電磁式

渦電流式 両用膜厚計

NEW
9000シリーズは新時代の両用膜厚計、N E Oシリーズに生まれ変わりました！
より使いやすさが向上しています。

SWT -NEO シリーズ専用プローブ

SFN-325

写真は、SWT−NEO シリーズ本体に専用プローブ SFN-325（別売）を接続しています。

SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.

東京・大阪・仙台・名古屋・福岡・川崎

専用プローブ（SFN-325）を使用することにより測定素地金属を自動判別して簡単測定 !
SWT-NEO シリーズは、プローブに互換性を持たせたことで、用途や測定対象物に適合する接続プローブを自由に選択できます。
また、予備のプローブや素地の形状に合わせた各種プローブを備えることが可能になり作業効率が大幅にアップできます。
J IS K 5600 の 規格をはじ め、官公庁、試験場、研究所、各種法人、団体などの規格、内規、基準なら び に IS O2 808 などの海外規格にも適合します。

特長
キー表記

NEW

キー表記をより分かりやすく、
日本語表記に変更いたしました。

チルトスタンド

NEW起こして使用できる、チルトス タ ン ド を新たに装備 し ま し た 。

NEW単位の設定単位の設定を「mil」に切り替える機能を正式に装備しました。
( 鉄材 )

４．
９２
mi lC al. N o.1

F（表示例：mil 表示切替時）

統計機能内蔵

わかりやすいガイド表示画面（NEO-Ⅱ、NEO-Ⅲ）（NEO-Ⅱ、NEO-Ⅲ）
全メモリデータやグループ、ブロック、セクション単位のデータは、LCD 画面上で統計が可能。
メモリ内全データ
統計：
247
データ数：
776.1
平均値：
47.5
中央値：
2170.0
最大値：
24.8
最小値：
1180.3
標準偏差：（統計画面表示例） ※統計数値はμm 表示

スリムなボディ設計
従 来 の 膜 厚 計（点 線 部 分）と比べるとボディがす っ
き り ス リ ム に 。女 性 や 手の 小 さ い 方 に も 抜 群のグリ ッ プ 感。手 持 ち 作 業 の 疲労が低減します。

検量線登録機能L C D 画 面 上 に メ ッ セ ー ジ を 表 示 。操 作
手 順 を カ ン タ ン・わ か り や す く ガ イ
ダンスします。

検量線の登録数は 10 本（NEO-Ⅱ）、100本（NEO-Ⅲ）。特性に合致した検量線を
登 録・選 択 し て す ぐ に 測 定 作 業 が 開 始できます。

【ゼロ調整】

素地を数回測定。

上限値 / 下限値リミット機能（NEO-Ⅱ、NEO-Ⅲ）

終わったら、 ZERO を押して下さい。
（表示例：ゼロ調整時）

登録 し た 各 検 量 線 1本 ごと に 、1組 の 限界 値 を 設 定 可 能。測 定 値 が 上 限 値 ／ 下限 値 の 範 囲 を 外 れ た 場 合 に は、設 定 限界値の点滅および警報で知らせます。

プリンタへ無線出力大容量の測定値メモリ機能（NEO-Ⅲ）（NEO-Ⅱ、NEO-Ⅲ）

別売の専用受信器により、日本国内専用の特定小電力無線でプリンタへデータ能。
転送が可能。
※詳細はお問い
問い合わせ下さい。
さい。

1日 に 数 千 点 も の 膜 厚 検 査 を 行 う 多 点
測定もデータメモリ機能により、測定・記録作業が 1 人でO K 。検査作業 の省力化 と コ ス ト ダ ウ ン が 図 れ ま す。メ モ リ
数は 20,000 点（NEO-Ⅱ）、40,000 点（NEO-Ⅲ）。残 り メ モ リ を 気 に す る こ とな く 作 業 が で き ま す。測 定 デ ー タ は 、グループ、ブロックなどに細分化して保存。

SWT-NEO シリーズ専用プローブ
本体とプローブの組合せ例

SWT - NEO - F ：SWT-NEO+SFe-2.5 / SWT - NEO - N：SWT-NEO+SNFe-2.0
SWT - NEO - FN：SWT-NEO+SFN-325

鉄素地用プローブ

非鉄金属素地用プローブ
鉄・非鉄金属素地両用（デュアル）プローブ

SFe-2.5

SNFe-2.0

SFe-2.5L

SNFe-0.6

SFN-325
SFe-0.6Pen

SFe-0.6L

SNFe-2.0L

SNFe-8

多重塗装
膜厚測定作業の精度向上に！

棒状表面等の測定に！

SFe-0.6Pen
SFe-10オプション

測定作業の効率をより高めるための器具をご用意しています。
V 型プローブアダプタ

測定位置ガイド

測定例

パソコンへのデータ転送

電磁式プローブ使用時（磁性金属上の非磁性皮膜）
U S B ケ ー ブ ル で パ ソ コ ン と 接 続 し 、測 定 デ ー タ を 転 送 可 能 。測 定 の 都 度 にリ アルタイムで転送。また、メモリしておいたデータの一括送信（NEO を除く）も可能。

