UG-TECREPO-2020_1112

取 扱 説 明 書

● このたびは、テクノテスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
● お読みになった後は、⼤切に保管して必要なときにお読みください。

使用上のご注意● ご使用の前に、この「使用上のご注意」を必ずお読みになり、正しくお使いください。
● ここには、安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
● お読みになった後は、お使いになる⽅がいつでも⾒られる所に保管してください。

重要○

本製品はサンコーテクノ株式会社の著作物です。

○

本製品の複製や改変、加工、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを⾏う事を禁⽌します。

○

本製品は弊社製品テクノテスターＤⅡ測定部搭載機専用のソフトウェアです。
テクノテスター以外の製品ではご使用できません。

○

使用する試験機の取扱説明書もあわせて参照し、危険の無いよう注意してください。

目次
１．テクノテスターReport とは（１）概要 ···························································（２）動作確認環境 ············································

１１

２．テクノテスターReport のインストール··············

１３．測定データの取り込み（１）テクノテスター（試験機）とパソコンの接続 ····
（２）テクノテスターReport の起動 ·······················（３）初期設定 ··················································（４）測定データの取り込み ·································

２２３５４．測定結果ファイル（１）保存先、ファイル名について ························（２）出⼒データ内容 ··········································

７７５．終了⽅法

９·····················································

６．各種設定変更⽅法（１）通信ポート、ボーレートの設定 ······················（２）測定結果ファイル保存先フォルダの設定 ··········（３）テクノテスター（試験機）の日時設定 ·············

９１０１０

７．エラーメッセージと対処⽅法 ···························
８．保証とアフターサービス ·································

１１１３

１．テクノテスターReport とは（１）概要
本ソフトウェアは、引張試験報告書等の作成をサポートする付属の専用ソフトウェアです。付属の専用ケーブルでＤⅡ測定部とパソコンを接続し、テクノテスター測定部に蓄積した試験データをパソコンに転送し、Excel のワークシートとして保存が⾏えます。

（２）動作確認環境 ※O S

Microsoft Windows １０

アプリケーション Microsoft Excel 2013, 2016, 2019
RS-232Ｃ（D-SUB 9 ピン）
パソコンとの接続 ※USB シリアル変換ケーブル（市販品）を用いる事で USB ポートに接続が可能

D-SUB（9 ピン）※お客様がお使いになられている PC や環境等により、上記動作確認環境を満たしていても正常に作動しない場合もございますので、動作保証はいたしかねます。
また、Windows 更新プログラムを起因とする個々の不具合等も対応いたしかねますので、併せてご了承ください。

２．テクノテスターReport のインストール
CD-ROM の「TechnoTester」フォルダ内の以下のファイルを、PC 上の任意のフォルダにコピーしてください。
・ テクノテスターReport_200.xls
・ TechnoTester_reportTMP.xlt※上記の２つのファイルは 必ず同じフォルダにコピーしてください。あらかじめ、Microsoft Excel 2013,2016,2019 のいずれかがインストールされている必要があります。
1３．測定データの取り込み（１）テクノテスター（試験機）とパソコンの接続
下図のようにテクノテスターの測定部とパソコンをテクノテスターＰＣケーブルで接続します。ＵＳＢシリアル変換ケーブルをご使用の場合は、パソコンにドライバのインストールを必ず⾏ってください。

（２）テクノテスターReport の起動① 次にテクノテスターを データ転送モードにします。
電源が切れている状態で、［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押しながら［電源］ボタンをしばらく押し続けると、タイトルが表示されます。
タイトル表示中もしばらく［電源］ボタンを押し続けると「データ転送モード」になります。

2

②

テクノテスターReport を起動します。

はじめにパソコンへコピーした、フォルダの中のファイル名［テクノテスターReport.xls］をダブルクリックします。

③ Excel が起動し右図のダイアログが表示された場合は、「マクロを有効にする」ボタンを押してください。
※ Excel のマクロセキュリティーのレベル“中”である必要があります。レベルの変更については、Excel のヘルプ等をご参照ください。

[マクロを有効にする]をクリック④ メインメニューが表示されます。初期設定を⾏ってください。

メインメニュー

（３）初期設定
初回起動時にはテクノテスターとパソコンとの通信の設定と、測定結果ファイル保存先の設定を⾏う必要があります。
①「設定」ボタンを押してください。
[設定]ボタンをクリック②設定ダイアログが開きますのでテクノテスター測定部との通信が出来るかを確認します。
「自動設定」ボタンを押してください。
※ 通信が⾏われるにはテクノテスターとパソコンがテクノテスターPC ケーブル等で接続され、測定部がデータ転送モードになっている必要があります。
（前ページを参照）
3[自動設定]ボタンをクリック

