ＮＪＪ－２００
取

扱

説

明

書

I.

はじめに

このたびは、JRC

NJJ-200 形 ハンディサーチをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本装置は、コンクリート内部を探査する非破壊探査用の機器で主としてコンクリー
ト内部の鉄筋の配筋状態を探査することに使用します。
● お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
● 取扱説明書は必要なときに参照できるよう大切に保管してください。
万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

DC00－NJJ-200
第 1 版 2013 年 10 月

i

II.

ご使用のまえに●絵表示について
この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただ
き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描 かれています。
記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図 の 中 や 近 傍 に 具 体 的 な 禁 止 内 容 (左 図 の 場 合 は 分 解 禁 止 )が描かれています。
●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

y

y

y

本装置での探査結果をもとに発生した全ての事故（鉄筋，電配管， ガ
ス管切断等）に関し、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
メモリーカードへ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
スマートフォンをお使いになる際には、スマートフォンの取扱説明書もお読みになり、本装置との接続が可能なことを確認してからご利用願います。各使用方法から外れた操作や不適切な使い方に起因した事故や故障に関し、弊社は一切のその責任を負いかねます。

ii

III.

ご使用上の注意

バッテリーパックは、指定品以外使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
充電 器や バ ッテ リー パ ック の充 電 端子 を金 属 でシ ョー ト させな
いでください｡火災・爆発・故障の原因となります。
バッ テリ ー パッ ク挿 入 口な どか ら 金属 類や 燃 えや すい も のなどの異物を差し込まないでください。けが・火災・感電・故障の原因となります。
バッテリーパックは分解・改造・加熱・火への投入をしないでください｡火災・爆発・故障の原因となります。
バッテリーパックの充電は、専用充電器以外使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります｡
セットの分解・改造・修理を行わないでください。
火災・感電・故障の原因となります。
電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線、被覆の破れなど）弊社カスタマーサービスグループ（お問い合わせ先164ページ）またはお近くの支社・支店・営業所・代理店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
引火性、腐食性ガスの発生する場所で使用しない（置かない）でください。火災・けが・故障の原因となります。
ハンディサーチの簡易防滴構造は水につけることはできません。
本装置を水に入れたり、濡らさないでください。また、雨天のときは使用しないでください。感電・故障の原因となります。
動作が異常と思われるときは使用を中止し、9.3項異常･故障への対処方法(158ページ)に記載のある内容に限って実施し、修復しない 場合 は 弊社 カス タ マー サー ビ スグ ルー プ （お 問い 合 わせ先
164ページ）またはお近くの支社・支店・営業所・代理店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・故障の原因となります。
万一、異常音、異臭、発煙などの異常が発生した場合は、直ちに
電源 スイ ッ チを 切り バ ッテ リー パ ック を外 し てか ら弊 社 カスタ
マーサービスグループ（お問い合わせ先164ページ）またはお近
くの支社・支店・営業所・代理店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
使用済みのリチウムイオン電池を廃棄するときは、充電端子部にテープを貼るなどの絶縁処理をしてください。絶縁しないと電池がショートしたときに火災・爆発の原因となります。
iii

本装置の探査性能を考慮して探査判定をしてください。本装置の探査能力
は、探査対象の状況等により左右されるため、探査能力を考慮せず探査結果の判定を行うと鉄筋等切断の原因となることがあります。
ハンドストラップに手を通して、持ってください。落下により、装置の故障、けが、事故等の原因となることがあります。
差込プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷ついて、火災・感電の原因となることがあります。
ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
湿気やほこりの多い場所、水・油・薬品などがかかる場所で使用しない（置かない）でください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
振動、衝撃の多い場所で使用しない（置かない）でください。けが・故障の原因となることがあります。
プリンタの用紙交換の際、指挟み、指切りにご注意ください。
けが、事故、故障等の原因となることがあります。
探査中は必ずアンテナ面を探査対象(コンクリート)に向けてください。空中に向けるなど不適切な方向に向けると、他の装置の誤動作等による事故の原因となることがあります。
ラジオ、テレビ受信機などに近接して使用しないでください。
雑音やテレビ画像のみだれ等の受信障害の原因になることがあります。また、本装置の探査性能に悪影響をおよぼし、結果、鉄筋等の切断事故の原因となることがあります。
トランシーバなど電磁波を送信する機器（場所）の近くでは使用しないでください。トランシーバなどからの電磁波により探査性能に悪影響をおよぼし、結果、鉄筋等の切断事故の原因となることがあります。
道路上で探査を行う場合は、防護柵などを設置して安全対策を行ってください。事故の原因となることがあります。
RF ばく露を避けるために、装置から少なくとも 20cm 以上の距離を確保してご使用ください。

iv

IV.

機器外観

v

V.

用語集

Ａモード
Ｂモード
ＢＡモード
リアルタイム
自動表面波処理

リアルタイムマニュアル
減算処理

リアルタイムユーザ
表面波処理
固定表面波処理
ユーザ
表面波処理

減算処理

マニュアル
表面波処理

平均波処理

ピーク処理
原画再生

受信波形を表示するモードです。ハンディサーチ直下のコンクリート内の状況を反射波形としてリアルタイムで表示します｡
Ａモードにおいて、反射の大きさにより色の階調をつけ、連続表
示することにより探査地点の垂直断面図を表示するモードです。
ＢモードとＡモードを同時に表示するモードです。
探査時に装置搭載の固定表面波データを使用してコンクリート
表面からの反射波を自動で除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
コンクリート表面にタイルやモルタルなどが敷設してある場合、リアルタイム自動表面波処理で表面からの反射波の影響を十分に取り除くことができず、探査結果に横縞状の反射波が残る場合にこれを軽減する画像処理です。
探査中の任意のラインを指定し、指定したラインのデータを探査
結果データから減算してコンクリート表面からの反射波を自動で除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
探査時にお客様が本装置に搭載した表面波データを使用してコンクリート表面からの反射波を自動で除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
本装置内蔵の固定表面波データを使用してコンクリート表面からの反射波を除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
お客様が本装置に登録した表面波データを使用してコンクリー
ト表面からの反射波を除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
探査結果から任意のラインを指定し、指定したラインのデータを探査結果から減算してコンクリート表面からの反射波や、コンク
リート壁の裏面反射波等の深度範囲全体に渡る横縞状の反射波を除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
探査結果から任意のラインを指定し、指定したラインの表面部のデータを探査結果から減算してコンクリート表面からの反射波を除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
探査結果全ラインの平均波を作成し、探査結果データから作成した平均波を減算してコンクリート表面からの反射波や、コンクリ
ート壁の裏面反射波等の深度範囲全体に渡る横縞状の反射波を除去し、鉄筋等の反射波を表示する画像処理です。
探査結果において+側第一ピークとなる波形のみを表示する画像処理です。
探査結果から多重エコーを除去及び上場筋のみを表示します。
画像処理結果を元に戻し、未処理の生データを表示します。

vi距離送り方式
時間送り方式

比誘電率

ハンディサーチの車輪についている距離検出装置を利用し、ハン
ディサーチの進んだ距離に応じて探査を行う方式です｡
ハンディサーチの移動には関わらず、一定の時間で探査を行う方式です。
物質固有の係数です。この比誘電率の値により電波の伝搬速度が変化します。従って、コンクリートの比誘電率によって探査深度が変化します。深度校正の値を設定することにより探査深度の誤差を減少することが出来ます。

vii

目 次

I. はじめに...................................................................................... i
II. ご使用のまえに........................................................................ ii
III. ご使用上の注意......................................................................iii
IV. 機器外観................................................................................... v
V. 用語集....................................................................................... vi
1. 装置のあらまし ......................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

機能・性能..............................................................................................................2
特長.........................................................................................................................3
構成品 .....................................................................................................................5
総合系統図..............................................................................................................6
各部の名称..............................................................................................................7

2. 使用前の準備........................................................................... 10
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

使用前の準備の概要............................................................................................ 10
スマートフォン制御ソフトインストール方法....................................................11
スマートフォンの言語設定方法 ......................................................................... 17
ハンドルの取り外し/取り付け方法..................................................................... 17
ハンドストラップの取り付け方法...................................................................... 18
バッテリーパックの装着方法............................................................................. 19
バッテリーパックの取り外し方法...................................................................... 20
スマートフォンとセンサー本体間の通信確立方法 ........................................... 21

viii

2.9.

