Picus® およびPicus® NxT
電動ピペット2

Picus および Picus NxT®

®

Pipetting simplified

Picus® ピクスファミリーの電動ピペット、Picus®（ピクス）および Picus® NxTピクスネクスト）また、ザルトリウスピペットチップは、ラボの研究者にとって新しい標準となりつつあります。

Picus® ファミリーの電動ピペットは、信頼性が高く再現性のある実験結果へと導きます。また、手に優しく安全性を最も重視した人間工学に基づいたストレスフリー設計です。Picus® は、インターンからラボのエキスパートの方まで、誰にとっても適切なツールであり、手動ピペットと同じくらい簡単に始められます。
その一方でエキスパートの方向けにもさまざまなオプションを提供します。Picus® は、あらゆるニーズに対応するピペッティングモードとカスタマイズ可能なプログラムにより、ラボでのピペッティング時間を効率化し、節約出来ます。
回転式充電スタンドに掛けておけば、素早くピペットを手に取り、操作ボタンを軽く押すだけで快適ピペッティングワークが可能です！

Picus® NxTは、ユーザーがカスタマイズ可能なプロトコル、パスワード保護、キャリブレーションリマインダーなどの追加機能を備え、さらに工場出荷時に試験をし、国際相互認証されたトレーサブルな校正証明書がピペット毎に添付されますので、ISO/IEC17025, ISO15189,GMP/GLP, JIS規格など規制や規格へ初期サポートの対応がされています。Picus® の基本性能はそのままに、さらに機能やサービスをグレードアップしたハイエンド電動ピペットです。
Picus® およびPicus® NxTはどちらも、0.2-10,000μLの容量範囲をカバーするシングルチャネルモデルと、0.2μLから1200μLのマルチチャネルモデルをご用意しております。
プロフェッショナルにふさわしいツールをお選び下さい。

-	-

手に優しい設計	操作性が軽いのはもちろんのこと、重量はわずか100g程（シングルチャンネル）で手になじむデザインです。

ソフトタッチのボタン操作。
容量変更は、調整ホイールでスムーズ操作。
さらにワンタッチ自動のチップ取外しができることで筋肉の緊張を最小限にピペッティングワークが可能です。

 り止め付きの握りやすい滑ボディです。
フィンガーフックを利用して、手元に引っ掛ければ強く握りしめたままの必要はなく、ハンドリング可能です。

-	-

作業効率アップ容量変更とメニューナビゲー
ションは調整ホイールで高速操作が可能です。

フォワード法、リバース法、等量連続分注、希釈、滴定などの幅広いピペッティングモードにより、電子制御によるスピーディなピペッティング操作が可能です。

 icus® NxTは、Pピペッティングプロトコルをカスタマイズ可能なため、よく使用するモードをシリーズ化することで、何度も設定し直すことが無く、ピペッティングルーティンのスピードアップをサポートします。

-	-	-	-	-	-	-

ピペット内部に搭載された各種法規制に対応した
Picus®NxT限定機能

る電動ピストンコントロールとブレーキ制御により、連続するピペッティング結果は、誰が使用しても分注量の精相互認証のあるトレーサブ
ルな校正証明書がピペット信頼のある結果へ

DCモーターコンセプトによ度が向上します。

ユニークなトラッカーシステムを利用すれば、正しいウェルへのピペッティングガイドによりミスを防げます。

オプションのセーフコーンフィルターを取り付けることで、内部のコンタミネーションやダメージを安価に防ぐことが可能です。
（フィルターチップを使用の場合はセーフコーンフィルターは不要です。
）

Picus® NxTは連続ブローアウト機能を備えており、チップ内の液残りの対処が可能です。
設定すると任意の回数ピストンが下がり、残液吐出をサポートします。

Picus® NxTはISO/IEC17025およびISO8655に基づいた 国際毎に添付されます。

予めサービスリマインダーを設定しておくことで、メンテンナンスや校正の時期を忘れずに確認することができます。

2段階のパスワード設定が可能です。
これにより、不意な設定変更の予防や使用制限が可能です。

 ペットロック機能搭載。
ピ表示部に使用禁止のテキストを表示します。
表示を消すにはロック解除のパスワードが必要です。
この機能により、サービスやクリーニング待機中のピペットの使用を防ぐことが可能です。

