■プローブ（別売）電磁誘導式
型式※プローブは耐熱用（約 200 ℃）です
（Fe- 2.5、NFe-2.0）。その他詳しくはお問い合わせ下さい。

Fe-2.5※/Fe-2.5L

Fe-0.6Pen

Fe-2.5LwA

測定方式
測定範囲

0〜 2.50mm

0〜600μm

1μm：0〜999μm

切替により0.1μm：0〜400μm、0.5μm：400〜500μm

測定精度

0〜100μm：±1μm（平滑面に対して垂直に測定）

または指示値の ±2% 以内
101μm〜2.50mm：指示値の ±2% 以内

測定対象

2.5 : φ15×47mm
2.5L : 18×22×67mm

1 点定圧接触式、V カット付

1 点定圧接触式、V カット付

1 点定圧接触式、V カット付

φ5.6×92.2mm

φ20.4×47.1mm

φ35×55mm

標準厚板、標準厚板、標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用）テスト用ゼロ板（鉄用）

テスト用ゼロ板（鉄用）

収納ケース

鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、鉄・鋼などの 磁性金属素地上の塗装、鉄・鋼などの 磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ（電解ニッケルメッキを除く）などライニングなど手の届かない高い所、離れた所の塗膜厚測定用ライニングなど狭い箇所、小さい部位

NFe-2.0※/NFe-2.0L0〜2.00mm

切替により0.1μm：0〜400μm、0.5μm：400〜500μm

測定精度

プローブ

2.0L : 18×22×67mm

オプション※2NFe-5

NFe-0.6

NFe-8

0〜 600μm

0〜5.00mm

0〜8mm

型式

電磁・渦電流両用式（素地自動判別）

測定範囲

鉄素地：0〜3.00mm、非鉄素地：0〜2.50mm

0.1μm：0〜400μm、0.5μm：400〜500μm

1μm 単位：0〜999μm 間0.01mm 単位：1〜5mm 間

1μm：0〜999μm
0.01mm：1〜8mm

0〜3mm

0〜3mm

1 点定圧接触式、V カット付
φ13×45.5mm

0.1μm：0〜400μm（鉄・非鉄共通）

表示分解能

0.01mm：1.00〜2.50mm（非鉄素地）

1 点定圧接触式、V カット付
φ20.4×47.1mm：±（5μm + 指示値の 3％）
3.01mm 以上：指示値の±3% 以内
1 点定圧接触式、V カット付
φ35×59mm

標準厚板、テスト用ゼロ板（非鉄用）

比較的汎用な測定物用

細い丸棒、細管、微少片等での高安定性用

0.5μm：400〜500μm（鉄・非鉄共通）
0.01mm：1.00〜3.00mm（鉄素地）

測定精度（平滑面に対して垂直に測定）

比較的厚物の測定物用

0〜100μm：±1μm（鉄・非鉄共通）
または指示値の ±2% 以内
101μm〜3.00mm：±2% 以内（鉄素地）
101μm〜2.50mm：±2% 以内（非鉄素地）

プローブ

1 点定圧接触式、V カット付
φ15×50.9mm

オプション ※2

V 型プローブアダプタ

付属品

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用・非鉄用）

測定対象

鉄素地：鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ（電解ニッケルメッキを除く）など
非鉄素地：アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用

アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など

測定対象

FN-325

測定方式

1μm：0〜999μm（鉄・非鉄共通）切替により、1μm：0〜600μm
切替によりV 型プローブアダプタ/付属品

厚物の測定物用■ SWT- 9000シリーズ専用プローブ（別売）

0〜100μm：±1μm
0〜100μm：±1μm：±（5μm + 指示値の 3％）
または指示値の ±2% 以内
または指示値の ±2% 以内3.01mm 以上
101μm〜2.00mm：±2% 以内 101μm〜600μm：±2% 以内：指示値の±3% 以内
1 点定圧接触式、V カット付
2.0 : φ15×47mm

比較的厚物の測定物用

電磁式／渦電流式 両用

膜厚計SWT9000

series9000. 9100. 9200. 9300.

