Instruction Manual
Manuel d’instructions
Manual de instrucciones
Manuale di Istruzioni
使用手冊

1WMPD4002949D

Original
Traduction
Traducción
Traduzione
翻譯ÍNDICE
Estimados clientes ............................................................................................................. 2
Observaciones preliminares.............................................................................................. 2
Precauciones...................................................................................................................... 2
Partes de identificación de componentes ........................................................................ 6
Símbolos ............................................................................................................................. 7
Lista de modos ................................................................................................................. 10
Uso del monitor ................................................................................................................ 11
Instalación o sustitución de la batería............................................................................. 11
Conexión de la manguera de aire .................................................................................. 11
Conexión del adaptador de CA....................................................................................... 12
Recarga de la batería ...................................................................................................... 12
Operación ......................................................................................................................... 13
Modo de espera ............................................................................................................... 13
Modo de espera de medición ......................................................................................... 13
Medición con la presión ajustada.................................................................................... 14
Ajuste de auscultación ..................................................................................................... 15
Cambio de la velocidad de evacuación en la auscultación .......................................... 15
Ajuste del reloj incorporado ............................................................................................. 16
Ajuste de la visualización del reloj................................................................................... 17
Ajuste del tiempo hasta el apagado automático............................................................ 17
Cambio de la unidad de temperatura ambiente .......................................................... 18
Modo de confirmación de la presión .............................................................................. 18
Revisión de los datos de la memoria.............................................................................. 19
Revisión de los datos de la memoria.............................................................................. 19
Borrado de datos los datos almacenados en la memoria ............................................ 20
Mediciones........................................................................................................................ 21
Selección del brazalete correcto ..................................................................................... 21
Cómo colocar el brazalete............................................................................................... 21
Medición normal ............................................................................................................... 22
Medición con auscultación .............................................................................................. 23
Después de la medición .................................................................................................. 24
Notas para mediciones correctas ................................................................................... 24
Desconexión del adaptador de CA................................................................................. 24
Extracción de la batería ................................................................................................... 25¿Qué es latido irregular del corazón? ............................................................................. 26
Localización y corrección de fallos ................................................................................. 26
Mantenimiento .................................................................................................................. 27
Datos técnicos .................................................................................................................. 30
Español 1

Estimados clientes
FELICIDADES. Usted ha comprado un monitor de presiones sanguíneas
A&D, uno de los aparatos tecnológicos más avanzados, precisos y fáciles
de usar disponibles actualmente en el mercado.
Se recomienda leer este manual de instrucciones detenidamente
antes de usarlo por primera vez.

Observaciones preliminares
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 EEC para productos
médicos. Esto se evidencia con la marcade conformidad.
(0123: Número de referencia notificado al cuerpo interesado)
Usuario previsto: Este aparato está diseñado para ser utilizado por
trabajadores médicos.
Este aparato está diseñado para usar en adultos y niños mayores de 3 años.
Ámbito de uso: Este aparato está diseñado para usarse en instalaciones
sanitarias.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y lafrecuencia del pulso de las personas para el diagnóstico.
Principio de funcionamiento: Este aparato es un esfigmomanómetro
oscilométrico. Cuando la presión del brazalete se presuriza por encima
de la presión arterial sistólica y luego se despresuriza de forma gradual,
el fenómeno de pulsación sincronizado con el latido del corazón apareceen la presión del brazalete. Esta pulsación es pequeña al principio,
aumenta a medida que disminuye la presión, acaba mostrando laamplitud máxima, luego vuelve a disminuir y finalmente crea un patrón enforma de montaña. Este esfigmomanómetro de tipo oscilométrico analiza
la información de las señales de esta pulsación con un microordenador ydetermina los valores de presión arterial sistólica y presión arterial
diastólica.

Precauciones
Lugar de instalación o almacenamiento del aparato
No utilice el aparato en lugares donde haya gases inflamables como, por
ejemplo, gases anestésicos. Puede provocar una explosión.
No utilice el aparato en entornos con una alta concentración de oxígeno,
tal como una cámara de oxígeno de alta presión o una tienda deoxígeno.
Deben evitarse las temperaturas extremas, la humedad, la luz solar
directa, los golpes y el polvo.
Español 2

Utilice o guarde el aparato en un lugar estable en el que no hayapendientes, vibraciones ni sacudidas mecánicas (incluso altransportarlo).
Utilice o guarde el aparato en un lugar en el que no haya productos
químicos, medicinas ni gases.
El aparato y el brazalete no son resistentes al agua.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca detelevisores, hornos microondas, teléfonos móviles, rayos X u otros
dispositivos con campos eléctricos fuertes.
Si el aparato recibe un golpe fuerte, ello puede provocar un error
mecánico o lesiones a causa de la proyección de fragmentos.
Evite doblar el brazalete apretado o guardar la manguera retorcida
durante períodos prolongados, dado que ello puede acortar la vida útil delos componentes.
Confirmaciones antes del uso
Confirme que el aparato es seguro y que garantiza un funcionamiento preciso.
Utilice el aparato con el adaptador de CA especificado suministrado.
Las opciones y los consumibles especificados son los únicos cuyo uso
está permitido con este aparato.
Cuando se reutilice el aparato, confirme que está limpio.
No coloque el brazalete en un brazo si ya hay otro aparato eléctrico
médico colocado.
No coloque el brazalete en un brazo que esté recibiendo un goteo
intravenoso o una transfusión sanguínea. Podría causar lesiones oaccidentes.
Este aparato está previsto para ser utilizado únicamente por médicos opor trabajadores médicos en un entorno médico. El monitor no ha sido
diseñado para el propio uso de los pacientes; se debe tener cuidado paragarantizar resultados precisos y evitar posibles accidentes.
No utilice este aparato en una ambulancia o helicóptero medicalizado,
puesto que en estas circunstancias las mediciones pueden no ser
precisas.
No utilice el aparato en caso de que sea difícil enchufar o desenchufar el
adaptador de CA.
Puesto que no se han realizado pruebas clínicas en recién nacidos ni enmujeres embarazadas, no se debe utilizar este aparato en pacientes deeste tipo.
No lo utilice en pacientes con trastornos del flujo sanguíneo.
No lo utilice en pacientes que utilicen un equipo de soporte extracorpóreo.
Confirme que el paciente no sufre ningún daño cuando el brazalete secoloca en su brazo. Si el paciente ha sido sometido a una masectomía,
evite el brazo contiguo.

