6. 使用血壓計數位血壓計
UA-611Plus / UA-651Plus型號
使用手冊

1WMPD4003708E

1. 親愛的顧客：

T翻譯

多謝選購 A&D 高科技電子血壓計，這款血壓計是目前市場上最先進的血壓計之一。本裝置準確且便於使用，能協助您每日監控血壓。
在首次使用此血壓計前，請先細閱此使用手冊。

2. 前言TTT

本血壓計僅適用於成年人，請勿用於新生兒或嬰幼兒。
使用環境：本血壓計適合在家庭保健環境下自行使用。
本血壓計適用於測量血壓和脈率，以作診斷之用。

TT
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

禁忌

以下是正確使用血壓計的注意事項。
T 手臂上還有其他醫療電子器材時請勿再纏上袖帶。否則設備可能無法正常工作。
T 手臂血液迴圈不良的人士，必須在使用血壓計之前諮詢醫生，以免引起醫療問題。
T 請勿自行判斷測量結果並自行決定療程。請務必向醫生諮詢結果評估及治療。
T 請勿將袖帶套在傷口未癒合的手臂上。
T 請勿將袖帶套在接受靜脈滴注或輸血的手臂上。否則可能會造成傷害
或意外。
T 請勿在有易燃氣體（如麻醉氣體）的地方使用血壓計，否則可能會導致爆炸。
T 請勿在高濃度氧氣環境（如高壓氧氣艙或氧氣帳）中使用血壓計，否則可能會引起火災或爆炸。
適用範圍
索引 動脈位置標記

1. 移除電池蓋。
2. 如需更換舊電池，請先從電池盒
中取出舊電池。
3. 再如圖所示，將新電池裝入電池盒，注意 (+) 和 (-) 電極安裝正確。
4. 裝回電池蓋。請只使用 R6P、LR6或 AA 電池。

TTT
TT

6.2. 連接空氣軟管將空氣連接器插頭牢牢插入
充氣管插座。

TTT
TT
T手臂尺寸
31 cm 到 45 cm
22 cm 到 42 cm
23 cm 到 37 cm
22 cm 到 32 cm
16 cm 到 24 cm

符號

功能/含義

目錄編號
成人大號袖帶適用範圍。已印在
成人大號袖帶上。
寬範圍袖帶適用範圍已印在寬範圍袖帶上。
半大袖帶適用範圍印在半大袖帶上。
成人袖帶適用範圍已印在成人袖帶上。
小號袖帶適用範圍已印在小號袖帶上。

批號電量充足
測量過程中的電量指示燈。
電量低電池電量低時閃爍。
血壓計內部錯誤

請取出電池，並按下  START   (開始)按鈕再重新裝
入電池.如仍出現錯誤，請聯絡經銷商。

印在血壓計器件上的符號。

2020
SNIP

功能/含義
待機及開啟血壓計。
收縮壓以 mmHg 表示
舒張壓以 mmHg 表示脈搏每分鐘速率
電池安裝指示直流電
BF 型：血壓計、袖帶和軟管具有抗電擊設計.

生產商
生產日期
使用過的裝置、零件及電池不能作為一般家庭廢物處理，
你應按照適當法律處理。
序號
參閱使用手冊/小冊子
直流插座極性國際保護標識保持乾燥製造商--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

醫療器材適用範圍-------------------------------

LW

半大袖帶

M成人袖帶

A

成人小號袖帶

6.5. 套上手臂袖帶

M/AS

1. 如圖所示，將袖帶纏繞到上臂上，距離手肘內側上方約 1-2 cm。將袖帶
直接貼在皮膚上，因為衣物可能會導致脈搏微弱，造成測量錯誤。
2. 捲起襯衣袖子會導致上臂有束縛感，因此可能會無法測出正確讀數。
3. 確認索引  點數在適用範圍內。
注意：測量時感到袖帶很緊是正常的。(請勿過度驚慌)。
不要過緊地捲起袖子
袖帶

什麼是血壓？

血壓是血液對動脈血管壁施加的壓力。心臟收縮時產生的壓力為收縮壓。心臟舒張時產生的壓力為舒張壓。血壓以毫米汞柱 (mmHg) 計。每
個人的正常血壓均透過基礎血壓表達。基礎血壓需要清晨仍在休息或尚未進食時測量。