デュアルタイププローブ（FN-325）大好評!
鉄・非鉄の素地金属を自動判別!
SWT-9000 シリーズ専用プローブ FN-325の塗膜厚測定用

渦電流式

0.01mm：1.00〜2.00mm（平滑面に対して垂直に測定）

3.01mm 以上：指示値の±3% 以内

V 型プローブアダプタ/

1μm：0〜999μm

表示分解能

0.01mm：1〜5mm
0.1mm：5〜20mm

0〜3mm：±（5μm + 指示値の 3％）

または指示値の ±2% 以内

全長 : 約 550〜1,540mm（伸縮式）

測定方式
測定範囲

1μm：0〜999μm

1μm：0〜999μm
0.01mm：1〜10mm

101μm〜600μm：指示値の ±2% 以内■プローブ（別売）渦電流式
型式

0〜 20mm

0〜100μm：±1μm

1 点定圧接触式
測定部 : 約 24×27×56mm

1 点定圧接触式、V カット付

付属品

0〜10mm0.5μm：400〜500μm

0.01mm：1.00〜2.50mm

オプション※2Fe-20

1μm：0〜600μm

切替により0.1μm：0〜400μm、表示分解能

プローブ

Fe-10

電磁誘導式

※2 オプション：V 型プローブアダプタ（3 種類有り：φ5 以下用、φ5〜10用、φ10〜20用）

専用プローブ（FN-325）を使用することにより測定素地金属を自動判別して簡単測定 !
SWT 9000 シリーズは、プローブに互換性を持たせたことで、用途や測定対象物に適合する接続プローブを自由に選択できます。
また、今まで出来なかった予備のプローブを備えること■特長

統計機能内蔵

わかりやすいガイド表示画面（9200、9300）

LCD 画面上にメッセ ー ジ を 表 示。操作手順をカンタン・わかりやすくガイダンスします。

全メモリデータや
グ ル ー プ、ブ ロ ック、セクション単位の デ ー タ は、LCD
画面上で統計が可能。

プリンタへ無線出力

スリムなボディ設計で手持ち作業の疲労低減

各種法人、団体などの規格、内規、基準ならびに ISO
2808 などの海外規格にも適合します。

従来の膜厚計（点線部分）と比べるとボディがすっきりスリムに。女性や手の小さい方にも抜群のグリップ感。

（9200、9300）※詳細はお問い合わせ下さい。

登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値／下限値の範囲を外れた場合には、設定限界値の点滅および警報で知らせます。

大容量の測定値メモリ機能

測定位置ガイド（9200、9300）

1 日に数千点もの膜厚検査を行う多点測定もデータメモリ機能により、測定・記録作業が 1人で OK。検査作業の省力化とコストダウンが図れます。メモリ数は 20,000 点（9200）、40,000 点（9300）。残りメモリを気にすることなく作業ができます。測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。

■本体とプローブの組合せ例
棒状表面等の測定に別売の専用受信器により、日本国内専用の特定小電力無線でプリンタへデータ転送が可能。

上限値／下限値リミット機能測定作業の効率をより高めるための器具を（オプション）ご用意しています。

SWT-9000シリーズ専用プローブ

検量線の登録数は 10 本（9200）、100本（9300）。特性に合致した検量線を登録・選択してすぐに測定作業が開始できます。

（9300）が可能になり作業効率が大幅にアップできます。
JIS K 5600 の規格をはじめ、官公庁、試験場、研究所、V 型プローブアダプタ

検量線登録機能（9200、9300）

多重塗装膜厚測定作業の精度向上に

鉄・非鉄金属素地両用（デュアル）
プローブ

■測定例
電磁式プローブ使用時（磁性金属上の非磁性皮膜）
素地．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 機器
塗装．
● 自動車
● 船舶
● 橋梁
● 鉄鋼構造物など

