu.

1

Zovňajšok

2

Batéria

Skontrolujte, či batérie nie sú vybité. Pred týmnež ho pacient použije, nahraďte ich dvoma
novými batériami.

3Manžeta

Skontrolujte, či manžeta nie je rozstrapkaná.
Ak je manžeta rozstrapkaná, môže v dôsledku
vnútorného tlaku prasknúť.

4

Pripojeniemanžety5

Prídavné
zariadeniaŽiadne poškodenie ani uvoľnenie
tlačidiel/prepínačov atď.

Skontrolujte, či vzduchová hadica nie jezalomená a prehnutá.
Skontrolujte, či je vzduchová zásuvka pevne
zapojená do konektora.
Skontrolujte, či nie je poškodené príslušenstvo.
(Puzdro na nosenie, opasok atď.)43

7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií
Č.
1

Časť
Batéria

Popis
Skontrolujte, či nedošlo k zapáleniu a či necítite
dym alebo prenikavý zápach.
Skontrolujte, či nepočujete zvláštny zvuk.

2

Displej

Skontrolujte, či sa nezobrazilo zvláštne
zobrazenie.

3

Prevádzka

Skontrolujte, či záznamník funguje správne.

4

Meranie

Skontrolujte, či je meranie možné správne
vykonať a či je pripojenie manžety, meranie,
zobrazenie a výsledky správne.

44

8. Prevádzka
8.1. Diagram činnosti
Poznámka
Počiatočné nastavenia (vstavaných hodín, funkcie
monitorovania a počiatočnej hodnoty natlakovania)
a prednastavený program (A-BPM a S-BPM) nie je potrebnézakaždým ukladať. Uložia sa po vymazaní, aktualizácii a pri
prvom použití záznamníka.
Nastavenia záznamníka je možné uložiť pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia. Pozrite si návod na obsluhu softvéru
ABPM Data Manager.
Postupy merania A-BPM a S-BPM sú odlišné.
Funkcia A-BPM môže určiť šesť náhodných časov spustenia
a intervalov na každých 24 hodín a môže automaticky merať
a zaznamenávať krvný tlak.
Funkcia S-BPM predpokladá, že pacient meria vlastný krvný
tlak samostatne doma alebo v nemocnici. V tomto režime jemožné použiť päť typov programov v súlade s ich využitím.

45

Inštalácia batérií.
Počiatočné nastavenia vstavaných hodín,
funkcie monitorovania merania a hodnoty natlakovania.

A-BPM

S-BPM

Nasaďte záznamník a manžetu.
Posuňte prepínač AUTO
do polohy „ON“.

Posuňte prepínač AUTO
do polohy „OFF“.

A-BPM

Stlačte tlačidlo

Posuňte prepínač AUTO
do polohy „OFF“.

START .

Krvný tlak v ordinácii OBP
Automatizovaný krvný tlak
v ordinácii
AOBP
Krvný tlak domaPripojte záznamník k

HBP

Automatizovaný nočný
krvný tlak
ANBP

. Spracovanie údajov.

Automatizovaný krvný tlak
meraný pacientom ASBP

Očistite a udržiavajte výrobok.

Celý postup použitia
46

8.2. Počiatočné nastavenia
8.2.1. Výrobné nastaveniaNižšie sú opísané výrobné nastavenia (počiatočné nastavenia):

Spoločné položky nastaveníPoložka

Nastavenie z výroby

Funkcia monitorovania

ON (zobrazuje sa)

Rok, Mesiac, Deň, Hodina,
MinútaDátum odoslaniaPoložky A-BPM
Položka

Nastavenie z výroby

Režim spánku

OFFČas intervalu, keď je režim spánku ON

30 minút

Čas spustenia úseku 1

0 hodín

Čas intervalu úseku 1

30 minút

Čas spustenia úseku 20 hodín #1

Čas spustenia automatizovaného meraniaOFFČas prevádzky automatizovaného merania

OFF

Obsah výrobných nastaveníKeď sa prepínač AUTO posunie do polohy „ON“, spustí sa
A-BPM. Krvný tlak sa meria každých 30 minút, až kým sa
prepínač neposunie do polohy „OFF“.

#1: Nastavenia medzi časom intervalu úseku 2 a časom intervaluúseku 6 sú vynechané, pretože časy spustenia úsekov 1 a 2majú rovnakú hodnotu.
47

Položky S-BPM
Položka

Nastavenie z výroby

Výber programuKrvný tlak v ordinácii (OBP)Krvný tlak v ordinácii
OBPNevzťahuje sa

Automatizovaný krvný Počet meranítlak v ordinácii AOBP Čas intervalu

2 krátPočet meraní

2 krátKrvný tlak doma

HBP Čas intervalu
Čas spustenia úseku

Automatizovaný nočný
Počet meraníkrvný tlak
ANBP
Čas intervalu

Čas spustenia alarmu

Automatizovaný krvný
tlak meraný pacientom Počet meraní
ASBP Čas intervalu

5 minút
1 minúta
2 hodiny
2 krát1 minúta
7 hodín, 22 hodín
2 krát1 minúta

Obsah výrobných nastaveníKeď sa tlačidlo
/stlačí po posunutí prepínača AUTO do
polohy „OFF“, spustí sa prednastavený program S-BPM (OBP).
Tento program (OBP) odmeria krvný tlak jedenkrát a výsledokuloží do pamäte.

8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Použitím tlačidiel na záznamníku.
Použitím vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré jepripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
48

Postup činnosti s použitím prepínačov

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP , podržte tlačidloEVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka Display(po zobrazení položky Sleep ) na displeji OLED.
Krok 4. Prevádzkové tlačidlá sú nasledovné:
Tlačidlo EVENT ............ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.
Potom tieto prepínače používajte pri iných položkách.
Krok 5. Po nakonfigurovaní nastavení stlačte
tlačidlo START/STOP pre návrat do režimu čakania.
Položka
OLED
RozsahDisplay
Funkciaxx = OFF, ON
monitorovania
xx
Clock
Rok
xx = 17 až 99. Posledné dve číslice roka.
Year xx
Clock
Mesiacxx = 1 až 12 mesiacov
Mon. xxClockDeň
xx = 1 až 31 dní
Day
xx
Clock
Hodinaxx = 0 až 23 hodín
Hour xx
Clock
Minútaxx = 0 až 59 minút
Min.
xx
Znaky v rámiku : Výrobné nastavenia a počiatočné nastavenia poúplnom vybití batérií.
49

8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania S-BPM
Vopred je možné nastaviť počiatočnú hodnotu natlakovania S-BPM.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Ak je určené AUTO, správna počiatočná hodnota natlakovania
sa vyberie automaticky. Nastavenie z výroby je 180 mmHg.
Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Pomocou tlačidla START/STOP vyberte hodnotu natlakovania.
Prepínač AUTO na „OFF“
Program S-BPM
Hodnota natlakovania
Aktuálny čas

8.3. Prednastavené programy A-BPM
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Použitím tlačidiel na záznamníku.
Použitím vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré jepripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
Funkciu A-BPM je možné použiť, iba keď je možné vykonávať
automatizované meranie.