開始充氣

13. WHO 分類指示燈

血壓柱指示燈的每個區段與 WHO WHO 分類指示燈
血壓分類對應。
嚴重高血壓 : 指示燈顯示的區段以目前資料為基
中度高血壓
   礎，與 WHO 分類對應。
輕微高血壓
正常偏高
正常最合適加壓測量中

收縮壓

舒張壓

14. 疑難排解

WHO 分類問題顯示屏沒有任何顯示，即使開啟電源亦然。

脈率自動排出剩餘空氣

7.3. 正確測量的注意事項

TTTT
TT
T
T
TTT

袖帶不充氣。

與心臟同高血壓計無法
測量。
讀數過高或過低。

按下 START (開始)按鈕

充氣中

按住 START(開始)按鈕

其他

鬆開 START (開始)按鈕
以停止充氣

在椅子上坐好並放鬆，將手臂放在桌子上。請避免採用雙腳交叉的坐姿，雙腳平放在地板上，後背挺直。
以舒適的姿勢坐下。將手臂放在桌子上，手掌朝上，使袖帶與心臟處於同一高度。
袖帶中心處要與心臟保持同一高度。
測量前放鬆約 5 至 10 分鐘。如果因為情緒壓力而過於激動或壓抑，測量值會高於 (或低於) 正常血壓讀數，且脈搏讀數亦較正常為快。
測量時請保持不動並且應避免說話。
請勿在運動或洗澡後立即進行測量。休息 20 或 30 分鐘後再測量。
人的血壓不斷變化，取決於當時在做什麼及當天的飲食。飲料對血壓有強烈而快速的影響。
本血壓計根據心跳測量血壓。如果您的心跳十分微弱或不規律，血壓計可能會很難測到您的血壓。
如果血壓計偵測到異常狀況，將會停止測量並顯示錯誤符號。請參閱
「5.符號」以獲取有關符號的說明。
本血壓計適合成年人使用。對兒童使用本血壓計之前，請諮詢您的醫生。兒童應在監督下使用本血壓計。
請在每天的同一時間測量血壓。
自動血壓計的性能可能會受到高溫、高濕環境或海拔影響。
血壓計的記憶體可自動儲存多達六十次血壓和脈搏的測量值。儲存在記
憶體中的資料按最新到最舊的順序獲分配一個資料編號。最舊的資料
顯示為「」。M 符號表示您正在檢視先前儲存在記憶體中的資料。
無資料

1. 沒有任何顯示時，長按住  START   (開始)按鈕，以 按住 START (開始)按鈕
重新調用先前的儲存資料。
鬆開按鈕
2. 顯示平均資料時，鬆開M 標誌
按鈕。
平均值
3. 資料編號和儲存資料自動按順序從上次測量值
開始顯示。
資料編號
4. 所有資料顯示後，顯示屏會自動關閉。
注意：如果您在查閱數據的
同時按下  START   (開始)按鈕，血壓計會關閉。

8.2. 清除資料

1. 關閉血壓計後，按住   START   (開始)按鈕，」為止。
直到顯示「」以清除
2. 選擇「資料。
3. 當 M 標記閃爍時，表示資料已被清除。
4. 血壓計會自動關閉。

儲存資料
自動關閉

按住 START (開始)按鈕

」選擇「以清除資料。

�秒

9. 什麼是心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)

血壓計在測量期間偵測到心律不整時，心律不整/心房顫動指示符號將
出現在顯示器上，並顯示測量值。
注意：如果頻繁看到
心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 符號，我們建議           您儘快求醫。

充氣軟管

10. 什麼是心房顫動 AFib

電池電壓過低，會閃爍。如果電池電量用盡，標記不會
顯示。
袖帶未正確纏繞。
測量時移動手臂或身體。

重新安裝電池，正負極與電池盒標
示的一致。
將所有電池更換為新電池。

正確纏繞袖帶。
測量時請保持不動並且應避免說話。
放鬆坐好並保持不動。將手臂放在
袖帶位置不正確。
桌子上，手掌朝上，使袖帶與心臟處於同一高度。
如果您的心跳十分微弱或不規律，-------------------------血壓計可能會很難測到您的血壓。
在診所或醫生診室測量時，焦慮或數值與診所或醫生診 會導致讀數增加。在家測量能降低外部因素對血壓讀數的影響，並作室測得的值不同。
為對醫生讀數的補充。
取出電池。正確放回電池，並再次-------------------------進行測量。