測定皮膜

パソコンへのデータ転送（9100、9200、9300）
USB ケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。測定の都度にリアルタイムで転送。また、メモリしておいたデータの一括送信（9100 を除く）も可能。

Fe-2.5L

Fe-20

Fe-2.5LwA

Fe-0.6Pen

渦電流式プローブ使用時（非磁性金属上の絶縁性皮膜）
素地

測定皮膜

Fe-2.5

メタリコン、パーカライジング、酸化膜、溶射膜など

デ ー タ 転 送 シ ー ト に よ り SWT- 9100 は リ ア ル タ イ ム で、SWT- 9200、9300 はリアルタイムまたはメモリ測定データを、表計算ソフト Microsoft
Excel※へ転送が可能です。（転送には USB 転送ドライバのインストールが必要です。
）
データ転送シートは、
Microsoft Excel2010/2013/2016 のいずれかが動作する環境（Windows※ 7/8/8.1/10）が必要です。
（64Bit には未対応）
USB ドライバ及びデータ転送シートは弊社のホームページからダウンロードできます。
URL http://www.sanko-denshi.co.jp

鉄素地用プローブ．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 樹脂ライニング．
● タールエポキシ● ゴム● ホーロー● シートなど
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 亜鉛メッキ．
● 銅
電解ニッケルメッキを除く● クローム● スズなど●SWT専用データ転送シート

FN-325

鉄・鋼・フェライト系ステンレス●上記の組み合わせでの動作を保証するものでは有りません。
●本ソフトは無償配布ソフトとなり、一切のサポート、カスタマイズはできません。

アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● アルミ製品
塗装．
● ステンレス製の内外装建材● 機械● タンクなど
．
．
．
．
．
．
．
．
．● アルミ製品
陽極酸化皮膜．
● アルミサッシ（アルマイト）● 台所用品● 家電製品など
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 各種機器
ライニング．
● 部品● 化学プラントなど※Microsoft Excel、Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

■仕様
非鉄金属素地用プローブ

型式

SWT- 9000

NFe-0.6

NFe-2.0L

NFe-8

表示方式
検量線校正

グラフィック LCD（データ・メッセージ）、バックライト機能付

データ転送

電源

SWT-9000F : SWT9000+Fe- 2.5
SWT-9000FN : SWT9000+FN-325●バックライト付●オートパワーオフ（約3 分､オフ機能付）
単 3 乾電池 ×2●測定モードの切替（ホールド／連続）●表示分解能切替
単 3 乾電池 ×2
0〜40℃（結露しないこと）

外形寸法

72（W）× 32（H）×156（D）mm
約 200g

オプション

乾電池、収納ケース、40,000 点
USB

USB
本体内蔵

使用温度

付属品
（写真は予備プローブを含めたプローブ接続イメージです。
）

100 本

10 本
20,000 点
USB

本体重量

SWT-9000N : SWT9000+NFe- 2.0

SWT- 9300

2 点校正式（ゼロ点・標準調整点）
鉄・非鉄用で各 1 本

統計機能
付加機能

【組み合わせ例】

SWT- 9200

接続プローブにより異なる

検量線メモリ
測定値メモリ

NFe-2.0

SWT- 9100

測定範囲※

特定小電力無線
本体内蔵●検量線 校正値消去●上下限値設定（9200、9300）
専用 AC アダプタ

乾電池、収納ケース（ハード）、AC アダプタ、USB ケーブル（2.0m）、USB ドライバ（CD）

鉄素地用プローブ（Fe）、非鉄金属素地用プローブ（NFe）、鉄・非鉄金属素地用プローブ（FN-325）SWT-RU 特定小電力無線専用受信器（9300 専用）※別表「プローブ（別売）」裏表紙参照専用プローブ（FN-325）を使用することにより測定素地金属を自動判別して簡単測定 !
SWT 9000 シリーズは、プローブに互換性を持たせたことで、用途や測定対象物に適合する接続プローブを自由に選択できます。
また、今まで出来なかった予備のプローブを備えること■特長