Poznámka
Určite čas spustenia a interval vypočítaný z času, počas
ktorého sa prepínač AUTO nachádzal v polohe „ON“.
Pri použití ďalšieho A-BPM je potrebné ich znovu určiť.
50

Prevádzka pomocou tlačidiel

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte tlačidlo
START/STOP alebo EVENT pre návrat na
zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP , podržte tlačidloEVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka Sleep .
Krok 4. Určte režim spánku pomocou nasledujúcich prepínačov.
Ak je režim spánku „ON“, pokračujte krokom 5.
Tlačidlo EVENT ............ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ... Rozhodnutie, nasledujúca položka.
Krok 5. Určte čas spustenia a interval až šiestich úsekov pomocou
nasledujúcich tlačidiel.
Tlačidlo EVENT ............ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ... Rozhodnutie, nasledujúca položka.
Krok 6. Určte čas spustenia a čas prevádzky automatizovaného
merania pomocou nasledujúcich prepínačov.
Tlačidlo EVENT ............ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.
Krok 7. Po dokončení nastavení sa záznamník vráti do režimu
čakania.

UpozornenieKým meníte nastavenia, nevyberajte batérie.
Ak batérie vyberiete, znovu zadajte nastavenia.

51

8.3.1. Položky a parametre A-BPM
Prednastavený program pre A-BPM je nasledovný:Položka

OLEDParameter
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2xxČas
Cycle
intervalu
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minútČas
Hour 1spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 1Čas
Cycle 1intervalu
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minútČas
Hour 2spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 2Čas
Cycle 2intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútRežim spánku

Čas
Hour 3spustenia
xx xx = 0 až 23 hodín
Čas
Cycle 3intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 4spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 4Čas
Cycle 4intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 5spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 5ČasCycle 5intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hour 6spustenia
xx xx = 0 až 23 hodínÚsek 6
Čas
Cycle 6
intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
Čas
START
#3, #4spustenia
xx xx = OFF , 0 až 23 hodín
ČasOperation#3, #4prevádzky
xx xx = OFF , 1 až 27 hodínÚsek 3

Automatizované
meranie

Znaky v rámiku: Výrobné nastavenia.
52

#1 : Keď je režim spánku nastavený na hodnotu „ON“, je možné
použiť čas spustenia a čas prevádzky automatizovaného
merania a čas intervalu režimu spánku. Čas intervalu týchto
úsekov (1 až 6) nemožno použiť.
#2 : Keď je režim spánku nastavený na hodnotu „OFF“, časintervalu režimu spánku sa nezobrazuje.
#3 : Ak je zadaný čas spustenia a čas prevádzky je nastavený na
hodnotu „OFF“, keď je prepínač AUTO nastavený na hodnotu„ON“, automatizované meranie sa spustí v nastavenom časespustenia a pokračuje, kým sa prepínač AUTO nastaví nahodnotu „OFF“. Keď sa prepínač AUTO opäť nastaví nahodnotu „ON“, automatizované meranie sa spustív nastavenom čase spustenia.

Poznámka
Ak je čas prevádzky určený, a to aj vtedy, ak sa prepínač
AUTO počas automatizovaného merania používa,automatizované meranie pokračuje aj počas časuprevádzky od času, kedy je prepínač AUTO počiatočne
nastavený na do polohy „ON“.
#4 : Ak je čas spustenia nastavený na hodnotu „OFF“ a čas
prevádzky je zadaný, keď je prepínač AUTO nastavený
na hodnotu „ON“, automatizované meranie vykoná prvé
meranie krvného tlaku a pokračuje počas času prevádzky.
Keď sa prepínač AUTO nastaví do polohy „OFF“ počas
automatizovaného merania, zastaví sa.
Keď sa prepínač AUTO opäť nastaví do polohy „ON“,automatizované meranie sa bude vykonávať počas
času prevádzky.
53

Poznámka
Keď je čas spustenia určený a prepínač AUTO sa nastaví dopolohy „OFF“ počas automatizovaného merania, zastaví sa.
Keď sa prepínač AUTO opäť nastaví do polohy „ON“,automatizované meranie sa okamžite spustí.

Obsah položky

Režim spánku:Je možné zadať čas intervalu pre automatizované meranie.
Čas intervalu úsekov 1 až 6 nemožno použiť. Pozrite si časť„6.1.2. Funkcia spánku a čas intervalu“.
Sekcia:24 hodín je možné rozdeliť do najviac šiestich častí. Každá
sekcia môže špecifikovať čas spustenia a interval. Funkciu
A-BPM je možné použiť, iba keď je možné vykonávať
automatizované meranie.
Automatizované meranie:
Celú funkciu A-BPM je možné riadiť. Zadajte čas spusteniaa čas prevádzky. Pozrite si časť „8.3.2. Príklady programu
A-BPM“.

548.3.2. Príklady programu A-BPM
PríkladČasy spustenia a intervaly. Zjednodušené zadanie.

Dvojité úseky
Čas spustenia úseku 1 =Čas intervalu úseku 1 =Čas spustenia úseku 2 =Čas intervalu úseku 2 =Čas spustenia úseku 3 =Úsek 2
7:00
15
22:00
Úsek 160
7:00 ............ Rovnaký ako úsek 1

Úsek 3 a nasledujúce položky nie sú zobrazené, pretože čas
spustenia úseku 3 je rovnaký ako v prípade úseku 1.
Keď je čas spustenia úseku 2, 3, 4, 5 alebo 6 rovnaký ako
v prípade úseku 1, tieto časy spustenia a intervaly sa
nezobrazia.

Príklad 1

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = OFF,Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Keď je prepínač AUTO nastavený do polohy „ON“, A-BPM
sa vykonáva podľa času spustenia a intervalu jednotlivých
úsekov, až kým sa prepínač AUTO nenastaví do polohy „OFF“.
Meranie krvného tlaku

Nemeria saÚsek 1Úsek 255

ČasPríklad 2

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = 7:00,
Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Keď sa prepínač AUTO nastaví do polohy „ON“, A-BPM
sa spustí o 7:00. A-BPM pokračuje podľa času spustenia
a intervalu jednotlivých úsekov, až kým sa
prepínač AUTO nenastaví do polohy „OFF“.
7:00

Meranie krvného tlaku

Nemeria saÚsek 2Úsek 1Čas# Aj keď sa prepínač AUTO počas automatizovaného meraniaopäť nastaví na hodnotu „OFF“ a „ON“, automatizované
meranie pokračuje ďalej.

Príklad 3

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = OFF,Čas prevádzky automatizovaného merania = 26 hodín.
Keď je prepínač AUTO nastavený do polohy „ON“, A-BPM
pokračuje podľa času spustenia a intervalu jednotlivých
úsekov po dobu 26 hodín.
Meranie krvného tlaku
Nemeria saÚsek 1Úsek 2Prepínač AUTO na „ON“

Po 26 hodinách56Čas

# Aj keď sa prepínač AUTO počas automatizovaného merania
nastaví na hodnotu „OFF“ a potom znovu na hodnotu „ON“,automatizované meranie už nepokračuje ďalej po časeprevádzky.

8.3.3. Čas spustenia a čas prevádzky
Keď je čas spustenia automatizovaného merania určený
a prepínač AUTO sa nastaví do polohy „ON“ a automatizované
meranie je spustené, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.
Ak je čas spustenia skorší ako aktuálny čas, automatizované
meranie sa spustí v čase spustenia na ďalší deň.
Do času spustenia sa bude zobrazovať „---“.

Aktuálny čas

To isté „---“ sa bude zobrazovať aj po uplynutí času prevádzky
automatizovaného merania.

57

8.4. Programy S-BPM
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Použitím tlačidiel na záznamníku.
Použitím vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré jepripojené k záznamníku pomocou USB kábla.