請勿將血壓計拆開。它是採用精密電子部件和容易損壞的複雜空氣組件製造的。如果按照疑難排解說明問題仍無法解決，請聯絡您所在區域的授權經銷商或我們的客戶服務部。A&D 客戶服務部將向授權經銷商
提供技術資料、備用零件及裝置。
本血壓計是為持久耐用而設計與製造的。但通常建議每 2 年對血壓計
進行一次定期檢查，以確保功能正常及測量準確。請聯絡您所在區域的授權經銷商或 A&D 進行維護保養。

16. 技術資料

類型
測量方法
測量範圍

UA-611Plus, UA-651Plus
示波測量
血壓值：
0 – 299 mmHg
收縮壓:
60 – 279 mmHg
舒張壓:40 – 200 mmHg
脈搏：40 – 180 次/分鐘
測量精度
血壓值：
±3 mmHg
脈搏：±5%
額定值
DC 6V 3W
電源
4 x 1.5V 電池 (R6P、LR6 或 AA)
亦可選用交流電轉接器(TB-233C 輸入：
AC 100 – 240V 50/60 Hz 0.15A) (需另外購買)測量次數
約 700 次LR6 鹼性電池
約 200 次R6P (錳電池)在血壓值 180 mmHg、室溫 23 °C 下。
分類
內部供電 ME 設備（電池供電）/II 級（轉接器供電）
連續操作模式
臨床測試
根據 ISO81060-2: 2013
在臨床驗證研究中，85 位受試者以K5測量舒張壓。
機電延遲 (EMD)
IEC 60601-1-2: 2014
記憶體
最近 60 個測量值操作條件
+10 到 +40 °C / 15 到 85 %RH / 800 到 1060 hPa
運輸/儲存條件-20 到 +60 °C / 10 到 95 %RH / 700 到 1060 hPa
尺寸
約
96 [W] x 68 [H] x 130 [D] mm
重量約240 克，不包括電池
防水防塵
血壓計：
IP20
BF 型
隨附零件
袖帶
使用壽命
血壓計：
5 年（若每天使用 6 次）
袖帶：
2 年（若每天使用 6 次）
交流電轉接器:5 年（若每天使用 6 次）
配件交流電轉接器/TB233C
轉接器用於在家連接血壓計和電源。請聯絡當
地 A&D 經銷商購買。交流電轉接器需定期檢查
或更換。
印在交流電轉接器上的符號。
符號鬆開按鈕自動關閉將黏扣帶黏緊

電池端位置不正確。

建議操作
將所有電池更換為新電池。

15. 維護保養請參閱「�.�. 正常測量」

8.1. 查閱數據

可能的原因
電池電量用盡。

註：如果採取上述解決方法仍未能解決問題，請聯絡經銷商。請勿嘗試拆開
或修理本產品，否則可能會使保用失效。

合理壓力

8. 查閱數據

T

測量中充氣完成充氣中

12. 關於血壓零顯示

如要關機，按下START (開始)按鈕
如果重複進行再充氣，請採取以下方法。如果您的收縮壓預
計超過 230 mmHg ，請採取以下程序。
1. 將袖帶纏在手臂上，與心臟同一高度（以左臂為佳）。
2. 按下   START   (開始)按鈕.
3. 在 0 閃爍時，按住    START   (開始)
按鈕，直到出現較預期收縮壓高
30 至 40 mmHg 的數字為止。
4. 達到所預期的數字時，鬆開  START   (開始)按鈕以開始測量。接著繼續按「7.1 正常測量」
一節所述方式測量您的血壓。

排出空氣所有顯示部分

在 M 標誌閃爍。
資料已清除。

動脈位置標記索引  和適用範圍加壓

按下 START (開始)按鈕

注意：
如未達到適當的壓力，血壓計會再次開始自動充氣。
4. 測量完成時，會顯示收縮壓和舒張壓讀數以及脈率。袖帶會排出剩餘空氣並完全放氣。
5. 再次按下   START   (開始)按鈕以關閉電源。

� 到 � cm標記閃爍時將所有電池更換為新電池。

脈搏顯示錯誤脈搏不能正確測到時。

SYSDIAPUL/min--------------------------------------------------------------

若測量期間移動身體將導致血
再次測量。測量時保持不動。
壓值不穩定。
收縮壓和舒張壓均在
10 mmHg 內時顯示。
充氣過程中，壓力值不增加時顯示。
正確套上袖帶並再次測量。
袖帶未正確套上。