センサー本体にスマートフォンを取り付け、取り外し方法 ............................ 24

3. 基本探査手順........................................................................... 25
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

探査対象の準備 ................................................................................................... 27
バッテリー容量の確認........................................................................................ 28
探査開始............................................................................................................... 30
大まかな判別方法................................................................................................ 33
電源を切断........................................................................................................... 34
本装置の収納....................................................................................................... 34

4. NJJ-200 アプリケーション機能説明 ..................................... 35
4.1. メイン画面各部の名称と機能............................................................................. 35
4.2. カーソル及びスクロール .................................................................................... 38
4.3. マーカ .................................................................................................................. 39
4.3.1. マーカの追加.................................................................................................... 39
4.3.2. マーカの削除.................................................................................................... 40
4.3.3. マーカリスト.................................................................................................... 41
4.4. ファイル・印刷アイコン .................................................................................... 43
4.5. パラメータアイコン............................................................................................ 44
4.5.1. 表示カラー設定................................................................................................ 44
4.5.2. 表示単位設定.................................................................................................... 46
4.6. 表示モードアイコン............................................................................................ 48
4.7. 比誘電率設定アイコン........................................................................................ 49
4.7.1. 比誘電率 ........................................................................................................... 50
4.8. 表示レンジアイコン............................................................................................ 51
4.9. 感度アイコン....................................................................................................... 52
4.9.1. 感度................................................................................................................... 53
4.10. 画像処理アイコン................................................................................................ 54
4.10.1. 画像処理......................................................................................................... 55
4.10.2. 固定表面波処理.............................................................................................. 56
4.10.3. ユーザ表面波処理.......................................................................................... 56
4.10.4. 減算処理......................................................................................................... 59
4.10.5. マニュアル表面波処理................................................................................... 61
4.10.6. 平均波処理 ..................................................................................................... 63
4.10.7. ピーク処理 ..................................................................................................... 64
4.10.8. 原画再生......................................................................................................... 65ix

4.11. パラメータ設定 ................................................................................................... 66
4.11.1. 装置設定：比誘電率設定............................................................................... 67
4.11.2. 装置設定：感度設定....................................................................................... 68
4.11.3. 装置設定：表示レンジ設定 ........................................................................... 69
4.11.4. 装置設定：画像処理設定............................................................................... 70
4.11.5. 装置設定：表示カラー設定 ........................................................................... 71
4.11.6. 装置設定：装置向き設定............................................................................... 73
4.11.7. 装置設定：表示単位設定............................................................................... 74
4.11.8. 装置設定：鉄筋位置通知............................................................................... 75
4.11.9. 装置設定：サウンド....................................................................................... 75
4.11.10. 表示優先設定：比誘電率............................................................................. 76
4.11.11. 表示優先設定：感度..................................................................................... 76
4.11.12. 表示優先設定：表示レンジ......................................................................... 77
4.11.13. 表示優先設定：表示カラー......................................................................... 77
4.11.14. 表示優先設定：表示単位............................................................................. 78
4.11.15. センサー設定：測定方式設定 ..................................................................... 78
4.11.16. センサー設定：LED 設定 ........................................................................... 79
4.11.17. センサー設定：距離補正............................................................................. 79
4.11.18. 装置設定：チャネル設定............................................................................. 80
4.11.19. その他：センサー選択................................................................................. 81
4.11.20. その他：バージョン表示............................................................................. 82
4.11.21. その他：初期設定に戻す............................................................................. 83
4.12. ファイル操作....................................................................................................... 84
4.12.1. ファイルを開く.............................................................................................. 85
4.12.2. 出力設定：保存／印刷設定........................................................................... 86
4.12.3. 出力設定：フォルダ設定............................................................................... 87
4.12.4. 出力設定：データ番号設定........................................................................... 88
4.13. マーカ操作........................................................................................................... 89
4.13.1. マーカ非表示.................................................................................................. 89
4.13.2. マーカリスト表示/非表示.............................................................................. 90
4.13.3. マーカ設定：マーカリスト詳細表示 ............................................................ 91
4.13.4. マーカソート.................................................................................................. 93
4.13.5. 自動検出......................................................................................................... 93
4.13.6. マーカグループ設定 ...................................................................................... 94

5. 外部への出力方法 ................................................................... 95
5.1.

スマートフォンメモリーカードへ保存.............................................................. 95x5.1.1. バイナリ形式.................................................................................................... 95
5.1.2. テキスト形式.................................................................................................... 98
5.2. 探査データの保存................................................................................................ 99
5.3. 保存データ制御 ................................................................................................. 101
5.4. 保存データのサムネイル表示........................................................................... 102
5.5. 保存データの読込み方法 .................................................................................. 103
5.6. 保存データの削除方法...................................................................................... 104
5.7. フォルダ内の全データ削除............................................................................... 105
5.8. プリンタ出力..................................................................................................... 106
5.8.1. プリンタの準備.............................................................................................. 106
5.8.2. BLUETOOTH ペアリング.................................................................................113
5.8.3. 探査データの印刷 ...........................................................................................116

6. 応用編.................................................................................... 119
6.1. 比誘電率の設定法...............................................................................................1196.2. 鉄筋の墨だし方法.............................................................................................. 124
6.2.1. 前進探査 ......................................................................................................... 124
6.2.2. 後進探査 ......................................................................................................... 125
6.3. 自動検出機能..................................................................................................... 126
6.4. 鉄筋検出アシスト機能...................................................................................... 132
6.5. 画面回転............................................................................................................. 136
6.6. マーカソート使用例.......................................................................................... 137
6.7. 通信チャネル変更方法...................................................................................... 140
6.8. 距離誤差補正方法.............................................................................................. 141
6.9. ソフトウェアバージョンアップ方法................................................................ 142
6.9.1. スマートフォンアプリケーションバージョンアップ .................................. 142
6.9.2. センサー本体のソフトウェアバージョンアップ.......................................... 148

7. バッテリーパック, 充電器について..................................... 152
7.1.
7.2.

バッテリーパック HST30002 .......................................................................... 153
充電器 PPT20003 ............................................................................................. 154

8. 原理........................................................................................ 155
8.1.

適用条件............................................................................................................. 156

xi

9. 保守点検 ................................................................................ 157
9.1.
9.2.
9.3.

日常点検............................................................................................................. 157
日常保守............................................................................................................. 157
異常･故障への対処方法 .................................................................................... 158

10. アフターサービス ............................................................... 160
11. 廃 棄 に つ い て.............................................................. 161
11.1. 使用済みバッテリーパック(リチウムイオン電池)の処置について ............... 161
11.2. 本装置の廃棄について...................................................................................... 161

12. 仕様 ..................................................................................... 162
12.1. ハンディサーチ NJJ-200.................................................................................. 162
12.2. バッテリーパック HST30002 .......................................................................... 163
12.3. 充電器 PPT20003 ............................................................................................. 163
12.4. 表示部 スマートフォン................................................................................... 163

13. お問い合わせおよび修理依頼の連絡先 .............................. 164

xii

1.

装置のあらましコンクリート建造物を長く保持していくためには、建物の経年数にふさわしい修繕や改築、保守などが不可欠です。同時にこれらを推進するための建物の診断も、的確でスピーディな技術が求められています。
ハンディサーチ(コンクリート内部探査器) NJJ-200（以下、本装置と呼ぶ）は、電磁波をコンクリートの表面から内部に向けて放射し、探査対象物からの反射信号を受信することにより、鉄筋の配筋状態や電気配線管などの位置や深さを画像表示・記録します。

本装置の探査性能を考慮して探査判定をしてください。
本装置の探査能力は、探査対象の状況等により左右されるため、探査能力を考慮せず探査結果の判定を行うと鉄筋等切断の原因となることがあります。
RF ばく露を避けるために、装置から少なくとも 20cm 以上の距離を確保してご使用ください。

1

1.1. 機能・性能
表 1-1に本装置の機能･性能を示します。
表 1-1 本装置の機能･性能

No.
1
2
3

項目
探査方式
探査対象物
かぶり厚さ

4

かぶり分解能5

水平方向分解能6

水平方向距離刻み

機能・性能
電磁波レーダ方式
鉄筋、電気配線管、空洞等
5～300mm (コンクリートの比誘電率＝6.2 均一、鉄筋径 6mm 以上の上端筋の場合)表示レンジ 浅 設定時：約 1mm
表示レンジ 深 設定時：約 2mm
深度 75mm 未満にある探査対象物:75mm 以上
深度 75mm 以上にある探査対象物:深度以上の間隔※ 標 準 コ ン ク リ ー ト で の 実 測 値(深度 75mm 時に鉄筋間隔 15mm の及び深度 175mm 時に鉄筋間隔 40mm の鉄筋を判別可能)
2.5mm

7

最大探査距離制限なし（メモリー保存は最新距離から 15m）

8

表示モード

9

画像処理

B モード(垂直断面図) 、BA モード(垂直断面図、反射波
形表示)
リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル
減算処理、リアルタイムユーザ表面波処理
固定表面波処理、ユーザ表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、
原画再生処理2.0～20.0 0.1 ステップ

探査時
非探査時

10

深度校正

11
12

最大走査速度
制御機能

13

データ出力機能14

探査デッドスペース

約 40cm/s 速度超過ブザーあり
マーカ機能、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋位置通知機能、ファイル操作、
画像処理機能、表示カラー設定機能
スマートフォン内部メモリー(容量 1GB 使用時約 100 本（15m 探査データをバイナ
リ形式）を保存可能)
専用プリンタ(オプション)：モノクロ簡易印刷
80mm 以下2

1.2. 特長
本装置は、以下のような特長を持っています。
(1) 探査対象物の材質は、金属、非金属を問いません
電磁波の反射は、コンクリートと電気的性質が異なる境界面で起こるので、鉄筋だけでなく、電気配線管、空洞(位置や大きさに左右される)などの探査が可能です。ただし、電気配線管、空洞などは鉄筋と比べ反射が弱く、また鉄筋の近くやそれより深い位置に有る場合は、鉄筋からの強い反射の影響で電気配線管、空洞からの反射が得られない場
合も有りますので探査結果の判定には注意が必要です。
(2) 探査方向に対して横断する鉄筋を検出します。
送信する電磁波は、探査方向に対して横断する鉄筋の反射が大きく、縦断する鉄筋からの反射は小さくなります。従って、縦断する鉄筋の上を探査しても横断方向の鉄筋を検出できます。
(3) 連続的な探査結果が得られます。
探査結果は、コンクリート内の垂直断面図の形で得られるので、コンクリート内の様子を総合的に知ることができます。
(4) 探査結果が現場ですぐ得られます。
ハンディサーチはコンクリート表面に固定する必要が無く、移動しながら探査でき、現場ですぐにコンクリートの中の様子が把握できます。
(5) 探査データの保存、読み出しが可能です。
スマートフォン内蔵のメモリーカードに探査データの保存、読み出しが可能です。スマートフォンに保存したデータは、
スマートフォンの PC 接続機能を用い PC に取り込むことも可能です。
(6) ケーブル接続なしでの印刷が可能です。
表示制御機の Bluetooth 機能により、プリンタ（オプション）へ印刷を行うことができます。

