Eesti keel (tõlge)Ambulatoorse vererõhumõõtja
salvesti

Ambulatoorne vererõhumõõtja

1WMPD4003696B

2201

2017 A&D Company, Limited. Kõik õigused kaitstud.
Ühtegi käesoleva kirjutise osa ei tohi reprodutseerida, edastada,transkribeerida ega tõlkida ühtegi keelde, mitte ühelgi kujul ega
vahenditega ilma A&D Company, Limited poolse kirjaliku loata.
Selle juhendi sisu ja selles kirjeldatud seadme spetsifikatsioonevõidakse ette teatamata arendamise otstarbel muuta.
Sõna Bluetooth® ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.
kuuluvad kaubamärgid ja kõigi selliste märkide kasutamine
A&D poolt toimub loa alusel.
Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.

Vastavus
Vastavus Euroopa direktiiviga
Seade vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ.
Seda näitab CE-märgis, mille juures on tunnustatud asutuse
viitenumber.
Seade vastav RoHS-i direktiivile 2011/65/EL.
Seade vastav raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL.
A&D Company, Limited deklareerib käesolevaga, et seade vastab
raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL.
EL-i deklaratsiooni täistekst on saadaval järgmiselt veebiaadressilt:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Vastavus FCC reeglitega
Seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamisele kohalduvad
järgmised kaks tingimust: (1) Antud seade ei tohi põhjustada kahjulikku
segamist, ja (2) antud seade peab aktsepteerima talle osaks saavat
segamist sh segamist, mis võiks põhjustada soovimatut töötamist.
(FCC = USA föderaalne sidekomisjon)

FCC HOIATUS
Muudatused ja modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav poolei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad kasutaja volituse seadme
kasutamiseks tühistada. Saatja ei tohi paikneda muu antenni või saatja
läheduses ja seda ei tohi muu antenni või saatjaga koos kasutada.
Seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC suunistele
raadiosageduse (RF) mõju kohta. Seadme RF-energiatase on väga
madal ja ei vaja erineelduvusmäära (SAR) nõuetele vastavusekontrollimiseks testimist.
TM-2441iVastavus IC eeskirjadele
See seade vastab Industry Canada poolt kehtestatud litsentsita
seadmete RSS-standardi(te)le. Kasutamisele kohalduvad järgmised
kaks tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada häireid, (2) seade peabvastu võtma kõik häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustadasoovimatuid ilminguid seadme töös.
Seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud IC
raadiosageduskiirguse piirnormide standardile RSS-102. Seadme
RF-energiatase on väga madal ja ei vaja erineelduvusmäära (SAR)nõuetele vastavuse kontrollimiseks testimist.

Vastavus Austraalia EMD-raamistikuga
Seade vastab järgmistele nõuetele:
EMD emissioonistandard tööstuslikele, teaduslikele ja meditsiinilistele
seadmetele AS/NZS 2064:1997, EMD üldine häirekindlusstandard
AS/NZS 4252. 1:1994. Eespool kirjeldatut kinnitab tähis C-Tick.

Bluetooth®-andmeedastus
Seadmel on Bluetooth-raadiosidefunktsioon ja seda saab ühendada
aktiveeritud Bluetooth-raadiovõrguga meditsiiniseadmega.
Rakendused ja seadmed, mis ühilduvad standardiga Bluetooth 4.1.
Iga seade vajab andmete vastuvõtmiseks rakendust.

ii

Hoiatuste tähendusedEbaõigest käsitsemisest põhjustatud õnnetuste vältimiseks sisaldavad
käesolev toode ja juhend järgnevaid hoiatusmärke ja märgiseid.
Selliste hoiatusmärkide tähendus on järgmine.

Hoiatuste tähendused
Oht!

Vahetult ohtlik olukord, mis põhjustab mittevältimise
korral surma või raske kehavigastuse.

Hoiatus!

Potentsiaalselt ohtlik olukord, mis võib põhjustada
mittevältimise korral surma või rasket kehavigastust.

Ettevaatust!

Potentsiaalselt ohtlik olukord, mis võib põhjustada
mittevältimise korral kerge või mõõduka
kehavigastuse. Samuti võib seda kasutada
ohtlike töövõtete eest hoiatamiseks.

Sümbolite näited
Sümboltähendab „Ettevaatust!”. Ettevaatusnõude sisu on
kirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli sisse või lähedale.
Näitel on kujutatud ettevaatusnõuet elektrilöögi vastu.
Sümboltähendab „Ära”. Keelatud tegevuse sisu on
kirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli sisse või lähedale.
Toodud näide tähendab „Ära võta lahti”.
Sümboltähistab kohustuslikku tegevust. Kohustusliku
tegevuse sisu on kirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli
sisse või lähedale. Toodud näide tähendab üldist kohustuslikku
tegevust.

Muud
Annab kasutajale kasulikku teavet seadme kasutamise

Märkus kohta.

Kasutusjuhendis on kirjeldatud iga konkreetset tegevust puudutavad
ettevaatusabinõud. Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.
iii

Ettevaatusabinõud kasutamisel
TM-2441 (ambulatoorse vererõhumõõtja salvesti) ohutult jakorrektselt kasutamiseks lugege järgmised ettevaatusabinõud
enne vererõhumõõtja kasutamist tähelepanelikult läbi. Alljärgnev
võtab kokku patsientide ja kasutajate ohutust ning monitori ohutut
käsitsemist puudutavad üldküsimused. Kasutusjuhendis on kirjeldatud
iga konkreetset tegevust puudutavad ettevaatusabinõud. Lugege
kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.
1. Ettevaatusabinõud salvesti kandmisel ja hoiustamisel.

Oht!
Hoidke salvesti eemal piirkondadest, kus võib leiduda
kergsüttivaid anesteesiaaineid või kergsüttivaid gaase,hüperbaarsetest hapnikukambritest ja hapnikutelkidest.
Salvesti kasutamine nendes alades võib kaasa tuua plahvatuse.
Ärge kasutage salvestit koos magnetresonantstomograafiga(MRT).

Ettevaatust!
Seadme töövõime säilitamiseks pöörake salvesti kasutamisel jahoiustamisel tähelepanu järgmistele keskkonnatingimustele.
Salvesti töönäitajaid võivad mõjutada liigne temperatuur,õhuniiskus ja kõrgus merepinnast.
Vältige piirkondi, kus salvestile võiksid sattuda veepritsmed.
Vältige kõrge temperatuuri, kõrge õhuniiskuse ja otsese
päikesevalguse piirkondi ning kohti, kus õhus on tolmu,
soola või väävlit.
Vältige piirkondi, kus salvesti võiks kalduda, vibreerida või
saada lööke (sh transpordi käigus).
Vältige piirkondi, kus hoitakse kemikaale või leidub gaasi.
iv

Ettevaatust!
Töötingimused:
Temperatuur: +10 kuni +40 °C.
Õhuniiskus:
30% suhtelist õhuniiskust kuni 85% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita).
Transpordi- ja hoiustamistingimused:
Temperatuur: –20 kuni +60 °C.
Õhuniiskus:
10% suhtelist õhuniiskust kuni 95% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita).
2. Ettevaatusabinõud enne salvesti kasutamist.

Ettevaatust!
Veenduge, et salvesti töötaks ohutult ja õigesti.
Kui salvestit kasutatakse koos teiste seadmetega, võib seepõhjustada ebatäpseid diagnoose või ohutusprobleeme.
Veenduge, et seadmeid saaks ohutult ühendada.
Kontrollige vastastikust segamist teiste meditsiiniseadmetega.
Veenduge, et salvestit saab korrektselt kasutada.
Kasutage A&D poolt ettenähtud tarvikuid, valikulisi vahendeid ja
kulumaterjale.
Lugege tähelepanelikult läbi valikuliste artiklitega kaasas olevadkasutusjuhendid. Ettevaatusabinõusid ja hoiatusi ei ole selles
juhendis kirjeldatud.
Vaadake salvesti enne kasutamist üle, et selle kasutamine oleks
ohutu ja õige.
Jätke salvesti enne kasutamist üheks tunniks või kauemaks
tavalistesse töötingimustesse seisma ja lülitage see sisse.
Ühendage USB-pesasse ainult spetsiaalseid välisseadmeid.
Ärge ühendage võimalikke teisi seadmeid.
Ärge ühendage õhupessa muid mansette peale nende, mille onheaks kiitnud A&D.
v

Salvesti ettevalmistamine
Kustutage enne salvesti kasutamist uuel patsiendil sellesse viimati
salvestatud andmed.
Enne salvesti kasutamist uuel patsiendil asendage patareid.
Seade
Kasutage salvestit ainult diagnoosimiseks ja vastumeetmete jaoks.
Veenduge, et õhuvoolikut ja mansetti kantakse õigesti. (Näide:õhuvooliku keerud ja pingus, manseti asukoht ja suund.)Juhtnöörid seadet kandvale patsiendile
Juhendage patsienti, kuidas lülitada lüliti AUTO salvesti
seiskamiseks asendisse „OFF”, kui ta on üksi ja esineb probleeme.
Juhendage patsienti salvestit kiiresti eemaldama, kui esineb valu või
probleeme.
Olge ettevaatlik seadme kasutamisel laste ja väikelaste läheduses,
kuna õhuvoolik kujutab endast lämbumisohtu.
3. Ettevaatusabinõud seoses vererõhu mõõtmiseks kasutatavate
patareidega.

Ettevaatust!
Paigaldage patareid vastavalt patareipesa kaane siseküljel
näidatud märgistele „+” ja „-”. (Pidage silmas poolusi.)
Vahetage tühjaks saanud patareid uute vastu korraga.
Eemaldage patareid, kui salvestit ei plaanita pika aja vältel
kasutada. Patarei võib lekkida ja põhjustada rikke seadme töös.
Kasutage kahte leelispatareid (suurus AA) või ettenähtud
laetavat patareid (suurus AA, Ni-MH).
Vajutage ja hoidke patareiga vedruklemmi „-”.
Lükake ja paigaldage patarei kontakt „+” patareipesa kontakti „+”vastu. Kui patarei paigaldatakse klemmi „+” poolt, võibpatareipesa kaas kahjustada saada.
viEttevaatust!
Ärge puudutage samal ajal patareid ja patsienti. Tulemuseksvõib olla elektrilöök.
Ärge kasutage segamini vanu ja uusi patareisid. Ärge kasutage
korraga erinevat tüüpi ega erinevate tootjate patareisid. Selline
kasutamine võib põhjustada lekkeid, kuumenemist ja
plahvatamist. Tulemuseks võib olla salvesti rike.
4. Ettevaatusabinõud kasutamise ajal.

Oht!
Ärge kasutage salvestit autot vm sõidukit juhtides.
Näide.
Salvesti võib takistada keha või käte liikumistsõiduki juhtimisel vms.

Hoiatus!
Meditsiiniseadet võivad käitada ainult arst või seadusega
volitatud isik. Selgitage patsiendile õiget kasutamist ja veenduge,
et ta oskaks probleemide tekkimisel mõõtmise lõpetada.
Ärge kasutage salvesti lähedal mobiiltelefoni (vähem kui 30 cm).
See võib tekitada rikke.

Ettevaatust!
Lõpetage salvesti kasutamine ja lülitage lüliti AUTO
asendisse „OFF”, kui patsient tunneb käes valu või kuimõõtmine ei ole õige.
Ärge kasutage salvestit tugevas magnet- või elektriväljas.
Ärge kasutage salvestit südame-kopsu masinat kasutaval
patsiendil.
vii

Märkus
Juhised patsiendile
Madala temperatuuri korral muutub patarei laetus madalamaks jamõõtmiste arv väiksemaks.
5. Ettevaatusabinõud pärast salvesti kasutamist.

Ettevaatust!
Mõõtmisandmete töötlemine
Töödelge mõõtmisandmeid kohe, kasutades spetsiaalset
välisseadet.
Salvesti
Pärast tarvikute puhastamist seadke need korda ja pange hoiule.
Puhastage salvesti järgmiseks mõõtmiseks.
Lülitage lüliti AUTO asendisse „OFF”. Kui jätate lüliti AUTO
asendisse „ON”, käivitatakse järgmise mõõtmise algusajal
survestamine automaatseks mõõtmiseks ja mansett või muud
osad võivad täitmise käigus viga saada.
Eemaldage salvestist patareid, kui seda ei plaanita pika aja vältel
kasutada. Patareid võivad lekkida ja salvesti katki teha.
Ärge laske lapsel salvestit üksinda kasutada. Ärge jätke salvestit
väikelapse käeulatusse. Selle tulemuseks võivad olla õnnetused
või kahjustus.
Kaabli ühendamisel või eemaldamisel hoidke konnektori
korpusest. Ärge tõmmake kaablist.

viii

MärkusEttevaatusabinõud pärast salvesti kasutamist (TM-2441)
Töödelge mõõtmisandmeid pärast mõõtmise lõpetamist kohe,kasutades spetsiaalset välisseadet.
Tagavara liitiumaku
Salvestiga on kaasas tagavara liitiumaku. Aku varustab AA-patareide
vahetamisel vooluga vererõhu mõõtmiseks kasutatavat sisseehitatudkella. Liitiumakut laetakse AA-patareidega.
Kuidas pikendada tagavaraaku tööiga
Kui seadet hakatakse kasutama esimest korda või pärast kuu või
kauem kestnud seismist, vahetage patareid ja laadige varuaku.
Piisab, kui varuakut laetakse 48 tundi või kauem.
(Varuakut laetakse alati AA-patareidega.)
Pange seadmesse kaks uut AA-patareid, kui patareinäidikul on.
Kuikuvatakse patareinäidikul, pole vererõhu mõõtmine ega
andmeside võimalik. Vahetage kaks AA-patareid uute vastu.
Kui salvestit ei kasutata kuu või kauem, võtke patareid seadmest välja,et vältida salvesti kahjustamist patareidest lekkiva vedelikuga.

ix

6. Lahendused seadme tõrke korral

Hoiatus!
Lõpetage kasutamine ja eemaldage AA-patareid. Kuipatareikontaktid on lühistatud, võib patarei olla kuum.
Talitlushäire korral võib salvesti mõõtmise ajal kuumaks minna,
käsitsege seda ettevaatlikult.
Pange salvestile silt „Rike” või „Mitte kasutada”.
Võtke ühendust edasimüüjaga.
Seisake salvesti kohe, kui mõõtmine kestab kauem kui
180 sekundit ja õhusurve tõuseb kõrgemaks kui 299 mmHg.
7. Ettevaatusabinõud hooldamisel

Hoiatus!
Veenduge salvesti töökorras ja ohutuses, kui seadet ei ole pikka
aega kasutatud.
Õigete mõõtmistulemuste ja ohutuse tagamiseks kontrollige ja
hooldage seadet enne kasutamist. Meditsiinitehnika haldamiseeest vastutab kasutaja (haigla, kliinik vms). Kui kontrolle ja
hooldamist ei tehta õigesti, võib see kaasa tuua õnnetuse.

Ettevaatust!
Kasutage salvesti puhastamiseks kuiva ebemevaba lappi.
Ärge kasutage lenduvaid aineid, nagu lahusti või benseen.
Ärge kasutage märga lappi.
Ärge võtke salvestit (meditsiiniline elektroonikaseade) lahti ega
muutke seda mingil moel. See võib seadet kahjustada.

x8. Ettevaatusabinõud ja lahendused tugevate elektromagnetlainete
tekitatud rikete jaoks

Ettevaatust!
Salvesti vastab EMD-standardi IEC60601-1-2: 2014 nõuetele.
Teiste seadmete poolt elektromagnetilise segamise vältimiseksärge kasutage mobiiltelefoni salvesti läheduses.
Kui salvesti asub tugeva elektromagnetvälja lähedal, võibmüra mõjutada lainekuju ja põhjustada rikke. Kui kasutamiseajal esineb ootamatu rike, kontrollige, kas esineb
elektromagnethäireid, ja rakendage asjakohased meetmed.
Ärge kasutage Bluetooth-ühendust juhtmeta LANi või muude
raadioseadmete tööpiirkonnas, raadiolaineid kiirgavateseadmete, näiteks mikrolaineahjude, läheduses, piirkondades,
kus on palju takistusi ega muudes sellistes piirkondades,
kus signaalitugevus on nõrk. Vastsel juhul võib ühendus tihti
katkeda, kommunikatsioonikiirus võib olla väike ja aset võivad
leida rikked.