Español 3

Precauciones durante el uso del aparato
Si se produce un error de visualización en el aparato o los valores demedición no son claros, confirme los signos vitales del paciente utilizando
el método de palpación o auscultación. Compruebe que la manguera deaire no esté doblada ni bloqueada.
Si aparece algún síntoma de error en el aparato o si el paciente siente
malestar, detenga inmediatamente el funcionamiento del aparato paragarantizar un entorno seguro.
No coloque el brazalete en un brazo con una herida. Ello podría hacer quela herida se volviese a abrir, e incluso podría provocar una infección.
Asegúrese de colocar el brazalete al mismo nivel que el corazón. (De lo
contrario, el valor de presión sanguínea obtenido podría ser erróneo.)
No empiece a medir la presión sanguínea sin antes haber envuelto elbrazalete alrededor del brazo. Ello podría provocar el reventón delbrazalete u otros daños.
Confirme periódicamente el estado del paciente al realizar mediciones
frecuentes o duraderas, puesto que si existe una enfermedad vascularperiférica se pueden producir daños.
Utilice el aparato de modo que la manguera de aire no esté doblada ni
obstruida. Si se utiliza el brazalete con la manguera de aire retorcida odoblada, podría producirse una insuficiencia circulatoria periférica debido a
una hemostasia en el brazo (causada por el aire que queda en el brazalete).
No aplique una fuerza excesiva en el cable del adaptador de CA, por ejemplo
levantando el aparato o extrayendo el adaptador de CA agarrando el cable.
No extraiga ni conecte el adaptador de CA especificado con la mano
mojada. Ello podría provocar un electrochoque o una quemadura.
Mientras realice una medición, no conecte ni desconecte el adaptador de
CA o la batería, ni realice el mantenimiento de dichos dispositivos.
No toque a la vez el jack de CC y el paciente, puesto que podría
producirse una descarga eléctrica.
Para medir la presión sanguínea, el brazalete debe apretar el brazo losuficientemente fuerte como para causar un cierto hormigueo y,posiblemente, una marca roja temporal en el brazo.
Siga las instrucciones locales especificadas en el hospital cuando elbrazalete se utilice en varios pacientes o en pacientes con infecciones. De
lo contrario, podría producirse una infección cruzada.
Si el paciente tiene un latido cardiaco muy débil o irregular, el aparato
puede tener dificultad para determinar la presión sanguínea.
Si se produce un cortocircuito en la batería, esta puede calentarse yprovocar quemaduras.
Nota
No modifique el aparato. Podrían producirse accidentes o daños en el
aparato.
El paciente debe estar relajado y evitar moverse o hablar durante la
medición. De lo contrario, puede producirse un error de medición.
A fin de garantizar una medición precisa, se recomienda medir la presión
sanguínea tras estar en un estado relajado durante al menos cinco minutos.
Español 4

Precauciones después del uso

Si el brazalete se infecta con sangre o con fluido corporal, debe eliminarse
según lo indicado en el protocolo o las instrucciones locales, a fin de evitar
la posible propagación de una enfermedad infecciosa.
Limpie el aparato y el brazalete con un paño seco y suave o un paño
humedecido con agua y un detergente neutro. No use nunca gasolina,
diluyente u otros productos químicos para limpiar el aparato. Para obtener
más información, consulte la página 28.
Cuando lleve a cabo el mantenimiento del aparato, apáguelo y desconecte
el cable de alimentación de la toma de corriente para evitar el riesgo desufrir un electrochoque.
No rocíe, vierta ni derrame líquido sobre la carcasa del aparato ni sobre
sus accesorios, conectores, botones o puertos de salida.
No lleve a cabo una autoclave o esterilización por gas (gas EO,
formaldehído, ozono de alta concentración, etc.) en el aparato, ya que ello
podría producir un deterioro.
La autoridad a cargo del usuario (el hospital, la clínica, etc.) es
responsable del uso seguro y del mantenimiento de este dispositivo
médico electrónico. Se debe tener cuidado al seguir los procedimientos deinspección y mantenimiento diarios especificados para un uso seguro.
Guarde el brazalete, la manguera de aire y la pera de goma de modo que
no queden doblados ni obstruidos. Si esto sucede, podría producirse un
accidente o dañarse el aparato.

Batería especificada
La batería especificada es la única cuyo uso está permitido con este aparato.
El aparato, la batería y los componentes usados no deben considerarse
como desperdicios domésticos ordinarios y deben eliminarse de acuerdo
con la normativa local aplicable.
Asegúrese de retirar el adaptador de CA especificado del aparato cuando
la batería especificada se instale de nuevo en el aparato. De lo contrario,
podría producirse un electrochoque.
Retire la batería especificada del aparato y guárdela si no va a utilizar elaparato durante un mes o más tiempo. Recargue la batería una vez cadaseis meses, ya que de lo contrario podría deteriorarse.
Asegúrese de utilizar el aparato después de recargar la batería. De lo
contrario, el aparato podría no funcionar adecuadamente si la batería seutiliza en una situación de emergencia.
Si se produce una fuga de líquido de las pilas y este entra en contacto con
los ojos, evite frotarlos y enjuáguelos con agua abundante. A continuación,
solicite asistencia médica de inmediato.
La batería especificada debe usarse únicamente en este aparato. No
caliente ni rompa la batería, ya que ello puede producir una generación decalor, un incendio, un cortocircuito o una explosión.
No aplique presión o una sacudida mecánica a la batería especificada, ya
que ello puede producir una dilatación o una explosión.
Sustituya la batería especificada por una nueva cuando el tiempo demedición del aparato sea extremadamente corto incluso después de haberrealizado una recarga completa.