Postup činnosti s použitím tlačidiel/prepínačov

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Držte stlačené tlačidlo
/, a stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP , kým sa na displeji LCD zobrazí.
Krok 3. Vyberte program S-BPM pomocou nasledujúcich prepínačov.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
Tlačidlo/................ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ..... Rozhodnutie, nasledujúca položka.
Krok 4. Určte každú položku (Počet meraní, Čas intervalu, časspustenia a čas spustenia alarmu) pomocou nasledujúcich
prepínačov.
Tlačidlo/................ Zmena aktuálneho parametra.
Tlačidlo START/STOP ..... Rozhodnutie, nasledujúca položka,ukončenie nastavení.
Krok 5. Po dokončení nastavení sa zobrazia hodiny S-BPM.

UpozornenieKým meníte nastavenia, nevyberajte batérie.
Ak batérie vyberiete, znovu zadajte nastavenia.

58

8.4.1. Položky a parametre S-BPM
ProgramPoložkaParameter

Program S-BPM
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBPKrvný tlak v ordinácii
OBPNevzťahuje saNevzťahuje sa

Automatizovaný krvný tlak v ordinácii
AOBP

Počet meraní2,

1 až 5 krát

Čas intervalu

5,

3 až 10 minút

Počet meraní2,

1 až 5 krát

Čas intervalu

1,

1 až 5 minútKrvný tlak doma
HBP

Automatizovaný nočný krvný tlak
ANBPČas spustenia

2,0 až 23 hodín

Počet meraní2,

1 až 5 krát

Čas intervalu

1,

1 až 5 minút#1

Automatizované samomeranie krvného tlaku

ASBP

Čas spustenia
alarmu7 , 22 ,0 až 23 hodín

Počet meraní2,

1 až 5 krát

Čas intervalu

1,

1 až 5 minút#2

Znaky v rámiku: Výrobné nastavenia.
#1: 24 hodín je možné rozdeliť maximálne na šesť úsekov.
Každý úsek umožňuje určiť čas spustenia merania krvného tlaku.
#2: 24 hodín je možné rozdeliť maximálne na šesť úsekov.
Každý úsek umožňuje určiť čas spustenia alarmu na meranie
krvného tlaku.
59

8.4.2. Príklady zobrazenia S-BPM
Zobrazenie krvného tlaku v ordinácii

OBP

Zobrazenie automatizovaného krvného tlaku v ordinácii

AOBP

OBP nemá žiadne nastavenia na konfiguráciu.

AOBP používa prednastavený počet meraní a čas intervalu.
AOBP vykoná „1 rozsah“ po režime čakania na uvoľnenie.
Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“, kde nájdete
informácie o pojme „1 rozsah“.

Počet meraníČas intervalu

Zobrazenie krvný tlak doma

HBP

HBP používa prednastavený počet meraní a čas intervalu.
HBP vykoná „1 rozsah“. Pozrite si časť „6.2.1. Programy
S-BPM“, kde nájdete informácie o pojme „1 rozsah“.

Počet meraní60

Čas intervalu

Zobrazenie automatizovaného nočného krvného tlaku

ANBP

ANBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia pre „1 rozsah“. Pozrite si časť „6.2.1. Programy
S-BPM“, kde nájdete informácie o pojme „1 rozsah“.
Keď je posledný čas spustenia rovnaký ako prvý čas
spustenia, nastavenie času spustenia je dokončené.
Potom určte počet meraní a čas intervalu pre „1 rozsah“.

Prvý čas spusteniaDruhý čas spustenia

Počet meraníPríkladTretí čas spustenia

Čas intervalu

Nastavenia a zjednodušené zadanie

Meranie sa vykonáva o 22:00 a 4:00.
Čas spustenia úseku 1 = 4:00
Čas spustenia úseku 2 = 22:00
Čas spustenia úseku 3 = 4:00 ................ Rovnaký ako úsek 1
Počet meraní =2 krátČas intervalu =0:01 minúta

61

Zobrazenie automatizovaného samomeranie krvného tlaku ASBPASBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia alarmu. Bzučiak zaznie pri každom čase spustenia.
keď zaznie
Ak chcete vykonať „1 rozsah“, stlačte tlačidlo
/bzučiak. Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“, kde nájdete
informácie o pojme „1 rozsah“.
Keď je posledný čas spustenia rovnaký ako prvý čas
spustenia, nastavenie času spustenia je dokončené.
Potom určte počet meraní a čas intervalu pre „1 rozsah“.

1. čas spustenia
alarmuPočet meraníPríklad2. čas spustenia
alarmu3. čas spustenia
alarmuČas intervalu

Nastavenia a zjednodušené zadanie

Bzučiak zaznie o 22:00 a 7:00.
Stlačením tlačidla
/vykonajte „1 rozsah“.
Čas spustenia úseku 1 = 22:00
Čas spustenia úseku 2 = 7:00
Čas spustenia úseku 3 = 22:00 .............. Rovnaký ako úsek 1
Počet meraní =2 krátČas intervalu =0:01 minúta
62

8.5. Odstránenie údajov meraniaÚčel operácie a vysvetlenie funkcieÚdaje merania sa odstránia, ale nastavenia sa neodstránia.
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Použitím tlačidiel na záznamníku.
Použitím vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré jepripojené k záznamníku pomocou USB kábla.

UpozornenieKeď sa údaje merania odstránia, nemožno ich znovapoužiť. Údaje pred odstránením zálohujte.
Odstráňte údaje merania posledného pacienta pred tým,ako ďalší pacient použije záznamník.
Odstraňovanie údajov môže trvať približne desať sekúnd.
Počas odstraňovania údajov zariadenie nespúšťajte, aby
sa údaje mohli náležite odstrániť.

Postup činnosti s použitím prepínačov

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak sa údaje nezobrazujú, stlačením tlačidla START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP , podržte tlačidloEVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
DataClear (po zobrazení položiek Sleep a Display ).
Krok 4. Vyberte operáciu.
Ak chcete odstrániť údaje, stlačte a podržte tlačidlo START/STOP .
Na displeji OLED pod položkou DataClear bliká položka
Erasing a spustí sa odstraňovanie údajov. Po odstránení
pokračujte krokom č. 5.
Ak uchovávate (neodstraňujete) údaje, stlačte tlačidloEVENT a pokračujte krokom č. 5.
Krok 5. Záznamník sa vráti do režimu čakania.
63

8.6. Pripevnenie výrobku k pacientovi
8.6.1. Informácie pre pacientov
Aby mohol pacient bezpečne používať záznamník, vysvetlite mu
nasledujúce informácie.

Bezpečnostné opatrenia počas merania krvného tlaku

Keď sa začne nafukovanie, uvoľnite si rameno a zostaňte ticho.

Počas merania zostaňte v rovnakej polohe.
Počas merania sa vyhýbajte vibráciám a hluku.
Krvný tlak sa meria približne 1 minútu po natlakovaní. Nehýbte
sa, až kým sa neskončí meranie. Proces merania od nafúknutiamanžety po uvoľnenie vzduchu trvá až 170 sekúnd.
Po skončení natlakovania môže záznamník manžetu znovu
nafúknuť na opätovné odmeranie krvného tlaku. Príčinou môžebyť telesný pohyb atď.
Záznamník môže spustiť meranie krvného tlaku približne po
120 sekundách, keď sú údaje merania neplatné a nasledujúce
meranie je po 8 minútach. Príčinou môže byť telesný pohyb atď.
Záznamník môže brániť riadeniu vozidiel a ovládaniu strojov.
Kým máte nasadený záznamník, vyhýbajte sa riadeniu vozidiel
a ovládaniu strojov.

Ako zastaviť alebo pozastaviť meranie

Stlačte tlačidlo START/STOP , aby sa zastavilo meranie
krvného tlaku. Chybový kód sa uloží do pamäte. Krvný tlak
sa znovu odmeria po 120 sekundách.