3

(7) リアルタイム自動表面波処理が可能です。
探査時に本装置搭載の固定表面波データを使用してコンクリート表面からの反射波を自動で除去し、鉄筋等の反射波を表示することが可能です。また、探査中に探査データの表面波を利用した表面波処理（リアルタイムマニュアル減算処理）に切り替えること
により、高精度の表面波処理が可能です。
(8) 探査後のデータに感度変更、画像処理などが可能です
探査結果に対し、感度を変えて表示させることや画像処理(マニュアル表面波処理, ピ
ーク処理, 原画再生, 固定表面波処理, 減算処理)が可能で、感度を変えて再探査する必要がありません。
(9) マーカ機能により探査結果にマーカを表示可能です
探査結果にマーカを追加できます。マーカリストにマーカの探査距離、深さを表示します。
(10) 小形軽量です
本装置は約 1.0kg と軽く、操作が楽にできます。(スマートフォンは含みません)(11) バッテリーで動作します
バッテリーパックにより、約 7 時間動作(常温)することができます。
(スマートフォンは含みません)4

1.3. 構成品
(1) 標準構成品
ハンディサーチ NJJ-200 の標準構成を表 1-2に示します。
表 1-2 標 準 構 成
品 名

形 名

ハンディサーチ
バッテリーパック充電器
AC ケーブル
ハンドストラップ収容箱
スマートフォンアプリ
スマートフォンアプリ更新用ケー
ブル
取扱説明書

NJJ-200
HST30002
PPT20003
28AD2-J
MPXP35073
MPBX48072
H-7YRBD0007/8

数量

備 考
センサー部、ハンドル部
本体用

1
1
1
1
1
1
1

CD-R

1

USB ケーブル

DC00-NJJ-200

1

本書

簡易取扱シート

DC10-NJJ-200

1

検査成績書

－

－

充電器用

(2) オプション
標準構成品の他に表 1-3のオプション品を用意しています。
表 1-3 オプション
品

名

表示部

形

名

備
考
スマートフォン(推奨機種は弊社 HP を参照く
ださい)
本体用
本体バッテリー用取扱説明書、バッテリーパック、AC アダプタ、
ロール紙(1 個)付
1 箱 10 個入り－

バッテリーパック
充電器

HST30002
PPT20003

プリンタ

PD-24BT

プリンタ用記録紙

RP11250T

プリンタ用バッテリーパック

PD69910プリンタ用 AC アダプタ
プリンタ用 AC ケーブル
プリンタ用充電器

PD79936-00F
PD79914-0S
PD69922延長用操作棒MPBC38332

校正証明書

－

トレサビリティ証明書－51.4. 総合系統図
ハンディサーチ NJJ-200 の総合系統図を図 1-1に示します。

操作スイッチ

制御部

無線 LAN

送信部

受信部

送信アンテナ

受信アンテナ

図 1-1 総 合 系 統 図

6

距離検出部

1.5. 各部の名称
図 1-2に本装置の各部の名称を示し、表 1-4に各部の機能を示します。
①スマートフォン②スマートフォン固定レバー③アンテナマーカボタン④スタートボタン⑤ハンドル⑥ハンドル固定スクリュー⑦ファンクション LED⑧電源 LED⑨ハンドストラップ取り付け穴⑩センサー本体⑪側面 LED⑫前面 LED⑬前面チョークガイド⑭電源スイッチ⑮バッテリーカバー⑯スマートフォンリリースレバー⑰側面 LED⑱後面 LED⑲後面チョークガイド

図 1-2 本装置の各部名称

7表 1-4 各部の名称と機能 (1/2)

番号
①
②

③
④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨
⑩

⑪
⑰

⑫
⑱

⑬
⑲

名称
スマートフォン

機能
本装置の制御表示部です。センサー本体(⑩)を制御し、センサ
ー本体から受け取った探査データを画面に表示します。
スマートフォン スマートフォン（①）をハンドル(⑤)へ固定するために使用し固定レバーます。詳細は、2.9項センサー本体にスマートフォンを取り付
け、取り外し方法を参照ください。
アンテナマーカ 探査時にアンテナマーカ入力に使用します。
ボタン
スタートボタン探査の開始・停止に使用します。
ハンドル
スマートフォン(①)をセンサー本体(⑩)へ固定及び探査時にセンサー本体(⑩)を移動させるために使用します。
このハンド
ルは、取り外すことが出来ます。詳細は、2.4項ハンドルの取
り外し/取り付け方法を参照ください。
ハンドル固定ス ハンドル(⑤)をセンサー本体(⑩)へ固定するスクリューで
クリュー
す。
、
2.4項ハンドルの取り外し/取り付け方法を参照ください。
ファンクション 多機能 LED です。センサー本体(⑩)の起動時にバッテリー容LED
量を表示します。詳細は、3.2項バッテリー容量の確認を参照ください。
電源 LED
センサー本体(⑩)に電源が入っていることを示します。
ハンドストラッ 添付のハンドストラップを取り付ける穴です。詳細は、2.5項
プ取り付け穴ハンドストラップの取り付け方法を参照ください。
センサー本体
本装置のセンサー部分です。スマートフォンにより制御され、探査（電磁波を発射し埋設物からの反射波を受信する）を行
い、探査結果をスマートフォンへ送る、等の働きをします。
側面 LED
点灯することで、センサー本体が、特定位置（探査データの側面 LED
アンテナマーカ位置）にあることを示します。また、センサ
ー本体（移動方向での内蔵のアンテナの中心位置）を探査開
始線に合わせる際に使用します。
前面 LED
点灯することで、センサー本体が、特定位置にあることを示
後面 LED
します。また、センサー本体（移動方向と直角の方向での内蔵のアンテナの中心位置）を探査ラインに合わせる際に使用します。
前面チョークガ 後進探査時に墨だしを実施するチョークガイドです。詳細は
イド
6.2項鉄筋の墨だし方法を参照ください。
後面チョークガ 前進探査時に墨だしを実施するチョークガイドです。詳細は
イド
6.2項鉄筋の墨だし方法を参照ください。

8

表 1-4 各部の名称と機能 (2/2)

番号
⑭
⑮

⑯

名称
機能
電源スイッチセンサー本体の電源スイッチです。
バッテリーカバ センサー本体のバッテリーカバーです。詳細は、2.6項バッテーリーパックの装着方法及び2.7項バッテリーパックの取り外し方法を参照ください。
スマートフォン スマートフォンをハンドル(上記⑤)から取り外す際に使用すリリースレバーるレバーです。このレバーを操作することで、スマートフォ
ン固定レバー(上記②)をリリースすることが出来ます。詳細は、2.9項センサー本体にスマートフォンを取り付け、取り外し方法を参照ください。

92.

使用前の準備

本装置は、スマートフォンを表示器として使用します。このため、本装置を使用する前に制御用ソフト(以下NJJ-200 アプリケーションと記します)をスマートフォンにインストー
ルし、スマートフォンとセンサー本体との間の通信設定を行う必要があります。ここでは、
NJJ-200 アプリケーションをスマートフォンにインストールする方法およびスマートフォ
ンとセンサー本体との通信設定方法を示します。
NJJ-200 アプリケーションのインストールは、PC からスマートフォンに NJJ-200 アプリ
ケーションをコピーし、スマートフォンに NJJ-200 アプリケーションをインストールする
手順で行います。これら操作は、お使いの PC およびスマートフォンにより異なる場合があります。以下では、一般的な操作方法を説明します。操作方法がご使用のスマートフォンと異なる場合は、ご使用のスマートフォンに付属の取扱説明書を参照してください。
2.1. 使用前の準備の概要
使用前の準備として、以下の設定を行ってください。
(1) スマートフォンへ NJJ-200 アプリケーションをインストールします。詳細手順は、
2.2 項スマートフォン制御ソフトインストール方法 を参照ください。
(2) スマートフォンの言語を設定します。詳細手順は、2.3項スマートフォンの言語設定
方法を参照ください。
(3) センサー本体へハンドルを取り付けます。詳細手順は、2.4項ハンドルの取り外し/取り付け方法を参照ください。
(4) センサー本体にハンドストラップを取り付けます。詳細手順は、2.5項ハンドストラ
ップの取り付け方法を参照ください。
(5) センサー本体にバッテリーパックを装着します。詳細手順は、2.6項バッテリーパッ
クの装着方法を参照ください。
(6) スマートフォンとセンサー本体間の通信設定を行います。詳細手順は、2.8項スマー
トフォンとセンサー本体間の通信確立方法を参照ください。
(7) センサー本体にスマートフォンを取り付けます。詳細手順は、2.9項センサー本体にスマートフォンを取り付け、取り外し方法を参照ください。

10

2.2. スマートフォン制御ソフトインストール方法
以下の操作により NJJ-200 アプリケーションをスマートフォンにインストールしてくだ
さい。
(1) PC からスマートフォンに NJJ-200 アプリケーションをコピーします。
以下の手順によりNJJ-200 アプリケーションをスマートフォンにコピーしてください。
スマートフォンは、USB ケーブル（または、microUSB ケーブル）で PC に接続すると、PC のリムーバルディスクとして認識され、ファイルをドラッグ＆ドロップできるようになります。この機能を用い、NJJ-200 アプリケーションのファイルを PC からス
マートフォンにコピーします。NJJ-200 アプリケーションのファイルは、本装置に付属されている CD-R の中に準備されています。
①