統計機能内蔵

わかりやすいガイド表示画面（9200、9300）

LCD 画面上にメッセ ー ジ を 表 示。操作手順をカンタン・わかりやすくガイダンスします。

全メモリデータや
グ ル ー プ、ブ ロ ック、セクション単位の デ ー タ は、LCD
画面上で統計が可能。

プリンタへ無線出力

スリムなボディ設計で手持ち作業の疲労低減

各種法人、団体などの規格、内規、基準ならびに ISO2808 などの海外規格にも適合します。

従来の膜厚計（点線部分）と比べるとボディがすっきりスリムに。女性や手の小さい方にも抜群のグリップ感。

（9200、9300）※詳細はお問い合わせ下さい。

登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値／下限値の範囲を外れた場合には、設定限界値の点滅および警報で知らせます。

大容量の測定値メモリ機能

測定位置ガイド（9200、9300）

1 日に数千点もの膜厚検査を行う多点測定もデータメモリ機能により、測定・記録作業が 1人で OK。検査作業の省力化とコストダウンが図れます。メモリ数は 20,000 点（9200）、40,000 点（9300）。残りメモリを気にすることなく作業ができます。測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。

■本体とプローブの組合せ例
棒状表面等の測定に別売の専用受信器により、日本国内専用の特定小電力無線でプリンタへデータ転送が可能。

上限値／下限値リミット機能測定作業の効率をより高めるための器具を（オプション）ご用意しています。

SWT-9000シリーズ専用プローブ

検量線の登録数は 10 本（9200）、100本（9300）。特性に合致した検量線を登録・選択してすぐに測定作業が開始できます。

（9300）が可能になり作業効率が大幅にアップできます。
JIS K 5600 の規格をはじめ、官公庁、試験場、研究所、V 型プローブアダプタ

検量線登録機能（9200、9300）

多重塗装膜厚測定作業の精度向上に

鉄・非鉄金属素地両用（デュアル）
プローブ

■測定例
電磁式プローブ使用時（磁性金属上の非磁性皮膜）
素地

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 機器
塗装．
● 自動車
● 船舶
● 橋梁
● 鉄鋼構造物など

測定皮膜

パソコンへのデータ転送（9100、9200、9300）
USB ケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。測定の都度にリアルタイムで転送。また、メモリしておいたデータの一括送信（9100 を除く）も可能。

Fe-2.5L

Fe-20

Fe-2.5LwA

Fe-0.6Pen

渦電流式プローブ使用時（非磁性金属上の絶縁性皮膜）
素地

測定皮膜

Fe-2.5

メタリコン、パーカライジング、酸化膜、溶射膜など

デ ー タ 転 送 シ ー ト に よ り SWT- 9100 は リ ア ル タ イ ム で、SWT- 9200、9300 はリアルタイムまたはメモリ測定データを、表計算ソフト Microsoft
Excel※へ転送が可能です。（転送には USB 転送ドライバのインストールが必要です。
）
データ転送シートは、
Microsoft Excel2010/2013/2016 のいずれかが動作する環境（Windows※ 7/8/8.1/10）が必要です。
（64Bit には未対応）
USB ドライバ及びデータ転送シートは弊社のホームページからダウンロードできます。
URL http://www.sanko-denshi.co.jp

鉄素地用プローブ．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 樹脂
ライニング．
● タールエポキシ● ゴム● ホーロー● シートなど
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 亜鉛メッキ．
● 銅電解ニッケルメッキを除く● クローム● スズなど●SWT専用データ転送シート