64Čo sa týka A-BPM a režimov ANBP a ASBP merania S-BPM, môžesa pozastaviť iba meranie aktuálneho krvného tlaku a „1 rozsah“ savykoná pri nasledujúcom čase spustenia. Nastavte prepínač
AUTO do polohy „OFF“, aby sa pozastavilo A-BPM.
Ak sa meranie aktuálneho krvného tlaku nedá zastaviť pomocou
tlačidla START/STOP , odstráňte manžetu.

Upozornenie
Stlačte tlačidla START/STOP , aby sa zastavilo meranie.
„1 rozsah“ sa aj tak vykoná v nasledujúcom čase spustenia
pre A-BPM a režimy ANBP a ASBP merania S-BPM.
Keď pociťujete bolesť v ramene alebo dôjde kneočakávanému stavu, zastavte meranie, odstráňte manžetu
a poraďte sa s lekárom. Nastavte prepínač AUTO do
polohy „OFF“, aby sa pozastavilo A-BPM.
Ak chcete pokračovať v automatizovanom meraní A-BPM,
nastavte prepínač AUTO do polohy „ON“. Na displeji LCD
a OLED sa zobrazí symbol. Zaznamenávanie bude
pokračovať až do prepnutia do polohy „OFF“.

Ako sa používa manuálne meranie počas A-BPM

Postup dočasného merania, ktorý nie je zahrnutý
v prednastavenom programe.

Krok 1. Ak je displej OLED skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie A-BPM režimu čakania.
Krok 2. Stlačte tlačidlo START/STOP , aby sa okamžite odmeralkrvný tlak počas A-BPM.
Krok 3. Výsledky merania sa uložia do pamäte.
Keď stlačíte tlačidlo START/STOP počas merania, meranie
sa pozastaví.
65

Bezpečnostné opatrenia pri nosení záznamníka

Záznamník je presný prístroj. Záznamník nevystavujte nárazoma dbajte na to, aby vám nespadol.

Záznamník a manžeta nie sú vodotesné (odolné voči vode).
Zabráňte kontaktu výrobku s dažďom, potom a vodou.
Na výrobok nič neklaďte.
Keď dôjde pri nadmernom pohybe alebo cvičení k posunutiumanžety, manžetu znovu nasaďte.
Vzduchovú hadicu umiestnite tak, aby nebola zalomená a aby
sa v čase spania neomotala okolo vášho krku.

Výmena batériíKeď sa zobrazí symbol, záznamník nemôže merať krvný
tlak ani komunikovať s vyhradeným periférnym zariadením.
Okamžite nahraďte batérie dvoma novými batériami.

8.6.2. Návlek na manžetu
PoznámkaManžetu a návlek na manžetu udržiavajte čisté.
Návlek na manžetu vymeňte pri každej osobe.
Používajte vhodné voliteľné návleky na manžetu.

66

8.6.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka

Upozornenie
Nenasadzujte manžetu, ak má pacient dermatitídu,
vonkajšie rany atď.
Ak sa u pacienta prejaví dermatitída alebo iné príznaky,
odstráňte a prestaňte používať manžetu.
Zabráňte ovinutiu vzduchovej hadice okolo krku a tela.
Pri používaní v blízkosti malých detí dávajte pozor,
pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Konektor vzduchovej hadice pevne zasuňte až po koniec
jej otáčania. Ak pripojenie nie je správne, môže spôsobiť
únik vzduchu a chybu merania.

PoznámkaManžetu nasaďte na správne miesto a oviňte okolo ramena,
aby ste krvný tlak merali správne.
Zabráňte manžete a vzduchovej hadici vibrovať počas merania.
Záznamník meria jemnú zmenu tlaku vzduchu vo vnútri manžety.
Manžeta v príslušenstve je manžeta pre dospelých na ľavérameno. Ak veľkosť manžety nie je vhodná, zakúpte voliteľnú
manžetu.
Obvod ramena
Malá manžeta
15 až 22 cm
05,9" až 08,7"Manžeta pre dospelých 20 až 31 cm
07,8" až 12,2"Veľká manžeta
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra veľká manžeta
36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžetu udržiavajte čistú.
Pacientovi odporúčame používať puzdro na nosenie a opasok.
Manžeta sa nevyrába z prírodného latexu.
67

Ako sa nasadzuje manžeta, záznamník a puzdro

Krok 1. Prevlečte koniec manžety cez kovový krúžok a vytvorte tvar
náramku.
Krok 2. Pohmatom nájdite na ľavom ramene ramennú tepnu.
Krok 3. Manžetu nasaďte priamo na kožu tak, aby bola biela značka
priamo nad ramennou tepnou a dolný okraj manžety približne
1 - 2 cm nad vnútornou stranou lakťa.
Krok 4. Manžetu oviňte tak, aby sa kovový krúžok nachádzal v rámci
rozsahu, aby bola naplocho a nekĺzala sa dolu, ale aby tam
bol priestor na vsunutie dvoch prstov.
Krok 5. Upevnite vzduchovú hadicu pomocou lepiacej pásky tak,aby prechádzala po pleci.
Krok 6. Prevlečte opasok cez puzdro na nosenie.
Krok 7. Upravte opasok tak, aby sa puzdro na nosenie nachádzalona ľavej strane.
Krok 8. Zapojte vzduchovú zátku do vzduchovej zásuvky na záznamníku.
Krok 9. Vložte záznamník do puzdra na nosenie.

KrúžokRamenná tepna
Biela značka
pozície tepny
Približne
1 - 2 cm nad

Biela značka pozície
tepny
Vytvorte priestor na
vsunutie dvoch prstov
68

PáskaVzduchová hadica

Spona

Vzduchová hadicaManžeta

OpasokPuzdro na
nosenieVzduchová zátka
VzduchovázásuvkaVložtePuzdro na nosenie

Opasok69

8.7. Úkony merania krvného tlaku
8.7.1. Úkony A-BPM
Keď sa spustí A-BPM, krvný tlak sa meria v súlade
s prednastavenými parametrami.

Poznámka
Pred meraním nastavte vstavané hodiny a počiatočnú hodnotu
natlakovania, pretože ich A-BPM používa. Pozrite si časť„8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“ a„8.3. Prednastavené programy A-BPM“.
Keď sa záznamník odoberie, nastavte prepínač AUTO do
polohy „OFF“.
Ak sa záznamník odoberie počas A-BPM, nafukovanie manžety
sa spustí pri nasledujúcom čase spustenia a manžeta môžeprasknúť. Keď sa obnoví A-BPM, nastavte prepínač AUTO do
polohy „ON“.
Symbolje zobrazený počas používania A-BPM.

Počas A-BPM režimu čakania sa môže vykonať manuálne
meranie krvného tlaku.
Výsledok merania manuálneho merania krvného tlaku sa môžeuložiť do pamäte.
Po zastavení funkcie A-BPM sa na displeji OLED zobrazíchybový kód E07 a uloží sa do pamäte.

Spustenie A-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „ON“.
Krok 2. Na displeji OLED a LCD sa zobrazí symbol
A-BPM je spustená.
70. Funkcia

Pozastavenie A-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Symbolsa skryje. A-BPM sa pozastaví.

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa tlačidlo START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa
zastaví. A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie
krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM(Manuálne meranie krvného tlaku pre A-BPM)

Krok 1. Ak je displej OLED skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie A-BPM režimu
čakania. A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak
nemeria počas času intervalu.
Krok 2. Stlačte tlačidlo START/STOP počas A-BPM režimu čakania.

Na zdvojnásobenie času intervalu alebo jeho obnovenieKeď je režim spánku „ON“ a tlačidlo EVENT sa stlačí počas
A-BPM režimu čakania, čas intervalu sa zdvojnásobí.