②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

スマートフォンの USB 接続モードをカードリーダーモードもしくはファイル転送モード(MSC)とし、PC からスマートフォンのメモリーカードを制御可能状態としてください。(詳細な設定方法はスマートフォンの取扱説明書をご参照願います)
例：設定－本体設定－外部接続－USB 接続－カードリーダーモードにチェック(レ)を追加
スマートフォンを添付の USB ケーブルで PC の USB ポートへ接続する。
スマートフォン上で、”USB ストレージを ON にする”をタップしてください。
PC 上で、スマートフォンがリムーバルディスク（スマートフォンメモリーカードドライブ）として認識されたことを確認してください。
スマートフォンメモリーカードドライブ上にフォルダ「NJJ200」を作成してください。
付属の CD-R を PC の CD-R Drive へセットしてください。
PC 上で、CD-R 上の NJJ-200 アプリケーションのファイル（ファイル名：
NJJ-200.apk）を⑤で作成したスマートフォンメモリーカードドライブ上のフォルダ
へドラッグ＆ドロップ機能によりコピーしてください。
PC 上でスマートフォンメモリーカードドライブを PC の“安全の取り外す機能”で取り外してください。
スマートフォン上で“USB ストレージを OFF にする”をタップしてください。

11

(2) スマートフォンに NJJ-200 アプリケーションをインストールします。
以下の手順により NJJ-200 アプリケーションをスマートフォンにインストールしてください。
① スマートフォンのセキュリティにおいて提供元不明アプリのインストールを許可するに設定します。(詳細な設定方法はスマートフォンの取扱説明書をご参照願います)
例：設定－本体設定－ロックとセキュリティ－提供元不明のアプリにチェック(レ)を追加② スマートフォンのファイル管理アプリ(コンテンツマネージャーやファイルコマンダー等)を起動します。スマートフォンのメモリーカードにコピーした「NJJ-200」をタップしてインストールを行います。

)

)

)

スマートフォンの「アプリケーション画面表示」－「ダウンロードアプリ」に「NJJ-200」のアイコンが登録されていることを確認してください。 アイコンが登録されていない
場合は、上記手順(1)および(2)が正しく行われているか再度確認してください。
図 1-2に NJJ-200 アプリケーションのインストール例を示します。

次ページへ
図 2-1 NJJ-200 アプリケーションのインストール例(1/4)

12

)

)

)

)

)

)

次ページから次ページに続く
図 2-1 NJJ-200 アプリケーションのインストール例(2/4)

13

)

)

)

前ページから

長押しして離す

)
)

)

スクロール

次ページへ
図 2-1 NJJ-200 アプリケーションのインストール例(3/4)

14

)
)

)

)

)

前ページから

図 2-1 NJJ-200 アプリケーションのインストール例(4/4)

15(3) NJJ-200 アプリケーションの動作確認
以下の手順により NJJ-200 アプリケーションがスマートフォンに正しくインストール
されていることを確認してください。
NJJ-200 アプリケーションのメイン画面を表示すれば正常にインストールできていま
す。

)

②
③

スマートフォンの電源をオンにします。しばらくしてスマートフォンのホーム画面（図 2-2参照）が表示されます。
ホーム画面の「アプリケーション画面表示」アイコンをタップします。
ダウンロードアプリにある NJJ-200 アイコンをタップし NJJ-200 アプリケーション
を起動します。図 2-2に示すようにスマートフォンにオープニング画面が現れ、自動的に NJJ-200 アプリケーションのメイン画面が表示されます。

)①

図 2-2 制御ソフト起動画面

16

2.3. スマートフォンの言語設定方法
NJJ-200 アプリケーションの表示言語の切り替えは、スマートフォンの言語設定で行います。 スマートフォンの表示言語の切り替えは、ご使用のスマートフォンに付属されている取扱説明書に従い、ご希望の表示言語を設定ください。
NJJ-200 アプリケーションの表示言語は日本語と英語を対応しています。日本語及び英語以外の言語を設定した時は NJJ-200 アプリケーションの表示言語が英語になります。
2.4. ハンドルの取り外し/取り付け方法
センサー本体はハンドルが着脱可能となっております。
取り外し方法及び取り付け方法を以下にしまします。
(1) 取り外し方法
ハンドル固定スクリューを反時計回りに回します。
ハンドルをセンサー本体後方斜め上に引っ張り取り外します。

図 2-3 ハンドルの取り外し(2) 取り付け方法
ハンドル前部裏面のツメがセンサー本体前方の穴に入るように斜め後方から組み込みます。ハンドル固定スクリューを時計回りに動かなくなるまで回します。

図 2-4 ハンドルの取り付け

17

2.5. ハンドストラップの取り付け方法
センサー本体は、落下防止用のハンドストラップを標準添付しています。ハンドストラッ
プは、図 2-5のようにハンドストラップ取り付け穴（図 1-2 ⑨）に取り付け、ハンドストラップに手を通して探査してください。

図 2-5 ハンドストラップ

18

2.6. バッテリーパックの装着方法
センサー本体が使用する電源は、バッテリーパックです。以下の手順に従い、バッテリーパックを装着してください。
(1) 電源スイッチ（図 1-2 ⑭）が“OFF”になっていることを確認します。
(2) バッテリーカバー（図 1-2 ⑮）は、下側のロック部を押し上げながら開けます。
(3) バッテリーパックの端子を下向き及びセンサー装置方向としてバッテリーホルダに入れます。バッテリーパックの背面部を押し、ロックされるまで押し込みます。
（同時にカチッと音がします）(4) バッテリーカバーを閉めます。

図 2-6 バッテリーパックの装着

ご注意
y 必ず、電源スイッチがオフになっていることを確認したうえで、バッテリーパッ
クの取り付け／取り外しを行ってください。

19

2.7. バッテリーパックの取り外し方法
センサー本体に装着したバッテリーパックは、以下の手順に従い取り外してください。
(1) 電源スイッチ（図 1-2 ⑭）がオフになっていることを確認します。
(2) バッテリーカバー（図 1-2 ⑮）は、下側のロック部を押し上げながら開けます。
(3) バッテリーパック下側のつまみを下に押してください。バッテリーパックが出てきますので取り出してください。(バッテリーパックの脱落に注意してください)(4) バッテリーカバーを閉めます。

図 2-7 バッテリーパックの取り外しご注意
y 本装置を保管する時は、センサー本体からバッテリーパックを確実に装着もしくは取り出してください。バッテリーパックを差し込んだ状態で長時間放置すると、センサー本体のバッテリーロック部が変形し、バッテリーパックをロックできな
くなることがあります。

20

2.8. スマートフォンとセンサー本体間の通信確立方法
スマートフォンとセンサー本体は無線 LAN で通信を行います。スマートフォンとセンサ
ー本体の通信確立は以下の手順で行います。
(1) センサー本体にバッテリーパックを装着し、電源スイッチ（図 1-2 ⑭）をオンします。
(2) スマートフォンの電源をオンにします。しばらくしてスマートフォンのホーム画面が表示されます。
(3) スマートフォンの電源ボタンを長押しして、機内モードに設定してください。
(4) ホーム画面の「アプリケーション画面表示」アイコンをタップします。
(5) ダウンロードアプリにある NJJ-200 アイコンをタップし NJJ-200 アプリケーション
を起動します。NJJ-200 アプリケーションのオープニング画面が現れ、自動的に探査画面を表示します。
(6) パラメータアイコンを長押ししてパラメータ設定画面に移行します。
(7) パラメータ設定画面を下にスクロールして「センサー選択」をタップします。
(8) センサー選択画面に表示されたセンサー本体の ID をタップします。
(9) メイン画面に移行します。スマートフォンとセンサー本体の通信が確立すると、アンテナマークが赤から緑に、センサー本体の電源ランプが赤から緑に変化します。

図 2-8 通信確立

21

y 無線通信における注意事項
本装置で使用する無線 LAN で使用する周波数帯では、電子レンジなどの家電製品
や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体
識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
1. 本装置を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線
局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この危機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事
例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、13項お問い合わせおよび修理依頼の連絡先もしくはお買い求めの販売店までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(たとえばパーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本装置から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、13項お問い合わせおよび修理依頼の連絡先もしくはお買い求めの販売店までお問い合わせください。

ご注意
y スマートフォンは必ず機内モードを ON にしてください。機内モードが OFF の場
合は NJJ-200 アプリケーション起動後、「機内モードに設定できませんでした。
/OK」メッセージを表示し、[OK]ボタンをタップで NJJ-200 アプリケーションを終了します。
y 磁気や電気雑音の影響が少ない場所でご使用ください。磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
y テレビ、ラジオなどに近いと電波障害の原因となります。また、テレビ画面の映像が乱れることがあります。
y 近くに複数の無線 LAN アクセスポイントが存在し、同じチャネルを使用していると、正しくセンサー本体を検索できない場合があります。センサー本体が正しく検索できない時は、6.7項通信チャネル変更方法をご参照のうえ通信チャネルを変更してください。