③パソコンの有効な通信ポートが⾃働で検索され、その通信ポートを通じて、テクノテスター測定部の検索が開始されます。

ここでの検索中の「ポート」とはパソコン側の USB ケーブルなどを差し込む場所になり、通常１台のパソコンに複数のポートが設けられています。通信ポート（COM ポート）は COM１、COM２…と番号がふられており、どのポートに USB ケーブルが差し込まれているのかをパソコンが認識するための検索も⾏われます。

④測定器の検索が終わったら次に測定結果ファイル保存フォルダの設定を⾏います。

１「参照」ボタンは押さずに、⼊⼒ボックスに直接保存先を⼊⼒してください。

参照ボタンは押さないでください

⼊⼒ボックスに、データの保存先をコピー＆ペーストなどで直接⼊⼒をしてください。

「設定完了」ボタンを押すと保存フォルダの設定が確定し、ダイアログが閉じます。

「設定完了」ボタンをクリック

以上で初期設定が完了しました。
詳細な設定につきましては、Ｐ.９「各種設定変更⽅法」をご参照ください。
4

（４）測定データの取り込み① メインメニューで「測定データを取り込む」ボタンを押す。

※ 「通信後に測定器のデータをクリアする」チェックボックスにチェックを⼊れた場合は、測定データ取り込み後、テクノテスター測定部に記録されている測定データが消去されます。

☑

② 測定データの取り込みが開始されます。
しばらくお待ちください。
※「中断」ボタンで処理を中断できます。

測定データ取り込み時表示画面③取り込み後、Excel ファイルが出⼒されます。
※「中断」ボタンで処理を中断できます。

ファイル出⼒時表示画面

5※ファイルの上書き保存確認
すでに同名のファイルが存在する場合は、上書き保存の確認ダイアログが開きます。
「はい」を選択すると、上書き保存されます。
「いいえ」を選択すると、ファイル選択ダイアログが開きますので他のファイル名を⼊⼒してください。ファイル選択ダイアログ上でキャンセルを押すと、出⼒は中断されメインメニューにもどります。

④ 測定データ削除確認メニューが表示されます。ファイルの出⼒が完了すると、測定器（テクノテスター）のデータを削除するか確認が⾏われます。

「はい」を選択すると測定器（テクノテスター）データがクリアされます。
「いいえ」を選択すると測定器（テクノテスター）のデータはクリアされません。

⑤完了しますと「正常に終了しました」のダイアログが表示されます。
また、出⼒されたファイルのファイル名も表示されます。

「はい」ボタンを押すとファイルを開きます。
「いいえ」ボタンを押すとそのままメインメニューに戻ります。

以上で取り込みは完了です。取り込まれたファイルについては、Ｐ.７「4.測定結果ファイル」をご参照ください。
6４．測定結果ファイル（１）保存先、ファイル名について測定データは、初期設定で設定したフォルダに保存されます。ファイル形式は、Excel ワークシートとなります。ファイル名は次の形式になります。
【ファイル名形式】
TechnoTester_○○○○△△□□.xls
TechnoTester_ ･･･ 固定○○○○･･･年(4 桁)△△･･･月(2 桁)□□･･･日(2 桁)例) 2020 年 10 月 31 日に測定データを取り込んだ場合
TechnoTester_20101031.xlsと保存されます。

※ 日時は、測定データ取り込み時点の日時です。

（２）出⼒データ内容①最⼤値蓄積データ
テクノテスターのポイントデータ
PXXXX（荷重-変位試験モード、荷重試験モードで試験をし、保存をしたデータ）が取り込まれます。

荷重最⼤値・変位値（荷重最⼤時）は、１シート目にまとめて記載されます。
荷重試験モードでの変位値は0.00ｍｍとなります。

※ 出⼒された Excel ファイルはデータの改ざん防⽌のためプロテクトをかけております。ただし、列 H 以降（右）の空⽩セルはロック解除をしてありますので、メモ等の追記が可能です。
7

②波形蓄積データ
テクノテスターのグラフデータ FXX（グラフ試験モードで試験し、保存をしたデータ）が取り込まれます。

波形 01〜（2〜100 シート目）に１回の測定データが、１シートに記載されます。
文字入力・変更が可能です。

最大荷重までのデータ抜粋を表示します。

荷重－変位曲線を表示します。

※ 出⼒された Excel ファイルはデータの改ざん防⽌のためプロテクトをかけております。
ただし、列 AE 以降（右）の空⽩セルはロック解除をしてありますので、メモ等の追記が可能です。
8

５．終了⽅法[閉じる]ボタンをクリック

Excel をそのまま閉じてください。
または、メインメニューの「終了」ボタンを押すことで本ソフトのワークシートを閉じることが出来ます。(Excel ⾃体は終了しません)[終了] ボタンをクリック