鉄・鋼・フェライト系ステンレス
測定皮膜

素地

●SW T 専用転送ソフト（SWT Monitor）
データ転送ソフトにより、SWT-NEO はリアルタイムで、SWT-NEO -Ⅱ・NEOⅢはリアルタイム
またはメモリ測定データを、表計算ソフト Microsoft Excel※2013/2016/2019/2021/365のいずれかが動作する環境（Windows※7/8/8.1/10/11）が必要です。
USB 転送ドライバ及び転送ソフトは弊社のホームページからダウンロードできます。

めっき

塗装

ライニング

● 機器
● 自動車
● 船舶
● 橋梁
● 鉄鋼構造物など● 樹脂● タールエポキシ● ゴム● ホーロー● シートなど

電解ニッケルめっきを除く● 亜鉛●銅● クローム● スズなどメタリコン、パーカライジング、酸化膜、溶射膜など

URL https://www.sanko-denshi.co.jp●上記の組み合わせでの動作 を保証するものでは有りません。

渦電流式プローブ使用時（非磁性金属上の絶縁性皮膜）●本ソフトは無償配布ソフトとなり、一切のサポート、カスタマイズはできません。

素地

アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス
測定皮膜

塗装

陽極酸化皮膜
（アルマイト）ライニング● アルミ製品● ステンレス製の内外装建材● 機械● タンクなど● アルミ製品● アルミサッシ● 台所用品● 家電製品など● 各種機器● 部品● 化学プラントなど※Microsoft Excel、Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

型式

SWT-NEO

SWT-NEOⅡ

測定範囲

接続プローブにより異なる

表示方式

グラフィックLCD（データ・メッセージ）、バックライト機能付

検量線校正
検量線設定・保存

SWT-NEOⅢ

2点校正式（ゼロ点、標準調整点）
鉄・非鉄用で各1本

最大10本

測定データメモリ−

最大20,000データ

データ転送

USB

USB

統計機能

−

本体内蔵

最大100本
最大40,000データ
USB

付加機能

●測定モード切替（ホールド／連続） ●表示分解能切替 単位切替（㎛／mil）●オートパワーオフ（約3分）●チルトスタンド ●上／下限値設定（NEO-Ⅱ、NEO-Ⅲ）

電源

単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間（25時間※） ACアダプタ※最大（使用条件により変わることがあります。）

使用温度

0〜40℃（結露しないこと）

寸法・重量

特定小電力無線
本体内蔵

72（W）×32（H）×156（D）mm、約200ｇ（電池含む）

付属品

乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書

乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書（ドライバCDに収録）、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD

オプション

プローブ、ACアダプタ、USB転送ケーブル

プローブ、SWT-NEOⅢ専用プリンタユニット

プローブ（別売）電磁誘導式型

SFe-2．
5※1 ／ SFe-2．
5L

式

SFe-2．
5LwA

SFe-0．
6Pen

SFe-0．
6L

SFe-10SFe-20

電磁誘導式

測定方式
測定範囲

0 〜 2．50mm

0 〜 600μm

0 〜 10mm0 〜 20mm

表示分解能

1μm：0 〜 999μm
0．01mm：1．00 〜 2．
50mm
切替えにより0．1μm：0 〜 400μm 0．5μm：400 〜 500μm

1μm：0 〜 600μm
切替えにより0．1μm：0 〜 400μm 0．5μm：400 〜 500μm

1μm： 0〜999μm
0．01mm： 1〜10mm

1μm： 0〜999μm
0．01mm： 1〜5mm
0．1mm： 5〜20mm

0 〜 100μm：±1μm
または指示値の ±2％以内
101μm 〜 2．50mm：指示値の ±2％以内

0 〜 100μm：±1μm
または指示値の ±2％以内
101μm 〜 600μm：指示値の ±2％以内

測定精度（平滑面に対して）

プローブ

1 点定圧接触式
Ｖカット付
2．
5：約φ15×47mm
2．
5L：約 18×22×67mm

1 点定圧接触式
測定部：約 24×27×56mm
取手部全長（伸縮式）：約 546 〜 1530mm

オプション

Ｖ型プローブアダプタ※2 /ーー

1 点定圧接触式
Ｖカット付
約φ5.5×92.5mm

0 〜 3mm：±（5μm＋指示値の 3％）
3．01mm 以上：指示値の ±3％以内

1 点定圧接触式
約 8×13.5×119mm（最小測定径 φ16）

1 点定圧接触式
Ｖカット付
約φ21×47mm

1 点定圧接触式
Ｖカット付
約φ35×55mm

ーーー

付属品

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用）標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用）収納ケース

測定対象

鉄・鋼などの磁性金属
手の届かない高所・素地上の塗装、ライニング、 離れた所の、鉄・鋼などの溶射膜、めっき
磁性金属素地上の塗装、（電解ニッケルめっきを除く） ライニング、めっきなどなど