FN-325

鉄・鋼・フェライト系ステンレス●上記の組み合わせでの動作を保証するものでは有りません。
●本ソフトは無償配布ソフトとなり、一切のサポート、カスタマイズはできません。

アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● アルミ製品
塗装．
● ステンレス製の内外装建材● 機械● タンクなど
．
．
．
．
．
．
．
．
．● アルミ製品
陽極酸化皮膜．
● アルミサッシ（アルマイト）● 台所用品● 家電製品など
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．● 各種機器
ライニング．
● 部品● 化学プラントなど※Microsoft Excel、Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

■仕様
非鉄金属素地用プローブ

型式

SWT- 9000

NFe-0.6

NFe-2.0L

NFe-8

表示方式
検量線校正

グラフィック LCD（データ・メッセージ）、バックライト機能付

データ転送

電源

SWT-9000F : SWT9000+Fe- 2.5
SWT-9000FN : SWT9000+FN-325●バックライト付●オートパワーオフ（約3 分､オフ機能付）
単 3 乾電池 ×2●測定モードの切替（ホールド／連続）●表示分解能切替
単 3 乾電池 ×2
0〜40℃（結露しないこと）

外形寸法

72（W）× 32（H）×156（D）mm
約 200g

オプション

乾電池、収納ケース、40,000 点
USB

USB
本体内蔵

使用温度

付属品
（写真は予備プローブを含めたプローブ接続イメージです。
）

100 本

10 本
20,000 点
USB

本体重量

SWT-9000N : SWT9000+NFe- 2.0

SWT- 9300

2 点校正式（ゼロ点・標準調整点）
鉄・非鉄用で各 1 本

統計機能
付加機能

【組み合わせ例】

SWT- 9200

接続プローブにより異なる

検量線メモリ
測定値メモリ

NFe-2.0

SWT- 9100

測定範囲※

特定小電力無線
本体内蔵●検量線 校正値消去●上下限値設定（9200、9300）
専用 AC アダプタ

乾電池、収納ケース（ハード）、AC アダプタ、USB ケーブル（2.0m）、USB ドライバ（CD）

鉄素地用プローブ（Fe）、非鉄金属素地用プローブ（NFe）、鉄・非鉄金属素地用プローブ（FN-325）SWT-RU 特定小電力無線専用受信器（9300 専用）※別表「プローブ（別売）」裏表紙参照■プローブ（別売）電磁誘導式
型式※プローブは耐熱用（約 200 ℃）です
（Fe- 2.5、NFe-2.0）。その他詳しくはお問い合わせ下さい。

Fe-2.5※/Fe-2.5L

Fe-0.6Pen

Fe-2.5LwA

測定方式
測定範囲

0〜 2.50mm

0〜600μm

1μm：0〜999μm

切替により0.1μm：0〜400μm、0.5μm：400〜500μm

測定精度

0〜100μm：±1μm（平滑面に対して垂直に測定）

または指示値の ±2% 以内
101μm〜2.50mm：指示値の ±2% 以内

測定対象

2.5 : φ15×47mm
2.5L : 18×22×67mm

1 点定圧接触式、V カット付

1 点定圧接触式、V カット付

1 点定圧接触式、V カット付

φ5.6×92.2mm

φ20.4×47.1mm

φ35×55mm

標準厚板、標準厚板、標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用）

テスト用ゼロ板（鉄用）

テスト用ゼロ板（鉄用）

収納ケース

鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、鉄・鋼などの 磁性金属素地上の塗装、鉄・鋼などの 磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ（電解ニッケルメッキを除く）などライニングなど手の届かない高い所、離れた所の塗膜厚測定用