3人間工学に基づいたデザイン賞を受賞

見やすいディスプレイ表示

アクティブな情報はこのディスプレイで一目で確認できます。

4

保存用ホットキーボタンとプログラム設定で使用する3つのソフトキー

上部のホットキーボタンにはよく使用するピペッティング操作を最大10種類まで保存可能です。
登録保存しておくことで、ホットキーから素早くルーティンを呼び出すことが可能です。
３つのソフトキーでプログラムを操作します。

電動チップエジェクション

電動チップエジェクションボタンを押すと、驚くほど軽い力でワンタッチでチップが取り外せます。
これにより手への負担が大幅に減少され腱鞘炎等のリスク回避につながります。

調整ホイール

極めてスピーディな容量調整と簡単なメニュー操作が可能です。
親指の軽いタッチでホイールを操作すると片手操作も可能になります。

信頼ある測定値

マイクロプレートトラッカー

96、384ウェルに対応しています。
予め設定をしておくことで、正しいウェルへのガイドをディスプレイに表示します。
万が一の備えにより、やり直しを予防することが可能です。
この機能が使えるモードはピペッティング、リバースピペッティング、マルチディスぺンシングで、組み合わせて使用します。

高精度ピストンコントロール

強化されたDCモーターコンセプ
トにより、卓越した性能を発揮します。
電動ブレーキがピストンの動作を瞬時にカットするため、吐出が正確にカットされ、特に連続分注での分注量の精度が向上します。
光学センサーがピストンの動作をリアルタイムで制御・監視するので最高の正確度と信頼性を確保します。

独自のOptiloadシステムを採用した完璧なチップのシーリングスプリングが内蔵されたチップコーンを採用しているので、すべてのチャンネルへ均一にチップを装着可能です。
チップに均等な密着が求められるマルチチャンネルモデルで特に有効です。
確実なフィッティングにはザル
トリウス純正チップを推奨しています。

セーフコーンフィルター及びオートクレーブ可能な下部パーツ内部のコンタミネーションと、ダメージを防ぐため20μLを超えす
べてモデルに取替可能なセーフコーンフィルターが取り付けられます。
また、1200μLを除くモデルの下部パーツは、オートクレーブ滅菌が可能です。

5

Picus® NxTの特徴：厳格な品質管理に対応
見やすいディスプレイ表示

多くのワークフローは、最適な結果を得るために複数の異なるピペッティングモードを使用するように設計されています。
Picus®NxT（
電動ピペットを使用すると、最大10ステップで3つのピペッティングプロトコルを作成できるため、ワークフローを簡素化できます。
これにより、ワークフロー中にボリューム変更やプログラムモードの変更をする必要が無くなり、エラーが減り、作業がスピードアップし、ピペッティングに集中することが可能です。

PICUS® NXT

2レベルパスワード
Picus®NxTは、管理者とユーザーのプロフトレーサブルな3点校正証明書

結果の品質と信頼性に依存するすべてのラボにおいて、ISO 17025に準拠して校正されたピペットを使用することが不可欠です。
すべて®のPicus NxTは、国際相互認証の取れた信頼のある3点校正のトレーサブルな証明書とともに提供されます。
（ISO/IEC 17025および
ISO 8655に基づき、フィンランド工場出荷時の測定値となります。
）

PICUS® NXT

ピペットロック「現在使用不可」の付箋はもう不要です。
ァイルを分けることができますので、ピペット
ピペットロック機能により、サービスやクリー設定の不用意な変更を防止し、特定の個人ニング待機中のピペットの使用を防ぐことがやグープに使用を制限することが可能です。 できます。
パスワード保護が有効の場合、
ピこの機能により、常に規制やラボ指針に従っペットのロック解除には管理者パスワードがて確実に作業を遂行できます。
パスワードは必要となります。
オプションですので、追加保護を必要としない場合は実行しないことも可能です。

6

PICUS® NXT

サービス・校正リマインダー

ピペットは精密機器ですので、GLP（GoodLaboratory Practice、優良試験所規範）やISO基準に従って定期的にサービス、校正を実施する必要があります。
Picus®NxTには、周期間隔に応じたサービスおよび校正リマインダーを予め設定できます。
ピペットの定期的なメンテナンスや校正は、結果の質や正確性の確保にとって極めて重要です。

Picus® および Picus® NxT の選択

Picus®は、手動ピペットのアップグレードバージョンとして、また、難しい機能はないのでスタートアップ用や、スタンダード電動ピペットとしてのご利用に最適です。
ワークフローの最適化や、徹底した品質管理をされる場合はPicus®NxTをご選択して、プログラム可能なプロトコルと安全機能を最大限活用してください。
以下の表で、ピペット機能が黄色でハイライトされている箇所はPicus®NxT限定の機能を表示しています。