Ettevaatust!
Allpool on toodud rikete levinumad põhjused ja lahendused nendekõrvaldamiseks.
Mobiiltelefonide kasutamine
Raadiolained võivad põhjustada ootamatuid rikkeid.
Salvestit võivad mõjutada raadiosideseadmed,
koduvõrguseadmed, nagu raadiotelefonid, ja muud sellist
tüüpi sideseadmed. Seetõttu tuleb need hoida salvestist
vähemalt 30 cm kaugusel.

xi

Ettevaatust!
Kui kasutuskohas esineb staatilist elektrit (laengud seadmetestvõi ümbruskonnast)
Veenduge enne salvesti kasutamist, et operaator ja patsientoleksid staatilise laengu maandanud.
Suurendage ruumi niiskustaset.
IEEE802.11g/b/n raadiovõrgu LAN-seadme lähedal kasutaminevõib põhjustada vastastikust segamist, mis võib tuua kaasa
sidekiiruse langemise või takistada ühenduse loomist. Sellisel
juhul lülitage mittekasutatava seadme toide välja või kasutage
monitori mõnes teises kohas.

9. Keskkonnakaitse

Ettevaatust!
Enne salvesti utiliseerimist eemaldage sellelt liitiumaku.

xii

Ettevaatusabinõud ohutuks mõõtmiseks
Selles jaotises on kirjeldatud ettevaatusabinõusid mõõtmise ja anduri
jaoks. Teavitage patsienti järgmisest infost ja selgitage seda talle.
Juhendage patsienti seadet õigesti kasutama.

Vererõhu mõõtmine

Hoiatus!
Veenduge, et voolik ei oleks liialt painutatud ja õhk läbiks seda
takistamatult. Kui õhuvoolik on kasutamise ajal liialt kokku
painutatud, võib mansetti jääda õhurõhk, mis võib takistada
käsivarre verevoolu.
Ärge mõõtke vererõhku käsivarrel, kui patsiendil esineb mõnijärgmistest tingimustest. See võib kaasa tuua õnnetuse võivigastuse raskenemise.
1) Käsivarrel on vigastus või haigus.
2) Käsivarrele on kinnitatud veenisisene tilguti või selle kaudu
tehakse vereülekannet.
3) Jäsemele on hemodialüüsiks paigaldatud šunt.
4) Patsient on pikka aega olnud voodihaige(esineb trombi oht).

Ettevaatust!
Kontrollige patsiendi seisukorda, kui mõõtmisega seoses esineb
probleeme. Seade arvab, et patsiendi seisukord halvenebmõõtmispiirist väljaulatuvaks, või takistab õhuvoolu painutatudõhuvoolik.
Liiga sage vererõhu mõõtmine võib verevoolu häirimise tõttu olla
kahjulik. Jälgige, et seadme korduva kasutusega ei kaasneks
pikaajalist vereringe häirimist.
Vererõhu mõõtmine ei pruugi olla täpne, kui patsiendil esineb
pidev arütmia või ta liigub liiga palju.
xiiiEttevaatust!
Kandke mansetti südamega samal kõrgusel. (Kui kõrgus poleõige, võib mõõtmistulemuses olla viga.)
Salvesti reageerib põrutustele. Kui on alust kahtlustadamõõtmisväärtuse ebatäpsust, mõõtke vererõhku palpatsiooni
või auskultatsiooni teel.
Mõõtmistulemus ei pruugi olla õige, kui mansett ei ole patsiendi
käe ümbermõõdu jaoks sobiv.
Ärge puhuge mansetti täis enne kui see on ümber patsiendi käemähitud. Tulemuseks võib olla manseti kahjustus või
plahvatamine.

MärkusVererõhu mõõtmine võib põhjustada nahaaluseid verejookse.
Selline nahaalune verejooks on ajutine ja kaob aja jooksul.
Kui patsient kasutab südame-kopsu masinat, pole südamelöökide
puudumise tõttu võimalik vererõhku mõõta.
Paksude riiete kandmisel pole vererõhku võimalik õigesti mõõta.
Vererõhku ei ole võimalik õigesti mõõta, kui käis on üles keeratud ja
käsivars on kokku surutud.
Vererõhku ei ole võimalik õigesti mõõta, kui perifeerne tsirkulatsioonon ebapiisav, vererõhk on liiga madal või patsiendil on hüpotermia(verevool on ebapiisav).
Kui patsiendil esineb sageli arütmiat, pole vererõhku võimalik täpseltmõõta.
Manseti ebasobiva suuruse korral pole vererõhku võimalik õigestimõõta.
Kui mansetti ei kanta südamega samal kõrgusel, pole vererõhku
võimalik õigesti mõõta.
xiv

Märkus
Kui patsient räägib või liigutab mõõtmise ajal, pole vererõhku võimalik
täpselt mõõta.
Vastsündinute ja rasedate puhul pole kliinilisi katseid teostatud.
Kui teile on tehtud mastektoomia, pidage enne kasutamist nõu arstiga.

Mansett

Hoiatus!
Infektsioonhaiguste leviku vältimiseks visake verega määrdunud
mansett ära.
Ärge hoidke mansetti pikka aega kokkuvolditult ega tihedalt
kokku surutud õhuvoolikuga. Sellises olekus hoiustamine võiblühendada komponentide kasutusiga.

Pulsikiiruse mõõtmine

Hoiatus!
Ärge kasutage kuvatud pulsisagedust südame rütmihäire
diagnoosimiseks.

MärkusSalvesti mõõdab pulsisagedust vererõhu mõõtmise ajal.

xv

Pakkeloend
Ettevaatust!
Salvesti on täppisseade. Kasutage seda ettevaatlikult.
Tugevad löögid võivad põhjustada rikkeid ja töökorrast minemist.

MärkusSalvesti väljastatakse tehasest spetsiaalses karbis, mis kaitseb seadet
transportimise ajal kahjustuste eest. Karpi avades veenduge, et kõikpakkeloendis toodu on karbis olemas. Küsimuste korral võtke
ühendust kohaliku edasimüüja või lähima A&D edasimüüjaga.
Soovitame teil spetsiaalne karp alles hoida.
Vt „10. Valikulised esemed (eraldi tellimisel)” võimalike lisade kohta.
Vererõhusalvesti .......................................................................................... 1
Tarvikud
Täiskasvanute mansett 20 kuni 31 cm (7,8 kuni 12,2 tolli) vasakule käele
TM-CF302B ..................... 1
Suur mansett
28 kuni 38 cm (11,0 kuni 15,0 tolli) vasakule käele
TM-CF402B ..................... 1
Täiskasvanu manseti kate ................................................................... 2
Suure manseti kate ............................................................................... 2
Kandekott ................................................... AX-133025995 ............. 1
Vöö .............................................................. AX-00U44189 .............. 1
Klamber ................................................................................................. 1
Tegevuse jäädvustamise leht (10 lehte) .... AX-PP181-S ................. 1
USB-kaabel ................................................ AX-KOUSB4C ............. 1
ABPM Data Manageri CD .................................................................... 1
See kasutusjuhend ............................................................................... 1xvi

Täiskasvanu mansett vasakule käele
Suur mansett vasakule käele

Vererõhusalvesti

Kandekott

Klamber

Rihm

ABPM Data Manageri CD

Täiskasvanu manseti kate
Suure manseti kate

Tegevuse jäädvustamise leht (10 lehte)

USB-kaabelxvii

See kasutusjuhendSisukord
Vastavus ............................................................................................................. i
Vastavus Euroopa direktiiviga .......................................................................... i
Vastavus FCC reeglitega ................................................................................. i
Vastavus IC eeskirjadele ................................................................................ ii
Vastavus Austraalia EMD-raamistikuga .......................................................... ii
Bluetooth®-andmeedastus ............................................................................. ii
Hoiatuste tähendused ....................................................................................... iii
Ettevaatusabinõud kasutamisel ......................................................................... iv
Ettevaatusabinõud ohutuks mõõtmiseks ..........................................................xiii
Vererõhu mõõtmine ......................................................................................xiii
Mansett ...................................................................................................... xv
Pulsikiiruse mõõtmine ................................................................................... xv
Pakkeloend ..................................................................................................... xvi
1.

Sissejuhatus ........................................................................................ 5

2.

Omadused ........................................................................................... 5

3.

Lühendid ja sümbolid........................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Tehnilised andmed ............................................................................ 13
Salvesti .......................................................................................... 13Mõõtmed........................................................................................ 16

Komponentide nimetused .................................................................. 17
5.1.
Salvesti .......................................................................................... 17
5.2.
Ekraan ........................................................................................... 18
5.2.1. LCD-paneel (vedelkristallekraan) ............................................... 18
5.2.2. OLED-ekraan (orgaaniline valgusdiood) .................................... 191

5.3.
Peamised nuputoimingud .............................................................. 20
5.3.1. A-BPM-i tegevused .................................................................... 20
5.3.2. S-BPM-i tegevused .................................................................... 23
5.3.3. Muud toimingud ......................................................................... 25
6.

Vererõhu mõõtmise funktsioonid ....................................................... 27
6.1.
Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM) ..................................... 27
6.1.1. A-BPM-i ooterežiim .................................................................... 29
6.1.2. Unefunktsioon ja intervalli kestus ............................................... 29
6.1.3. Mõõtmise peatamine .................................................................. 30
6.1.4. Keskkonnaandmete salvestamine .............................................. 30
6.2.
Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM) ................................................ 31
6.2.1. S-BPM-i programmid.................................................................. 32
6.2.2. S-BPM-i ooterežiim .................................................................... 36
6.2.3. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine ................................... 37
6.3.
Mõõtmistulemused ......................................................................... 38
6.3.1. Mõõtmistulemuse näitamine....................................................... 38
6.3.2. Mõõtmistulemuse salvestamine ................................................. 38
6.3.3. Mõõtmistulemuste väljastamine ................................................. 39
6.3.4. ID-Numbrid ................................................................................ 39

7.

Salvesti ettevalmistamine .................................................................. 40
7.1.
Patareide paigaldamine (patareide vahetus) .................................. 40
7.1.1. Kuidas vahetada patareisid ........................................................ 42
7.2.
Kandekoti ettevalmistamine ........................................................... 42
7.3.
Kontrollimine enne kasutamist ....................................................... 43
7.3.1. Patarei paigaldamise eelne kontroll-loend.................................. 43
7.3.2. Patarei paigaldamise järgne kontroll-loend ................................ 442

8.

Kasutamine ....................................................................................... 45
8.1.
Toimingute voogskeem .................................................................. 45
8.2.
Algseadistused .............................................................................. 47
8.2.1. Tehaseseadistused .................................................................... 47
8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon ................................... 48
8.2.3. S-BPM-i algne survestamisväärtus ............................................ 50
8.3.
A-BPM-i eelseadistatud programmid ............................................. 50
8.3.1. A-BPM-i elemendid ja parameetrid ............................................ 52
8.3.2. A-BPM-i programmi näited ......................................................... 55
8.3.3. Algusaeg ja töötamisaeg ............................................................ 57
8.4.
S-BPM-i programmid ..................................................................... 58
8.4.1. S-BPM-i elemendid ja parameetrid ............................................ 59
8.4.2. S-BPM-i kuvanäited ................................................................... 60
8.5.
Mõõtmisandmete kustutamine ....................................................... 63
8.6.
Toote kinnitamine patsiendi külge .................................................. 64
8.6.1. Teave patsientidele .................................................................... 64
8.6.2. Manseti kate............................................................................... 66
8.6.3. Manseti, kandekoti ja salvesti kinnitamine.................................. 67
8.7.
Vererõhu mõõtmise tegevused ...................................................... 70
8.7.1. A-BPM-i tegevused .................................................................... 70
8.7.2. S-BPM-i tegevused .................................................................... 72
8.7.3. Manuaalne mõõtmine................................................................. 74
8.7.4. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine ................................... 75
8.8.
Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega .......................... 77
8.8.1. USB-kaabliga ühendamine ........................................................ 77
8.8.2. Bluetooth®-side kasutamine ....................................................... 79
8.8.3. Bluetooth®-side peatamine (lennukirežiim) ................................. 803

9.

Hooldamine ....................................................................................... 81
9.1.
Toote hoiustamise, ülevaatamise ja ohutuse korraldamine ............ 81
9.2.
Toote puhastamine ........................................................................ 82
9.3.
Regulaarne kontrollimine ............................................................... 84
9.3.1. Kontrollimine enne patareide paigaldamist ................................. 84
9.3.2. Kontrollimine pärast patareide paigaldamist ............................... 85
9.4.
Utiliseerimine ................................................................................. 86
9.5.
Tõrgete kõrvaldamine .................................................................... 87
9.6.
Tõrkekoodid ................................................................................... 88

10.

Valikulised esemed (eraldi tellimisel) ................................................. 91

11.
Lisa.................................................................................................... 93
11.1.
Vererõhu mõõtmise põhimõte ........................................................ 93
11.2.
EMD teave ..................................................................................... 96

4

1. Sissejuhatus

Täname teid ostu eest!

Ambulatoorne vererõhusalvesti TM-2441 võimaldab täpset
automaatset patsiendi vererõhu mõõtmist eelseadistatud
aegadel (nt 24 tundi järjest). Selles juhendis on kirjeldatud
vererõhu mõõtmise sätteid, tööd, režiime ja programme ningsidet spetsiaalse välisseadmega, hooldust, tehnilisi andmeid
ja hoiatusi. Lugege juhend õigesti kasutamiseks läbi ja hoidke
seda lihtsasti kättesaadavas kohas.

2. Omadused
Kokkuvõte
Salvesti on ambulatoorne vererõhumõõtja, mis võimaldab
mitteinvasiivselt arsti juhendamisel mõõta patsiendi vererõhku
ja pulsisagedust. Selle kavandatud kasutus on igapäevases elusmõõta ja salvestada vererõhu muutusi päeva jooksul. Salvesti on
portatiivne, võimaldab andmehaldust ja on lihtne kasutada.

Vererõhu mõõtmise sihtrühm

Salvesti on ette nähtud täiskasvanutele (vanem kui 12 aastat).

5

Kavandatud kasutus

Salvestil on vererõhu mõõtmiseks kaks režiimi. Vererõhu
mõõtmistulemusi saab kasutada arstiga konsulteerimiseks
ja oma tervise hoidmiseks.

Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)
Selles režiimis on võimalik omal valikul määrata kuus algusaega
ja kestust 24 tunni kohta ning automaatselt vererõhku mõõta ja
salvestada.
Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM)
Selles režiimis mõõdab patsient eeldatavalt oma vererõhku kas
kodus või haiglas iseseisvalt. Selles režiimis on viis kasutusele
vastavat programmitüüpi.

Portatiivsus

Salvesti kaalub ligikaudu 135 g (ilma patareideta).
See on peopesa suurune ja varustatud mikropumbaga.
Kasutada saab kahte AA-leelispatareid. (Suurus LR6 või AA)
Kasutada võib kahte akut (AA-suuruses Ni-MH-aku).

Juhtimine

Salvesti sätteid ja vererõhu mõõtmise programmi saab lihtsasti
konfigureerida arvutisse installitud ABPM Data Manageriga(spetsiaalne välisseade).

6

Suur analüütiline võimekus

Automaatsele vererõhu mõõtmisele on võimalik määrata
mõõtmise intervall.
Manuaalselt on võimalik vererõhku mõõta igal ajal kohe.
S-BPM on varustatud erinevate tingimuste jaoks viie
programmiga.
Andmeid saab tõhusalt analüüsida arvutisse installitud ABPM
Data Manageriga (spetsiaalne välisseade).

Lühem mõõtmisaeg

Mõõtmisaja lühendamiseks juhitakse tühjenemiskiirust.
Mõõtmisaja lühendamiseks juhitakse survestamisväärtust.

Mugavus

Spetsiaalse välisseadmega saab USB-kaabli abil andmeid
vastu võtta. Vastuvõetud andmeid on lihtne analüüsida ja printida.