22

備考y センサー選択画面に表示される本装置の ID は「SENSOR-」のあとの数値がセンサ
ー本体の製造番号下 5 桁の数値と一致します。
y スマートフォンは一度センサー本体と通信を確立すると、センサー本体の ID を「現在の接続先」に登録し、次回から NJJ-200 アプリケーション起動後は自動でセンサー本体と通信が確立します。
他のセンサー本体と接続するときは、再度センサー選択画面で通信確立するセンサー本体の ID を選択してください。
y スマートフォンとセンサー本体は 1 対 1 通信となります。一度スマートフォンと通信が確立したセンサー本体に他のスマートフォンで接続を実施しても、通信は確立しません。
y 複数のセンサー本体がスマートフォン付近にある場合、センサー選択画面はすべてのセンサー本体の ID を表示します。使用するセンサー本体の製造番号が記載された ID を選択して通信を確立してください。

23

2.9. センサー本体にスマートフォンを取り付け、取り外し方法
スマートフォンはハンドルに乗せ、スマートフォン固定レバーにより取り付けます。
スマートフォンはスマートフォン固定レバーのロックを完全に解除した状態で載せてください。
スマートフォン固定レバーのロック解除は(2)項の取り外しをご参照ください。
(1) 取り付け方法
スマートフォンをハンドル前部に装着します。
ハンドル前部のスマートフォン固定レバーにある網かけ部をセンサー本体後方に押してロックしてください。

図 2-9 スマートフォンの取り付け(2) 取り外し方法
ハンドル側面にあるスマートフォンリリースレバーを「Unlock」方向に押すことにより、スマートフォン固定レバーのロックが完全に解除されます。
スマートフォン固定レバーが完全に解除されたことを確認し、スマートフォンを取り外してください。

図 2-10 スマートフォンの取り外し

24

3.

基本探査手順

ここでは、探査の基本手順を示します。 以下の説明では、2項使用前の準備が完了していることを前提としています。まだ、完了していない場合は、2項使用前の準備に従い使
用前の準備を行ってください。また、以下の説明では、スマートフォン上に表示される
NJJ-200 アプリケーションの操作アイコンまたはボタンを［アイコンまたはボタン名］で表記します。

バッテリーパックは、指定品以外使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
充電器やバッテリーパックの充電端子を金属でショートさせないでください｡火災・爆発・故障の原因となります。
バッテリーパック挿入口などから金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込まないでください。けが・火災・感電・故障の原因となります。
バッテリーパックの充電は、専用充電器以外使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります｡
引火性、腐食性ガスの発生する場所で使用しない（置かない）でください。
火災・けが・故障の原因となります。
ハンディサーチの簡易防滴構造は水につけることはできません。
本装置を水に入れたり、濡らさないでください。また、雨天のときは使用しないでください。感電・故障の原因となります。

本装置の探査性能を考慮して探査判定をしてください。
本装置の探査能力は、探査対象の状況等により左右されるため、探査能力を考慮せず探査結果の判定を行うと鉄筋等切断の原因となることがあります。
ハンドストラップに手を通して、持ってください。
落下により、装置の故障、けが、事故等の原因となることがあります。

25

探査中は必ずアンテナ面を探査対象(コンクリート)に向けてください。
空中に向けるなど不適切な方向に向けると、他の装置の誤動作等による事故の原因となることがあります。
ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
湿気やほこりの多い場所、水・油・薬品などがかかる場所で使用しない（置かない）でください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
振動、衝撃の多い場所で使用しない（置かない）でください。けが・故障の原因となることがあります。
プリンタの用紙交換の際、指挟み、指切りにご注意ください。
けが、事故、故障等の原因となることがあります。
ラジオ、テレビ受信機などに近接して使用しないでください。
雑音やテレビ画像のみだれ等の受信障害の原因になることがあります。また、本装置の探査性能に悪影響をおよぼし、結果、鉄筋等の切断事故の原因となることがあります。
トランシーバなど電磁波を送信する機器（場所）の近くでは使用しないでください。トランシーバなどからの電磁波により探査性能に悪影響をおよぼし、結果、鉄筋等の切断事故の原因となることがあります。
道路上で探査を行う場合は、防護柵などを設置して安全対策を行ってください。事故の原因となることがあります。

26

3.1. 探査対象の準備
探査対象(壁面等)にスタートライン、探査ラインをチョーク等で設定してください。 この時、スタートラインと探査ラインは直交させてください。必要に応じて再探査を可能とするために、スタートライン、探査ラインは壁の端点等を基準として設定してください。
図 3-1に探査対象設定例を示します。
探査対象（コンクリート等）

スタートライン1m

1m

探査ライン 1探査ライン 2直交するように設定

探査ライン 3

2m

1m

(壁面)

図 3-1 探査対象設定例

27

基準点(壁の端点、電源コンセント等)

3.2. バッテリー容量の確認
ここでは、
スマートフォンとセンサー本体へ装着されているバッテリーが十分に充電されていることを確認します。
(1) スマートフォンのバッテリー容量
スマートフォンのバッテリー容量は NJJ-200 アプリケーション起動後、メイン画面左下に表示します。
（ 図 4-1⑬参照）
図 3-2にスマートフォンのバッテリー残量目安を示します。
：残量 80%以上：残量 60%以上 80%未満：残量 40%以上 60%未満：残量 20%以上 40%未満：残量 10%以上 20%未満：残量 10%未満

図 3-2 スマートフォンのバッテリー残量目安(2) センサー本体のバッテリー容量
センサー本体のバッテリー容量はセンサー本体の電源スイッチを ON したときと、スマートフォンと通信確立した後に確認できます。
①センサー本体の電源スイッチを ON
センサー本体の電源スイッチを ON すると、センサー本体のファンクション LED がバッテリー残量に応じて点滅いたします。表 3-1にバッテリー残量とファンクション
LED 点滅の関係を示します。
表 3-1 バッテリー残量とファンクション LED 点滅
バッテリー残量
75%以上
50%以上 75%未満
25%以上 50%未満
25%未満
残量なし

LED 点滅回数
4 回点滅を 3 回繰り返す
3 回点滅を 3 回繰り返す
2 回点滅を 3 回繰り返す
1 回点滅を 3 回繰り返す
点滅なし

28

②スマートフォン通信確立後
スマートフォンとセンサー本体間の通信が確立後、スマートフォンのメイン画面右下にセンサー本体のバッテリー残量を表示します。
（図 4-1⑱参照）
図 3-3にセンサー本体のバッテリー残量目安を示します。

：残量 75%以上：残量 50%以上 75%未満：残量 25%以上 50%未満：残量 12%以上 25%未満：残量 6%以上 12%未満：残量 6%未満：残量なし
図 3-3 センサー本体のバッテリー残量目安

ご注意
y 本装置の入力電源はバッテリー専用となっています。
y 満充電状態からの使用時間は、操作内容で変化しますが、約 7 時間連続操作が可能です。7 時間以上を超える連続使用を行う場合は、予備バッテリーの準備をお勧めします。

29

3.3. 探査開始
以下の手順で探査を実行ください。
(1) 本装置の設定を確認してください。
確認する主な設定は、表示モード（B モード／BA モード）
、測定方法（距離送り／
時間送り）、表示カラー（絶対値階調／オフセット階調）、深度校正値、感度です。
設定方法は、4項NJJ-200 アプリケーション機能説明を参照ください。
埋設位置の判明している鉄筋がある、または、コンクリート厚が判明している場合
は、6.1項比誘電率の設定法に従い深度校正を行ってください。
(2) 本装置をスタートラインへ置きます。
本装置はセンサー本体の側面 LED と前後 LED の交点が探査ポイントです。
センサー本体の側面 LED（図 1-2 ⑪と⑰参照）
を探査対象のスタートライン（図 3-1参照）に、前後 LED（図 1-2 ⑫と⑱参照）を探査ライン（図 3-1 参照）に合うよ
うに置いてください。
(3) スマートフォンメイン画面上の［▶ ］スタートアイコン（図 4-1①参照）をタップする、もしくはセンサー本体のスタートボタン（図 1-2④参照）を押してください。
約 1 秒後に“ピッ”とブザーが鳴り、メイン画面上で、Ｂモード画面に固定カーソルが表示され、探査準備が完了します。(スタートアイコンは[□]に変化します)(4) 探査ライン上を速度 40cm/s 以下で本装置を移動させてください。
ご注意
y 移動速度が 40cm/s 以上になるとブザーが鳴り、移動速度が超過した間のデータは取得されません。ブザーが鳴った場合は、探査を終了して、再探査（上記手順(2)から）してください。

(5) 必要に応じて探査画面上の［マーク］アイコンをタップする、あるいは、センサー
本体のアンテナマーカボタン（図 1-2③参照）を押し、アンテナマーカを追加してください。
アンテナマーカを追加すると、移動距離目盛上に「▼」が表示されます。アンテナマーカは、探査データに探査対象物の設計書に記載された鉄筋の位置や、コア抜き予定
位置の目印となります。

30

(6) 必要に応じて、リアルタイムマニュアル減算処理を行ってください。
浅い位置にある探査対象物(鉄筋等)からの反射波は、コンクリート表面からの反射波（以下、表面波と呼ぶ）と重なり判別が困難になります。本装置は標準的な表面波のデータ(固定表面波データ)を搭載しており、リアルタイムにこの表面波の影響を取り除き、探査対象物からの反射波を判別し易くする処理を行っています。
しかし、コンクリート表面の状態、コンクリート内部の水分量及び軽量コンクリート
等の特殊なコンクリートの場合は、標準的な表面波で表面波処理を行っても、コンク
リート表面からの反射波の影響を完全に取り除くことができず、表面付近に横縞状の反射波が残ることがあります。
このようなときは、探査データ中の表面波を使用して表面波処理を行う、リアルタイ
ムマニュアル表面波処理に切り替えることができます。リアルタイムマニュアル表面
波処理は、表面付近の横縞状の反射波を除去することができます。
リアルタイムマニュアル表面波処理は、固定カーソルに探査対象物が無い位置に本装置を移動し、画像処理アイコン(4.1⑤参照)をタップします。( 図 3-4参照)① 固定カーソルに探査対象物がない位置に移動する。
②画像処理アイコンをタップ
表面波