Español 5

Partes de identificación de componentes
Pantalla

Soporte del brazalete
Zócalo de aireJack de CC

Tapón del conector de aire

Botón
Botón
Manguera de aire
Brazalete

Botón MODO
Botón INICIO/PARADA

Compartimentode la batería
Cubierta de labatería

Adaptador de CA
Batería especificada

Indicadores dela pantalla

Memoria

Cable de CA

Ajustes de presión

Indicador de latidos irregulares

Presión
sistólica

Marca de corazón
Presión
diastólica

Marca de presurización adicional

Marca de auscultación
Indicador de recarga

C
F

Indicador de batería- Display del año- Número de memoria
Marca de AM / PM
Español 6

Display de latemperatura

Frecuencia delpulso
Display del mes/fecha
Display del reloj

Símbolos
Símbolos impresos en la carcasa del aparato y en el adaptador de CA
SímbolosSYS
DIA
PUL/min.
SN

Función / Significado
La medición de la presión sanguínea se
inicia cuando el botón INICIO/PARADA
se presiona en el modo de espera.
La medición de la presión sanguínea sedetiene cuando el botón
INICIO/PARADA se presiona durante la
medición.
El aparato pasa al modo de espera
cuando el botón INICIO/PARADA sepresiona durante al menos tres
segundos.
Presión sanguínea sistólica indicada en mmHg.
Presión sanguínea diastólica indicada en mmHg.
Frecuencia del pulso por minuto
Corriente continua
Número de serie
Fecha de fabricación
Tipo: BF; El aparato, el brazalete y tubo
están diseñados para proporcionar
protección especial contra
electrochoques.
Etiqueta de aparatos médicos según
directiva de CE
Etiqueta de WEEE
Fabricante
Representante UE
Consulte el manual/folleto de instrucciones
Aparato Clase II
Polaridad del jack de CC
Marcas de componente reconocido por
UL en Canadá y Estados Unidos
No desmontar
Solo para uso en un lugar interior secoConsulte el manual de instrucciones
Componente reconocido por PSE
Advertencia: superficie caliente

Español 7

Acción recomendada

Símbolos que aparecen en la pantalla
SímbolosFunción / Significado

Acción recomendada

Aparece cuando la medición está en curso. La medición está en curso.
Este indicador parpadea cuando se detecta Quédese muy tranquilo
durante la medición.
el pulso.
Indicador de latidos irregulares . Este
indicador aparece cuando se detectanlatidos irregulares del corazón. Puede
iluminarse cuando se detecta una vibración
muy ligera, como un escalofrío o un temblor.
Las mediciones previas almacenadas
en la memoria.
Se ilumina de forma sucesiva desdeabajo cuando se añade presurización
presionando el botón
durante laevacuación a velocidad constante en elmodo de auscultación.
Se ilumina cuando el modo
auscultación está activado.

de

BATERÍA CARGADA
Indicador de la potencia de la batería
durante la medición.
BATERÍA BAJA
La batería es débil cuando parpadea
esta marca.

Recargue el aparato
utilizando el adaptador deCA.

Se ilumina cuando el adaptador de CA
está conectado al aparato.
Parpadea cuando la batería se estárecargando.
Presión sanguínea inestable debido al
movimiento durante la medición.
Los valores sistólico y diastólico seencuentran dentro de 10 mmHg.
El valor de presión no ha aumentado
durante la inflación.
El brazalete no está colocado
correctamente.
ERROR DE VISUALIZACIÓN DEL IMPULSOEl impulso no se ha detectado
correctamente.
Español 8

Vuelva a medir otra vez.
Quédese muy tranquilo
durante la medición.

Coloque el brazaletecorrectamente, y vuelva amedir otra vez.

Símbolos

AM

PM

Función / Significado

Acción recomendada

Error interno del monitor de presiones
sanguíneas

Extraiga la batería, presione elbotón START y a continuación
vuelva a colocar la batería. Si elerror sigue apareciendo,
póngase en contacto con su
distribuidor.

Indica la mañana cuando el reloj estáajustado para visualizarse en modo de
12 horas.
Indica la tarde cuando el reloj estáajustado para visualizarse en modo de 12
horas.
Ajustes de presión
Indica el valor de presión previamente
ajustado por el usuario.

Temperatura
Indica grados centígrados o Fahrenheit
ambiente
en la temperatura ambiente.
(°C, °F)

Español 9

Lista de modos
Nº de modo

Nombre del modo
Función
Ajuste del valor de Permite modificar el valor de lala presurización
presurización en la medición de lapresión sanguínea.
Ajuste dePermite realizar una medición con
auscultación
auscultación en la medición de la presión
sanguínea.
Cambio de laPermite seleccionar la velocidad develocidad deevacuación al realizar la medición con
evacuación en la
auscultación, eligiendo entre alta y baja.
auscultación
Ajuste del reloj
Permite ajustar la fecha y hora actuales.
Ajuste de laPermite seleccionar el modo devisualización delvisualización del reloj, eligiendo entre 12
reloj
o 24 horas.
Ajuste del tiempo
Permite seleccionar el tiempo que debehasta el apagado
transcurrir hasta el apagado automático
automático
cuando no se realiza ninguna operación
en el aparato, eligiendo entre 5 y 10
minutos.
Cambio de laPermite seleccionar la unidad deunidad devisualización de la temperatura ambiente,temperatura
eligiendo entre grados centígrados oambiente
Farenheit.

Español 10

Uso del monitor
Instalación o sustitución de la batería
1. Confirme que el adaptador de CA se
Paso 2haya extraído de la toma de corriente.
2. Retire los tornillos que fijan la cubierta dela batería en la parte posterior de la Paso 3
carcasa.
Cubierta dela batería
3. Retire la cubierta de la batería.
4. Conecte el conector de la batería
mientras empuja el gancho situado en el
Paso 4lado izquierdo del conector en elcompartimento de la batería.
5. Cierre la cubierta de la batería.
6. Fije la cubierta de la batería con los tornillos.
Batería
PRECAUCIÓN
Cuando la marca(BATERÍA BAJA) parpadee en la pantalla, recargue
la batería.
Sustituya la batería al menos dos segundos después de que se apague el aparato.
Si la marca(BATERÍA BAJA) aparece incluso después de sustituir labatería, realice una medición de la presión sanguínea. El aparato podría
entonces reconocer la batería nueva.
La marca(BATERÍA BAJA) no aparece cuando la batería está
totalmente descargada.
La duración de la batería varía con la temperatura ambiente, y puede
acortarse a temperaturas bajas.
Utilice únicamente la batería especificada.
Extraiga la batería si el aparato no vaya a usar el aparato utilizarse durante
un periodo prolongado.
La batería podría tener fugas y provocar un mal funcionamiento.
Sustituya la batería por una nueva cuando el tiempo de funcionamiento delaparato sea extremadamente corto incluso después de realizar una recarga.
Se recomienda sustituir la batería una vez cada dos años.
Asegúrese de ajustar de nuevo la hora cuando sustituya la batería.