73. Lühendid ja sümbolid
Sümbolid

Tähendus

SYS

Süstoolne vererõhk

DIA

Diastoolne vererõhk

PUL

Pulsisagedus

PP
kPa
mmHg
/min

Pulsirõhk

--xx

LCD
OLED

PP = SYS – DIA

Vererõhu ühikPulsisageduse ühik / minutisMõõtmise ajal südamelööke tähistav märk.
Kasutusel on Bluetooth.
Kuva:
A-BPM on pooleli.
Vilgub:toimub „1 mõõtetsükli” intervall.
IHB/AFib-näidik.
Vaigistamine
Mälu on täis, mõõtmise alustamiseks kustutage
andmeid.
Patareinäidik
Kui kuvatud on tase 1, pole vererõhu
mõõtmine ega andmeside võimalik. Vahetage
patareid 2 uue LR6 (AA-suurus) patarei vastu.
A-BPM-i unerežiimi märk
Märk on kuvatud konfigureerimise ajal.
Ulatusest väljas või võimatu mõõtmisväärtus.
Tõrkekoodid. xx =kuni
S-BPM-i START-märk
S-BPM-i STOPP-märk
Vedelkristallekraan
Orgaaniline valgusdiood
Hoiatusmärk
8

Sümbolid

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

TähendusElektrilöögivastane kaitsetase:
BF-tüüpi seade.
CE-märgise tootja. Tootmiskuupäev.
Väikse manseti sümbol
Käsivarre ümbermõõt 15 kuni 22 cm 5,9 tolli kuni 8,7 tolli
Täiskasvanu manseti sümbol
Käsivarre ümbermõõt 20 kuni 31 cm 7,8 tolli kuni 12,2 tolli
Suure manseti sümbol
Käsivarre ümbermõõt 28 kuni 38 cm 11,0 tolli kuni 15,0 tolli
Eriti suure manseti sümbol
Käsivarre ümbermõõt 36 kuni 50 cm 14,2 tolli kuni 19,7 tolli
Pakendile trükitud sümbol.
Suur mansett on lisatud tarvikute hulgas.
Pakendile trükitud sümbol.
Täiskasvanu mansett on lisatud tarviku hulka.
Lugege kasutusjuhendit või voldikut.
Sümbol „Hoida kuivana” ja „Hoida vihmast eemal”.
Seerianumber
Patareipesale trükitud sümbol.
Patarei paigaldamise suund.

x2
1.5V LR6 Pakendile trükitud sümbol.
1.2V HR6 Patareid ei kuulu komplekti.
not included
EMD

Elektromagnetilised häired
Sümbol „Käsitseda ettevaatlikult”.
Elektroonikaromude direktiivi sümbol.

9Sümbolid
BPM
A-BPM

TähendusVererõhu mõõtmine
Automaatne vererõhu mõõtmine

Enda vererõhu mõõtmine
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-i sümbolid.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-i sümbolid.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Bluetooth-i sümbolid. #3
Not made with natural Patsiendi hoiatus. See on mansetilerubber latex.
trükitud.
Hoiatused patareipesa kaanel.
Kasutage leelispatareisid või ettenähtud
Caution• Use alkaline batteries or specified
akusid ja kontrollige, et need oleksidrechargeable batteries andõigesti suunatud (+,–).
ensure correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or differentÄrge segage uusi, kasutatud ega
branded batteries.
erineva tootemargi patareisid.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Kinnitage manseti õhuvoolik kindlaltpõhikorpuse külge.
#1: Vt „6.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)” ja„8.3. A-BPM-i eelseadistatud programmid” 24-tunnisevererõhusalvesti jaoks.
#2: Vt „6.2. Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM)” ja„8.4. S-BPM-i programmid” viie programmitüübi kohta.
#3: Vt „8.8.2. Bluetooth®-side kasutamine” ja„8.8.3. Bluetooth®-side peatamine (lennukirežiim)“.

10

IHB/AFib-näidik

Kui vererõhumõõtja tuvastab mõõtmise ajal ebaregulaarse
südamerütmi, kuvatakse ekraanil koos mõõtmistulemustega
IHB/AFib-näidik
. (Ainult S-BPM)

1 mõõtetsükkel

„1 mõõtetsükkel” S-BPM-is koosneb reast vererõhu
mõõtmistest ja intervallidest, mida korratakse vastavaltmõõtmiste arvule. Viimane intervalli kestus jäetakse välja.
Vererõhu mõõtmine
T
Algusaeg

T

T

AegMõõtmiskordade arv

11

T: intervall

Ooterežiim

A-BPM-i ooterežiim on olek, kus intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
Vererõhu mõõtmine
Algusaeg
Algusaeg
T

T

T

T

T

JaotisT

T

Aeg
T: intervall

JaotisS-BPM-i ooterežiim on olek, kus vererõhku ei mõõdeta
intervalli kestuse ajal ning viimase „1 mõõtetsükli” ja järgmise„1 mõõtetsükli” vahel.
Algusaeg

Algusaeg
Vererõhu mõõtmine

T

T

T

Ooterežiim

1 mõõtetsükkelT

Aeg

1 mõõtetsükkel

Spetsiaalne välisseade

T: intervall

Spetsiaalne välisseade tähendab arvutit, kuhu on installitud
ABPM Data Manager. ABPM Data Manager on lisatud CD-plaadil.
Salvestiga ühendamiseks kasutage spetsiaalset välisseadet, mis
vastab meditsiinilise elektriseadme (IEC60601-1) nõuetele. Ärgeühendage salvestit muu seadmega (nt IEC60950) kohas, kus on
kasutusel meditsiinitehnika. Kasutage USB-kaablit, mis on lühem
kui 1,5 m.

12

4. Tehnilised andmed
4.1. Salvesti
KirjedMõõtmismeetodRõhu tuvastamise
meetodRõhunäidu vahemikMõõtmistäpsus
Minimaalne
näidujaotisMõõtmisvahemikRõhutustamine
Väljalase
Survestamismeetod
Automaatne
survestamine

Kirjeldused
Ostsillomeetriline mõõtmine
Pooljuht-rõhuandur
0–299 mmHg
Rõhk:±3 mmHg
Pulsisagedus:
±5%
Rõhk:
1 mmHgPulsisagedus:
1 löök minutis
Süstoolne rõhk:60–280 mmHg
Diastoolne rõhk:30–160 mmHg
Pulsisagedus:
30–200 lööki minutis
Pidev väljalase juhitava lekkeklapiga
ohutusmehhanismiks
Elektromagnetiline klapp
Mikropump
85–299 mmHg

Intervallid igas jaotises, mis jagab 24 tundi kuni
kuueks osaks.
Intervalli kestus (A-BPM)
Intervall: VÄLJAS, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
120 minutitKell
24-tunnine kell
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pikslit, valged tärgid
S-BPM:
Ekraan
LCD, 40 x 50 mm, kuva: süstoolne rõhk,diastoolne rõhk, pulsisagedus, kell, tõrge,olekumonitor ja sümbolid
13

Kirjed
Mälu

ToiteallikasMõõtmiste arv

Nimipinge

Liides

Töötingimused
Transpordi- ja
hoiutingimused

KirjeldusedMõõtmisandmed: kuni 600 andmepunkti
Sama tüüpi patareid:2 x 1,5 V patarei (suurus LR6 või AA)
Leelispatarei või nikkel-metallhüdriidaku(Ni-MH), 1900 mAh või rohkem
Sisseehitatud kella varuaku: liitium-nööpaku
ML2016H
200 korda või rohkem.
(Kui kasutatakse uusi leelispatareisid või
nikkel-metallhüdriidakusid. Võib olenevaltmõõtmistingimustest muutuda.)
Alalisvool 3,0 V (leelispatarei, LR6),
Alalisvool 2,4 V (nikkel-metallhüdriidpatarei, AA)
USB: USB1.1 ühilduvus.
Kaabli pikkus: 1,5 m või lühem.
Mikro-USB B-tüüpi liidese saab ühendada
spetsiaalse välisseadmega (kasutades
standardset draiveritarkvara).
Bluetooth 4.1 (BLE):võimaldab raadioseadme ühendamist.
Temperatuur: +10 kuni +40 °C
Õhuniiskus: 30–85% RH(kondensatsioonita)
Temperatuur: –20 kuni +60 °CÕhuniiskus: 10–95% RH(kondensatsioonita)

Atmosfäärirõhk nii tööks
700 – 1060 hPa
kui ka säilitamiseks
Elektrilöögivastane
Sisemise toitega seadekaitsetüüp
14

KirjedElektrilöögivastanekaitsetase
CE-märgis
Märgis C-TickMõõtmed
Kaal
Kasulik tööiga
Kaitsetase
Vaikerežiim
Taaskäivitusaeg pärast
defibrillatsiooni
EMD

Raadioside

Kirjeldused
BF-tüüp: Salvesti, mansett ja voolikud on
konstrueeritud kaitsma elektrilöökide eest.
Meditsiiniseadme EÜ direktiivi silt.
Kaubamärgiameti poolt ACA-le registreeritud
sertifitseerimise kaubamärk.
Ligikaudu 95 (P) × 66 (L) × 24,5 (K) mm
Ligikaudu 135 g (ilma patareideta)
Salvesti: 5 aastat. Eneseautentimine
siseandmetega. Õige kasutamine ja
hooldamine parimates tingimustes. Kestus
erineb olenevalt kasutustingimustest.
Seade: IP22
Pidev mõõtmine
Kohe
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth 4.1
BLP
Sagedusvahemik: 2,4 Ghz (2400 kuni 2483,5 MHz)
Modulatsioon: GFSK
Efektiivne kiirgusvõimsus: < 20 dBm

Märkus.
# Spetsifikatsioone võidakse täiustamiseks ette teatamata muuta.
# Seadme kliiniline uuring tehti standardi ISO 81060-2:2013 järgi.
# Salvesti ei ole patsiendi jälgimise meditsiiniseade.
Me ei soovita seda kasutada patsiendi reaalajas jälgimiseks kohas
nagu intensiivraviosakond.
ACA: Australian communications authority (Austraalia sideamet)154.2. Mõõtmed

66

24,5

95

Ühik: mm16

5. Komponentide nimetused
5.1. Salvesti
Arteri positsioonimärk

Täiskasvanu mansett ja suur mansett vasakule käeleÕhuvoolikÕhupistikÕhupesa
EVENT nupp
A-BPM-i jaoks
OLED A-BPM-i jaoks
Nupp

STOP

START /

A-BPM-i jaoks

Lüliti AUTO
A-BPM-i jaoks

LCD
Nupp

STOP

START /

Lüliti LOCK
A-BPM-i jaoks

S-BPM-i jaoks

Patareisektsioon ja
2 LR6 (suurus AA) patareidmõõtmiseks

Patareipesa kaas

Mikro-USB-port (põhjal),
Andmesideliides

17

5.2. Ekraan
MärkusÕige diagnoosi andmiseks tuleb hoolikalt lugeda salvestile kuvatud
andmeid ja neid õigesti tõlgendada.

5.2.1. LCD-paneel (vedelkristallekraan)Ülemised näitajad
Keskmised näitajad
Alumised näitajad

Igas režiimis saab kuvada järgmisi väärtusi.
A-BPMMõõtmistulemus

S-BPMÜlemisednäitajad

Süstoolne
vererõhk

Intervall

Programm

KeskmisednäitajadDiastoolne
vererõhk

Järelejäänud
aegRõhuväärtus

Alumisednäitajad

Pulss

Kellaaeg

Kellaaeg

Vt „3. Lühendid ja sümbolid”, et tutvuda LCD-ekraani sümbolite
tähendustega.
18

5.2.2. OLED-ekraan (orgaaniline valgusdiood)
ABPM-i olekut näidatakse OLED-il.
Kellaaeg.
Seadistuste ja töötamise olek.
A-BPM-i mõõtmisväärtus.
SYS
DIA
PUL

Süstoolne vererõhk.
Diastoolne vererõhk.
Pulsikiirus.

mmHg Vererõhuväärtuse ühik.
/min
Pulsisageduse ühik.
Vt „3. Lühendid ja sümbolid”, et tutvuda OLED-ekraanisümbolite tähendustega.
Tähendus

Sümbolid

Märk on kuvatud konfigureerimise ajal.
Kuva:
Vilgub:A-BPM on pooleli.
toimub „1 mõõtetsükli” intervall.

Kasutusel on Bluetooth.
Mälu on täis
A-BPM-i unerežiimi märk
Patareinäidik

19

5.3. Peamised nuputoimingud
5.3.1. A-BPM-i tegevused
A-BPM-i alustamine ja peatamine.
A-BPM-i ja S-BPM-i vahel lülitamine

1. etapp Salvestage A-BPM-i jaoks eelseadistatud programm(algusajad ja intervallid).
2. etapp Järgmiste toimingute jaoks lülitage lülitit

AUTO .

„ON” ...... A-BPM käivitatakse ja kuvatakse märgis .
Vererõhku mõõdetakse vastavalt eelseadistatud
A-BPM-i programmile.
„OFF” .... A-BPM peatatakse ja märgis
peidetakse.
Vererõhku saab mõõta, kasutades eelseadistatud
S-BPM-i programme.

A-BPM-i lukustamine asendis „ON”.

Hoidke lüliti AUTO asendis „ON”, kasutades lülitit
LOCK , et oleks võimalik kasutada A-BPM-i.

A-BPM-i intervalli kestuse pikendamine.

1. etapp Seadke unerežiim enne mõõtmist asendisse „ON”.
2. etapp A-BPM-i kasutamiseks seadke lüliti AUTO asendisse „ON”.
Kuvatakse märk .
3. etapp Kui A-BPM-i ajal vajutatakse nuppu EVENT , siis intervalli
kestus kahekordistub.
Kui nupule EVENT vajutatakse veel kord, taastub intervalli
kestuse baasväärtus.
20

A-BPM-i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse nuppu
START/STOP , väljutatakse õhk kohe ja käimasolev
mõõtmine lõpetatakse. A-BPM aga jätkub. Järgminevererõhu mõõtmine toimub vastavalt A-BPM-i sätetele.

A-BPM-i jaoks programmi seadistamine.
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage ooterežiimi kuvasse
naasmiseks kas nuppu START/STOP või EVENT .
3. etapp Hoidke all nuppu START/STOP ja samal ajal hoidke all
nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Sleep .
4. etapp Toimingunupud on järgmised:vt „8.3.1. A-BPM-i elemendid ja parameetrid”
Nupu EVENT ............. Olemasoleva parameetri muutmine.
Nupp START/STOP ... Otsus, järgmine element, sätete lõpp.

A-BPM-i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(Manuaalne vererõhu mõõtmine A-BPM-i ajal)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage
A-BPM-i ooterežiimi kuvasse naasmiseks kas nuppu
START/STOP või EVENT . A-BPM-i ooterežiim
on olek, kus intervalli kestel vererõhku ei mõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM-i ooterežiimi ajal nuppu

21

START/STOP .

Kella seadistamine.
A-BPM-i monitorifunktsiooni seadistamine.
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Hoidke all nuppu START/STOP ja samal ajal hoidke all
nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Display(pärast näitu Sleep ).
4. etapp Toimingunupud on järgmised:Vt „8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon”
Nupu EVENT ............. Olemasoleva parameetri muutmine.
Nupp START/STOP ... Otsus, järgmine element, sätete lõpp.

22

5.3.2. S-BPM-i tegevused
S-BPM-i alustamine.

1. etapp Valige S-BPM-i programm ja salvestage selle parameetrid.
2. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

3. etapp Toimingud on järgmised:
S-BPM-i programmid
Kabineti vererõhk

Toimingud
OBP Ooterežiimi ajal
Automaatne kabineti vererõhk AOBP eelseadistatud programmi
käivitamiseks vajutage
Kodune vererõhk
HBP lülitit/ .
Eelseadistatud
programm
Automaatne öine vererõhk
ANBP
lülitub ooteseisundisse kuni
Automaatne enda vererõhkASBP „algusaja” või „alarmi
algusajani”.

S-BPM-i lõpetamine.

Toimingud on järgmised:
S-BPM-i programmid

Toimingud

Kabineti vererõhk
OBP
Automaatne kabineti Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage
vererõhk
AOBP lülitit/ .
Kodune vererõhk
HBP
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage
Automaatne öine/ . Järgmisel algusajal
vererõhk
ANBP lülititmõõdetakse vererõhku või kõlab sumisti. #1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja
Automaatne enda
vererõhkASBP lülitada, eemaldage salvestist patareidvõi valige OBP, AOBP või HBP.
#1: Vt „6.2.1. S-BPM-i programmid”.
23

S-BPM-i jaoks programmi seadistamine.
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Hoidke all lülitit/
ja samal ajal hoidke all nuppu
START/STOP , kuni LCD-l kuvatakse.
3. etapp Toimingud on järgmised:Vt „8.4. S-BPM-i programmid”.
/
lüliti .................... Olemasoleva parameetri muutmine.
Nupp START/STOP ... Otsus, järgmine element, sätete lõpp.