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用）

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用）

鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき（電解ニッケルめっきを除く）など鉄・鋼などの磁性金属素地上の小さい部位、狭い箇所など小径管の内面、狭い箇所など比較的厚い塗装、ライニングなど厚い塗装、ライニングなど※1 SFe-2．
5 プローブは耐熱用（約 200℃）です。※2 Ｖ型プローブアダプタは 3 種類あり（φ5 以下用、φ5 〜 10 用、φ10 〜 20 用）

プローブ（別売）渦電流式プローブ（別売）電磁誘導式・渦電流式両用

SNFe-2．
0 ／ SNFe-2．
0L

SNFe-0．
6

測定範囲

0 〜 2．
00mm

表示分解能

1μm： 0〜999μm
0．
01mm：1．
00〜2．
00mm
切替えにより0．1μm： 0〜400μm
0．5μm：400〜500μm

型式

SNFe-5

SNFe-8測定方式

電磁誘導式・渦電流式両用（鉄・非鉄素地自動判別）

0 〜 600μm

0 〜 5．
00mm

0 〜 8．
00mm

測定範囲

鉄素地：0 〜3．
00mm、非鉄素地：0〜2．
50mm

1μm： 0〜600μm
切替えにより0．1μm： 0〜400μm
0．5μm： 400〜500μm

1μm： 0〜999μm
0．01mm： 1〜5mm

1μm： 0〜999μm
0．01mm： 1〜8mm

表示分解能

1μm： 0〜999μm
0．01mm： 1．00〜3．00mm（鉄素地）： 1．00〜2．50mm（非鉄素地）
切替えにより0．1μm： 0〜400μm
0．5μm： 400〜500μm

型

渦電流式

測定方式

0 〜 100μm：±1μm
0〜100μm： ±1μm
または指示値の±2％以内 または指示値の ±2％以内
101μm 〜 600μm：
101μm〜2．00mm：（平滑面に対して）指示値の ±2％以内
指示値の±2％以内
測定精度プローブ

１点定圧接触式、Ｖカット付
2．
0：約φ15×47mm
2．
0L：約18×22×67mm

オプション

Ｖ型プローブアダプタ※ / ー付属品

0 〜 3mm：±（5μm＋指示値の 3％）
3．01mm 以上：指示値の ±3％以内

SFN-325式

測定精度（平滑面に対して）

0 〜 100μm：±1μm または指示値の ±2％以内
101μm 〜 3．00mm：指示値の ±2％以内（鉄素地）
101μm 〜 2．
50mm：指示値の ±2％以内（非鉄素地）

1 点定圧接触式
Ｖカット付
約φ15×51mm

１点定圧接触式
Ｖカット付
約φ13×45.5mm

１点定圧接触式
Ｖカット付
約φ20.5×47mm

１点定圧接触式
Ｖカット付
約φ35×59mm

プローブーーー

オプション

Ｖ型プローブアダプタ※

付属品

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用・非鉄用）

標準厚板、テスト用ゼロ板（非鉄用）

鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗アルミニウム、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など

鉄素地 ： 装、ライニング、溶射膜、めっき（電解ニッケルめっきを除く）など

測定対象

細い丸棒、細管、比較的汎用な測定物用微少片等での高安定性用

測定対象

比較的厚物の測定物用ウレタン塗膜防水用

アルミ、銅など非磁性金属素地上の非鉄素地： 絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用

SWT-8000 及び 9000シリーズとプローブの互換性はございませんのでご注意下さい。

PAT.No.

2399730 2423045 3269277 3331531 3505638
4321999 4523636 5411428 6257471

4011820

SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.
URL

https://www.sanko-denshi.co.jp

mailinfo@sanko-denshi.co.jp

ショールーム（各営業所内に設置） 詳しくは、ホームページをご覧ください。

東京営業所

大阪営業所

〒101- 0047

〒530-0044

東京都千代田区内神田2-6- 4 柴田ビル 2F

大阪市北区東天満1-11-9 和氣ビル2F

TEL（03）3254-5031 FAX（03）3254-5038

TEL（06）6881-1230 FAX（06）6881-1232

仙台営業所

名古屋営業所〒983-0868〒462-0847※ V 型プローブアダプタは 3 種類あり（φ5 以下用、φ5 〜 10 用、φ10 〜 20 用）

営業品目

膜厚計・結露計・ピンホール探知器・検針器・鉄片探知器・水分計・トルクメータ・粘度計 他■ご使用の前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。

！ ■記載製品は、一般工業用機器として設計・安全上のご注意製造したものです。

お問い合わせ仙台市宮城野区鉄砲町中2-5 ボヌール・エスト1F 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL（022）292-7030 FAX（022）292-7033

TEL（052）915-2650 FAX（052）915-7238

福岡営業所

営業統括部

〒812-0023〒101-0047

福岡市博多区奈良屋町11-11

東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル7F

TEL（092）282-6801 FAX（092）282-6803

TEL（03）3254-5033 FAX（03）3254-5055

本社

生産技術センター〒213-0026

川崎市

川崎市高津区久末1677●このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
FP22115S