71

8.7.2. Úkony S-BPM
Poznámka

Pred meraním nastavte vstavané hodiny a počiatočnú hodnotu
natlakovania, pretože sa používajú na S-BPM.
Pozrite si časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania
merania „8.4. Programy S-BPM“.
Keď pacient odoberie záznamník a manžetu keď sa používa
ANBP alebo ASBP (aj počas režimu čakania), vyberte batérie.
Ak sa batérie ponechajú v priestore na batérie, manžeta môžeprasknúť, keď záznamník nafúkne manžetu pri nasledujúcom„1 rozsahu“. Ak pacient obnoví meranie, vložte batérie a stlačte
tlačidlo/ .
Počas S-BPM režimu čakania sa môže vykonať manuálne
meranie krvného tlaku.
Výsledok merania manuálneho merania krvného tlaku sa môžeuložiť do pamäte.
Po zastavení funkcie S-BPM sa na displeji OLED zobrazíchybový kód E07 a uloží sa do pamäte.

Spustenie S-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Úkony sú nasledovné:
Programy S-BPM
Krvný tlak v ordinácii
Automatizovaný krvný tlak
v ordináciiKrvný tlak doma
Automatizovaný nočný
krvný tlak

Úkony
OBP Stlačte tlačidlo
/na
spustenie prednastaveného
AOBP programu počas režimu
HBP čakania.

Prednastavený program
ANBP prejde do pohotovostnéhorežimu až do „času
Automatizované samomeranie
spustenia“ alebo „časukrvného tlaku
ASBP
spustenia alarmu“.
72Okamžité odmeranie krvného tlaku počas S-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku pre S-BPM)

Krok 1. Ak je displej LCD skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP alebo
EVENT pre návrat na zobrazenie S-BPM režimu čakania.
Krok 2. Stlačte tlačidlo
/počas S-BPM režimu čakania.
Okamžite sa vykonajú merania krvného tlaku „1 rozsah“.

Zastavenie alebo pozastavenie S-BPM
Úkony sú nasledovné:

Programy S-BPM

ÚkonyKrvný tlak v ordinácii
OBP
Automatizovaný
Stlačte tlačidlo
/ , aby sa zastavilokrvný tlak
meranie krvného tlaku.
v ordinácii
AOBP
Krvný tlak doma

HBP

Automatizovaný
Stlačte tlačidlo
/ , aby sa zastavilo
nočnýmeranie krvného tlaku. Pri nasledujúcomkrvný tlak
ANBP čase spustenia sa odmeria krvný tlak alebozaznie bzučiak.
#1
Automatizovaný
Ak potrebujete úplne zastaviť záznamník,krvný tlak
vyberte z neho batérie alebo ho prepnite
meraný pacientom
ASBP na OBP, AOBP alebo HBP.
#1:Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.

738.7.3. Manuálne meranie
Manuálne meranie krvného tlaku použite na predbežné
skúšobné meranie a okamžité odmeranie krvného tlaku.

Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku sa môže spustiť okamžite
v režime čakania.
Výsledok merania sa uloží do pamäte.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku pre A-BPM)

Krok 1. Ak je displej OLED skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP alebo
EVENT pre návrat na zobrazenie A-BPM režimu čakania.
A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria
počas času intervalu.
Krok 2. Stlačte tlačidlo START/STOP počas A-BPM režimu čakania.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas S-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v S-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora LCD skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
S-BPM režimu čakania.
Krok 2. Stlačte tlačidlo
/počas S-BPM režimu čakania.
Okamžite sa vykonajú merania krvného tlaku „1 rozsah“.

748.7.4. Zastavenie a pozastavenie meraníPokračujúce A-BPM, S-BPM a manuálne meranie krvného tlaku
je možné okamžite zastaviť alebo pozastaviť.

Poznámka
Po zastavení merania krvného tlaku sa na displeji OLED
zobrazí kód zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.

Pozastavenie A-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Symbolsa skryje. A-BPM sa pozastaví.

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa tlačidlo START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa
zastaví. A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie
krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

75

Zastavenie alebo pozastavenie S-BPM
Úkony sú nasledovné:
Programy S-BPM

ÚkonyKrvný tlak v ordinácii
OBP
Automatizovaný
Stlačte tlačidlo
/ , aby sa zastavilokrvný tlak
meranie krvného tlaku.
v ordinácii
AOBP
Krvný tlak doma
HBP
Automatizovaný
Stlačte tlačidlo
/ , aby sa zastavilo
nočnýmeranie krvného tlaku. Pri nasledujúcomkrvný tlak
ANBP čase spustenia sa odmeria krvný tlak alebozaznie bzučiak.
#1
Automatizovaný
Ak potrebujete úplne zastaviť záznamník,krvný tlak
vyberte z neho batérie alebo ho prepnite
meraný pacientom
ASBP na OBP, AOBP alebo HBP.
#1:Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.

768.8. Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu
zariadeniu
8.8.1. Pripojenie pomocou USB kábla
Informácie o nastaveniach komunikácie nájdete v návode na
obsluhu softvéru ABPM Data Manager.

Upozornenie
Pripojenie kábla
Pripojte schválený USB kábel k terminálu mikro USB.
Kábel zasuňte správne otočený. Nesprávne pripojeniemôže spôsobiť zlyhanie a poruchu. Skontrolujte, či jekoncový kábel správne zapojený.
Počas komunikácie cez USB nie je možné merať krvný
tlak.
Zariadenie nepripájajte k pacientovi, keď je ku káblu
pripojený záznamník. Môže sa stať, že kábel sa omotá
okolo tela alebo krku.
Príprava vyhradeného periférneho zariadenia
Pred pripojením záznamníka (TM-2441) k vyhradenému
periférnemu zariadeniu odoberte záznamník a manžetu
z tela pacienta.
Ak sa zobrazí úroveň 1, vymeňte batérie a pripojtezáznamník (TM-2441) k vyhradeným periférnym
zariadeniam.

77

Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu zariadeniu
pomocou USB kábla
Krok 1. Otvorte terminál mikro USB na záznamníku.
Pripojte USB kábel z príslušenstva.

Terminál mikro USB
USB kábel

Spustenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením

Krok 1. Pripojte mikro USB kábel medzi záznamník
a vyhradené periférne zariadenie.
Pripojte kábel mikro USB
Krok 2. Zaznie bzučiak a na displeji LCD
sa zobrazí.
Dátová komunikácia prejde do
pohotovostného režimu.
Krok 3. Vykonajte analýzu pomocou
vyhradeného periférneho
zariadenia. Dátová komunikácia
prejde do aktívneho online režimu
len počas komunikácie cez USB.

Aktívnyrežim online

Zastavenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením
Krok 1. V pohotovostnom režime odpojte kábel.
78

8.8.2. Používanie komunikácie prostredníctvom Bluetooth®
Zariadenie Bluetooth je potrebné spárovať so zariadením,
aby mohlo komunikovať s príslušným zariadením. Keď sa
záznamník spáruje so zariadením, zariadenia môžuautomaticky komunikovať.

Poznámka
Pred párovaním nezabudnite vypnúť všetky ostatné zariadenia
Bluetooth.
Nie je možné spárovať viacero zariadení súčasne.
Ak sa záznamník spáruje s iným zariadením, spárovanies prvým zariadením sa zruší.
Ak zariadenia po spárovaní nedokážu komunikovať, skúste ichznovu spárovať.