S-BPM-i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(S-BPM-i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui LCD näit on peidetud, vajutage S-BPM-i ooterežiimi
kuvasse naasmiseks kas nuppu START/STOP või
EVENT .
2. etapp Vajutage S-BPM-i ooterežiimi ajal lülitit/ .
Kohe tehakse „1 mõõtetsükli” vererõhumõõtmised.
„1 mõõtetsükkel” koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiste arvule.
Viimane intervalli kestus jäetakse välja.
S-BPM-i ooterežiim on olek, mille puhul intervalli ningviimase „1 mõõtetsükli” ja järgmise „1 mõõtetsükli”
vahel vererõhku ei mõõdeta.

24

5.3.3. Muud toimingud
Ooterežiimist väljumine ja kuva näitamine.

Kui OLED-i või LCD näit on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvasse naasmiseks kas nuppu START/STOP või
EVENT .

Mõõtmisandmete kustutamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui näit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.

või

3. etapp Hoidke all nuppu START/STOP ja samal ajal hoidke all
nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse DataClear(pärast näite Sleep ja Display ).
4. etapp Valige toiming.
Andmete kustutamiseks hoidke all nuppu START/STOP .
OLED-il vilgub näit Erasing näidu
Kustutamine
DataClear all ja alustatakse andmete
DataClearkustutamist.
OLED Erasing
Pärast kustutamist jätkake 5. etapist.
Kui te andmed säilitate (ei kustuta), vajutage
nuppu EVENT ja jätkake 5. etapist.
5. etapp Salvesti naaseb ooterežiimi.

25

Sidumine Bluetooth®-side kasutamiseks.
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Hoidke all nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse
Pairing (pärast näitu FlightMode ) OLED-il kuvatakse.
Salvesti on sidumiseks valmis.
4. etapp Kui Bluetooth-sidumine on tehtud, kuvatakse LCD-l märk .
Kui otsustate sidumisest loobuda, vajutage lülitit EVENT .
Salvesti läheb ooterežiimi kuvale.

Bluetooth®-side peatamine. (Lennukirežiim)1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Hoidke all nuppu
FlightMode .

EVENT , kuni OLED-il kuvatakse

4. etapp Lennukirežiimi saab START/STOP - lülitaga välja
või sisse lülitada.
Nupp START/STOP
FlightMode
FlightModeON
OFF
5. etapp Vajutage nuppu

EVENT , et naasta ooterežiimi kuvale.

26

6. Vererõhu mõõtmise funktsioonid
Salvesti võimaldab automaatset vererõhu mõõtmist (A-BPM)
ning enda vererõhu mõõtmist (S-BPM) ja saab salvestadamõõtmisolekuid ning -tulemusi.

6.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)
Ettevaatust!
Kui A-BPM on peatatud või seda ei kasutata, seadke lüliti
AUTO asendisse „OFF”. Kui lüliti AUTO on jäetud
asendisse „ON“, algab järgmisel algusajal mõõtmine jamansett võib puruneda.
Kasutage lülitit LOCK , et lüliti AUTO ei liiguks
A-BPM-i kasutamise ajal juhuslikult asendisse „OFF“.
AUTO

lüliti asendisse „OFF“

AUTO

lüliti asendisse „ON“

Lüliti LOCK asendisse „LOCK“
Lüliti AUTO
Funktsioon A-BPM mõõdab sisseehitatud kella kasutades
eelmääratud intervallidel vererõhku ja salvestabmõõtmistulemuse mällu.
A-BPM-i saab käivitada ja peatada lülitiga AUTO . Kasutage
lülitit LOCK lülitit, et vältida selle juhuslikku liikumist A-BPM-ikasutamise ajal.
27

A-BPM-i kasutamise ajal on LCD-l kuvatud märgis
algusajal mõõdetakse vererõhku automaatselt.

. A-BPM-i

A-BPM-i algne survestamisväärtus on AUTO, et õigesurvestamisväärtus valitaks automaatselt.
Kui esimene survestamine pole piisav, korratakse survestamist
automaatselt kuni kaks korda.
Kui te kustutate mälust andmeid või seate lüliti AUTO
asendisse „OFF”, lähtestatakse survestamise väärtus algsele
survestamisväärtusele.
Kui on aset leidnud mõõtmisviga ja ooteaeg järgmise algusajani
on pikem kui 8 minutit, mõõdetakse vererõhku iga 120 sekundi
möödudes. Mõõtmistulemus salvestatakse mällu.
Kui soovite A-BPM-i peatada, vabastage lüliti
seadke lüliti AUTO asendisse „OFF“.

28

LOCK

ja

6.1.1. A-BPM-i ooterežiim
Mõõtmisoleku jälgimiseks vajalikke elemente saab A-BPM-iooteajal kuvada LCD-l.
Ooterežiimis peidetakse näidikud automaatselt.
Kuvaelementide näitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu.
A-BPM-i ooterežiim on olek, kus intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
Mõõtmise intervall
Aeg järgmise algusajani
Praegune kellaaeg

6.1.2. Unefunktsioon ja intervalli kestus
Seadke eelseadistatud programm programmi unerežiimi
seadeks „ON“.
Kui A-BPM-i ajal vajutatakse nuppu EVENT , siis intervalli
kestus kahekordistub.
Kui nuppu EVENT vajutatakse A-BPM-i ajal uuesti, taastubintervalli algne kestus.
Vt „8.3. A-BPM-i eelseadistatud programmid” unerežiimi
seadistamise kohta täpsema teabe saamiseks.
T: intervall

Vererõhu mõõtmine
T

T

2T

2T

2T

EVENT nupp
AUTO lüliti on asendis „ON”
Unerežiimi parameetrite salvestamine
29

T

T

EVENT

Aeg
nupp

6.1.3. Mõõtmise peatamine
Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse nuppu START/STOP ,väljutatakse õhk kohe ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM-i sätetele.

MärkusKui mõõtmine peatatakse, kuvatakse OLED-il tõrkekood
mis salvestatakse mällu.

E07 ,6.1.4. Keskkonnaandmete salvestamine
Kui lüliti AUTO on seatud A-BPM-i jaoks asendisse „ON“,
salvestatakse keskkonnaandmed.

MärkusKeskkonnaandmed saab salvestada kuni 12 tunniks.
Selle allalaadimine rakendusse ABPM Data Manager võib võtta
50 minutit.

30

6.2. Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM)
Seadke lüliti AUTO asendisse „OFF”, et kasutada S-BPM-i
programme.
Salvesti on erinevates mõõtmistingimustes mõõtmiseksvarustatud viit tüüpi S-BPM-i programmidega. Parameetridja mõõtmistulemused saab salvestada mällu.
Programmi kirjeldus ja tegevused
KirjedKabineti vererõhk
OBP Programm haiglatöötajate poolt vererõhu
K-TU
mõõtmiseks. „1 mõõtetsükkel”: vererõhu
mõõtmine toimub üks kord.
Automaatne kabineti vererõhkArv
AOBP Programm vererõhu mõõtmiseks pärast
haiglas puhkamist. „1 mõõtetsükkel”:mõõtmine tehakse mõõtmiste arvu ja intervalli Intervall
kestust kasutades.
Kodune vererõhk#1
Arv
HBP Programm vererõhu kodus mõõtmiseks.
„1 mõõtetsükkel”: mõõtmine tehakseIntervallmõõtmiste arvu ja intervalli kestust kasutades.
Automaatne öine vererõhk
#2 Algusaeg
ANBP Programm öösel vererõhu mõõtmiseks.
Arv
Kasutab mõõtmiste arvu ja intervalli kestust.
ANBP puhul on võimalik määrata kuni kuusIntervallalgusaega päevas.
Automaatne enda vererõhk
#2 Alarmi
algusaeg
ASBP Programm, mis annab algusaegadest märku
sumisti heliga. Vajutage kodus vererõhu
Arv
mõõtmiseks lülitit/. Sumistit saabIntervallmäärata kuni kuus korda päevas.

Nimetus#1: Vererõhku mõõdetakse vastavalt Jaapani Kõrgvererõhu
Ühingu suunistele.
#2: Kui ANBP või ASBP mõõtmiste arvu ja intervalli kestustmuudetakse, muutuvad ka HBP sätted.
31

6.2.1. S-BPM-i programmid
Kabineti vererõhk

OBP, mõõdetakse üks kord vererõhku

Kui vajutatakse lülitit/
ja see salvestatakse mällu.

Vererõhu mõõtmine

AegMõõtmise alustamiseks vajutage lülitit/.

Automaatne kabineti vererõhkAOBP
Vajutades lülitit/, käivitub AOBP.
Esmalt on seade intervalli vältel jõude, et võimaldada patsiendillõdvestuda.
Järgmisena teostab AOBP „1 mõõtetsükli”.
„1 mõõtetsükkel” koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiste arvule.
Viimane intervalli kestus jäetakse välja.
Kui lülitit/
vajutatakse „1 mõõtetsükli“ ajal, siis
„1 mõõtetsükkel“ seiskub.
T: intervall
Vererõhu mõõtmine
1 mõõtetsükkel
T

T

T

Vajutage lülitit/

Vajutage lülitit
T
Vajutage lülitit

T

T

Aeg

, et käivitada „1 mõõtetsüklit”.
, et seisata „1 mõõtetsüklit”. Ei mõõdeta

/
T

T
/

T

T

, et käivitada „1 mõõtetsüklit”.
32

AegKodune vererõhk

HBP
Vajutades lülitit/, käivitub HBP.
HBP teostab „1 mõõtetsükli”.
„1 mõõtetsükkel” koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiskordade arvule.
Viimane intervalli kestus jäetakse välja.
Kui lülitit/
vajutatakse „1 mõõtetsükli“ ajal, siis
„1 mõõtetsükkel“ seiskub.
T: intervall
Vererõhu mõõtmine
T

T

Vajutage lülitit

T
/

T

Aeg

, et käivitada „1 mõõtetsüklit”.
Ei mõõdeta

T
Vajutage lülitit

T

T
/

T

Aeg

, et käivitada „1 mõõtetsüklit”.

33Automaatne öine vererõhkANBP
ANBP puhul on võimalik määrata kuni kuus algusaega päevas.
Kui ANBP programmi parameetrid on salvestatud, käivitub ANBP
ja iga algusaja kohta teostatakse „1 mõõtetsükkel”.
„1 mõõtetsükkel” koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiskordade arvule.
Viimane intervalli kestus jäetakse välja.

MärkusANBP manuaalne vererõhu mõõtmine
Kui S-BPM -i ooterežiimis vajutatakse
teostatakse „1 mõõtetsükkel”.

/

lülitit,Vererõhu mõõtmine
T

T

T

Algusaeg

T

Aeg

Algusaeg

ANBP algab ANBP programmi määratud ajal.
(ANBP läheb kuni algusajani ooterežiimi)
T

T

T

T

T

Algusaeg

T

T

T

Aeg

AlgusaegTEi mõõdeta

Vajutage lülitit/, etseisata „1 mõõtetsüklit”.
34

T

Aeg

Algusaeg
T: intervall

Automaatne enda vererõhkASBPASBP puhul on võimalik määrata alarmi jaoks kuni kuus
algusaega.
Kui ASBP programmi parameetrid on salvestatud, käivitub ASBP
ja iga algusajajuures kostab sumisti. Vajutage lülitit/
sumisti helisemisel „1 mõõtetsükli” teostamiseks.
„1 mõõtetsükkel” koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse kuni mõõtmiste arvuga võrdne
arv kordi. Viimane intervalli kestus jäetakse välja.

MärkusManuaalne vererõhu mõõtmine ASBP-ga
Kui lülitit/
vajutatakse ooterežiimis „1 mõõtetsükli“ jajärgmise „1 mõõtetsükli“ vahel, teostatakse „1 mõõtetsükkel“.
Vererõhu mõõtmine
T

T

T

T

Aeg

Alarmi algusaeg

Alarmi algusaeg

ASBP algab samal ajal kui on määratud ASBP-programm.
(ASBP läheb kuni algusajani ooterežiimi)

T

T

T

T

T

Vajutage lülitit/,
et teostada manuaalne BPM.
35

T

Aeg

T: intervall

Ei mõõdeta
T

T

T

T

Aeg

T: intervall

Alarmi algusaeg

6.2.2. S-BPM-i ooterežiim
S-BPM-i ooterežiimis on LCD-l kuvatud töörežiim ja rõhuväärtus.
# LCD näit peidetakse automaatselt, kui mõne minuti jooksul eitehta ühtegi toimingut. Isegi kui LCD näit on peidetud, saab lülitit/
vajutades käivitada manuaalse vererõhu mõõtmise.
Kui vajutatakse nuppu START/STOP või EVENT , taastub
ekraanikuva.
„1 mõõtetsükkel” koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse kuni mõõtmiste arvuga võrdne
arv kordi. Viimane intervalli kestus jäetakse välja.
Kella märk
vilgub LCD-l „1 mõõtetsükli” intervalli kestuse
ajal.
S-BPM-i ooterežiim on olek, kus vererõhku ei mõõdeta
„intervalli kestuse“ ajal ja viimase „1 mõõtetsükli“ ning järgmise„1 mõõtetsükli“ vahel.
S-BPM-i programm
Survestamisväärtus
Praegune kellaaeg

366.2.3. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine
MärkusKui A-BPM peatatakse, kuvatakse LCD-l seiskamiskood
mis salvestatakse mällu.
S-BPM-i programmid

E07 ,Toimingud

Kabineti vererõhk
OBP
Automaatne kabineti Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage/.
vererõhk
AOBP lülitit
Kodune vererõhk
HBP
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage
Automaatne öinelülitit/. Järgmisel algusajal
vererõhk
ANBPmõõdetakse vererõhku või kõlab sumisti. #1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja
Automaatne enda
lülitada, eemaldage salvestist patareidvererõhk
ASBP
või valige OBP, AOBP või HBP.
#1:

Vt „6.2.1. S-BPM-i programmid”.

37

6.3. Mõõtmistulemused
6.3.1. Mõõtmistulemuse näitamine
Monitorifunktsioon saab valida A-BPM-i mõõtmistulemusekskas „Display ON” või „Display OFF”. Seda funktsiooni ei saa
kasutada S-BPM-iga.
Käsu „Display ON” sisu hulka kuuluvad „Rõhuväärtus mõõtmiseajal”, „Mõõtmistulemus” ja „Mõõtmistulemuse tõrkekood”.
Kui valitakse „Display OFF”, kuvatakse kellaaeg.
Tehasesäte on „Display ON”.
Vt „8.2.2 Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon”.

6.3.2. Mõõtmistulemuse salvestamine

Ettevaatust!
Mõõtmistulemuste andmetöötlus
Ärge kasutage tugevas magnetväljas.
Mõõtmistulemuste mälumaht on 600 andmekogumit.
ja salvesti ei saa
Mälu täis saamisel kuvatakse märgis
rohkem mõõta, enne kui mälust andmeid kustutatakse.

MärkusKustutage mälust andmed, enne kui annate salvesti uuelepatsiendile. Soovitame kasutada salvesti mäluandmeid iga
inimese jaoks eraldi. Kui salvesti salvestab mitme inimese
andmeid, võib andmete õigesti töötlemine olla raskendatud.

38

6.3.3. Mõõtmistulemuste väljastamine
Mällu talletatud mõõtmisandmeid saab USB-andmeedastuse abilvälisseadmesse väljutada.
Vt „8.8 Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega”.

Ettevaatust!
Ärge eemaldage kaablit USB-side kasutamise ajal.
See võib andmeid kahjustada.

MärkusKui patareinäidik kuvab, ei ole andmeedastust võimalik
kasutada. Vahetage andmete edastamiseks patareid.

6.3.4. ID-Numbrid
Tehase vaikimisi ID-number on „0”.
Konfigureerige ID-numbreid, kasutades spetsiaalset
välisseadet.

MärkusID-numbreid ei saa salvestiga konfigureerida, selleks on vaja
spetsiaalset välisseadet.