６．各種設定変更⽅法
メインメニューで「設定」ボタンを押すと設定ダイアログが表示されます。
設定ダイアログでは、以下の設定が可能です。
（1）通信ポート、ボーレートの設定（手動および⾃動設定）（2）測定結果ファイル保存先フォルダの設定（3）テクノテスターの時刻設定（１）通信ポート、ボーレートの設定（手動および⾃動設定）「ポート」「ボーレート」のドロップダウンリストを選択することで、設定を変更できます。
また、「⾃動設定」ボタンを押すことで⾃動的に検索することができます。
▼のマークをクリックし、表示されたリストをクリックすることで「ポート」「ボーレート」の設定を手動で変更可能
9

（２）測定結果ファイル保存先フォルダの設定「参照」ボタンは押さずに、⼊⼒ボックスに直接保存先を⼊⼒してください。
「設定完了」ボタンを押すと保存フォルダ設定が確定し、ダイアログが閉じます。

参照ボタンは押さないでください

⼊⼒ボックスに、データの保存先をコピー＆ペーストなどで直接⼊⼒をしてください。

（３）テクノテスター（試験機）の時刻設定①「測定器の時計を合わせる」ボタンを押すと、テクノテスター（試験機）の日時を設定できます。
※ 日時は本ソフトの動作しているパソコンで設定されている時計の日時が適用されます。
[測定機の時計を合わせる] ボタンをクリック②設定成功時は設定した日時が表示されます。

10

７．エラーメッセージと対処⽅法
エラーメッセージ

対処⽅法
テクノテスターとの通信に失敗しました。

測定データの取り込みに失敗
ケーブルや COM ポート、ボーレートの設定を再確認してしました。
ください。※詳細は以下のエラーで併記されます。

テクノテスターとの通信用に設定されている COM ポートCOM ポートを開けません。

が存在しないか、他のアプリケーションが使用中です。正しいポートを設定するか、他の通信アプリを終了してください。

測定器から受信したデータに テクノテスターから取り込んだデータに異常があります。
異常があります。測定データ 通信中の⽂字化けやケーブル不良などが原因となります。に不整合箇所がありました。 再度、取り込み操作をやり直してください。
テクノテスターの測定データクリアや時刻設定時に正しい測定器からの応答に異常があ 応答がない場合発生します。
ります。
通信中の⽂字化けなどが原因となります。再度、操作をやり直してください。
テクノテスターの COM ポート⾃動設定時にテクノテスタ測定器は⾒つかりませんでし ーが発⾒できなかった場合に発生します。
た。
ケーブルやテクノテスターのモード（データ転送モードである必要があります）を再確認してください。

Excel ファイル出⼒中にエラ 測定データの保存時にエラーが発生しました。保存先のフーが発生しました。
ォルダへハードディスク容量を再確認してください。
測定データクリアに失敗しま テクノテスターの測定データクリア処理に失敗しました。
した。
Microsoft Visual Basic forApplications：コンパイルエ
ラー
こういった用語が含まれる数⾏のエラーメッセージが表示され、その後強制的にシャットダウンとなる。

Excel バージョンと本ソフトの適合に関するエラーです。
適合しない Excel2002〜2010 で本ソフト・テクノテスタ
ーReport Ver.2.0 の操作を試みるとコンパイルエラーが表示され操作できません。
１頁目に記載した Excel2013,2016,2019 で本ソフトVer.2.0 操作をお願いいたします。
Excel2002〜2010 をご利用の場合はテクノテスター
Report Ver.1.5 で操作をお願いいたします。

・テクノテスターPC ケーブル（CABLE-PC）および USB シリアル変換ケーブルを強く引っ張ったり、強い衝撃を加えたりすると断線するおそれがございます。ケーブル断線が起きると通信ができず、上記のいずれかのメッセージで表示がなされます。
（ “ケーブル断線” とは表示が出ませんのでご注意ください。）

11

12

８．保証とアフターサービス
ソフトウェアについて１ページ（２）動作確認環境に記載の通り、動作保証はいたしかねます。
予めご了承ください。

ハードウェア（専用ケーブル等の付属品）について◎保証期間について製品購⼊日から 1 年間は、弊社の製造上の問題に起因することが明らかな不良については、無償で製品を交換または修理いたします。
◎保証範囲外の修理について修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご依頼により、有償修理いたします。
◎修理を依頼されるとき修理を依頼されるときには、保証範囲の内外にかかわらず、できるだけ詳しい故障の症状を、弊社の支店・営業所までお知らせください。

本 社 営 業⼤ 阪 支 社
札 幌 支 店
仙 台 支 店
名古屋支店
福 岡 支 店
新潟営業所

TEL 04-7157-8181
TEL 072-960-7735
TEL 011-876-9035
TEL 022-236-2533
TEL 052-355-3501
TEL 092-587-0188
TEL 0256-47-1135

横浜営業所
静岡営業所
⾦沢営業所
岡山営業所
広島営業所
高松営業所
⿅児島営業所

TEL 045-340-3517
TEL 054-237-0102
TEL 076-240-3535
TEL 086-296-8031
TEL 082-294-3308
TEL 087-885-7431
TEL 099-225-8311

本製品は予告なしに仕様等を変更する場合がございます。予めご了承ください。

13