Párovanie Bluetooth®

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka Pairing(po zobrazení položky FlightMode ) na displeji OLED.
Záznamník bude čakať na párovanie.
Krok 4. Po dokončení párovania Bluetooth sa na displeji LCD zobrazísymbol .
Ak zrušíte aktuálne párovanie, stlačte tlačidlo EVENT .
Záznamník zobrazí režim čakania.
798.8.3. Pozastavenie komunikácie prostredníctvom Bluetooth®
(Letový režim)Letový režim môže pozastaviť komunikáciu prostredníctvom
Bluetooth.

Používanie letového režimu

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je displej skrytý, stlačte tlačidlo START/STOP alebo
EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka FlightMode .
Krok 4. Letový režim je možné zapnúť/vypnúť pomocou
tlačidla START/STOP .
Tlačidlo START/STOP
FlightMode
FlightMode
OFF
ON
Krok 5. Stlačením tlačidla EVENT sa vrátite na zobrazenie režimu
čakania.

80

9. Údržba
9.1. Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti
Zdravotnícke prístroje, napríklad tento záznamník, je potrebné
riadiť, aby v prípade potreby správne fungovali a aby spoľahlivo
zaistili bezpečnosť pacienta a operátora. Základný pravidlom je,
aby operátor tento prístroj kontroloval každý deň, napríklad tak,že bude dodržiavať postup uvedený v časti „Kontrola predpoužitím“.
Každodenné riadenie, napríklad kontrola pred použitím, je
potrebné, aby sa udržala výkonnosť, bezpečnosť a účinnosť
záznamníka.
Odporúčame vám vykonať každý rok pravidelnú kontrolu
záznamníka.

Poznámka
Zdravotnícke inštitúcie musia vykonávať riadenie údržby, aby sazaistilo bezpečné používanie zdravotníckeho prístroja.

819.2. Čistenie zariadenia
Upozornenie
Záznamník vyčistite pred použitím a po ňom.
Záznamník vyčistite pred pripojením k ďalšiemu pacientovi.
Pri čistení záznamníka naň nestriekajte vodu ani ho do
nej neponárajte. Môže to spôsobiť nesprávne fungovanie.
Po utretí záznamníka vodou a antiseptickým roztokom
záznamník vysušte, aby sa tekutina do neho nedostala.
Záznamník pravidelne dezinfikujte, aby ste predišli infekcii.
Na záznamník nepoužívajte sterilizátor.
Na čistenie záznamníka nepoužívajte organické rozpúšťadlá
(napríklad riedidlo) ani jódovaný povidón. Môžu spôsobiť
zmenu farby, poškodenie nesprávne fungovanie.
Na sušenie záznamníka nepoužívajte sušič vlasov atď.
Môže spôsobiť nesprávne fungovanie a poškodenie.

Kontrola po čistení manžety

Skontrolujte, či je vak manžety správne vložený do látkymanžety. Ak nie je správne vložený, počas nafukovaniamôže prísť k poškodeniu alebo výbuchu.

Čistenie záznamníka

Nečistoty a prach z vonkajšom krytu záznamníka utrite gázou
navlhčenou vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobre vyžmýkaná.
Ak sa na kryt prilepí krv alebo lieky, vyčistite ho gázou navlhčenou
antiseptickým roztokom, ktorú najskôr dobre vyžmýkajte. Potom
utrite navlhčený kryt gázou navlhčenou vodou alebo teplou vodou,
ktorá je dobre vyžmýkaná. V tabuľke (Príklad použiteľného
antiseptického roztoku (názov prísady)) odporúčame použiť
chemikálie (názov prísady) z antiseptického roztoku.
82Čistenie manžetyKeď čistíte a dezinfikujete návlek na manžetu a látku manžety,vyberte vak manžety z látky manžety. Vyčistite nečistoty a prachgázou navlhčenou vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobrevyžmýkaná.
Pri ich dezinfekcii si pozrite antiseptické roztoky v tabuľke
(Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)).
Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)Názov zložky

Názov produktu

Benzalkóniumchlorid 10 % roztok benzalkóniumchloridu
Izopropanol

70 % v 1-propanole

EtanolEtanol na dezinfekciu 76,9 až 81,4 obj. %Prečítajte si recept napísaný na produkte a používajte ho.

PoznámkaManžeta a vzduchová hadica sú spotrebný materiál.
Ak sa často vyskytujú chyby merania alebo sa krvný tlak nedámerať, vymeňte ich za nové. Pozrite si časť „10. Voliteľné
položky (vyžadujúce objednávku)“ v tejto príručke.

839.3. Pravidelná kontrola
Na správne používanie záznamníka vykonajte pravidelnú dennú
kontrolu. Kontrola je opísaná nižšie:9.3.1. Kontrola pred vložením batériíPoložkyZovňajšokPrevádzka
Displej

MeranieManžetaNástroje na
nosenie
Pripojenie

PopisŽiadne poškodenie alebo deformácia z pádu.
Žiadne nečistoty, hrdza a škrabance na žiadnej časti.
Žiadne praskanie alebo hrkotanie panela.
Žiadne poškodenie alebo hrkotanie prepínačov
a tlačidiel.
Žiadne nečistoty a škrabance na paneli displeja.
Vzduchová hadica sa nesmie zložiť. Ak
v manžete zostane vzduch, môže to spôsobiť
periférnu dysfunkciu v dôsledku zastavenia
prietoku krvi v ramene.
Vak manžety je správne vložený do látky manžety.
Žiadne rozstrapkanie manžety. Manžeta sa nepára.
Keď sa zistí problém, vymeňte manžetu.
Manžeta je jednorazová.
Ak je medzi manžetou a vakom manžety
medzera alebo lepiaca hmota.
Ak vzduchová hadica stratí svoju flexibilitu a stvrdne.
Ak je povrch vzduchovej hadice lesklý alebomastný na dotyk.
Ak má vzduchový vak praskliny.
Odporúčame vymieňať manžety každé tri roky
bez ohľadu na frekvenciu používania.
Žiadne poškodenie puzdra na nosenie, pásu
a manžety.
Vzduchová zátka je správne pripojená k vzduchovej
zásuvke.
849.3.2. Kontrola po inštalácii batériíPoložkaZovňajšokPrevádzka
MeranieManžeta
Kontrola hodnoty
krvného tlaku

PopisŽiaden oheň, dym ani prenikavý zápach.
Žiadne zvláštne zvuky.
Žiadne problémy s fungovaním prepínačov
a tlačidiel.
Hodnoty merania sú blízke zvyčajným
hodnotám.
Žiadne zvláštne zvuky alebo činnosti počas
merania.
Ak sú hodnoty krvného tlaku nesprávne,obráťte sa na miestneho predajcu.

85

9.4. Likvidácia
Pokiaľ ide o likvidáciu a recykláciu výrobku, dodržiavajte zákony
miestnej samosprávy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Likvidácia manžety

Manžeta nosená pacientom je zdravotný odpad.
Zlikvidujte ju správne ako zdravotný odpad.