39

7. Salvesti ettevalmistamine
7.1. Patareide paigaldamine (patareide vahetus)
Ettevaatust!
Enne salvesti paigaldamist paigaldage kaks uut patareid,
suunates klemmid patareipesas õigesti märgistele „+“ ja „-“.
Vahetage mõlemad patareid välja korraga.
Eemaldage patareid salvestist, kui seadet ei plaanita pika
aja vältel kasutada. Patareid võivad lekkida ja põhjustada
rikke.
Kasutage kahte LR6-tüüpi leelispatareid või spetsiaalset
AA-suuruses Ni-MH-akut.
Patareid patareisektsiooni paigaldades suruge esmalt
patarei „-”-klemmiga vedruklemmi. Järgmisena sisestage„+” klemm.
Kui patarei paigaldatakse klemmist „+”, võib vedruklemm
kahjustada patarei väliskatet.
Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega kasutatud ja uusi
patareisid. Tulemuseks võib olla leke, kuumenemine või
kahjustus.

MärkusKui ekraanile kuvatakse patarei 1. laetustase, vahetage
kaks patareid enne salvesti kinnitamist.
Salvesti ei saa vererõhku mõõta ega andmeid edastada, kui
kuvatud on tase 1.
Kui nii patareid kui ka sisseehitatud aku on tühjad, ei kuvata midagi.
Paigaldage patareid vastavalt suunasümbolile ().
40

Protseduur

Paigaldage patareid.

1. etapp Avage patareipesa kaas.
2. etapp Eemaldage kasutatud
patareid.
3. etapp Vt patareisektsiooni seesasuvat suunasümbolit() . Sisestage kaks
uut patareid, suunates
klemmid „+” ja „-” õigesti.

Avage.

Suruge patarei „-”klemmiga vastu
vedruklemmi.
4. etapp Sisestage patarei,
vajutades „+” klemmi.

Eemaldage patareid.

Sulgege.

Suruge vedruklemmi.
Sisestage.

5. etapp Sisestage samal moelteine patarei.
6. etapp Sulgege patareipesa kaas.

Ettevaatust!
Hoidke patareid ja patareipesa kaas imikute ja väikelaste
käeulatusest eemal, et vältida juhuslikku allaneelamist või
muid õnnetusi.
Kasutage standardseid AA-patareisid. Ärge kasutage
paisunud, laetavat ega teibi sisse mähitud patareid.
Kaane eemaldamine võib osutuda keeruliseks.
41

7.1.1. Kuidas vahetada patareisidMõõtmistulemused ja sätteparameetrid salvestatakse patareide
eemaldamisel. Kui sisseehitatud aku saab tühjaks, lähtestatakse
kuupäev väärtusele 01/01/2017 00:00.
Seadke kellaaeg patareide vahetamise järel õigeks. Vt „8.2.2.
Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon”, et kellaaega
seadistada.

7.2. Kandekoti ettevalmistamine
MärkusKui kinnitatud on kandekott, kasutage tarvikuvööd.
Soovitame kasutada salvesti patsiendi külge kinnitamiseks vööd.
Kasutage salvesti kasutamisel kandekotti.
Kandekoti kinnitamiseks pange kandekottläbi tarvikuvöö või kantavate rõivaste vöö.

KandekottVöö42

7.3. Kontrollimine enne kasutamist
Ettevaatust!
Kontrollige salvestit enne kasutamist, et tagada selle
ohutus ja tõhus töö.
Kasutage enne/pärast patareide paigaldamist järgmist kontrollloendit.
Probleemi tuvastamisel lõpetage salvesti kasutamine ja
kinnitage silt „Rike” või „Mitte kasutada”. Võtke remontimiseksühendust kohaliku edasimüüjaga.

7.3.1. Patarei paigaldamise eelne kontroll-loend
Nr

Artikkel

1

Välispind

Kirjeldus
Pole kukkumise põhjustatud kahjustusi ega
deformatsiooni.
Nupud pole kahjustatud ega lahti.

2

Patarei

Kontrollige, et patareid ei oleks tühjad.
Vahetage enne patsiendile kasutada andmist
kahe uue patarei vastu.

3

Mansett

Kontrollige, et mansett poleks ärakantud. Kuimansett on kulunud, võib see siserõhu tõttu
puruneda.

4

Mansetiühendus5

Kinnitused

Kontrollige, et õhuvoolik ei oleks keerdus ega
voltis.
Kontrollige, et õhupesa ja konnektor oleks
tugevalt kinnitatud.
Kontrollige, et tarvikud ei oleks kahjustatud.
(Kandekott, vöö jms.)
43

7.3.2. Patarei paigaldamise järgne kontroll-loend
Nr
1

NimetusPatarei

Kirjeldus
Kontrollige, et poleks leeki, suitsu ega tugevatlõhna.
Kontrollige, et poleks imelikke helisid.

2

EkraanKontrollige, et ekraanil poleks kuvatud midagi
ebatavalist.

3

Kasutamine

Kontrollige, et salvesti töötab korrektselt.

4Mõõtmine

Kontrollige, kas mõõta saab õigesti, kas
mansett on õigesti paigaldatud ja kasmõõtmistulemused on õiged.

44

8. Kasutamine
8.1. Toimingute voogskeem
MärkusAlgseadistusi (sisseehitatud kell, monitorifunktsioon ja
algne survestamine) ja eelseadistatud programmi (A-BPM ja
S-BPM) pole vaja iga kord salvestada. Need salvestatakse
kustutamisel, uuendamisel ja salvesti esmakordsel
kasutamisel.
Salvesti sätteid saab salvestada spetsiaalse välisseadmega.
Lugege ABPM Data Manageri kasutusjuhendit.
A-BPM-i ja S-BPM-i mõõtmisprotseduurid on erinevad.
A-BPM-is on võimalik omal valikul määrata kuus algusaega ja
intervalli 24 tunni kohta ning automaatselt vererõhku mõõta ja
salvestada.
S-BPM-iga mõõdab patsient oma vererõhku kas kodus või
haiglas iseseisvalt. Selles režiimis on viis kasutusele vastavat
programmitüüpi.

45

Patareide paigaldamine.
Sisseehitatud kella, mõõtemonitorifunktsiooni ja survestamisväärtuse algsed seaded.

A-BPM

S-BPM

Kinnitage salvesti ja mansett.

Kinnitage salvesti ja mansett.

Viige lüliti AUTO
asendisse „ON”.

Viige lüliti AUTO
asendisse „OFF”.

A-BPM

Vajutage nuppu

START .

Kabineti vererõhk

OBP

Viige lüliti AUTO
asendisse „OFF”.

Automaatne kabineti
vererõhk
AOBP

Ühendage salvesti
spetsiaalse välisseadmega.
Andmete töötlemine.

Kodune vererõhk

HBP

Automaatne öinevererõhk

ANBP

Automaatne enda
vererõhk
ASBP

Puhastage ja hoiustage toode.

Lõpetage protseduur kasutamiseks46

8.2. Algseadistused
8.2.1. Tehaseseadistused
Tehasesätted (algsätted) on toodud allpool.

Seadistuste ühised elemendid
ArtikkelTehaseseadistus

Monitorifunktsioon

SEES (näidatud)

Aasta, kuu, päev, tund, minut

Tarnimiskuupäev

A-BPM-i elemendid
ArtikkelTehaseseadistus

Unerežiim

OFF

Intervall, mil unerežiimi seadeks on ON

30 minutit

1. jaotise algusaeg

0 tundi1. jaotise intervalli kestus

30 minutit

2. jaotise algusaeg

0 tundiAutomaatse mõõtmise algusaeg

OFF

Automaatse mõõtmise töötamisaeg

OFF

#1

Tehasesätete sisu

Kui lüliti AUTO seatakse asendisse „ON”, käivitub A-BPM.
Vererõhku mõõdetakse iga 30 minuti järel, kuni lüliti viiakse
tagasi asendisse „OFF”.

#1: sätteid 2. jaotise ja 6. jaotise intervallide kestuste vahel eiarvestata, kuna jaotiste 1 ja 2 algusaja väärtus on sama.

47

S-BPM-i elemendid
ArtikkelTehaseseadistus

Programmi valik
Kabineti vererõhk

Kabineti vererõhk (OBP)
K-TU

OBP

Mõõtmiste arv
Automaatne kabineti
vererõhk
AOBP Intervalli kestus

2 kordaMõõtmiste arv

2 kordaHBP Intervalli kestus

1 minut

Jaotise algusaeg

2 tundiKodune vererõhk

Automaatne öineMõõtmiste arv
vererõhkANBPIntervalli kestus

Alarmi algusaeg

Automaatne endaMõõtmiste arv
vererõhkASBPIntervalli kestus

5 minut

2 korda1 minut
7 tundi, 22 tundi
2 korda1 minut

Tehasesätete sisu

Kui vajutatakse lülitit/
pärast lüliti AUTO viimist
asendisse „OFF”, käivitatakse S-BPM-i eelseadistatud
programm (OBP). Programm (OBP) mõõdab ühe korra
vererõhku ja salvestab tulemuse mällu.

8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon
Algsätteid saab konfigureerida järgmiste meetodite abil.
Salvesti nuppude kasutamine.
USB-kaabli abil salvestiga ühendatud spetsiaalse
välisseadme kasutamine.
48

Nuppude kasutamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Hoidke all nuppu START/STOP ja samal ajal hoidke all
nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Display(pärast näitu Sleep ).
4. etapp Toimingunupud on järgmised:Nupu EVENT ............. Olemasoleva parameetri muutmine.
Nupp START/STOP ... Otsus, järgmine element, sätete lõpp.
Seejärel kasutage neid lüliteid teiste parameetrite juures.
5. etapp Pärast seadistuste konfigureerimist vajutage ooterežiimi
naasmiseks nuppu START/STOP .
Artikkel

OLED
Vahemik
Display
Monitorifunktsioon
xx = OFF, ON
xx
Clock
xx = 17 kuni 99.
Aasta kaks
Aasta
Year xx
viimast numbrit.
Clock
Kuu
xx = 1 kuni 12 kuud
Mon. xxClock
Päev
xx = 1 kuni 31 päeva
Day
xx
Clock
Tund
xx = 0 kuni 23 tundi
Hour xxClock
Minut
xx = 0 kuni 59 minutitMin.
xx
Raamitud väärtused : Tehasesätted ja algsätted, kui patareidtäielikult tühjenevad.

498.2.3. S-BPM-i algne survestamisväärtus
Eelnevalt on võimalik määrata S-BPM-i algne
survestamisväärtus.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Kui valitud on AUTO, valitakse sobiv algne survestamisväärtus
automaatselt. Tehasesäte on 180 mmHg.
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Valige nupuga

START/STOP

survestamisväärtus.
AUTO

lüliti on asendis „OFF”

S-BPM-i programm
Survestamisväärtus
Praegune kellaaeg

8.3. A-BPM-i eelseadistatud programmid
Algsätteid saab konfigureerida järgmiste meetodite abil.
Salvesti nuppude kasutamine.
USB-kaabli abil salvestiga ühendatud spetsiaalse
välisseadme kasutamine.
A-BPM-i saab kasutada ainult automaatse mõõtmise ajal.

MärkusTäpsustage algusaeg ja intervall, mis arvutatakse ajast,
mil lüliti AUTO seatakse asendisse „ON”.
Muu A-BPM-i kasutamise korral tuleb need uuesti täpsustada.
50

Kasutamine nuppudega
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage ooterežiimi kuvasse
naasmiseks kas nuppu START/STOP või EVENT .
3. etapp Hoidke all nuppu START/STOP ja samal ajal hoidke all
nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Sleep .
4. etapp Valige järgmiste nuppude abil unerežiim.
Kui unerežiimi säte on „ON”, liikuge edasi etappi 5.
Nupu EVENT ............. Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP nupp .... Otsuse, järgmine element.
5. etapp Määrake järgmiste nuppudega kuni kuue jaotise algusaeg jaintervall.
Nupu EVENT ............. Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP nupp .... Otsuse, järgmine element.
6. etapp Määrake järgmiste nuppudega automaatse mõõtmise
algusaeg ja töötamisaeg.
Nupu EVENT ............. Olemasoleva parameetri muutmine.
Nupp START/STOP ... Otsus, järgmine element, sätete lõpp.
7. etapp Pärast seadistamise lõpetamist naaseb salvesti ooterežiimi.

Ettevaatust!
Ärge eemaldage seadete muutmise ajal patareisid.
Patareide eemaldamisel tuleb seadistused uuesti sisestada.

51

8.3.1. A-BPM-i elemendid ja parameetrid
A-BPM-i eelseadistatud programm on järgmine.
Artikkel

OLEDParameeter
Sleep
xx
=
ON,
OFF
#1, #2xx
intervall Cycle
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutit
Hour1
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
1. jaotis
Cycle 1intervallxx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutit
Hour 2
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
2. jaotis
Cycle 2intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit

Unerežiim

Hour 3xx xx = 0 kuni 23 tundi
Cycle
3
intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Algusaeg Hour 4 xx = 0 kuni 23 tundixx
4. jaotis
intervall Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
xx
Hour
5
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
5. jaotis
intervall Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
xx
Hour
6
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
6. jaotis
intervall Cycle 6 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutitxx
Algusaeg START xx = OFF , 0 kuni 23 tundi#3, #4xx
Operation
Töötamisaeg#3, #4xx xx = OFF , 1 kuni 27 hours
3. jaotis

Algusaeg

Automaatnemõõtmine

Raamitud väärtused
52: Tehaseseadistused.

#1 : kui unerežiim on seatud sättele „ON”, saab kasutada
automaatse mõõtmise algusaega ja töötamisaega ningunerežiimi intervalli kestust. Nende jaotiste (1–6) intervalli
kestust ei saa kasutada.
#2 : kui unerežiim on seatud sättele „OFF“, ei kuvata unerežiimi
intervalli kestust.
#3 : kui algusaeg on määratud ja töötamisaja säte on„OFF“ ning lüliti AUTO seatakse asendisse „ON“,käivitatakse automaatne mõõtmine eelseadistatud algusajal
ning see jätkub, kuni lüliti AUTO seatakse asendisse „OFF”.
Kui lüliti AUTO seatakse uuesti asendisse „ON“,käivitatakse automaatne mõõtmine eelseadistatud algusajal.

MärkusKui töötamisaeg on määratud ja automaatse mõõtmise ajal
vajutatakse lülitit AUTO , jätkub automaatne mõõtmine
ikkagi töötamisaja kestel alates hetkest, mil lüliti AUTO
seati esimest korda asendisse „ON”.
#4 : kui algusaeg on seatud sättele „OFF“ ja töötamisaeg onmääratud, siis lüliti AUTO seadmisel asendisse „ON“ teeb
automaatne mõõtmine esimese vererõhu mõõtmise ja jätkub
töötamisaja vältel.
Kui lüliti AUTO seatakse asendisse „OFF” automaatsemõõtmise ajal, siis see seiskub.
Kui lüliti AUTO seatakse uuesti asendisse „ON“, tehakse
automaatne mõõtmine töötamisaja kestuse ajal.

53

Märkus
Kui algusaeg on määratud ja lüliti AUTO seatakse
automaatse mõõtmise ajal asendisse „OFF”, siis see peatub.
Kui lüliti AUTO seatakse uuesti asendisse „ON”,
käivitatakse automaatne mõõtmine kohe.

Kirje sisu

Unerežiim.
Määrata saab intervalli kestust automaatse mõõtmise jaoks.
Jaotiste 1–6 intervalli kestust ei saa kasutada.
Vt „6.1.2. Unefunktsioon ja intervalli kestus”.
Jaotis.
24 tundi on võimalik jagada kuni kuueks jaotiseks. Iga jaotise
jaoks on võimalik määrata algusaeg ja intervalli kestus.
A-BPM-i saab kasutada ainult automaatse mõõtmise ajal.
Automaatne mõõtmine:
A-BPM-i saab täielikult juhtida. Määrake algusaeg jatöötamisaeg. Vt „8.3.2. A-BPM-i programmi näited”.

54

8.3.2. A-BPM-i programmi näited
Näide

Algusajad ja intervallid. Lihtsustatud sisestamine.

Topeltjaotised
1. jaotise algusaeg =1. jaotise intervalli kestus =2. jaotise algusaeg =2. jaotise intervalli kestus =3. jaotise algusaeg =2. jaotis
7:00
15
22:00
1. jaotis
60
7:00 ........... Sama, mis 1. jaotisel

3. jaotist ja järgnevaid elemente ei ole kuvatud, kuna 3. jaotise
algusaeg on sama, mis 1. jaotisel.
Kui 2., 3., 4., 5. või 6. jaotise algusaeg on sama, mis 1. jaotisel,siis nende algusaegu ja intervalle ei näidata.