Conexión de la manguera de aire

Tapón del conector de aire

Inserte firmemente el tapón delconector de aire en el zócalo de
aire.
Zócalo de aire
Español 11

Conexión del adaptador de CA
Inserte el enchufe del adaptador de
CA en el jack de CC. A continuación,
inserte el adaptador de CA en una
toma de corriente.
Utilice el adaptador de CA
especificado.
(Véase página 30.)

Enchufe adaptador de CA

Jack de CC

Nota: El aparato funciona utilizando la batería cuando no recibe
alimentación del adaptador de CA.

Recarga de la batería- La recarga se inicia cuando el adaptador de CA se conecta al aparato.
- La recarga se completa aproximadamente cuatro horas después deconectar el adaptador de CA al aparato.
- La marca de recarga () parpadea durante la recarga.

- La marca de recarga se ilumina cuando la recarga se completa.
Nota: Tras la recarga, el display de temperatura del aparato tarda untiempo en alcanzar la temperatura ambiente.

Español 12

Operación
Modo de espera- El aparato pasa al modo de espera cuando se enciende, y la temperatura
ambiente actual se visualiza en el display de presión diastólica.
- El aparato pasa al modo de espera cuando el botón INICIO/PARADA se
mantiene presionado, o bien cuando no se realiza ninguna operación
durante un determinado tiempo en cualquier estado que no sea el modo depresión sanguínea o el modo de auscultación.
o para leer la memoria.
- Presione el botón- Presione el botón MODO para pasar al modo de ajuste del valor de lapresurización.
- Mantenga presionado el botón MODO para pasar al modo de ajuste del reloj.
- Presione el botón INICIO/PARADA para iniciar la medición.

Modo de espera de medición- El aparato pasa al modo de espera de medición cuando el modo deauscultación está desactivado en el modo de ajuste de auscultación,
cuando el botón MODO se presiona en el modo de cambio de la velocidad
de evacuación en la auscultación, o cuando la medición se detiene.
- El aparato pasa también al modo de espera de medición cuando la
medición finaliza. En este caso, el aparato mantiene los resultados de la
medición en la pantalla.
o para leer la memoria.
- Presione el botón- Presione el botón MODO para pasar al modo de ajuste del valor de lapresurización.
- El aparato pasa al modo de espera automáticamente después de un
determinado tiempo.
- Presione el botón INICIO/PARADA para iniciar la medición.
Se visualiza latemperatura actual.
La pantalla varía en
función del ajuste.

Modo de espera

Modo de espera de medición
Español 13

El modelo UM-211 está diseñado para detectar el pulso, inflando
automáticamente el brazalete hasta el nivel de presión sistólica.
Si la reinflación se produce de forma repetida, utilice los siguientes métodos.

Medición con la presión ajustada
Durante la medición de la presión sanguínea, puede producirse una
reinflación. Esto puede evitarse ajustando un valor de presión fijo.
1.

Presione el botón MODO para pasar almodo de ajuste del valor de la presurización.
El ajuste actual parpadea.

2.

opara seleccionar
Presione el botónde entre los siguientes un valor de presión
que esté unos 30 mmHg o más por encima
de su presión sistólica prevista.

o

AUTO : Presurización automática (valor predeterminado)
220 : Valor de presión de 220 mmHg (fijo)
250 : Valor de presión de 250 mmHg (fijo)
280 : Valor de presión de 280 mmHg (fijo)
3.

Presione el botón MODO para pasar almodo de ajuste de auscultación.
Presione el botón INICIO/PARADA
para iniciar la medición. El aparatopasará
almododeesperaautomáticamente si no se realiza
ninguna
operación
duranteundeterminado tiempo.
La siguiente medición se realizará con
el nuevo valor de presión.

Español 14

START
STOP

La medición
se inicia.

Modo deajuste deauscultación

Ajuste de auscultación

1.

2.

3.

Presione el botón MODO en el modo deajuste de la presurización para pasar almodo de ajuste de auscultación. El número
"F02" se visualiza en el display de presión
sistólica, y el estado actual se visualiza en
el display de presión diastólica.
Presione el botóno para alternar
entre
ON(activado)uOFF(desactivado). El aparato ilumina la
marca de auscultación cuando el modo
de auscultación está activado.
Cuando el modo de auscultación esté
activado, presione el botón MODO para
pasar al modo de cambio de la velocidad
de evacuación en la auscultación.
Cuando el modo de auscultación estédesactivado, presione el botón MODO
para pasar al modo de espera de medición.
Presione el botón INICIO/PARADA
para iniciar la medición. Asimismo, el
aparato pasa al modo de espera
automáticamente después de un
determinado tiempo.

Modo de cambio
de la velocidad deevacuación en la
auscultación

Modo deespera de
medición

START
STOP

La medición seinicia.

Cambio de la velocidad de evacuación en la auscultación
Nota: Seleccione "Lo" (baja) cuando realice una medición normal. Si el pulso delpaciente es de 100 o más, se puede realizar la medición seleccionando "Hi" (alta).
1. Cuando el ajuste de auscultación esté
activado, presione el botón MODO en elmodo de ajuste de auscultación para
pasar al modo de cambio de la velocidad
de evacuación en la auscultación.
El número "F03" se visualiza en el
display de presión sistólica, y el estado
actual se visualiza en el display depresión diastólica.
o para alternar
2. Presione el botón
START
entre "Hi" (alta) o "Lo" (baja).
STOP
3. Presione el botón MODO para pasar almodo de espera de medición.
La medición se
Modo dePresione el botón INICIO/PARADA
inicia.
espera depara iniciar la medición. Asimismo, el
medición
aparato pasa al modo de espera
automáticamente después de un
determinado tiempo.
Español 15

Ajuste del reloj incorporado
Ajuste el reloj antes de usarlo.

Mantenerpresionado

1. Mantenga presionado el botón MODO en elmodo de espera para pasar al modo deajuste del reloj. El número "F10" se visualiza
en el display de presión sistólica, y losúltimos dos dígitos del año parpadean.

oo .
2. Seleccione el año utilizando el botón
Presione el botón MODO para ajustar el año
en curso y pase a la selección del mes/día. El
año puede ajustarse entre el 2010 y el 2059.

Año

3. Seleccione el mes utilizando el botóno .
Presione el botón MODO para ajustar el mes en
curso y pase a la selección del día.

Mes

o .
4. Seleccione el día utilizando el botón
Presione el botón MODO para ajustar el día en
curso y pase a la selección de la hora /minuto.