Likvidácia nabíjateľnej zabudovanej batérie

Upozornenie
Záznamník je vybavený vnútornou záložnou batériou.
Pri likvidácii záznamníka zlikvidujte batériu v súlade s
miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Iné
Názov
Obal

Časť

MateriálŠkatuľa

KartónPoduškaVzduchová poduška, špeciálna škatuľa

VreckoVinylŠkatuľa

ABS + PC živica

Vnútorné časti Všeobecné časti
Rám
Záznamové
zariadenieOceľZáložnábatéria na
doske

Lítiová nabíjateľná gombíková batéria:ML2016H

Batéria

Alkalická batéria: 1,5 V veľkosť LR6 alebo AA
Nabíjateľná batéria:Veľkosť AA
Ni-MH batérie, 1 900 mAh alebo viac
86

9.5. Riešenie problémov
Predtým, ako sa obrátite na miestneho predajcu, si prečítajte
nasledujúci kontrolný zoznam a zoznam chybových kódov.
Ak tieto opatrenia neodstránia problém alebo sa problém
vyskytne znova, obráťte sa na miestneho predajcu.
Problém
Hlavná príčina
NápravaŽiadne zobrazenie po
Batérie vymeňte za
stlačení akýchkoľvek Batéria sa vybila.
nové batérie.
tlačidiel.
Žiadne zobrazenie Zobrazenie OLED
Vyberte batérie
OLED počas
môže zmiznúť kvôlia znova ich vložte.
funkcie A-BPM.
elektrostatickému efektu.
Časté resetovanie Záložná batéria sa
Nabíjajte ju 48 hodín
hodín.
nenabíja.
#1 pomocou nových batérií.
Skontrolujte manžetu
Manžeta saManžeta nie jea vzduchovú hadicu, či nie
nenatlakuje
správne pripojená.
sú prehnuté, zlomené, a či
sú správne pripojené.
Žiadna komunikácia Komunikačný kábel je Skontrolujte, či je kábel
cez USB#2 vybratý.
správne zapojený.
Vyhradenému
Reakcia na
Počkajte, kým sa
periférnemu zariadeniu
komunikáciusťahovanie neukončí.
trvá dlho, kým stiahnemôže chvíľu trvať.
Bude to trvať najviacveľké množstvo údajov#2
50 minút.
o prostredí.
Kryt batérií saPoužili sa batérieObráťte sa na
nedá otvoriť
neštandardnej veľkosti. miestneho predajcu.
#1: Používatelia (neoprávnený personál údržby) nemôžu vymieňať
záložnú batériu (lítiovú batériu) umiestnenú na doske selektrickým obvodom vo vnútri záznamníka. Záložná batéria
sa nabíja z batérií (veľkosti LR6 alebo AA) na meranie.
#2: Potrebné je vyhradené periférne zariadenie.

Upozornenie

Záznamník nerozoberajte ani doň nezasahujte. Mohol bysa poškodiť.
87

9.6. Chybové kódy
Chybové kódy merania
KódVýznamPríčina a nápravaUvoľnite vzduch, ktorý zostal
Chyba nulového tlaku
v manžete.
Takmer vybitá batéria Batérie vymeňte za nové batérie.
Zlyhanienatlakovania

Tlak presahuje
299 mmHg

Nafúknutie nedosahuje cieľový tlak.
Skontrolujte pripojenie manžety.
Ak nie je problém s pripojenímmanžety, záznamník má možno
poruchu a vyžaduje kontrolu.
Počas natlakovania možno došlok telesnému pohybu. Počas merania
sa uvoľnite a nehýbte sa. Ak toto
nepomôže, skontrolujte záznamník.

Vynútené zastavenie
Tlačidlo START/STOP alebo
pomocou tlačidla
START/STOP/
stlačte len keď je to potrebné.
alebo
/ .

Nie je možné
odmerať krvný tlak.

Pulz srdca nie je možné zistiť kvôlitelesnému pohybu alebo šumu z
oblečenia.
Uvoľnite sa a nehýbte sa.
Skontrolujte polohu manžety.
Ak dôjde k tomuto zlyhaniu aj
keď ste uvoľnený, obráťte sana predajcu, aby skontroloval
a opravil záznamník.

Chyba zabudovaného
Vyberte batérie a znova ich vložte.
snímača zrýchlenia.
88

Kód

VýznamPríčina a náprava

Nadmerný telesný
pohyb.

Počas merania sa uvoľnite
a nehýbte sa.

Mimo rozsahu,
30
PUL 200

Ak sa tieto chyby vyskytnú viackrát,
skúste iné meranie krvného tlaku.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Systolický krvný tlak
DIA: Diastolický krvný tlak
PP: Pulzný tlak

Mimo rozsahu,
30
DIA 160
Mimo rozsahu,
60
SYS 280
Mimo rozsahu,
10
PP 150#1

Meranie trvá viac ako Ak je nafukovanie alebo vypúšťanie
pomalé, je potrebná kontrola.
180 sekúnd.
Vypúšťanie trvá viac Ak je vypúšťanie pomalé, je potrebná
ako 90 sekúnd.
kontrola.
Nie je možné zistiť
pulz srdca.

Pulz srdca nie je možné zistiť kvôlitelesnému pohybu atď. Pri meraníkrvného tlaku sa uvoľnite a nehýbte.

Nastavenia časuintervalu sú
nesprávne.

Ak je čas intervalu nastavený na
120 minút, rozdiel medzi posledným
časom spustenia a nasledujúcimčasom spustenia nie je možné
dokonale rozdeliť na dve hodiny.

Chyba nulového tlaku
pre bezpečnostný
obvod.

Zobrazí sa v čase spustenia
merania.
Úplne uvoľnite vzduch, ktorý zostalv manžete.

89

Kód

VýznamPríčina a náprava

Bezpečnostný obvod
zistil tlakovépreťaženie.

Počas natlakovania sa možno zistil
telesný pohyb. Počas merania sauvoľnite sa a nehýbte sa.
Ak k tejto chybe dôjde, aj keď steuvoľnený a nehýbete sa, obráťte
sa na predajcu a požiadajte hoo kontrolu.

Chybové kódy hardvéru záznamníka
KódVýznamChyba pamäte

Príčina a nápravaMôže k nej dôjsť v dôsledku
silného nárazu, ako je pád
záznamníka.
Ak sa tento kód zobrazuje často,
príčinou môže byť porucha
zabudovanej pamäte. Požiadajte
predajcu o kontrolu.

Poznámka
Chybové kódy sa môžu zmeniť bez upozornenia.

90

10.
Manžety

Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)

Názov
Popis
Objednávací kód
Malá manžeta
Obvod ramena
TM-CF202B
na ľavé rameno
15 až 22 cm
5,9" až 8,7"Manžeta pre dospelých Obvod ramena
TM-CF302B
na ľavé rameno
20 až 31 cm
7,8" až 12,2"Veľká manžeta
Obvod ramena
TM-CF402B
na ľavé rameno
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra veľká manžeta Obvod ramena
TM-CF502B
na ľavé rameno
36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžeta pre dospelých Obvod ramena
TM-CF802B
na pravé rameno
20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Jednorazová
10 pokrývok TM-CF306A
manžetaNávlek na malúna ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024667-Smanžetu
Návlek na manžetu
na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024500-S
pre dospelých
Návlek na veľkú
na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024663-Smanžetu
Návlek na extrana ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024503-Sveľkú manžetu
Návlek na manžetu
na pravé rameno 10 pokrývok AX-133024353-S
pre dospelých
Malá látka manžety na ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133025101-S
Látka manžety prena ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133024487-S
dospelých
Veľká látka manžety na ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133025102-S
Tkanina na extrana ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133025103-Sveľkú manžetu
Látka manžety prena pravé rameno 2 pokrývky
AX-133025104-S
dospelých
Adaptér vzduchovej
TM-CT200-110A
hadice91

Analýza údajov
Názov
USB kábel

Popis

Objednávací
kód-

AX-KOUSB4C

Popis

Objednávací
kód

Iné
Názov

Hárky na zaznamenávanie
10 pokrývok
aktivity

AX-PP181-S

Puzdro na nosenie-

AX-133025995

Opasok

-AX-00U44189

Spony

5 kusov

92

AX-110B-20-S

11.