符號--------------------------------------------------------------

成人大號袖帶M
寬範圍袖帶

功能/含義
建議操作
在測量期間顯示。偵測到脈搏 測量正在進行中。
時閃爍。
請盡量保持不動。
偵測到心律不齊時，則出現心律不齊/心房顫動符號。偵測到------------------------------輕微顫動如顫抖或震動時，則燈會亮起。
前次測量值儲存在記憶體中。
--------------------------------------------------------------

指示燈可顯示測量期間的壓力變化。

與心臟同高

注意：如要在任何時候停止充氣，請再次按下   START   (開始)按鈕。
3. 充氣完成後將開始自動放氣，(心型符號) 會閃爍。
並且這表示測量正在進行中。偵測到脈搏後，標記會隨著每次脈搏跳動閃爍。

注意：UA-611Plus 及 UA-651Plus 型號
具有自動關機功能。對同一人測量時，要間隔至少 3 分鐘。

11. 血壓柱指示燈

至下一個資料符號-------------------------------

改用成人大號袖帶，不要用
成人袖帶/半大袖帶/寬範圍袖帶成人袖帶/半大袖帶/寬範
上的超過範圍標識。
圍袖帶。
請改用成人小號袖帶，不要成人袖帶/半大袖帶/寬範圍袖帶
用成人袖帶/半大袖帶/寬範
上的在範圍內標識。
圍袖帶。
改用成人袖帶/半大袖帶，小號袖帶上的超過範圍標識。
不要用小號袖帶。
成人大號袖帶上的在範圍內
改用半大袖帶，不要用成人
標識。
大號袖帶。

附註: UA-611Plus型號沒有為直流插座設置的交流電轉接器。僅有
UA-651Plus 型號後部配備直流電插座。交流電轉接器屬於額外配件，
需另外購置。
記憶體顯示屏上顯示的符號

建議操作請將 標記置於上臂動脈，或與無名指呈一直線的手臂內側。

索引

顯示

5. 符號

目錄編號
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-F-A-ISO
CUF-D-SA-ISO

動脈位置標記1. 將袖帶纏在手臂上，與心臟同一高度（以左臂為佳）
。測量時
安靜坐好。
2. 按下    START    (開始)按鈕。
顯示屏上的所有區段都會顯示。顯示 0 並短暫閃爍。測量開始時，顯示會發生變化，如右圖所示。袖帶開始充氣。感到袖帶很緊是正常的。充氣時會顯示
血壓柱指示燈，如右圖所示。

7.2. 以合理的收縮壓測量

推薦袖帶尺寸成人大號袖帶
寬範圍袖帶半大號袖帶
成人袖帶小號袖帶

印在袖帶上的符號

電池盒
電池蓋

血壓柱指示燈和 WHO 分類指示燈

只限 UA-���plus機型
交流電轉接器插頭直流插座

手臂尺寸：二頭肌的圓周。

進氣接頭充氣連接器插頭

心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 符號
心臟標記電池指示燈

充氣管插座使用合適的袖帶尺寸以獲得準確的讀數。如果袖帶的尺寸不合適，可能會得到不正確的血壓值讀數。
適用的手臂尺寸印在每條袖帶上。
袖帶上的索引  和適用範圍可告訴您使用的袖帶是否合適。請參閱
「6.5 套上手臂袖帶」。
如果索引  標記超出範圍，請聯絡當地經銷商購買替換袖帶。
手臂袖帶是消耗品。如已磨損，請購買新的袖帶。

START (開始)按鈕

脈搏空氣軟管6.4. 選擇合適的袖帶

交流電轉接器插頭舒張壓步驟 �將 交 流 電 轉 接 器 插 頭 插 入 直 流 插 座。
接 著 將 交 流 電 轉 接 器 插 入 電 源 插 座。
交流電轉接器TB-233C需另購。
從電源插座中拔出交流電轉接器時，抓住交流電轉接器機身並從電源插座中拔出。
從血壓計中拔出交流電轉接器插頭時，抓住交流電轉接器插頭並從血壓計中拔出。