1. näide

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = VÄLJAS.
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = VÄLJAS.
Kui lüliti AUTO on seatud asendisse „ON”, toimub A-BPM
iga jaotise algusaja ja intervalli kohaselt, kuni lüliti AUTO
lülitatakse asendisse „OFF“.
Vererõhu mõõtmine

Ei mõõdeta

1. jaotis

2. jaotis

55

Aeg

2. näide

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = 7:00.
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = VÄLJAS.
Kui lüliti AUTO seatakse asendisse „ON”, käivitatakse A-BPM
7:00. A-BPM jätkub vastavalt iga jaotise algusajale ja
intervallile, kuni lüliti AUTO seatakse asendisse „OFF“.
7:00

Vererõhu mõõtmine

Ei mõõdeta

2. jaotis

1. jaotis

Aeg# Isegi kui lüliti AUTO seatakse automaatse mõõtmise ajal
asendisse „OFF“ ja tagasi asendisse „ON“, jätkub automaatnemõõtmine.

3. näide

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = VÄLJAS.
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = 26 tundi.
Kui lüliti AUTO seatakse asendisse „ON“, jätkub A-BPM
vastavalt iga jaotise algusajale ja intervallile 26 tunni jooksul.
Ei mõõdeta

Vererõhu mõõtmine

1. jaotis

2. jaotis
Pärast 26 tundi

AUTO lüliti on
asendis „ON”
56

Aeg

# Isegi kui lüliti AUTO seatakse automaatse mõõtmise ajal
asendisse „OFF“ ja tagasi asendisse „ON“, ei jätku automaatnemõõtmine töötamisajast kauem.

8.3.3. Algusaeg ja töötamisaeg
Kui automaatse mõõtmise algusaeg on määratud ja lüliti
AUTO seatakse asendisse „ON“ ning käivitub automaatnemõõtmine, kuvatakse järgmine teade.
Kui algusaeg on praegusest kellaajast varasem, käivitatakse
automaatne mõõtmine algusajal järgmisel päeval.
Kuni algusajani on kuvatud „---”.

Praegune kellaaeg„---“ kuvatakse ka siis, kui automaatse mõõtmise töötamisaeg
lõppeb.

57

8.4. S-BPM-i programmid
Algsätteid saab konfigureerida järgmiste meetodite abil.
Salvesti nuppude kasutamine.
USB-kaabli abil salvestiga ühendatud spetsiaalse
välisseadme kasutamine.

Nuppude kasutamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Hoidke all lülitit/
ja samal ajal hoidke all lülitit
START/STOP , kuni LCD-l kuvatakse.
3. etapp Valige järgmiste lülititega S-BPM-i programm.
Programm: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP/
lüliti ................... Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP nupp .... Otsuse, järgmine element.
4. etapp Määrake järgmiste lülititega iga element (mõõtmiste arv,
intervalli kestus, algusaeg ja alarmi algusaeg).
/
lüliti................... Olemasoleva parameetri muutmine.
Nupp START/STOP ... Otsus, järgmine element, sätete lõpp.
5. etapp Pärast seadistuste lõpetamist kuvatakse S-BPM-i kell.

Ettevaatust!
Ärge eemaldage seadete muutmise ajal patareisid.
Patareide eemaldamisel tuleb seadistused uuesti sisestada.

58

8.4.1. S-BPM-i elemendid ja parameetrid
Programm

ArtikkelParameeter

S-BPM-i programm
Programm

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Kabineti vererõhk
OBP

K-TU

K-TU

Automaatne kabineti vererõhk
AOBP

Mõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

intervall5,

3 kuni 10 minutitMõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

intervall

1,

1 kuni 5 minutit

Kodune vererõhk
HBP

Automaatne öine vererõhk
ANBP

Algusaeg

2,

0 kuni 23 tundiMõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

intervall

1,

1 kuni 5 minutit

Alarmi algusaeg

7,22 , 0 kuni 23 tundiMõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

intervall

1,

1 kuni 5 minutit#1

Automaatne enda vererõhk
ASBP

Raamitud väärtused: Tehaseseadistused.

#1: 24 tundi on võimalik jagada kuni kuueks jaotiseks.
Igale jaotisele saab määratleda vererõhu mõõtmise
jaoks algusaja.
#2: 24 tundi on võimalik jagada kuni kuueks jaotiseks.
Igale jaotisele saab määratleda vererõhu mõõtmise
jaoks alarmi algusaja.
59#2

8.4.2. S-BPM-i kuvanäited
Kabineti vererõhu näit

OBP

Automaatne kabineti vererõhu näit

AOBP

OBP puhul ei ole konfigureeritavaid seadeid.

AOBP kasutab eelseadistatud mõõtmiste arvu ja intervalli kestust.
AOBP teostab „1 mõõtetsükli” pärast lõdvestamiseksettenähtud ootel jaotise möödumist.
Vt „6.2.1. S-BPM-i programmid” „1 mõõtetsükli” kohta.

Mõõtmiste arv

Intervall

Koduse vererõhu näit

HBP

HBP kasutab eelseadistatud mõõtmiste arvu ja intervalli kestust.
HBP teostab „1 mõõtetsükli”.
Vt „6.2.1. S-BPM-i programmid” „1 mõõtetsükli” kohta.

Mõõtmiste arv

Intervall60

Automaatse öise vererõhu näit

ANBP

ANBP puhul on võimalik määrata kuni kuus eelseadistatud
algusaega „1 mõõtetsükli” kohta. Vt „6.2.1. S-BPM-i
programmid” „1 mõõtetsükli” kohta.
Kui viimane algusaeg on sama, mis esimene algusaeg,
on algusaja seadistused lõpetatud. Järgmisena määrake
mõõtmiste arv ja intervalli kestus „1 mõõtetsükli“ jaoks.

Esimene algusaeg

2. algusaeg

Mõõtmiste arv

Näide

3. algusaeg

Intervall

Seadistused ja lihtsustatud sisestamineMõõtmine toimub 22:00 ja 4:00.
1. jaotise algusaeg =4:00
2. jaotise algusaeg =22:00
3. jaotise algusaeg =4:00 ............ Sama, mis 1. jaotiselMõõtmiste arv =2 kordaIntervalli kestus =0:01 minut

61

Automaatse enda vererõhu näit

ASBP

ASBP puhul on võimalik määrata alarmi jaoks kuni kuus algusaega.
Igal algusajal hakkab tööle sumisti. Kui kõlab sumisti hääl,, et teha „1 mõõtetsükkel”.
vajutage lülitit/
Vt „6.2.1. S-BPM-i programmid” „1 mõõtetsükli” kohta.
Kui viimane algusaeg on sama, mis esimene algusaeg,
on algusaja seadistused lõpetatud. Järgmisena määrake
mõõtmiste arv ja intervalli kestus „1 mõõtetsükli“ jaoks.

Esimese alarmi
algusaegMõõtmiste arv

Näide

2. alarmi
algusaeg

3. alarmi
algusaeg

Intervall

Seadistused ja lihtsustatud sisestamine

Sumisti heliseb 22:00 ja 7:00.
, et teostada
Vajutage lülitit/„1 mõõtetsükkel“.
1. jaotise algusaeg =22:00
2. jaotise algusaeg =7:00
3. jaotise algusaeg =22:00 .......... Sama, mis 1. jaotiselMõõtmiste arv =2 kordaIntervalli kestus =0:01 minut
62

8.5. Mõõtmisandmete kustutamine
Toimingu eesmärk ja funktsiooni kirjeldusMõõtmisandmed kustutatakse, kuid sätteid ei kustutata.
Algsätteid saab konfigureerida järgmiste meetodite abil.
Salvesti nuppude kasutamine.
USB-kaabli abil salvestiga ühendatud spetsiaalse
välisseadme kasutamine.

Ettevaatust!
Kui mõõtmisandmed kustutatakse, ei saa neid enam
kasutada. Varundage andmed enne kustutamist.
Kustutage viimase patsiendi mõõtmisandmed, enne kui
järgmine patsient salvestit kasutab.
Andmete kustutamine võib võtta ligikaudu kümme sekundit.
Ärge kasutage seadet andmete kustutamise ajal, et tagada
andmete õigesti kustutamine.

Nuppude kasutamine

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF”.
2. etapp Kui näit on peidetud, vajutage nuppu START/STOP võivõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Hoidke all nuppu START/STOP ja samal ajal hoidke all
nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse DataClear(pärast näite Sleep ja Display ).
4. etapp Valige toiming.
Andmete kustutamiseks hoidke all nuppu START/STOP .
OLED-il vilgub näit Erasing näidu DataClear all ja
alustatakse andmete kustutamist. Pärast kustutamist jätkake
5. etapist.
Kui te andmed säilitate (ei kustuta), vajutage nuppu EVENT
ja jätkake 5. etapist.
5. etapp Salvesti naaseb ooterežiimi.
63

8.6. Toote kinnitamine patsiendi külge
8.6.1. Teave patsientidele
Selgitage patsiendile alljärgnevat, et ta saaks salvestit turvaliselt
kasutada.

Ettevaatusabinõud vererõhu mõõtmise ajalLõdvestage käsi ja jääge manseti õhuga täitumise ajaks vaikselt
paigale.
Püsige mõõtmise ajal samas asendis.
Vältige mõõtmise ajal vibratsiooni ja müra.
Vererõhu mõõtmine toimub umbes 1 minut pärast manseti
survestamist. Olge kuni mõõtmise lõpuni liikumatult.
Mõõtmisprotsess alates manseti täitmisest kuni õhu
väljalaskmiseni kestab kokku umbes 170 sekundit.
Pärast survestamise lõppu võib salvesti manseti õhuga täita,et veel kord vererõhku mõõta. Selle põhjuseks võib olla kehaliikumine vms.
Salvesti võib alustada vererõhu mõõtmist ligikaudu 120 sekundi
pärast, kui mõõtmisandmed on kehtetud, ja järgmine mõõtmine
tehakse 8 minuti pärast. Selle põhjuseks võib olla keha liikumine vms.
Salvesti võib sõiduki või masina juhtimise ajal segada. Vältige
masina või sõiduki juhtimist, kui kannate salvestit.

Kuidas lõpetada või peatada mõõtmist

Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage nuppu
START/STOP . Tõrkekood salvestatakse mällu.
Vererõhku mõõdetakse jälle pärast 120 sekundi möödumist.
64

A-BPM-i ja S-BPM-i režiimides ANBP ning ASBP saab peatada
ainult käimasolevat vererõhu mõõtmist ja „1 mõõtetsükkel”
tehakse järgmisel algusajal. Seadke lüliti AUTO asendisse„OFF”, et peatada A-BPM.
Eemaldage mansett, kui vererõhu mõõtmist ei ole võimaliklõpetada, kasutades nuppu START/STOP .

Ettevaatust!
Mõõtmise lõpetamiseks vajutage nuppu START/STOP .
„1 mõõtetsükkel” tehakse ikkagi järgmisel algusajal
A-BPM-i ja S-BPM-i režiimide ANBP ja ASBP jaoks.
Kui kätte tekib valu või leiab aset ootamatu seisukord,lõpetage mõõtmine, eemaldage mansett ja pidage nõuarstiga. Seadke lüliti AUTO A-BPM-i peatamiseks
asendisse „OFF“.
Seadke lüliti AUTO asendisse „ON”, et jätkata A-BPM-i
automaatset mõõtmist. LCD-l ja OLED-il kuvatakse märk.
Andmete salvestamine jätkub, kuni lüliti seatakse asendisse „OFF”.

Kuidas kasutada A-BPM-i ajal manuaalset mõõtmist

Ajutise mõõtmise protseduur, mis ei toimu eelseadistatud
programmi raames.

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage A-BPM-i ooterežiimi
kuvasse naasmiseks kas nuppu START/STOP või EVENT .
2. etapp Vajutage nuppu
vererõhku.

START/STOP , et mõõta A-BPM-i ajal kohe

3. etapp Mõõtmistulemused salvestatakse mällu.
Kui mõõtmise ajal vajutatakse nuppu START/STOP ,mõõtmine peatatakse.
65

Ettevaatusabinõud salvesti kandmisel

Salvesti on täppisseade. Ärge laske sel maha kukkuda ega
raputage seda.

Salvesti ega mansett ei ole veekindlad (vettpidavad). Kaitske
seadet vihma, higi ja vee eest.
Ärge pange midagi toote peale.
Kui mansetti hoogsa liigutuse või harjutamise käigus liigutatakse,kinnitage mansett uuesti.
Paigutage õhuvoolik nii, et sellesse ei tekiks keerde ja see eijääks magamise ajal ümber kaela.

Patareide vahetamine

Kui kuvatud on märgis
, ei saa salvesti vererõhku mõõta
ega spetsiaalse välisseadmega suhelda. Vahetage kaks
patareid kohe välja.

8.6.2. Manseti kate
MärkusHoidke mansett ja manseti kate puhtana.
Vahetage mansetikatet iga inimese puhul.
Kasutage sobivaid valikulisi mansetikatteid.

66

8.6.3. Manseti, kandekoti ja salvesti kinnitamine

Ettevaatust!
Ärge kinnitage mansetti, kui patsiendil on dermatiit, välised
vigastused vms.
Eemaldage mansett ja lõpetage kasutamine, kui patsiendil
ilmnevad dermatiidi vm sümptomid.
Vältige õhuvooliku mähkimist ümber kaela ja kere.
Olge ettevaatlik seadme kasutamisel väikelaste läheduses,
kuna eksisteerib lämbumise oht.
Sisestage õhuvooliku konnektor tugevalt kuni käigu lõpuni.
Kui ühendus ei ole korralik, võib see põhjustada õhulekkeid
ja mõõtmisvigu.

MärkusVererõhu õigesti mõõtmiseks kinnitage mansett õigesse kohta
ja mähkige ümber käe.
Ärge laske mansetil ega õhuvoolikul mõõtmise käigus väriseda.
Salvesti mõõdab õhurõhu väikeseid muutusi manseti sees.
Tarvikuna kaasas olev mansett on täiskasvanutele mõeldud
vasaku käe mansett. Kui manseti suurus pole sobiv, ostke
valikuline mansett.
Käe ümbermõõt
Väike mansett
15 kuni 22 cm 05,9 tolli kuni 08,7 tolli
Täiskasvanu mansett 20 kuni 31 cm 07,8 tolli kuni 12,2 tolli
Suur mansett
28 kuni 38 cm 11,0 tolli kuni 15,0 tolli
Eriti suur mansett
36 kuni 50 cm 14,2 tolli kuni 19,7 tolli
Hoidke mansett puhtana.
Me soovitame patsiendil kasutada kandekotti ja vööd.
Mansett ei ole valmistatud looduslikust latekskummist.
67

Kuidas mansetti, salvestit ja hoidjat peale panna

1. etapp Pange manseti ots läbi rõnga ja moodustage käevõru.
2. etapp Leidke käega kombates vasaku käe õlavarrearter.
3. etapp Kinnitage mansett otse vastu nahka, nii et valge märgis oleks
vahetult õlavarrearteri kohal ja manseti alumine äär oleks
paigutatud ligikaudu 1–2 cm küünarnuki sisepinnastülespoole.
4. etapp Mähkige mansett, nii et rõngas oleks vahemiku sees, mansettoleks tasapinnaliselt ja ei libiseks maha, kuid jääks ruumi
kahe sõrme sisestamiseks.
5. etapp Kinnitage kleeplindiga õhuvoolik, nii et see oleks juhitud üle õla.
6. etapp Juhtige vöö läbi kandekoti.
7. etapp Reguleerige vööd, nii et kandekott asuks vasakul küljel.
8. etapp Ühendage õhupistik salvesti õhupesaga.
9. etapp Pange salvesti kandekoti.
RõngasÕlavarrearter
Valge arteri
positsioonimärk
Ligikaudu
1 - 2 cmkõrgemalValge arteri
positsioonimärk
Jätke piisavalt ruumi
kahe sõrme
sisestamiseks68Õhuvoolik

Teip
KlamberÕhuvoolik

Mansett

Vöö
KandekottÕhupistikÕhupistikupesa

Sisestage

KandekottVöö69

8.7. Vererõhu mõõtmise tegevused
8.7.1. A-BPM-i tegevused
A-BPM-i käivitamisel mõõdetakse vererõhku vastavalt
eelseadistatud parameetritele.