Príloha11.1. Princíp merania krvného tlaku
Postup merania: Oviňte manžetu okolo nadlaktia. Manžetu
nafúknite na tlak vyšší ako systolický krvný tlak. Potom postupnevypúšťajte vzduch z manžety. Kým sa v manžete zisťuje tlakv štádiu vypúšťania vzduchu, zobrazí sa pulzný priebeh
v synchronizácii s pulzom srdca. Pulzný priebeh sa náhle zvýši
v blízkosti systolického krvného tlaku. S vypúšťaním sa ďalej
zvyšuje, až kým nedosiahne najvyššiu amplitúdu, potom sa
postupne znižuje. Zmeny pulzného priebehu sú ilustrované na
nasledujúcej strane. Pri oscilometrickom meraní krvného tlaku
je systolický krvný tlak určený ako bod, kde sa amplitúda náhlezvýši po zistení pulzu v tlaku manžety, a stredný krvný tlak jeurčený ako bod, kde amplitúda dosiahne maximálnu hodnotu,
a diastolický krvný tlak je určený ako bod, kde amplitúda
postupne klesá. Presnejšie, tlakový snímač zisťuje drobné
zmeny tlaku manžety v priebehu času, ukladá pulzný priebeh do
pamäte, a vyhodnocuje systolický a diastolický krvný tlak podľa
algoritmu oscilometrického merania. Podrobnosti algoritmu sa
menia v závislosti od monitorovania krvného tlaku. Hodnoty
krvného tlaku dospelých a detí sa merajú oscilometrickou
metódou a porovnávajú sa s hodnotami nameranými
auskultačnou metódou (sluchom). Diastolický krvný tlak je
definovaný ako koncový bod fázy 4 v auskultačnej metóde.
Pulzný priebeh tlaku manžety závisí od charakteristík materiálumanžety. Preto sa presnosť merania zachováva používanímurčenej manžety a algoritmu merania. Dĺžka vzduchovej hadiceje menšia ako 3,5 m z dôvodu charakteristík tlmenia kvôli šíreniu
pulzných vĺn.

93

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Systolický krvný tlak
Priemerný krvný tlak
Diastolický krvný tlak

Čas

Čas

Mikrofónová metóda
Oscilometrická
metóda merania

Chybové faktory merania krvného tlaku

Graf pulzu môže byť objektívnym indikátoromspoľahlivosti presnosti merania. Ak dôjde kšumu v dôsledku nepravidelného pulzu srdca
alebo fyzických pohybov, zmení sa amplitúda
grafu. Keď graf pulzu nemá hladký obrys,skontrolujte to znovu alebo použite iné metódy.

Poloha manžety v rovnakej výške ako je srdce

Graf pulzuManžetu oviňte okolo ramena na rovnakej úrovni ako je srdce.
Ak je poloha manžety nesprávna, dochádza k chybe merania.
Napríklad, ak je manžeta o 10 cm nižšie ako je úroveň srdca,krvný tlak sa nameria o 7 mmHg vyšší.
94

Správna veľkosť manžety

Používajte manžetu správnej veľkosti. Ak je príliš veľká alebopríliš malá, dochádza k chybe merania. Merania s príliš maloumanžetou sa zvyčajne vyhodnotia ako vysoký krvný tlak, aj keď
je krvný tlak správny a tepny normálne. Merania s príliš veľkou
manžetou sa zvyčajne vyhodnotia ako nízky krvný tlak, najmä
pri osobách trpiacich silnou arteriosklerózou aleboabnormálnymi arteriálnymi chlopňami. Nesprávna veľkosť
manžety je príčinou rozdielov medzi priamou metódou
a oscilometrickou metódou merania. Rozsah obvodu ramenamanžety je uvedený na štítku. Pre každého pacienta vyberte
a nasaďte manžetu správnej veľkosti. Presnosť merania krvného
tlaku je zaručená presnosťou tlaku tlakového snímača,
charakteristikami vypúšťania a algoritmom merania, pokiaľ jepoužitá správna manžeta a vzduchová hadica. Pravidelne
kontrolujte presnosť tlakového snímača a charakteristiky
vypúšťania.

9511.2. Informácie o EMDPožiadavky, ktoré sa vzťahujú na lekárske elektronické prístroje,
sú opísané nižšie:Výkon v rámci usmernení EMD

Používanie záznamníka vyžaduje dodržiavanie osobitných
opatrení týkajúcich sa EMD (elektromagnetického rušenia).
Záznamník prevádzkujte v súlade s varovaniami týkajúcimi
sa EMD opísanými v tejto príručke. Prenosné a mobilné VF
komunikačné zariadenie (napr. mobilné telefóny) môžu mať
vplyv na elektrické zdravotné zariadenia.

Príslušenstvo vyhovujúce normám EMD

Príslušenstvo a možnosti tohto záznamníka spĺňajú podmienky
normy IEC60601-1-2:2014. Ak sa použije neautorizované
príslušenstvo, môže to spôsobiť zvýšenie emisií a zníženie
odolnosti voči hluku.

UpozorneniePoužívajte príslušenstvo určené spoločnosťou A&D.
Neautorizované príslušenstvo môže byť ovplyvnené
elektromagnetickými emisiami a môže mať zníženú
odolnosť proti rušeniu.

EMISNÉ LIMITY
Jav

Zhoda

Vyžarované VF emisie CISPR 11

96

Skupina 1, Trieda BSKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Vstup/výstup krytom
Jav
Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2 vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/mVyžarované VF EM polia
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM pri 1 kHz
Pozrite si tabuľku (Skúšobné
Polia blízkosti z VF
technické údaje pre ODOLNOSŤ
bezdrôtového komunikačnéhoVSTUPU/VÝSTUPU KRYTOM
zariadenia
do/z VF bezdrôtového
IEC 61000-4-3
komunikačného zariadenia)
Magnetické pole frekvencie
30 A/mmenovitého výkonu
50 Hz/60 Hz
IEC 61000-4-8SKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Pacientsky pripájací port
Jav
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2

Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kVSKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Port vstupu/výstupu signálu
Jav
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2
Elektrické rýchle prechody/
impulzy
IEC 61000-4-4
Vedené poruchy vyvolané
VF poľami
IEC 61000-4-8

Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV±1 kV
Frekvencia opakovania 100 kHz
3 V 0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásmach ISM a amatérskych
rádiových pásmach v rozsahu
0,15 MHz až 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz
97

380 - 390

TETRA 400

98

Skúšobná úroveň
odolnosti (V/m)

Impulznámodulácia
1,8
18 Hz
FM
GMRS 460
odchýlka
450 430 - 470
2±5 kHzFRS 460
1 kHz sínusová
710
Impulzná
745 704 - 787 Pásmo LTE 13, 17
modulácia
0,2
217 Hz780
GSM 800/900
810
TETRA 800
Impulzná
870 800 - 960
iDEN 820
modulácia
2
CDMA 850
18 Hz
930
Pásmo LTE 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
Impulzná
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
modulácia
2
DECT
217 HzPásmo LTE 1, 3, 4, 25
1 970
UMTS
Bluetooth
Impulzná
WLAN 802.11 b/g/n
22 450 2 400 - 2 570
modulácia
RFID 2450
217 HzPásmo LTE 7
5 240
Impulzná
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
modulácia
0,2
217 Hz5 785
385

Vzdialenosť
(m)

Maximálny výkon
(W)

Modulácia

Služba

Pásmo
(MHz)

Skúšobná
frekvencia (MHz)Skúšobné technické údaje pre ODOLNOSŤ VSTUPU/VÝSTUPU KRYTOM
do/z VF bezdrôtového komunikačného zariadenia

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123