図 3-4 Ｂモード探査結果（探査中）31

(7) 終了するときは、メイン画面上の［□］スタートアイコン（図 4-1①参照）をタッ
プ、もしくはセンサー本体のスタートボタン（図 1-2④参照）を押してください。
”ピッピッ”とブザーが 2 回鳴り、探査停止状態になります。探査例を図 3-5に示します。(スタートアイコンは[▶ ]に変化します)

図 3-5 Ｂモード探査結果例

備考
y 本装置の移動が早すぎるとブザーが鳴り、その時のデータは欠落します。
y Ｂモードの最新探査データは、
アンテナ中心位置を示す本装置の側面 LED（図 1-2⑪と⑰参照）位置におけるデータを表します。

(8) 必要に応じて、感度、カラー、画像処理を調整し画像を調整ください。
探査後、設定（表示レンジ、感度、画像処理等）を調整することで、埋設物を認識しやすい画像に変更します。 設定を調整し、最も見やすい画像が得られる設定を探してください。
(9) データをファイルへ保存してください。
ファイル保存・印刷アイコンをタップし、データをスマートフォンのメモリーカードに保存もしくはオプションプリンタに印刷を行ってください。

32

3.4. 大まかな判別方法
ここでは、探査例を用い大まかな判別方法を示します。
鉄筋探査を行い図 3-6に示す探査結果が得られた場合、鉄筋の反射波は、図に示される山
形エコーとなります。このため、図の山形が鉄筋と判定します。
探査結果からの鉄筋位置判定方法については、以下のように判定します。
移動方向の位置： 山形エコーの頂点位置（↓位置）
深度(かぶり厚さ)の概略値： 山形エコーの中心位置
探査対象物(鉄筋等)の深度の誤差を低減するには、深度校正(4.11.1装置設定：比誘電率設定参照)を行い、ＢＡモード(4.6項表示モードアイコン参照)のＡモード波形から探査対象物の位置を判定してください。探査対象物(鉄筋等)の位置は A モード波形の右側ピーク位
置になります。カーソルをピーク位置にあわせて深度判定してください。

：探査結果の山形エコーにおける鉄筋の位置（探査結果にれません）

測定方向

スタート位置300mm
60mm: φ=10mm 鉄筋
120mm
180mm
240mm

探査対象物垂直断面図

200mm

200mm

200mm

図 3-6 探査結果例と探査対象垂直断面図

33

は表示さ

3.5. 電源を切断
探査が終了したら、センサー本体の電源スイッチを“OFF”にして電源を切ります。
スマートフォンはホームボタンをタップして NJJ-200 アプリケーションを終了します。
ご注意
y スマートフォンの NJJ-200 アプリケーションを終了した場合、メモリーカードに保存していない探査データは全て消えてしまいます。
y スマートフォンの電源ボタンでも NJJ-200 アプリケーションを終了できます。電源ボタンで終了した時は、再度スマートフォンを起動すると NJJ-200 アプリケー
ションが起動した状態となります。
y 探査中に NJJ-200 アプリケーションを終了した時は、探査を強制的に停止します。

3.6. 本装置の収納
電源を必ず切断し、本装置を付属の収容箱に収容してください。
ご注意
y 本装置を保管する時は、センサー本体からバッテリーパックを確実に装着もしくは取り出してください。バッテリーパックを差し込んだ状態で長時間放置すると、センサー本体のバッテリーロック部が変形し、バッテリーパックをロックできな
くなることがあります。

備考
y 長期間使用しない場合は、バッテリーパックをセンサー本体から外して保管して
ください。

34

4.

NJJ-200 アプリケーション機能説明

ここでは、NJJ-200 アプリケーションの各機能を示します。
各画面構成について以下に示します。
4.1. メイン画面各部の名称と機能
図 4-1にメイン画面各部名称を示します。表 4-1 に各部の名称と機能を示します。
①スタートアイコン②マーカアイコン③ファイル・印刷アイコン④パラメータアイコン⑯移動距離目盛⑤画像処理アイコン⑥感度アイコン⑰深度目盛⑦表示レンジアイコン⑧深度校正値アイコン⑨表示モードアイコン⑩マーカリスト⑪フォルダ表示⑫カーソル距離位置⑬センサー本体バッテリー容量表示⑱スマートフォン⑭カーソル深度位置

バッテリー容量表示⑮データファイル番号

図 4-1 探査画面各部の名称

35

表 4-1 探査画面各部の機能 (1/2)

番号
①

名称
スタート
アイコン

②

マーカ
アイコン

③

ファイル・印刷
アイコン

④

パラメータ
アイコン

⑤

画像処理
アイコン

⑥

感度アイコン

⑦

表示レンジ
アイコン

⑧

深度校正
アイコン

⑨

表示モード
アイコン

機能
このアイコンにより探査を開始および停止できます。
このアイコンによりアンテナマーカ、マーカ入力及びマーカ
機能の設定ができます。このアイコンの使用法は、4.3項マーカを参照ください。併せてマーカ機能設定方法について、4.13
項マーカ操作を参照ください。
このアイコンにより探査結果のファイル保存、印刷及び外部出力機能設定ができます。このアイコンの使用法は、4.4ファ
イル・印刷アイコンを参照ください。併せて、外部出力設定について5項外部への出力方法を参照ください。
このアイコンにより表示カラー設定、表示単位設定及びパラメータ設定画面を表示できます。このアイコンの使用方法は、
4.5項パラメータアイコンを参照ください。併せて、パラメー
タ設定について4.11項パラメータ設定を参照ください。
現在の画像処理の設定値を表示します。このアイコンにより画像処理を設定できます。このアイコンの使用方法は、4.10
項画像処理アイコンを参照ください。併せて、探査で使用する画像処理設定方法について、4.11.4項装置設定：画像処理
設定を参照ください。
現在の感度設定値を表示します。このアイコンにより感度を設定できます。このアイコンの使用方法は、4.9項感度アイコンを参照してください。併せて、探査で使用する感度の設定
方法について、4.11.2項装置設定：感度設定を参照ください。
現在の表示レンジ設定値を表示します。このアイコンにより表示レンジを設定できます。このアイコンの使用方法については、4.8表示レンジアイコンを参照ください。併せて、探査で使用する表示レンジの設定方法について、4.11.3項装置設
定：表示レンジ設定を参照してください。
深度校正のための比誘電率設定値を表示します。このアイコンにより比誘電率を設定できます。このアイコンの使用方法
については、4.7項比誘電率設定アイコンを参照ください。併せて、探査で使用する深度校正値の設定方法について、4.11.1
項装置設定：比誘電率設定を参照ください。
表示モードの設定値を表示します。このアイコンにより表示
モードを設定できます。アイコンの使用方法については、4.6
項表示モードアイコンを参照ください。

36

表 4-1 探査画面各部の機能 (2/2)

番号
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

名称

機能
マーカの座標を表示します。マーカ座標の表示内容は、4.3.3
マーカリスト項マーカリストを参照ください。
現在のフォルダ設定値を表示します。設定されているフォルフォルダ表示ダに対し、データの保存、読込みを行います。フォルダの設
定方法は、4.12.3項出力設定：フォルダ設定を参照ください。
カーソル距離位 カーソルの距離座標を表示します。
置表示
センサー本体バ センサー本体に装着されているバッテリーパックの大まかなッテリー容量表 残容量を表示します。
示
カーソル深度位 カーソルの深度座標を表示します。
置表示
現在のデータファイル番号設定値を表示します。探査結果は、
データファイル 現在のデータファイル番号で決まるファイル名でファイルへ
番号表示
保存されます。データファイル番号の設定方法は、4.12.4項
出力設定：データ番号設定を参照ください。
移動距離目盛の表示です。また、アンテナマーカ及び画像処
移動距離目盛理ラインマーカが表示されます。
探査深度目盛を表示します。探査深度目盛は深度校正設定値により変化します。深度校正については、4.7項比誘電率設定
深度目盛
アイコンおよび4.11.1装置設定：比誘電率設定を参照ください。
スマートフォン スマートフォンに装着されているバッテリーパックの大まか
バッテリー容量 な残容量を表示します。
表示371)探査画面をタップ))

4.2. カーソル及びスクロール
探査停止状態のときに、B モード表示画面をタップするとカーソルが表示され、縦ラインと横ラインの交点の座標をカーソル位置表示欄(図 4-1⑫及び⑭参照)に表示します。
B モード表示画面を長押しすると、カーソル微調整用の上下左右矢印を表示します。
カーソルを移動したい方向の矢印をタップすると、矢印の方向にカーソルが移動します。
微調整用の上下左右矢印は約 8 秒間放置すると消えます。
また、B モード表示画面は左右にスクロールすることにより、表示画面を距離方向左右ににスクロールすることができます。

2)探査画面を長押し図 4-2 カーソル

383)微調整後

4.3. マーカ
探査停止状態のときに、マーカアイコン(図 4-1②参照)をタップするとカーソルの縦横交点にマーカを追加及び削除します。マーカは 3 グループあり、1 グループ 99 個追加することができます。マーカのグループ設定は4.13.6項マーカグループ設定を参照してください。
4.3.1. マーカの追加
マーカの追加は以下の手順で行います。