直流插座收縮壓步驟 �空氣連接器插頭

6.3. 連接交流電轉接器

顯示屏

手臂袖帶

步驟 �

如圖所示，將電池裝入電池盒中。如果安裝錯誤，血壓計便無法工作。
當閃爍，且血壓計提醒需要更換電池時，將所有電池更換為新電池。請勿新舊電池混用。否則可能會縮短電池的壽命，或導致血壓計發
生故障。待血壓計關閉兩秒或更長時間後再更換電池。
不會在電池耗盡時顯示。
電池壽命因環境溫度而異，在低溫環境下，電池壽命可能會縮短。
通常情況下，每日測量兩次時，四顆新 R6P 電池可使用約三個月。
請只使用指定的電池。血壓計隨附的電池供測試血壓計性能使用，且壽命較短。
如果長時間不使用血壓計，請取出電池。否則電池可能會漏液，進而導致故障。

只限 UA-���plus機型

充氣軟管

7.1. 正常測量步驟 �注意T

本血壓計採用精密部件製造。請勿曝露於極端溫度、高濕、陽光直射、震盪或多塵環境下。
清潔血壓計及袖帶時，請使用乾軟布或蘸水及中性洗滌劑的布。請勿使用酒精、苯、稀釋劑或其他刺激性化學品清潔血壓計及袖帶。
請避免長期間過度用力折疊袖帶或在軟管緊緊彎曲狀態下存放裝置，否則可能損壞相關部件。
使用時請務必當心，以免軟管或連接綫意外勒住嬰幼兒。
測量過程中請勿扭擰空氣軟管，否則可能因為持續的袖帶壓力造成傷害。
本血壓計及袖帶不防水，因此應避免淋雨、沾汗和沾水。
若測量時靠近其他能發射强力電子場的裝置如電視機、微波爐、手提電話、X光等，測量數據或會出錯。
家庭網絡裝置、流動電話、無線電話及其基座主機以及對講機等無線通訊裝置，可能會影響本血壓計.
因此，請將本血壓計與上述器械保持至少 30 cm 距離。
再次使用血壓計時，請確認血壓計是乾淨的。
使用過的裝置、零件及電池不能作為一般家庭廢物處理。你應按照適當法律處理。
請勿改裝血壓計，否則可能造成意外或損壞血壓計。
測量血壓時，袖帶必須在手臂上束緊，以使動脈血流暫時停止。這可能
會造成手臂疼痛、麻木或出現暫時性紅印。尤其是在連續測量時會發生
這種情況。疼痛、麻痺或暫時性紅印會隨時間消失。
過於頻繁測量血壓可能會因為血流干擾而造成傷害。重複使用血壓計時，請確認血壓計的運作不會導致血液循環受到長期損害。
尚未對新生兒及孕婦進行臨床測試。請勿對新生兒或孕婦使用。
如果您曾接受乳房切除術，請在使用前諮詢醫生。
請勿讓兒童自行使用血壓計，亦不要在幼兒接觸得到的地方使用血壓計，否則可能會造成意外或傷害。
內含小零件，如被幼兒誤食，可能會導致窒息。
請勿同時觸碰電池、直流插座和使用者，否則可能會導致觸電。
測量時若無需使用交流電轉接器，請拔除該插頭。
使用非本手冊所載的附件，可能會影響安全。
如果電池短路，可能會發熱，並有可能造成灼傷。
使用前（約 1 小時）先讓血壓計適應周圍的環境。
袖帶未綁於上臂前請勿充氣。

4. 零件說明

6.1. 安裝/更換電池

T

3. 用前須知T

7. 測量

心臟出現電訊號導致心臟收縮，並將血液輸送全身。當心房中的電訊號變得紊亂時，則出現心房顫動，導致脈搏間歇混亂。心房顫動可導致血液滯留在心臟中，這很容易造成血塊，引發中風和心臟病發作。

配件單獨銷售袖帶 目錄編號CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-F-A-ISO
CUF-D-SA-ISO
交流電轉接器功能/含義僅供室內使用
II 類裝置溫度保險絲保險絲EC 指令裝置標誌
EAC 認證裝置標誌
交流電轉接器插頭極性袖帶尺寸手臂尺寸
成人大號袖帶
31 cm 到 45 cm
寬範圍袖帶
22 cm 到 42 cm
半大號袖帶
23 cm 到 37 cm
成人袖帶
22 cm 到 32 cm
小號袖帶16 cm 到 24 cm
手臂尺寸：二頭肌的圓周。

目錄編號插頭（插座類型）
TB-233C
C型
注意：規格如有變更，恕不另行事先通知。
IP 分類是根據 IEC 60529 由外殼提供的保護程度。本血壓計可防止直徑
12 mm 及更大的固體異物（如手指）進入。本血壓計不防水。