MärkusSeadistage enne mõõtmist sisseehitatud kell ja algne
survestamisväärtus, kuna A-BPM kasutab neid. Vt „8.2.2. Kellja mõõtmise monitoorimisfunktsioon” ja „8.3. A-BPM-ieelseadistatud programmid”.
Salvesti eemaldamisel seadke lüliti AUTO asendisse „OFF”.
Kui salvesti eemaldatakse A-BPM-i ajal, algab järgmisel
algusajal manseti täispuhumine ja mansett võib puruneda.
A-BPM-i taastumisel seadke lüliti AUTO asendisse „ON“.
A-BPM-i kasutamise ajal kuvatakse märgis

.

A-BPM-i ooterežiimis on võimalik manuaalselt vererõhku mõõta.
Manuaalse vererõhu mõõtmise mõõtmistulemuse saab
salvestada mällu.
Kui A-BPM peatatakse, kuvatakse OLED-il tõrkekood
mis salvestatakse mällu.

A-BPM-i alustamine
1. etapp Seadke lüliti

AUTO

E07 ,

asendisse „ON”.

2. etapp OLED-il ja LCD-l kuvatakse märk

70

. Käivitatakse A-BPM.

A-BPM-i peatamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Märgis

peidetakse. A-BPM on peatatud.

A-BPM-i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse nuppu
START/STOP , väljutatakse õhk kohe ja käimasolev
mõõtmine lõpetatakse. A-BPM aga jätkub. Järgminevererõhu mõõtmine toimub vastavalt A-BPM-i sätetele.

Vererõhu mõõtmine vahetult A-BPM-i ajal
(Manuaalne vererõhu mõõtmine A-BPM-i ajal)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage A-BPM-i ooterežiimi
kuvasse naasmiseks kas nuppu START/STOP või
EVENT . A-BPM-i ooterežiim on olek, kus intervalli
kestel vererõhku ei mõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM-i ooterežiimi ajal nuppu

START/STOP .

Intervalli kestuse kahekordistamine või lähtestamine

Kui unerežiim on „ON“ ja A-BPM-i ooterežiimis vajutatakse
nuppu EVENT , intervalli kestus kahekordistub.

71

8.7.2. S-BPM-i tegevused
MärkusSeadistage enne mõõtmist sisseehitatud kell ja algne
survestamisväärtus, kuna neid kasutatakse S-BPM-i juures.
Vt „8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon” ja„8.4. S-BPM-i programmid”.
Eemaldage patareid, kui patsient eemaldab ANBP või ASBP
kasutamisel salvesti ja manseti (isegi ooterežiimis). Kui patareid
jäetakse patareipessa, võib mansett järgmise „1 mõõtetsükli”
ajal täitudes puruneda. Kui patsient jätkab mõõtmist, sisestage
patareid ja vajutage lülitit/ .
S-BPM-i ooterežiimis on võimalik manuaalselt vererõhku mõõta.
Manuaalse vererõhu mõõtmise mõõtmistulemuse saab
salvestada mällu.
Kui S-BPM peatatakse, kuvatakse OLED-il tõrkekood E07 ,mis salvestatakse mällu.

S-BPM-i alustamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Toimingud on järgmised:
S-BPM-i programmid

Toimingud

OBP Ooterežiimi ajal
Automaatne kabineti vererõhk AOBP eelseadistatud programmi
käivitamiseks vajutage
Kodune vererõhk
HBP
lülitit/.
Kabineti vererõhk

Automaatne öine vererõhk
Automaatne enda vererõhk

ANBP Eelseadistatud programm
lülitub ooteseisundisse kuni
ASBP „algusaja” või „alarmi
algusajani”.
72

S-BPM-i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(Manuaalne vererõhu mõõtmine S-BPM-iga)

1. etapp Kui LCD ekraaninäit on peidetud, vajutage S-BPM-iooterežiimi kuvasse naasmiseks kas nuppu START/STOPvõi EVENT .
2. etapp Vajutage S-BPM-i ooterežiimi ajal lülitit/
Viivitamatult teostatakse „1 mõõtetsükli”
vererõhumõõtmised.

.

S-BPM-i lõpetamine

Toimingud on järgmised:

S-BPM-i programmid

Toimingud

Kabineti vererõhk
OBP
Automaatne kabineti Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage/ .
vererõhk
AOBP lülitit
Kodune vererõhk
HBP
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage
Automaatne öine/. Järgmisel algusajal
vererõhk
ANBP lülititmõõdetakse vererõhku või kõlab sumisti. #1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja
Automaatne enda
lülitada, eemaldage salvestist patareidvererõhk
ASBP
või valige OBP, AOBP või HBP.
#1: Vt „6.2.1. S-BPM-i programmid”.

73

8.7.3. Manuaalne mõõtmine
Kasutage manuaalset vererõhu mõõtmist katsemõõtmise javererõhu vahetu mõõtmise jaoks.

MärkusManuaalne vererõhu mõõtmine võib alata ooterežiimis ilma
viivitamata.
Mõõtmistulemus salvestatakse mällu.

A-BPM-i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(Manuaalne vererõhu mõõtmine A-BPM-iga)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage A-BPM-i ooterežiimi
kuvasse naasmiseks kas nuppu START/STOP või
EVENT . A-BPM-i ooterežiim on olek, kus intervalli
kestel vererõhku ei mõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM-i ooterežiimi ajal nuppu

START/STOP .

S-BPM-i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(S-BPM-i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui LCD näit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta S-BPM-i ooterežiimi kuvale.
2. etapp Vajutage S-BPM-i ooterežiimi ajal lülitit/
Viivitamatult teostatakse „1 mõõtetsükli”
vererõhumõõtmised.

74.

8.7.4. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine
Asetleidvat A-BPM-i, S-BPM-i ja manuaalset vererõhu mõõtmistsaab ilma viivitamata lõpetada või ootele seada.

MärkusKui vererõhu mõõtmine peatatakse, kuvatakse OLED-il
seiskamiskood E07 , mis salvestatakse mällu.

A-BPM-i peatamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Märgis

peidetakse. A-BPM on peatatud.

A-BPM-i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse nuppu
START/STOP , väljutatakse õhk kohe ja käimasolev
mõõtmine lõpetatakse. A-BPM aga jätkub. Järgminevererõhu mõõtmine toimub vastavalt A-BPM-i sätetele.

75

S-BPM-i lõpetamine
Toimingud on järgmised:
S-BPM-i programmid

Toimingud

Kabineti vererõhk
OBP
Automaatne kabineti Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage/.
vererõhk
AOBP lülitit
Kodune vererõhk
HBP
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage
Automaatne öine/. Järgmisel algusajal
vererõhk
ANBP lülititmõõdetakse vererõhku või kõlab sumisti. #1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja
Automaatne enda
lülitada, eemaldage salvestist patareidvererõhk
ASBP
või valige OBP, AOBP või HBP.
#1: Vt „6.2.1. S-BPM-i programmid”.

76

8.8. Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega
8.8.1. USB-kaabliga ühendamineÜhenduse sätete kohta lugege lähemalt ABPM Data Manageri
kasutusjuhendist.

Ettevaatust!
Kaabli ühendamineÜhendage ettenähtud USB-kaabel mikro-USB-liidesega.
Sisestage kaabel õiges suunas. Vale ühendamine võibpõhjustada rikkeid ja töökorrast minemist. Veenduge,
et liideskaabel oleks korralikult ühendatud.
USB-side ajal ei saa vererõhku mõõta.
Ärge paigaldage patsiendile, kui salvesti on kaabligaühendatud. Kaabel võib mähkuda ümber keha või kaela.
Spetsiaalse välisseadme ettevalmistamine
Eemaldage patsiendilt salvesti ja mansett, enne kuiühendate salvesti (TM-2441) spetsiaalse välisseadmega.
Kui kuvatud on 1. tase, ühendage salvesti(TM-2441) välisseadmega pärast patareide vahetamist.

77

Spetsiaalse välisseadme USB-kaabli abil salvestiga ühendamine
1. etapp Avage salvestil mikro-USB-liides.
Ühendage tarviku USB-kaabel.

Micro USB-terminal
USB-kaabel

Spetsiaalse välisseadmega andmeside alustamine

1. etapp Ühendage mikro-USB-kaabel salvesti ja
spetsiaalse välisseadme vahele.
Ühendage mikro-USB
2. etapp Sumisti teeb häält ja LCD-l
kuvatakse.
Andmeside lülitub ooterežiimi.
3. etapp Teostage spetsiaalse
välisseadmega analüüs.
Andmeside lülitub aktiivsessevõrgurežiimi ainult USB-side ajal.

Ooterežiim

Aktiivnevõrgurežiim

Spetsiaalse välisseadmega andmeside lõpetamine

1. etapp Eemaldage kaabel, kui seade on ooterežiimis.
78

8.8.2. Bluetooth®-side kasutamine
Bluetooth-seade tuleb mõne teise konkreetse seadmega
andmeside loomiseks selle seadmega siduda. Kui salvesti on
seadmega seotud, saavad seadmed üksteisega automaatselt
kommunikeeruda.

MärkusSeadmete sidumise ajal tuleb kõik teised Bluetooth-seadmed
kindlasti välja lülitada.
Üheaegselt ei ole võimalik siduda mitut seadet.
Kui salvesti seotakse mõne teise seadmega, katkestatakse
esimese seadme seotus.
Kui seadmed ei saa pärast sidumist ühendust, korrake sidumist.

Bluetooth® Sidumine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Hoidke all nuppu EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Pairing(pärast näitu FlightMode ). Salvesti on sidumiseks valmis.
4. etapp Kui Bluetooth-sidumine on tehtud, kuvatakse LCD-l märk .
Kui otsustate sidumisest loobuda, vajutage lülitit EVENT .
Salvesti läheb ooterežiimi kuvale.

79

8.8.3. Bluetooth®-side peatamine (lennukirežiim)Lennukirežiim saab Bluetooth-andmeside katkestada.

Lennukirežiimi kasutamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF”.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage nuppu START/STOPvõi EVENT , et naasta ooterežiimi kuvasse.
3. etapp Hoidke all nuppu
FlightMode .

EVENT , kuni OLED-il kuvatakse

4. etapp Lennukirežiimi saab nupuga
FlightModeON
5. etapp Vajutage nuppu

Nupp

START/STOPSTART/STOP

välja lülitada.
FlightModeOFF

EVENT , et naasta ooterežiimi kuvale.

80

9. Hooldamine
9.1. Toote hoiustamise, ülevaatamise ja ohutuse korraldamine
Meditsiiniseadmeid, nagu see salvesti, tuleb hooldada, et tagada
nende nõuetekohane töö ja patsiendi ning kasutaja ohutus.
Üldjuhul peaks operaator seadme iga päev üle vaatama,
järgides juhtnööre jaotises „Kontrollimine enne kasutamist”.
Igapäevane hooldamine, näiteks kontrollimine enne kasutamist,on vajalik salvesti töönäitajate, ohutuse ja tõhususe hoidmiseks.
Soovitame lasta salvesti vähemalt kord aastas põhjalikult üle
kontrollida.

MärkusMeditsiiniseadme ohutu kasutamise tagamiseks peab seda
hooldama meditsiiniasutus.

819.2. Toote puhastamine
Ettevaatust!

Puhastage salvestit nii enne kui ka pärast kasutamist.
Puhastage salvestit, enne kui paigaldate selle järgmisele
patsiendile.
Ärge pihustage salvestile puhastamiseks vett ega kastke
seda vette. See võib tekitada rikke.
Kuivatage salvesti, enne kui pühite seda vee jaantiseptilise lahusega, et vedelik ei läheks salvesti sisse.
Desinfitseerige salvestit regulaarselt, et vältida nakatumist.
Ärge kasutage salvestil desinfitseerijat.
Ärge kasutage salvesti puhastamiseks orgaanilist lahustit(nt vedeldi), joodpovidooni lahust. See võib tekitada
värvikadu, kahjustusi ja talitlushäireid.
Ärge kasutage salvesti kuivatamiseks juuksefööni vmt.
See võib tekitada talitlushäireid ja kahjustusi.

Kontrollimine pärast manseti puhastamist

Veenduge, et manseti sisekumm oleks õigesti mansetiriide
sisse paigaldatud. Kui see on valesti paigaldatud, võibtäitmise ajal tekkida kahjustus või plahvatus.

Salvesti puhastamine

Pühkige salvesti väliskorpuselt mustus ja tolm maha vee võisooja veega niisutatud ning korralikult välja väänatud marliga.
Kui korpusele on kleepunud veri, ravimid vmt, puhastage seda
esmalt antiseptilises lahuses niisutatud ja korralikult kuivaks
väänatud marliga. Seejärel pühkige märga korpust vee võisooja veega niisutatud ning korralikult välja väänatud marliga.
Me soovitame kasutamiseks antiseptlise lahuse kemikaale(koostisaine nimetus) tabelis „Näide kasutamiseks sobivast
antiseptilisest lahusest (koostisaine nimetus)”.
82

Manseti puhastamine

Mansetikatet ja mansetiriiet puhastades ja desinfitseerides
eemaldage mansetiriidest manseti sisekumm. Puhastage
mustusest ja tolmust vee või sooja veega niisutatud ningkorralikult välja väänatud marliga.
Desinfitseerimiseks sobivaid antiseptilisi lahuseid vaadaketabelist „Näide kasutamiseks sobivast antiseptilisest
lahusest (koostisaine nimetus)”.
Näide kasutamiseks sobivast antiseptilisest lahusest(koostisaine nimetus)
Komponendi nimi
Bensalkooniumkloriid

Toote nimi
Bensalkooniumkloriidi 10% lahus

Isopropanool

70% 1-propanool

Etanool

76,9 kuni 81,4 mahuprotsendine
etanooli baasil desinfektant

Lugege tootele märgitud juhendit ja kasutage seda.

MärkusMansett ja õhuvoolik on kulutarvikud.
Kui sageli esineb mõõtmisvigu või vererõhku ei õnnestu mõõta,vahetage need välja. Vt „10. Lisatarvikud (tellitavad)” selles
juhendis.

839.3. Regulaarne kontrollimine
Kontrollige igapäevaselt, et tagada salvesti nõuetekohane töö.
Kontrollimist on kirjeldatud allpool.

9.3.1. Kontrollimine enne patareide paigaldamist
KirjedKirjeldus
Puuduvad kahjustused ja kukkumisest tekkinud
deformatsioon.
VälispindÜhelgi osal ei esine mustust, roostet ega
kriimustusi.
Paneelil pole mõrasid ja see ei logise.
Kasutamine
Lülitid ja nupud pole kahjustatud ega logise.
EkraanEkraanil pole mustust ega kriime.
Õhuvoolikut ei tohi kokku murda. Kui õhk jääb
mansetti, võib see põhjustada jäsemeteväärtalitlust tulenevalt käsivarre verevoolu
takistamisest.
Veenduge, et manseti sisekumm oleks õigesti
mansetiriide sisse paigaldatud.
Mansett ei narmenda. Mansett ei hargne.
Probleemi korral vahetage mansett välja.
Mõõtmine
Mansett kuulub vahetamisele.
Mansett
Kui manseti ja manseti sisekummi vahel onmõra või liimaine.
Kui õhuvoolik on kaotanud oma elastsuse ja
muutunud jäigaks.
Kui õhuvooliku pind on läikiv või libe.
Kui sisekummis on mõrad.
Soovitame manseti olenemata
kasutussagedusest välja vahetada iga kolme
aasta tagant.
Kandevahendid Kandekotil, vööl ja mansetil ei esine kahjustusi.
ÜhendusÕhupistik on õigesti õhupessa ühendatud.
849.3.2. Kontrollimine pärast patareide paigaldamist
Artikkel
Välispind
KasutamineMõõtmine
Mansett
Vererõhu väärtuse
kontrollimine

Kirjeldus
Pole põlemise, suitsu ega muid tugevaidlõhnu.
Pole veidraid helisid.
Lülitid ja nupud töötavad probleemideta.
Mõõtmisväärtused on tavalise väärtuse
lähedal.
Mõõtmise ajal pole veidraid helisid ega
tegevusi.
Kui vererõhu väärtused on ebaõiged,võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

85

9.4. Utiliseerimine
Järgige toodet kõrvaldades ja ringlusse andes kohaliku
omavalitsuse keskkonnaeeskirju.

Manseti utiliseerimine

Patsiendil kantud mansett on meditsiiniline jääde.
Utiliseerige see meditsiinijäätmetele kohaselt.