ピペッティングモード

アドバンスモード(ADV)*
Plate Tracker

プレートトラッカー

Mixing

ミキシング/混和Counter
カウンター

Pipetting

Excess Volume
Adjustment
予備吸引量調整

Auto-Dispensing
自動等量連続分注

Fast Dispensing

ファストディスペンシング

RepeatedBlow-out

連続ブローアウトピペッティング

Reverse Pipetting

リバースピペッティング

Manual Pipetting（未知のサンプル量のマニュアルピペッティング

Multi-Dispensing

測定や分注速度の調整が必要な用途に最適）

等量連続分注（プレートなどの多処理に）

Diluting （サンプル→エアギャップ →希釈液を希釈チップ内に順に吸引して同時に吐出）Sequential Dispensing

異容量連続分注 （希釈系列等に最適）

Multi-Aspiration（正確なアスピレーター、等量連続吸引

Titration

プレートの洗浄なども可）

滴定（電動式ビュレットに相当する機能）

Protocols **

プロトコル（最大10ステップで3つ作成）＊ アドバンス機能（ピペッティングモードと併用して使用します。
）＊＊ Picus®NxT専用モード（Picus®には無い機能です。
）

その他のPicus®ファミリーの特徴
急速充電リチウムバッテリー
通常1時間程度で100％充電が可能です。

直観的インターフェース

パッケージから取り出してすぐに使えるほどユーザーフレンドリーな使用感です。

取扱が難しい液体の調整

容量調整機能が備わっているた
め、水と比重の異なる液体の容量調整を天びんを使用しながら調整することが可能です。

Optifitスタンダードチップ
Safety Spaceフィルターチップ
Picus®およびPicus®NxTのピペットスタンド

仕様値は最も適合性の高いザルトリウス製のチップを使用し、ISO8655に基づいた厳格に管理された環境の中で測定されています。
校正や品質を要求した管理下では純正チップを使用した測定が推奨されています。

型番

製品名730991

4台掛回転充電スタンド

730981725620充電オプション
電動ピペットは、4台掛け回転式充電スタンド、またはピペッテ
ィング中にも使用できる付属のUSBケーブルを使用して充電できます。充電スタンドのコンパ
クトなデザインは、実験室のベンチスペースを節約するのに最適です。

1台掛け充電スタンド

リニアスタンド7

ご注文情報: Picus® および Picus® NxT
Picus® NxT 型番Picus® 型番

チャンネル 容量 (µL)

LH-745021

735021

1

0.2 - 10

LH-745041

735041

1

LH-745061

735061

LH-745081

セーフコーンフィルター
親水性疎水性

Optifit Tips
SafetySpace Filter
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾁｯﾌﾟ*(µL) ﾌｨﾙﾀｰﾁｯﾌﾟ*(µL)--10105 - 120

721008721018

200

120

1

10 - 300

721007721017350

300

735081

1

50 - 1,000

721006721016

1,000

1,000

LH-745101

735101

1

100 - 5,000

721005721015

5,000

5,000

LH-745111

735111

1500 - 10,000

721005721015

10,000-

LH-745321

73532180.2 - 10-

-

10

10

LH-745341

7353418

5 - 120721008721018200

120

LH-745361

7353618

10 - 300

721007721017350

300

LH-745391

735391

8

50 - 1,200

721006721016

1,200

1,200

LH-745421

735421120.2 - 10--1010

LH-745441

73544112

5 - 120721008721018

200120

LH-745461

735461

12

10 - 300

721007721017350300

LH-745491

735491

12

50 - 1,200

721006721016

1,200

1,200

* ローリテンションチップ（液切れの良い低吸着チップ）は、1,200 µLまでの容量で適合チップをご用意しております。
※ピペット毎に充電用ユニバーサルACアダプターが付属します。

ザルトリウス・ジャパン株式会社
東京本社〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
Phone：03-6478-5200 Fax：03-6478-5494
Email：hp.info@sartorius.com

For further information, visit
www.sartorius.com

掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことをあらかじめご了承ください。

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Status: 07 | 2020

名古屋営業所〒461-0002
名古屋市東区大官町35-16
Phone：03-6478-5204
Fax：03-6478-5497

大阪営業所〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-3-39
Phone：03-6478-5203
Fax：03-6478-5496