Día

o .
5. Seleccione la hora utilizando el botón
Presione el botón MODO para ajustar la hora
en curso y pase a la selección del minuto.
o .
6. Seleccione el minuto utilizando el botón
Presione el botón MODO mientras se ajusta elminuto para pasar al ajuste de la visualizacióndel reloj. Presione el botón INICIO/PARADA
mientras se ajusta la hora para pasar al modode espera.
Nota: El aparato pasa al modo de espera si no serealiza ninguna operación durante un
determinado tiempo.
Si se mantiene presionado el botóno , el valor cambia de forma
ininterrumpida.

Español 16

o

o

Hora

o
o

MinutoSTART
STOPModo deesperaModo deajuste de lavisualizacióndel relojAjuste de la visualización del reloj
1. Presione el botón MODO mientras se
ajusta el minuto en el ajuste del reloj
para pasar al modo de ajuste de lavisualización del reloj.
El número "F11" se visualiza en el
display de presión sistólica, y la opción"12H" o "24H" se visualiza en el
display de presión diastólica.
o para alternar
2. Presione el botón
entre "12H" o "24H".
Presione el botón MODO para pasar almodo de ajuste del tiempo hasta elapagado automático. Presione elbotón INICIO/PARADA para pasar almodo de espera.

START
STOP

Modo de ajuste Modo de esperadel tiempo hasta
el apagado
automático

Ajuste del tiempo hasta el apagado automático
Ajuste el tiempo que debe transcurrir hasta que el aparato se apague
automáticamente cuando no se realiza ninguna operación. Puede elegir
entre cinco o diez minutos.
1. Presione el botón MODO en el modo deajuste de la visualización del reloj para
pasar al modo de ajuste del tiempo
hasta el apagado automático.
El número "F12" se visualiza en el
display de presión sistólica, y la opción"5" o "10" se visualiza en el display depresión diastólica.
o para alternar
2. Presione el botón
START
entre cinco o diez minutos.
STOP
3. Presione el botón MODO para pasar almodo de cambio de la unidad de Modo de cambio Modo de espera
temperatura ambiente. Presione el de la unidad debotón INICIO/PARADA para pasar al temperatura
modo de espera.
ambiente

Español 17

Cambio de la unidad de temperatura ambiente
Seleccione la unidad de visualización de la temperatura ambiente,eligiendo entre °C o °F.
1. Presione el botón MODO en el modode ajuste del tiempo hasta el apagado
automático para pasar al modo decambio de la unidad de temperatura
ambiente.
El número "F14" se visualiza en elCdisplay de presión sistólica.
Fo para alternar
2. Presione el botón
entre ºC o ºF en el extremo derecho
de la pantalla y elegir la unidad detemperatura.
3. Presione el botón MODO para pasar al
Modo demodo
deajustedeconfirmación de laactivación/desactivación del zumbador.
presión
Presione el botón INICIO/PARADA
para completar el ajuste. El aparatopasa al modo de espera.

Modo de confirmación de la presión
1. Presione el botón MODO en el modo decambio de la unidad de temperatura
ambiente para pasar al modo deconfirmación de la presión.
El valor de la presión actual se visualiza en
el display de presión sistólica y de presión
diastólica.
2. Si la presión visualizada es superior a
320 mmHg, el valor se fija en 320 mmHg yparpadea. A continuación, la pantalla
vuelve a la visualización anterior en la quela presión es inferior a 320 mmHg.
3. Presione el botón MODO para pasar almodo de ajuste del reloj. Presione el botón
INICIO/PARADA
para
completarlaconfirmación. El aparato pasa al modo deespera.

Español 18

Modo de ajuste delreloj

Revisión de los datos de la memoria
Nota: Este aparato almacena en la memoria las últimas 99 mediciones.

Revisión de los datos de la memoriao para visualizar
los datos de la memoria más recientes.
Si no hay ningún dato, se visualizan enla pantalla el número de memoria, lahora, SYS, DIA y PUL. Presione elbotón INICIO/PARADA para realizar
la medición.

1. Presione el botón

2. A continuación, cada vez que separapresione el botón (o el botón
visualizar los datos en el orden inverso),
se muestran los datos de la memoria dela siguiente forma.

Presioneo
Sistólica
Diastólica
Frecuenciadel pulso

Datos más recientes

Datos más recientes (No. n, en el
ejemplo, No. 35)
Se visualizan los datos de la medición.

Último dato (No.1)
Se visualizan los datos de la medición.

Sistólica
Diastólica

Dato anteriorFrecuenciadel pulso

3. Una vez visualizados los últimos

paradatos, presione el botón
visualizar los datos más recientes.

4. Presione el botón INICIO/PARADA

para realizar la medición. El aparatopasará al modo de espera
automáticamente si no se realiza
ninguna operación durante un
determinado tiempo.
Cuando se realiza y se completa la
medición con auscultación, el
aparato muestra la marca deauscultación y el resultado de la
medición sin mostrar la frecuenciadel pulso, tal como se indica en la
figura de la derecha.
Español 19

Sistólica
Diastólica
Frecuenciadel pulsoÚltimo dato (más antiguo)

Borrado de datos los datos almacenados en la memoria
Mantenga presionado el botón MODO durante almenos tres segundos para iluminar únicamente la
marca
y la marca de batería.
Mantenga presionado de nuevo el botón MODO
durante al menos tres segundos para borrar todos
los datos guardados.
Si no hay ningún dato en la memoria, cuando sepresiona el botóno el aparato muestra una
pantalla como la indicada en la figura de la derecha.

Español 20

Mediciones
Selección del brazalete correcto

La selección de un brazalete de tamaño correcto es importante para la lectura
correcta. Si el brazalete no es de tamaño correcto, la lectura puede indicar un valor
incorrecto de la presión sanguínea.
El tamaño del brazo está impreso en cada brazalete.
El brazalete es un producto consumible. Si se deteriora, adquiera uno nuevo.
SímbolosTamaño delTamaño del brazalete
Número debrazorecomendado
catálogo
41cm to 50cm
Brazalete LL
LL
CUF-KS-LL
31cm to 45cm
Brazalete LA
LARGE ADULTCUF-KS-LA
22cm to 32cm
Brazalete A
ADULT
CUF-KS-A
16cm to 24cm
Brazalete SA
SMALL ADULTCUF-KS-SA
12cm to 17cm
Brazalete SSSS
CUF-KS-SS
Tamaño del brazo: La circunferencia del brazo en el punto medio entre el hombro y el codo.