1)カーソルを表示)))(1) B モード表示画面のマーカ追加位置付近をタップし、カーソルを表示します。
(2) B モード表示画面を長押してカーソル微調整用の上下左右矢印を表示し、矢印をタッ
プしてマーカを追加する位置にカーソルを移動します。
(3) マーカアイコンをタップしてください。カーソル位置にマーカを追加します。

2)カーソル位置を調整
図 4-3 マーカの追加

393)マーカ追加

4.3.2. マーカの削除
マーカの削除は以下の手順で行います。

))(1) 消去するマーカをタップもしくは消去するマーカリストをタップして消去するマー
カにカーソルを移動します。その後、マーカアイコンをタップします。
(2) 「グループ：0 ID1/このマーカを削除しますか?/キャンセル OK」メッセージを表示しますので[OK]ボタンをタップします。
(3) メッセージが消え、マーカを削除します。

1)マーカをタップ

2)OK をタップ
図 4-4 マーカの削除

403)マーカ削除))

4.3.3. マーカリスト
マーカリストは追加したマーカの座標を表示します。マーカの ID 番号、距離座標及び深度座標を表示します。
距離座標及び深度座標の単位は4.5.2項表示単位設定を参照ください。
マーカリストは 1 画面に 5 個まで表示します。マーカリストを左右にスクロールすることで表示するマーカの ID を変更できます。
また、マーカリストは非表示に設定することができます。マーカリストの表示/非表示設
定は4.13.2項マーカリスト表示/非表示を参照してください。

1)左にスクロール
2)ID5 から表示
図 4-5 マーカリストスクロール41

)

また、マーカリストをタップすることにより、カーソルがタップした ID のマーカ位置に移動します。

1)マーカ ID4 をタップ

2)カーソルがマーカ ID4 に移動

図 4-6 カーソル移動

42

)

)

4.4. ファイル・印刷アイコン
ファイル・印刷アイコンをタップすることにより、探査結果をスマートフォンメモリーカ
ードに保存及びオプションプリンタに印刷できます。
ファイル・印刷アイコンが「フォルダ」マークの時は、探査結果をスマートフォンメモリ
ーカードに保存します。
ファイル・印刷アイコンが「プリンタ」マークの時は、探査結果をオプションプリンタに印刷します。
探査結果の保存・印刷方法の詳細は、5項外部への出力方法をご参照ください。
ファイル・印刷アイコン保存先設定の工場初期値(初期設定に戻す)はメモリーカード内
Data1 にバイナリ形式で保存に設定しています。

1)スマートフォン内メモリーカードに保存
2)オプションプリンタで印刷
図 4-7 ファイル印刷・アイコン

43

4.5. パラメータアイコン
パラメータアイコンは探査停止状態の時にB モード表示画面の表示カラー設定及び表示単位の設定を切り替えることができます。
（測定を開始すると設定した値は破棄され、装置設定の表示カラー設定及び表示単位設定に戻ります。装置設定の表示カラー設定及び表示
単位設定は4.11.5項及び4.11.7項をそれぞれ参照ください）
以下に探査画面の表示カラー設定及び表示単位設定方法を示します。
4.5.1. 表示カラー設定
表示カラー設定は探査画面に表示する配色及び階調を設定します。
表示カラー設定は以下の手順で設定します。

1)パラメータアイコン

)

)

)

(1) パラメータアイコンをタップして表示パラメータ設定画面に移行します。
(2) [表示カラー設定]メニューをタップして表示カラー設定画面に移行します。
(3) 使用する表示カラー設定値をタップします。
(4) 選択した表示カラー設定値に●マークを表示します。
(5) [OK]をタップし、探査画面に移行します。

2)表示カラー設定メニュー
図 4-8 表示カラー設定(1/2)443)表示カラー設定画面)4)表示カラーの選択
5)探査画面に移行
図 4-8 表示カラー設定(2/2)

45

4.5.2. 表示単位設定
表示単位設定は探査画面上の深度スケール、距離スケール、マーカリスト等で表示する座標の単位を設定します。
（測定を開始すると設定した値は破棄され、装置設定の表示単位設定に戻ります。装置設定の表示単位設定は4.11.7項を参照ください）
表示単位設定は以下の手順で設定します。

1)パラメータアイコン

2)表示単位設定メニュー
図 4-9 表示単位設定(1/2)

46

)
)

)

)

(1) パラメータアイコンはタップして表示パラメータ設定画面に移行します。
(2) 表示単位設定メニューをタップして表示単位設定画面に移行します。
(3) 使用する距離及び深さの単位をタップします。
(4) 選択した表示単位に●マークを表示します。
(5) [OK]をタップし、探査画面に移行します。

3)表示単位設定画面

)4)表示単位の選択
5)探査画面に移行
図 4-9 表示単位設定(2/2)

47

)

)

4.6. 表示モードアイコン
探査停止状態のときに、表示モードアイコンにより表示モードを切り替えることが出来ます。設定可能な表示モードは、“Ｂモード(垂直断面図)”と“ＢＡモード(垂直断面図＋受信波形表示)”です。
現在の設定は、表示モードアイコンに表示されます。B モード設定されている場合は、図4-10 1) のように表示されます。
設定を変更するには、表示モードアイコンをタップしてください。アイコンをタップするごとに表示モードが、B モードと BA モードに切り替わります。
BA モードで表示される A モード(受信波形)は、B モードカーソル位置の受信信号です。

1)B モード

2)BA モード

図 4-10 表示モード設定

備考
y 探査後に“Ｂモード”、“ＢＡモード”を切り替えると、“Ｂモード”で探査したデータを“ＢＡモード”に、“ＢＡモード”で探査したデータを“Ｂモード”に切り替えることができます。

48

)

4.7. 比誘電率設定アイコン
比誘電率設定アイコンは、探査停止時の表示データに対して被検査対象物(コンクリート
等)の比誘電率を設定することができます。
（測定を開始すると設定した値は破棄され、装置設定の比誘電率設定値に戻ります。装置設定の比誘電率は4.11.1項を参照ください）設
定可能な比誘電率設定値は、「2.0〜20.0」です。比誘電率については、4.7.1項を参照くだ
さい。
現在の設定値は、比誘電率設定アイコンに表示されます。比誘電率が 8.0 に設定されている場合は、図 4-11 のように表示します。
設定を変更するには、比誘電率設定アイコンをタップしてください。 図 4-11に示される比誘電率設定画面が現れ、現在設定されている比誘電率を表示します。
比誘電率設定数値をタップすると設定可能な非誘電率のリストが現れます。リストをスクロールし、設定したい比誘電率をタップしてください。
設定終了後、［OK]をタップするとメイン画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル]をタップしてください。設定は変更されずにメイン画面へ戻ります。
比誘電率設定画面において「□測定時の比誘電率とする。
」をタップし、「□」にチェック(レ)を入れた状態で[OK]をタップしてメイン画面に戻ると、装置設定の比誘電率設定値も同時に設定します。

1)比誘電率アイコンをタップ2)比誘電率設定画面

図 4-11 比誘電率設定49

4.7.1. 比誘電率
比誘電率設定は、探査するコンクリートの比誘電率を推定し、NJJ-200 アプリケーションに設定する作業です。
NJJ-200 アプリケーションは、設定された比誘電率により深度目盛を補正します。
探査するコンクリートの比誘電率がわかっている場合、比誘電率設定はその比誘電率を設定してください。設定方法は、4.7項比誘電率設定アイコン及び4.11.1項装置設定：比誘電率設定を参照ください。
探査するコンクリートの比誘電率が不明の場合、比誘電率設定は深度が確認できる探査対
象物（鉄筋、あるいは、厚みのわかっているコンクリート壁等）を探査し、探査結果に表示された深度と実際の深度が一致するように、比誘電率設定値を調整の上、設定してください。
深度が確認できる探査対象物（鉄筋等）がなく、深度校正値が不明の場合は、「8.0」に設定することをお勧めします。
備考
y 深本装置は、電磁波を発射してから埋設物からの反射波を受信するまでの時間を測定し、その測定時間と NJJ-200 アプリケーションに設定された比誘電率から求めた電磁波伝搬速度で、埋設物の深さ（距離）を計算します。比誘電率は、物質固有の係数で電波の伝搬速度(光速)との関係を示す係数です。本装置の測定原理については、8項原理を参照ください。
y 被探査コンクリート内部での電磁波伝搬速度（または、比誘電率）は、コンクリートの状態(湿りぐあいなど)により変化します。従って、探査するコンクリートの比誘電率と NJJ-200 アプリケーションに設定している比誘電率が、大きく異なると深度誤差が大きくなります。このため、正しい深度を得るには、探査現場の被探査コンクリートの比誘電率そのものを設定する必要があります。

50

4.8. 表示レンジアイコン
表示レンジアイコンは、探査停止時の表示データに対して表示レンジを設定します。
（測
定を開始すると設定した値は破棄され、装置設定の表示レンジ設定値に戻ります。装置設
定の表示レンジ設定は4.11.3項を参照ください）設定可能な表示レンジは、
「深」
、
「標準」
、
「浅」
、
「浅ワイド」、「標準ワイド」、「深ワイド」です。
現在の設定は、表示レンジアイコンに表示されます。表示レンジが「標準」に設定されている場合を図 4-12に示します。
設定を変更するには、表示レンジアイコンをタップしてください。図 4-12に示される表
示レンジ設定画面が現れ、現在設定されている表示レンジに●マークが表示されます。
選択したい設定をタップし、●マークを表示します。設定終了後、［OK］をタップしてください。メイン画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されずメイン画面に戻ります。
表示レンジは、B モード表示画面の探査深度及び探査距離の表示範囲を設定します。探査
対象物の深度に応じて表示レンジを下記に示す設定を行なってください。