ライニングなど狭い箇所、小さい部位

NFe-2.0※/NFe-2.0L0〜2.00mm

切替により0.1μm：0〜400μm、0.5μm：400〜500μm

測定精度

プローブ

2.0L : 18×22×67mm

オプション※2NFe-5

NFe-0.6

NFe-8

0〜 600μm

0〜5.00mm

0〜8mm

型式

電磁・渦電流両用式（素地自動判別）

測定範囲

鉄素地：0〜3.00mm、非鉄素地：0〜2.50mm

0.1μm：0〜400μm、0.5μm：400〜500μm

1μm 単位：0〜999μm 間
0.01mm 単位：1〜5mm 間

1μm：0〜999μm
0.01mm：1〜8mm

0〜3mm

0〜3mm

1 点定圧接触式、V カット付
φ13×45.5mm

0.1μm：0〜400μm（鉄・非鉄共通）

表示分解能

0.01mm：1.00〜2.50mm（非鉄素地）

1 点定圧接触式、V カット付
φ20.4×47.1mm：±（5μm + 指示値の 3％）
3.01mm 以上：指示値の±3% 以内
1 点定圧接触式、V カット付
φ35×59mm

標準厚板、テスト用ゼロ板（非鉄用）比較的汎用な測定物用

細い丸棒、細管、微少片等での高安定性用

0.5μm：400〜500μm（鉄・非鉄共通）
0.01mm：1.00〜3.00mm（鉄素地）

測定精度（平滑面に対して垂直に測定）

比較的厚物の測定物用

0〜100μm：±1μm（鉄・非鉄共通）
または指示値の ±2% 以内
101μm〜3.00mm：±2% 以内（鉄素地）
101μm〜2.50mm：±2% 以内（非鉄素地）

プローブ

1 点定圧接触式、V カット付
φ15×50.9mm

オプション ※2

V 型プローブアダプタ

付属品

標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用・非鉄用）

測定対象

鉄素地：鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ（電解ニッケルメッキを除く）など
非鉄素地：アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用

アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など

測定対象

FN-325

測定方式

1μm：0〜999μm（鉄・非鉄共通）切替により、1μm：0〜600μm
切替によりV 型プローブアダプタ/付属品

厚物の測定物用■ SWT- 9000シリーズ専用プローブ（別売）

0〜100μm：±1μm
0〜100μm：±1μm：±（5μm + 指示値の 3％）
または指示値の ±2% 以内
または指示値の ±2% 以内
3.01mm 以上
101μm〜2.00mm：±2% 以内 101μm〜600μm：±2% 以内：指示値の±3% 以内
1 点定圧接触式、V カット付
2.0 : φ15×47mm

比較的厚物の測定物用

電磁式／渦電流式 両用

膜厚計SWT9000

series9000. 9100. 9200. 9300.

デュアルタイププローブ（FN-325）大好評!
鉄・非鉄の素地金属を自動判別!
SWT-9000 シリーズ専用プローブ FN-325の塗膜厚測定用

渦電流式

0.01mm：1.00〜2.00mm（平滑面に対して垂直に測定）

3.01mm 以上：指示値の±3% 以内

V 型プローブアダプタ/

1μm：0〜999μm

表示分解能

0.01mm：1〜5mm
0.1mm：5〜20mm

0〜3mm：±（5μm + 指示値の 3％）

または指示値の ±2% 以内

全長 : 約 550〜1,540mm（伸縮式）

測定方式
測定範囲

1μm：0〜999μm

1μm：0〜999μm
0.01mm：1〜10mm

101μm〜600μm：指示値の ±2% 以内■プローブ（別売）渦電流式
型式

0〜 20mm

0〜100μm：±1μm

1 点定圧接触式
測定部 : 約 24×27×56mm

1 点定圧接触式、V カット付

付属品

0〜10mm0.5μm：400〜500μm

0.01mm：1.00〜2.50mm

オプション※2Fe-20

1μm：0〜600μm

切替により0.1μm：0〜400μm、表示分解能

プローブ

Fe-10電磁誘導式※2 オプション：V 型プローブアダプタ（3 種類有り：φ5 以下用、φ5〜10用、φ10〜20用）