Cómo colocar el brazalete

1. Coloque la palma del brazo izquierdo
hacia arriba y envuelva el brazaletealrededor del brazo, entre 1 y 2 cm por
encima de la parte interior del codo.
El brazalete estará correctamente
colocado si la marca ÍNDICE se ajusta
dentro del intervalo de la marca RANGO.

Evite que la manga quede demasiado
apretada al remangarse.
Marca de posición
de la arteria

2. Coloque el brazalete en el brazo de forma
que la marca ● coincida con la arteria.
3. Envuelva el brazalete alrededor del brazo
dejando una pequeña holgura que permita
introducir uno o dos dedos entre el
brazalete y el brazo.

Brazalete

1-2 cmManguerade aireSímbolos impresos en el brazalete
Symbols
Descripciones
REF
Código utilizado para solicitar el brazalete a la fábrica.
Símbolo de ÍNDICEINDEXEl brazalete está correctamente colocado si este símbolo coincidedentro del intervalo de la línea RANGO.
Símbolo de ARTERIAARTERY●
Este símbolo debe quedar colocado sobre la arteria del brazo o delmuslo.
Indica la conformidad del producto con la legislación de la Unión
Europea.
Indica el número de lote de fabricación.
LOT
El número de lote aparece impreso junto al sello grabado alrededor
de esta marca.
Símbolo de RANGOEl símbolo de ÍNDICE del brazalete debe coincidir dentro del intervalode este símbolo.
Español 21

sin látex
Consulte el manual/folleto de instrucciones
Posición de envoltura del brazalete
Indica una advertencia de uso.
THIS SIDE TO PATIENT Indica el lado del paciente.

Medición normal

1.
2.

Coloque el brazalete en su brazo.
Siéntese tranquilamente durante la medición.
Presione el botón INICIO/PARADA .
Aparecen brevemente todas las secciones dela pantalla. A continuación, parece cero (0)parpadeando brevemente. Luego la indicaciónde la pantalla cambia como se muestra en la figura
derecha, al comenzar la medición. El brazalete
comienza a inflarse. Es normal que el brazaleteapriete fuertemente.

Presione

.

START
STOP

Aparecen brevemente
todas las secciones
de la pantalla.

Nota:

3.

Si desea detener el inflado en
cualquier momento, presione elbotón INICIO/PARADA nuevamente.
Al término de la inflación del brazalete, ladeflación comienza automáticamente y lamarca(marca de corazón) parpadea
indicando que la medición está en curso. Unavez detectado el pulso, esta marca parpadeará
coincidiendo con el latido del corazón.

A nivel del corazón

Nota:

4.

5.

Si no se obtiene una tensión apropiada, el
aparato empieza nuevamente el inflado
automáticamente.
Para evitar la reinflación, lea el apartado“Medición con la presión ajustada” en lapágina siguiente.

Al término de la medición, se visualizan laslecturas de las tensiones sistólica y diastólica yfrecuencia del pulso.
El brazalete expulsa el aire remanente y sedesinfla completamente.
Presione el botón INICIO/PARADA pararealizar de nuevo la medición.
El aparato pasará al modo de espera
automáticamente si no se realiza ninguna
operación durante un determinado tiempo.

Español 22

Aparece ceroComienza la inflación

Presionamiento
Medición
progresiva

Presión sistólica
Presión diastólica
Frecuencia del pulso

Evacuación automática
del aire remanente.

Medición con auscultación
La medición con auscultación se realiza cuando el modo de ajuste deauscultación está activado. O también, presione el botón INICIO/PARADA
mientras presiona el botón MODO para realizar la medición con
auscultación.
La medición con auscultación se desactiva automáticamente cuando elSTARTaparato pasa al modo de espera.
STOP
1. Presione el botón INICIO/PARADA para
iniciar la presurización. El aparato
Valor cerocomienza la evacuación a velocidad
Comienza laconstante una vez se cumplen las
inflación
condiciones de finalización de lapresurización.
2. El aparato evacua a velocidad constante.
Presione el botón MODO para confirmar
el valor de la presión sistólica. Presione
Presurizando
de nuevo el botón MODO para confirmar
el valor de la presión diastólica. A
Medición encontinuación, el aparato evacua a
curso
velocidad rápida.
durante la
3. Presione el botón
evacuación a velocidad constante pararealizar una presurización adicional. La
mientras se presiona el botón
marca de presurización adicional seilumina de forma sucesiva desde abajo
durante la presurización adicional.
Cuando la presurización adicional serealiza superando el valor de la presión
sistólica, el valor de la presión sistólica se El valor se fija.
borra.
Disminuyendo por
Nota: Si el aparato se presuriza a 300 mmHg evacuacióno más, se realiza una evacuación
forzada automáticamente.
Marca de presurización adicional
El valor de lapresión diastólica
se confirma y la
4. Presione el botón INICIO/PARADA medición finaliza.
después de la medición para realizar denuevo la medición con auscultación.
Nota: Deje que transcurran al menos tres
minutos entre mediciones a una
misma persona.
Español 23

Después de la medición
Después de la medición, si se mantiene pulsado el botón
INICIO/PARADA (durante 3 segundos), el aparato pasa al modo deespera. El aparato pasará al modo de espera automáticamente si no serealiza ninguna operación durante un determinado tiempo.
Retire el brazalete y registre los datos.

Notas para mediciones correctas
Deje que el paciente se siente en una posición cómoda. Confirme que elpaciente no cruza las piernas, que sus pies tocan el suelo (si es posible)
y que tanto la espalda como el brazo en el que se está realizando la
medición están apoyados. Coloque el brazo del paciente sobre una mesa
con la palma hacia arriba y el brazalete al mismo nivel que el corazón.
Deje que el paciente se relaje durante cinco o diez minutos antes derealizar la medición. Si el paciente está nervioso o tenso, la medición
reflejará esta tensión mostrando una presión sanguínea más alta (o másbaja) de lo normal, y un pulso generalmente más rápido de lo normal.
La presión sanguínea de una persona varía constantemente,
dependiendo de lo que está haciendo y de lo que ha comido. Lo que beba
podrá tener un efecto muy fuerte y rápido sobre su presión sanguínea.
Las mediciones de este aparato se basan en el latido del corazón. Si
usted tiene un latido muy débil o irregular, este aparato puede tenerdificultad para determinar su presión sanguínea.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, el mismo
detendrá la medición e indicará un símbolo de error en la pantalla. Vea lapágina 7 para la descripción de los símbolos.
La medición de la presión sanguínea puede verse afectada por la posición delbrazalete, la postura del paciente (de pie, sentado o en decúbito supino) o sus
condiciones fisiológicas, y también si ha realizado ejercicio.
Las mediciones del monitor de presiones sanguíneas pueden verse
afectadas por una temperatura o humedad extremas, por los impactos o
por la altitud.