Sisseehitatud aku utiliseerimine

Ettevaatust!
Salvesti on varustatud sisseehitatud varuakuga. Kui tesalvesti kasutuselt kõrvaldate, kõrvaldage aku kohalikke
keskkonnaeeskirju järgides.

Muud

NimetusPakendOsa

MaterjalÜmbris

KartongPadiÕhkpadi, erijuhtum

Kott

VinüülÜmbrisABS + PC vaik

SiseosadÜldosadŠassiiRaud

Elektroonikapl
Liitium-nööpaku:
Salvestiaadil asuv
varuakuPatarei

ML2016H

Leelispatarei: 1,5 V LR6 või AA-suurusAku:
AA-suurus
Ni-MH-akud, 1900 mAh või rohkem
869.5. Tõrgete kõrvaldamine
Enne kohaliku edasimüüja poole pöördumist tutvuge järgmisekontrollnimekirjaga ja tõrkekoodide loendiga.
Kui need meetmed probleemile lahendust ei paku või kui
probleem tekib uuesti, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Probleem
Kuva puudub
pärast nuppude
vajutamist.
A-BPM-i ajal
puudub OLEDkuva.
Kell lähtestatakse
sageli.

Peamine põhjus
Patareid on tühjad.

LahendusPange uued patareid.

OLED võib
Eemaldage patareid
elektrostaatilise mõju ja paigaldage needtagajärjel kaduda.
tagasi.
Laadige 48 tundi uute
Varuakut ei laeta. #1
patareidega.
Kontrollige, kas mansetis
Survestamise
Mansett ei olevõi õhuvoolikus esineb
murdeid, keerde, kas needpuudumineõigesti ühendatud.
on õigesti ühendatud.
PuudubSidekaabel on
Veenduge, et kaabel
USB-side#2 eemaldatud.
oleks õigesti ühendatud.
Spetsiaalne
Oodake, kuni
Sideühendus
välisseade laadib pikka allalaadimine lõppeb.
võtab aega.
#2 aega alla suurt kogust Selleks võib kuluda
keskkonnaandmeid.
kuni 50 minutit.
Kasutatud on
Patareipesa kaant
Pöörduge kohaliku
ebastandardse
ei saa avada.
edasimüüja poole.
suurusega patareisid.
#1: Kasutajatel (mitteametlikel hooldustehnikutel) ei ole võimalik
vahetada varuakut (liitiumaku), mis asub salvesti seestrükkplaadil. Varuakut laetakse mõõtmiseks kasutatavate
patareidega (LR6 või AA-suurus).
#2: Vajalik on spetsiaalne välisseade.
87Ettevaatust!

Ärge võtke salvestit lahti ega muutke seda mingil moel.
Seade võib kahjustada saada.

9.6. TõrkekoodidMõõtmise tõrkekoodid
Kood

TähendusPõhjus ja lahendusRõhu nullimise viga

Vabastage mansetti jäänud õhk.

Patareid on tühjad

Pange uued patareid.

Viga survestamisel

Täitmisel ei saavutata sihtrõhku.
Kontrollige üle manseti ühendus.
Kui manseti ühendusega on kõikkorras, võib salvesti töös olla rikeja seade vajab ülevaatamist.

Rõhk ületab
299 mmHg

Survestamise ajal võib keha liikuda.
Lõdvestuge ja olge mõõtmise ajal
paigal. Kui see ei aita, kontrollige
salvestit.

Sundseiskamine
nupugaSTART/STOPvõi/.

Vajutage nuppu START/STOP/
ainult tõelise vajadusekorral.

Vererõhku ei olevõimalik mõõta.

võiKeha liikumise või riietest tekkiva
müra tõttu ei ole südamelöökevõimalik tuvastada.
Lõdvestuge ja ärge liigutage.
Kontrollige üle manseti asend.
Kui sama tõrge kordub kalõdvestunud olekus, võtke salvesti
kontrollimiseks ja võimalikuks
remontimiseks ühendustedasimüüjaga.
88

Kood

TähendusPõhjus ja lahendus

Sisseehitatud
kiirendusanduri rike.

Eemaldage patareid ja paigaldage
need tagasi.

Liiga suur kehaliikumine.

Lõdvestuge ja olge mõõtmise ajal
paigal.

Väljaspool
vahemikku,
30
PUL

200

Kui need rikked leiavad aset mitmel
korral, proovige mõnda teist vererõhu
mõõtmist.
160#1
PP = SYS - DIA
SYS: süstoolne vererõhk
DIA: diastoolne vererõhk
280
PP: pulsirõhk

Väljaspool
vahemikku,
30
DIA
Väljaspool
vahemikku,
60
SYS
Väljaspool
vahemikku,
10PP

150 #1Mõõtmine kestab
kauem kui
180 sekundit.

Kui täitmis- või tühjendamiskiirus onväike, tuleb seade üle kontrollida.

Tühjendamine
kestab kauem
kui 90 sekundit.

Tühjendamiskiirus võib olla aeglane
ja saede tuleks lasta üle kontrollida.

Pulsi ei ole võimalik tuvastada tänu
Pulssi ei ole võimalik keha liikumisele jms. Mõõtke
vererõhku lõdvestunud olekus
tuvastada.
ja ärge liigutage samal ajal.
Intervalli kestuseseaded pole õiged.

Kui intervalli kestuseks on valitud
120 sekundit, ei tohi viimase
algusaja ja järgmise algusaja
vaheline erinevus jaguda täpselt
kaheks tunniks.
89

Kood

TähendusPõhjus ja lahendus

Ohutusahela nullrõhu
viga.

Kuvatakse mõõtmise algusajal.
Laske mansetti jäänud õhktäielikult välja.

Ohutusahel ontuvastanudülekoormusrõhu.

Survestamise ajal võidi tuvastadakeha liikumine. Lõdvestuge ja ärgeliigutage mõõtmise ajal.
Kui sama rike leiab aset ka
lõdvestunud olekus ja mitte
liigutades, võtke seadmeülevaatamiseks ühendustedasimüüjaga.

Salvesti riistvara tõrkekoodid
Kood

Tähendus

Mälu vigaPõhjus ja lahendus
See võib juhtuda tugeva löögi
korral, näiteks kui salvesti mahakukub.
Kui see kood kuvatakse sageli,
on sisemälus rike. Pöörduge
kontrollimiseks edasimüüja poole.

MärkusTõrkekoode võidakse muuta ilma ette teatamata.

90

10.
Mansetid

Valikulised esemed (eraldi tellimisel)

Nimetus
Kirjeldus
Tellimiskood
Väike mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF202B
vasakule käele 15 kuni 22 cm 5,9 tolli kuni 8,7 tolli
Täiskasvanu mansett Käe ümbermõõt
TM-CF302B
vasakule käele
20 kuni 31 cm 7,8 tolli kuni 12,2 tolli
Suur mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF402B
vasakule käele 28 kuni 38 cm 11,0 tolli kuni 15,0 tolli
Eriti suur mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF502B
vasakule käele 36 kuni 50 cm 14,2 tolli kuni 19,7 tolli
Täiskasvanu mansett Käe ümbermõõt
TM-CF802B
paremale käele
20 kuni 31 cm 7,8 tolli kuni 12,2 tolliÜhekordne mansett
10 lehte
TM-CF306A
Väikese manseti kate vasakule käele 10 lehte
AX-133024667-S
Täiskasvanu
vasakule käele 10 lehte
AX-133024500-S
manseti kate
Suure manseti kate vasakule käele 10 lehte
AX-133024663-S
Eriti suure manseti
vasakule käele 10 lehte
AX-133024503-S
kate
Täiskasvanu
paremale käele 10 lehte
AX-133024353-S
manseti kate
Väike mansetiriie
vasakule käele 2 lehte
AX-133025101-S
Täiskasvanu
vasakule käele 2 lehte
AX-133024487-S
manseti riie
Suur manseti riie
vasakule käele 2 lehte
AX-133025102-S
Eriti suur riie
vasakule käele 2 lehte
AX-133025103-S
Täiskasvanu
paremale käele 2 lehte
AX-133025104-S
manseti riieÕhuvooliku adapter–
TM-CT200-110A
91

Andmete analüüsimine
Nimetus

Kirjeldus

Tellimiskood–

AX-KOUSB4C

Kirjeldus

Tellimiskood

USB-kaabel

Muud

NimetusTegevuse jäädvustamiseleht

10 lehte

AX-PP181-S

Kandekott–AX-133025995

Vöö–

AX-00U44189

Klambrid

5 tk

AX-110B-20-S

92

11.

Lisa

11.1. Vererõhu mõõtmise põhimõte
Mõõtmistoiming. Mähkige mansett ümber käsivarre ülaosa.
Pumbake mansett rõhu alla, mis ületab süstoolset vererõhku.
Seejärel väljutage mansetist järkjärgult õhku. Kui mansetist õhu
väljalaskmise käigus tuvastatakse rõhk, on pulsi lainevorm
südamelöögiga sünkroonne. Pulsi lainevorm suureneb
ootamatult süstoolse vererõhu läheduses. Õhu väljutamise
käigus suureneb see veelgi kuni kõrgeima amplituudi
saavutamiseni ja väheneb siis järk-järgult. Järgmisel leheküljel
on näidatud pulseeriva lainevormi muutused. Ostsillomeetrilise
vererõhu mõõtmise puhul on süstoolne vererõhk määratud
punktina, kus amplituud suureneb ootamatult pärast
mansetirõhus pulsi tuvastamist, keskmine vererõhk on määratud
punktina, kus amplituud on kõrgeim, diastoolne vererõhk on
määratud aga punktina, kus amplituud hakkab järk-järgult
langema. Tegelikult tajub rõhuandur mansetirõhu väikeseid
muutusi aja jooksul, salvestab pulsi lainevormi mällu ninghindab süstoolseid ja diastoolseid vererõhkusid vastavalt
ostsillomeetrilise mõõtmise algoritmile. Algoritmi üksikasjad
on erinevatel vererõhu mõõtjatel erinevad. Täiskasvanute ja
väikelaste vererõhuväärtusi mõõdetakse ostsillomeetrilisel
meetodil ning võrreldakse auskultoorsel meetodil saadud
väärtustega. Diastoolseks vererõhuks loetakse auskultoorsemeetodi 4. faasi lõpp-punkti. Manseti rõhu pulsi lainevorm sõltub
manseti materjali omadustest. Seetõttu on mõõtmistäpsuse
säilitamiseks oluline kasutada ettenähtud mansetti jamõõtmisalgoritmi. Õhuvooliku pikkus on pulsilaine levimise
sumbumisnäitajate tõttu lühem kui 3,5 m.

93

mmHg
200
150
100
50
0
200
150
100
50
0
Süstoolne vererõhk
Keskmine vererõhk
Diastoolne vererõhk

Otsemeetod (vasak käsi)

Aeg
Otsemeetod (vasak käsi)

Aeg

Mikrofonimeetod
Ostsillomeetrilinemõõtmine

Vererõhu mõõtmise veategurid

Pulsigraafik võib olla mõõtmistäpsuse
usaldusväärsuse objektiivne indikaator.
Kui müra tekitab ebaregulaarne
südamelöögisagedus või füüsiline liikumine,
muutub diagrammi amplituud. Kui pulsigraafik
pole ühtlase joonega, kontrollige uuesti või
kasutage mõnda erinevat meetodit.

Manseti asend südamega samal kõrgusel

Pulsigraafik

Mähkige mansett ümber käe südamega samal kõrgusel. Kuimansett on valel kõrgusel, esineb mõõtmisviga. Kui mansett
on näiteks 10 cm võrra südamest madalamal, on mõõdetav
vererõhk 7 mmHg kõrgem.
94

Manseti õige suurus

Kasutage sobiva suurusega mansetti. Kui mansett on liiga
väike või suur, tekib mõõtmisviga. Liiga väikese manseti
puhul kipuvad mõõtmistulemused tulema kõrgemad, isegi kui
vererõhk ja arterid on normaalsed. Liiga suure manseti puhul
on mõõtmistulemused aga sageli madalamad, seda eriti nende
puhul, kel on raske arteroskleroos või ebanormaalsed
arteriklapid. Vale suurusega mansett põhjustab erinevuse
otsemeetodi ja ostsillomeetrilise mõõtmise meetodi vahel.
Mansetil on silt, millel on toodud sobiv käe ümbermõõt. Valige
igale patsiendile õige suurusega mansett ja kinnitage seadmele.
Kuni kasutatakse sobivat mansetti ja õhuvoolikut, tagavad
vererõhu mõõtmise täpsuse rõhuanduri rõhutäpsus,
väljalaskenäitajad ja mõõtmise algoritm. Kontrollige
regulaarselt rõhuanduri rõhutäpsust ja väljalaskenäitajaid.

95

11.2. EMD teave
Elektroonilistele meditsiiniseadmetele kohalduvaid nõudeid on
kirjeldatud allpool.

EMD suuniseid puudutavad tööomadused

Salvesti kasutamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid EMD(elektromagnetilised häired) suhtes. Kasutage salvestit selles
juhendis kirjeldatud EMD kohta käivaid ohutusjuhtnööre järgides.
Portatiivsed ja mobiilsed RF-sideseadmed (nt mobiiltelefonid)võivad meditsiinilisi elektriseadmeid mõjutada.

EMD-standarditele vastavad tarvikud

Selle salvesti tarvikud ja lisaseadmed vastavad standardile
IEC60601-1-2:2014. Heakskiitmata tarviku kasutamine võibsuurendada kiirgustaset ja vähendada mürakindlust.

Hoiatus!
Kasutage ettevõtte A&D poolt heaks kiidetud tarvikuid.
Heakskiiduta tarvikuid võivad mõjutada elektromagnetiline
kiirgus ja neil võib olla madalam häirekindlus.

KIIRGUSE PIIRANGUD
NähtusKiirguslik RF-kiirgus

Vastavus

CISPR1196

Grupp 1, klass BHÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: Kest
NähtusHäirekindluse katsetasemed±8 kV kontaktil
Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusKiirgunud raadiosageduslikud 10 V/melektromagnetväljad
80 MHz kuni 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80% AM 1 kHz juures
Vt tabelit „Testi spetsifikatsioonid
Lähedased väljadKORPUSE PORDI
RF-raadiosideseadmetestHÄIREKINDLUSELE
IEC 61000-4-3
RF-raadiosideseadmete suhtes”
Nominaalsed
30 A/mvõrgusageduslikud
50 Hz / 60 Hz
magnetväljad IEC 61000-4-8HÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: PATSIENDI LIIDESPORT
NähtusHäirekindluse katsetasemed

Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2±8 kV kontaktil±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusHÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: Signaali sisend-/väljundport
NähtusHäirekindluse katsetasemed

Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2±8 kV kontaktil±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusKiired elektrilised siirded/
impulsid
IEC 61000-4-4±1 kV
100 kHz kordussagedus

Juhtivuslikud häiringud, milleon esile kutsunud RF-väljad
IEC 61000-4-8

3 V, 0,15 MHz kuni 80 MHz
6 V ISM-is ja amatöörraadio
sagedusalas 0,15 MHz kuni 80 MHz
80% AM 1 kHz juures97

TETRA 400

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 - 787

Pulsimodulatsioon
1,8
18 Hz
FM
2
±5 kHz hälve
1 kHz siinuslaine

LTE sagedusalad Pulsimodulatsioon
0,2
13, 17217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Pulsimodulatsioon
870 800 - 960
iDEN 820
2
18 Hz
CDMA 850
930
LTE sagedusala 5
GSM 18001720
CDMA 1900
GSM 1900
1845
Pulsimodulatsioon
DECT
1700 - 19902
217 HzLTE sagedusalad
1970
1, 3, 4, 25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n Pulsimodulatsioon
2450 2400 - 2570
2
RFID 2450
217 HzLTE sagedusala 7
5240
Pulsimodulatsioon
5500 5100 - 5800 WLAN 802.11 a/n0,2
217 Hz5785

Kaugus(m)
Häirekindlusekatsetase (V/m)

Teenus380 - 390

Maksimumvõimsus(W)

Ribalaius
(MHz)

385

Modulatsioon

Testsagedus(MHz)

Testi spetsifikatsioonid KORPUSE PORDI HÄIREKINDLUSELE
RF-raadiosideseadmete suhtes

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

810

98

1. Back cover: A&D Global
A&D Company, Limited
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

http://www.aandd.jp

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123