Desconexión del adaptador de CA

Enchufe adaptador de CA

Desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente.
Desconecte el jack de CC delenchufe del adaptador de CA.
Jack de CC
Español 24Extracción de la batería
1. Confirme que el adaptador de CA se
Paso 2haya extraído de la toma de corriente.
2. Retire los tornillos que fijan la cubierta dePaso 3la batería en la parte posterior de la
Cubierta decarcasa.
la batería
3.Retire la cubierta de la batería.
4. Desconecte el conector de la batería
oprimiendo el gancho situado a laizquierda.
5. Cierre la cubierta de la batería.
6. Fije la cubierta de la batería con los tornillos. Paso 4
Batería
Nota: Si se desconectan tanto el adaptador de CA como la batería, sereinicia el reloj.

Español 25¿Qué es latido irregular del corazón?
El tensiómetro modelo UM-211 ejecuta la medición de la presión
sanguínea y frecuencia del pulso aún en caso de latido irregular delcorazón. El latido irregular del corazón se define como aquel que varía
en un 25% del promedio de todos los latidos del corazón durante la
medición de la presión sanguínea.

Localización y corrección de fallos
Problema
No aparece nada
en la pantalla, aun
cuando se conecta
la alimentación.
El brazalete no se
infla.

Causa probable
La batería está totalmente
descargada.
La batería ha llegado al final desu vida útil.
El voltaje de la batería está bajo.
Parpadea la marca(marcaLOW BATTERY). Si la batería
está agotada completamente, noaparece esta marca.
El brazalete no está ajustado
debidamente.
El paciente ha movido el brazo oel cuerpo durante la medición.

El aparato no midela presión arterial.
Las lecturas son
demasiado altas odemasiado bajas.

La batería sedescarga
rápidamente
incluso después derecargarla.

El brazalete no está posicionado
correctamente.

La batería ha llegado al final desu vida útil.

Acción recomendada
Recargue la batería.
Sustituya la batería por una
nueva.
Recargue la batería.
Ajuste el brazaletecorrectamente.
Asegúrese de que el paciente
esté quieto y callado durante la
medición.
Deje que el paciente se siente en
una posición cómoda.
El paciente debe colocar el brazo
sobre una mesa con la palma dela mano hacia arriba y elbrazalete se debe situar a laaltura del corazón.
Si un paciente tiene un latido
muy débil o irregular, es posible
que el aparato tenga dificultades
para determinar su presión
sanguínea.
Sustituya la batería por una
nueva.

Retire la batería. Colóquela
Otros
nuevamente de forma correcta e
intente la medición nuevamente.
Nota: Si las acciones descritas anteriormente no solucionan el problema, póngase en
contacto con su distribuidor. No abra el aparato ni intente repararlo, ya que
cualquier intento de reparación invalidará la garantía.
Español 26

Mantenimiento
Mantenimiento
No intente abrir el aparato, ya que éste contiene componentes eléctricosdelicados y una unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede
solucionar el problema aplicando las instrucciones de localización y correcciónde fallos, solicite el servicio de reparación a su distribuidor autorizado o al
grupo de servicio de A&D.
Este aparato ha sido diseñado y fabricado para proporcionar una vida deservicio prolongada. No obstante, se recomienda someterlo a inspección cada
2 años a fin de asegurar un funcionamiento y una precisión adecuados.
Póngase en contacto con su distribuidor autorizado o con A&D para su
mantenimiento.

Confirmación de la presión
・Ejemplo de conexión

(1)
(2)

(1) Manómetro calibrado(2) UM-211(3) Depósito: 500 ml(4) Aparato generador de presión
(4)
(3)

500ml

1. Mantenga presionado el botón MODO en el modo de espera. El aparatopasa al modo de ajuste del reloj incorporado, y el número F10 se visualiza
en la pantalla.
2. Presione el botón MODO varias veces para pasar al modo deconfirmación de la presión.
* Consulte la página 17 de este manual para obtener más información
sobre el ajuste.
00

3. Cuando en la pantalla del UM-211 se visualice, añada presión
utilizando el aparato generador de presión y confirme la presión en el
manómetro y en el UM-211.

Español 27

Limpieza
Extraiga el adaptador de CA del aparato cuando limpie el aparato.
Si la carcasa del aparato o el brazalete están sucios, límpielos con una
gasa o un paño humedecidos con agua tibia y un detergente neutro
evitando el exceso de agua.
No utilice un paño mojado o similar para limpiar el jack de CC y el zócalo
de aire, ya que ambos deben permanecer secos.
Para evitar el riesgo de propagar una infección, desinfecte la carcasa delaparato y el brazalete periódicamente. Para desinfectarlos, límpielos
suavemente con una gasa o un paño humedecidos con una solución
antiséptica local y, a continuación, elimine el resto de humedad de lasuperficie con un paño suave seco.
Para limpiar la carcasa del aparato y el brazalete utilice los siguientes
desinfectantes:
Etanol (70 %)Isopropanol (70 %)Solución de gluconato de clorhexidina (0,5 %)Solución de cloruro de benzalkonio (0,05 %)Hipoclorito de sodio (0,05 %)Limpie el aparato aproximadamente una vez al mes, siguiendo las
directivas o instrucciones especificadas en el hospital o clínica.
PRECAUCIÓN
El monitor de presiones sanguíneas no es resistente al agua. No salpiqueagua sobre él, y evite exponerlo a la humedad.
No utilice disolventes orgánicos, como diluyente o gasolina.
El monitor de presiones sanguíneas no puede esterilizarse mediante
autoclave, gas EO, formaldehído, etc.

Inspección periódica
El monitor de presiones sanguíneas es un aparato de precisión y, comotal, debe inspeccionarse periódicamente. Diríjase al distribuidor donde seadquirió el aparato cuando este necesite someterse a inspección.
El brazalete es un consumible. Sustitúyalo periódicamente por uno
nuevo.

Español 28

Eliminación
Este aparato y la batería que contiene no deben desecharse junto con losdemás residuos domésticos, sino que se deben eliminar de acuerdo con lanormativa municipal vigente.
Elemento
PaqueteAparato yaccesorios

Batería

Componentes
Caja
Protección
Bolsa

CartónCartónPE

Carcasa

ABS, SR

Piezas internas

Componentes electrónicos
generales

Compartimento
exterior
Pila
Piezas internas

Material

ABS
Batería de níquel-hidrógeno
Componentes electrónicos
generales

Español 29

Datos técnicos
Tipo:

UM-211

Método de medición:

Medición oscilométrica

Rango de medición:

Tensión:0 a 299 mmHg

Tensión sistólica: 60 a 279 mmHg
Tensión diastólica: 40 a 200 mmHg
Precisión de medición:

Pulso:

40 a 200 latidos/minuto

Tensión:±3 mmHg

Pulso:±5%

Unidad de temperatura:°C o °F

Precisión de la temperatura:± 2,5 °C (de +5 °C a +40 °C)

Alimentación:

Batería de 3,6 V incorporada (UM-211-20) o
un adaptador de CA (TB-268)

Número de mediciones:

Aprox. 300 mediciones, cuando se utiliza la batería
incorporada, con valor de presión de 180 mmHg atemperatura ambiente de 23°C

Clasificación:

Equipo ME alimentado internamente (suministrado porbatería)Class II (suministrado por adaptador)

Modo de operación continuo
Prueba clínica:

De acuerdo con ISO81060-2 2013

EMD:

IEC 60601-1-2: 2014

Almacenamiento de datos:

Las últimas 99 medidas

Condiciones ambientales
funcionamiento:
Condiciones de transporte/
almacenamiento:

Temperatura de +5°C a +40°C / RH de 10% a 85% (sincondensación) de 800 hPa a 1060 hPa
Temperatura de -20°C a +60°C / RH de 10% a 95% (sincondensación) de 700 hPa a 1060 hPa

Dimensiones:

Aprox. 120 [An] x 200 [Al] x 140 [Pr] mm

Peso:

Aprox. 550 g, sin batería

Pieza aplicada

Brazalete

Vida útil

Aparato: 5 años
Brazalete: 2 años

Tipo BF

Adaptador de CA: 5 años

Español 30

Batería

Batería de níquel-metalhidruro

recargable (UM-211-20) 3,6 V tipo 2.000 mAh
Adaptador de CA(TB-233C)

Mín. 1.750 mAh
Es necesario inspeccionar o sustituir el adaptador
CA periódicamente.
Entrada: 100-240V
Salida: 6V
2000mA
2A

Accesorios vendidos por separado
BrazaleteTamaño del brazo
De 41 a 50 cm
De 31 a 45 cm
De 22 a 32 cm
De 16 a 24 cm
De 12 a 17 cm

Tamaño delbrazalete
Brazalete LL
Brazalete LA
Brazalete A
Brazalete SA
Brazalete SS

Adaptador de CA
Número decatálogo
TB-268Nota:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Cable de CA
Número decatálogo
KO1886
KO1887
KO1888Batería recargable
Número decatálogo
UM-211-20

Español 31

Enchufe
Type A
Type CType BF

Número decatálogo
CUF-KS-LL
CUF-KS-LA
CUF-KS-A
CUF-KS-SA
CUF-KS-SS

Datos técnicos EMD Monitor de presión arterial con adaptador de corriente ybatería
El equipamiento médico eléctrico debe tener en cuenta necesidades especiales relativas a
EMC y se debe instalar y utilizar según la información en materia de EMC que aquí se
indica.
El equipo de comunicaciones de RF móvil y portátil (p. ej. teléfonos móviles) puede afectar
al uso de equipamiento médico eléctrico.
El uso de otros cables o accesorios diferentes de los aquí indicados puede aumentar el
nivel de emisiones o reducir la inmunidad de la unidad.
Tabla 1 - Límites de EMISIÓN FenómenoEMISIONES de RF conducidas y radiadas
Distorsión armónica
Fluctuaciones de tensión y flicker

Cumplimiento
Grupo 1,Clase B
Clase A
Cumplimiento

CISPR 11
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Tabla 2 - NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de envolvente Fenómeno
Descarga electrostática
IEC 61000-4-2Campos RF EM radiada
IEC 61000-4-3Campos de proximidad de equipos de comunicaciones
inalámbricas de RF
IEC 61000-4-3Campos magnéticos a frecuencia industrial
IEC 61000-4-8

NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD
Contacto ±8 kVAire ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/m80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz
Ver tabla 4
30 A/m50 Hz o 60 Hz

Tabla 3 - NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de alimentación de entrada CA FenómenoNIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD

Transitorios eléctricos rápidos en ráfaga
Sobretensiones (línea a línea)IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5

Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF

IEC 61000-4-6
Caídas de tensión±2 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz±0,5 kV, ±1 kV
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V en ISM y bandas de frecuencia de radioaficionado
entre 0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
0 % UT; 0,5 ciclo
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°
0 % UT; 1 cicloy70 % UT; 25/30 cicloMonofase: a 0°

IEC 61000-4-11
Interrupción de tensión
IEC 61000-4-11
0 % UT; 250/300 ciclo
NOTA UT es la tensión de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.

Español 32

Tabla 4 - Especificaciones de prueba para INMUNIDAD DE PUERTO DE ENVOLVENTE a equipos decomunicaciones inalámbricas de RF NIVEL DE
Potencia
Distancia PRUEBA DE
máximaINMUNIDAD
(m)
(W)
(V/m)

Frecuencia
de prueba
(MHz)

Banda
(MHz)

Servicio

Modulación385

380 - 390TETRA 400

Modulación de pulsos
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

FM
Desviación ±5 kHz
1 kHz sen

2

0,3

28

704 - 787

Banda LTE 13,17

Modulación de pulsos
217 Hz

0,2

0,3

9

800 - 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Banda LTE 5

Modulación de pulsos
18 Hz

2

0,3

28

1700 - 1990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Banda LTE 1,3,4,25
UMTS

Modulación de pulsos
217 Hz20,3282400 - 2570

Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7

Modulación de pulsos
217 Hz20,3

285100 - 5800

WLAN 802.11 a/n

Modulación de pulsos
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970

2450
5240
5500
5785

Español 33

NOTAS

Español 34

A&D Company, Ltd.
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Tel: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 C,D 室 邮编 200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ): 91-124-4715555: 91-124-4715599