))

探査対象物の深度が 30cm 以下：「深」、「深ワイド」
探査対象物の深度が 20cm 以下：「標準」、「標準ワイド」探査対象物の深度が 10cm 以下：「浅」、「浅ワイド」

1)表示レンジアイコンをタップ2)表示レンジ設定画面

図 4-12 表示レンジ設定画面

51

)

)

4.9. 感度アイコン
感度アイコンは、探査停止時の表示データに対して受信波形の表示倍率を設定します。
（測定を開始すると設定した値は破棄され、装置設定の感度設定値に戻ります。装置設定の感度設定は4.11.2項を参照ください）
設定可能な感度は、-2 浅、-1 浅、A 浅、+1 浅 、+2 浅、 -2 深 、 -1 深、 A 深、+1 深、+2 深です。
現在の設定は、感度アイコンに表示されます。感度が「A 浅」に設定されている場合を図4-13に示します。
設定を変更するには、感度設定アイコンをタップしてください。図 4-13に示す感度設定
画面が現れ、現在設定されている感度に●マークが表示されます。選択したい設定をタッ
プし、●マークを表示します。設定終了後、［OK］をタップしてください。メイン画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、メイン画面に戻ります。

1)感度アイコンをタップ2)感度設定画面

図 4-13 感度設定画面

52

4.9.1. 感度
感度表示の初めの単語（“A 浅”の“A”）は全体感度を、次の単語（“A 浅”の“浅”）は深い部分の感度を表します。全体感度は、“-2, -1, A, +1, +2”の５ステップとなっており、通常は“A”の設定で使用します。感度をあげるときは＋側、感度をさげるときは－側の設定を使用します。深い部分の感度は、“浅, 深”の２ステップとなっており、探査対象物
が深度 10cm 以下の場合は“浅”、10cm 以上の場合は、“深”の設定を使用してください。
“A 浅”は、一般のコンクリート内にある深度 10cm 以下の鉄筋探査に適用した感度設定になっています。工場出荷時(初期設定に戻す)の感度は“A 浅”になります。
備考
y 探査後に感度設定を行うと、探査結果に対して感度変更を行います。
y 探査後に感度変更を行い再度探査を行った場合は、変更した感度設定値を破棄して装置設定の感度設定値に戻ります。装置設定の感度設定は4.11.2項を参照ください
y NJJ-200 アプリケーション起動時は、装置設定の感度設定値の感度で起動します。
装置設定の感度設定は4.11.2項を参照ください。

53

)

)

4.10. 画像処理アイコン
画像処理アイコンは、探査停止時の表示データに対して画像処理を設定します。
（測定を開始すると設定した値は破棄され、装置設定の画像処理設定値に戻ります。装置設定の画像処理設定は4.11.4項を参照ください）本装置がサポートしている画像処理は、4.10.1項
画像処理 を参照ください。
現在の設定は、画像処理アイコンに表示されます。画像処理に「固定表面波処理」が設定されている場合を図 4-14に示します。
画像処理を変更する場合は、［画像処理］アイコンをタップしてください。図 4-14に示す
画像処理設定画面が現れ、現在設定されている画像処理に●マークが表示されます。選択
したい画像処理をタップし、●マークを表示します。設定終了後、［OK］をタップしてください。メイン画面に戻り、画像処理を実行します。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、メイン画面に戻ります。
画像処理の詳細は4.10.1項～4.10.8項を参照ください。

1)画像処理アイコンをタップ

2)画像処理設定画面

図 4-14 画像処理設定

54

4.10.1. 画像処理
画像処理は、探査画像上に表示される探査対象物の判読を容易にするためのデータ処理です。本装置は、表 4-2 画像処理に示す画像処理をサポートしています。表 4-2 画像処
理に示すように３つのデータ処理は、探査中でも使用することができます。その他のデー
タ処理は、探査停止時のみ使用できます。また、ピーク処理は、設定されている画像処理を行ったあとのデータに対して行います。表 4-2 画像処理に示すよう、６つのデータ処理と組み合わせて使用できます。
探査停止時に行うデータ処理の設定方法は、4.10項画像処理アイコンを参照ください。探査中に行うデータ処理の設定は、4.11.4項装置設定：画像処理設定を参照ください。各画
像処理の詳細を次章より示します。
表 4-2 画像処理

画像データ処理
固定表面波処理
ユーザ表面波処理
減算処理
マニュアル表面波処理
平均波処理
ピーク処理
原画再生

探査時に
使用可能
✔
✔

ピーク処理
使用可能
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

55

参照先
4.10.2項固定表面波処理
4.10.3項ユーザ表面波処理
4.10.4項減算処理
4.10.5項マニュアル表面波処理
4.10.6項平均波処理
4.10.7項ピーク処理
4.10.8項原画再生

4.10.2. 固定表面波処理
固定表面波処理は、本装置内部に搭載している標準的な表面波データ(固定表面波データ)
を探査結果から減算するデータ処理です。
固定表面波処理により、コンクリート表面反射波による影響を取り除いた画像を得ることができます。
備考
y メモリーカードに保存するデータは、画像処理設定値及び使用した固定表面波データを含みます。本装置がメモリーカードからデータを読込む時は、データに保存されている画像処理設定値及び固定表面波データを使用して表示します。但し、次回探査を実行した時は、本装置に設定されている画像処理および固定表面波データを用います。

4.10.3. ユーザ表面波処理
ユーザ表面波処理は、あらかじめスマートフォンに登録した表面波を探査結果から減算するデータ処理です。スマートフォンに登録する表面波は、取得した探査データの中から減算したい測定点のデータを選択して設定します。ユーザ表面波処理では、実際の被探査コ
ンクリートの反射波データを取り除くことにより、固定表面波処理よりさらに正確に表面
反射波の影響を取り除くことができます。
スマートフォンに表面波の登録は、以下の手順で設定してください。
(1) 探査を実施するコンクリートにおいて本装置を用いて探査を行います。
(2) 探査結果画面上でユーザ表面波に登録する測定点へカーソルを移動させます。
埋設物からの反射波信号がなにも表示されていない地点を選択してください。
(3) 画像処理アイコンをタップし、画像処理設定画面を表示します。
(4) ユーザ表面波処理をタップし、●マークを表示し、「□現在のカーソル位置で処理する」をタップし、□にチェック(レ)を追加します。
(5) [OK]をタップすると「ユーザ表面波を登録(更新)しますか?/キャンセル OK」メッセージが表示しますので[OK]をタップします。([キャンセル]をタップすると画像処理設定画面に戻ります)(6) 「処理中・・・」メッセージ表示後、「ユーザ表面波を保存しました/OK」メッセー
ジが表示されます。[OK]をタップするとメイン画面に移行し、ユーザ表面波が登録されます。(画像処理アイコンに「ユーザ」を表示します)

56

)
)
3) 画像処理設定画面))2)処理ラインの選択)

1) 探査画面の取得

4)ユーザ表面波処理の選択

5)確認メッセージ
図 4-15 ユーザ表面波の登録

576) 登録終了メッセージ

備考
y メモリーカードに保存するデータは、画像処理設定値及び使用した固定表面波データを含みます。本装置がメモリーカードからデータを読込む時は、データに保存されている画像処理設定値及び固定表面波データを使用して表示します。但し、次回探査を実行した時は、本装置に設定されている画像処理および固定表面波データを用います。
y ユーザ表面波の登録は、メモリーカードから読込んだデータを使用することが可能です。データを読込み後、上記手順でユーザ表面波を登録ください。
y 登録したユーザ表面波に鉄筋などの信号成分を含む場合は、この信号成分の影響により表示画像にノイズが現れる場合があります。ノイズが現れた場合、探査データの中で埋設物からの反射信号成分ができるだけ見えない地点を選択し、ユー
ザ表面波を登録ください。

58

4.10.4. 減算処理
減算処理は、探査終了後の画面で、図 4-16 1)のように深度約 20cm 以上の高深度領域にある横縞状の反射波を取り除くために使用します。
減算処理は、以下の手順で設定してください。

))(1) 探査を実施するコンクリートにおいて本装置を用いて探査を実行します。
(2) 探査結果画面上で減算処理する測定点にカーソルを移動します。
埋設物からの反射波信号がなにも表示されていない地点を選択してください。
(3) 画像処理アイコンをタップし、画像処理設定画面を表示します。
(4) 減算処理をタップし、●マークを表示し、「□現在のカーソル位置で処理する」をタップして□にチェック(レ)を追加します。
(5) [OK]をタップするとメイン画面に移行し、(2)で指定した測定点で減算処理を実行します。画像処理アイコンに「減算」を表示し、指定した測定点の距離目盛に「↓」を表示します。

))

1) 探査画面の取得

2)処理ラインの選択
図 4-16減算処理(1/2)

593) 画像処理設定画面

)4)減算処理処理の選択
5)減算処理結果表示
図 4-16 減算処理(2/2)
備考y 上記(4)の操作で「□現在のカーソル位置で処理をする」の□にチェックを入れずに[OK]をタップしても、「処理ポイントが指定されていません/OK」メッセージを表示し、処理が中断します。
y マニュアル表面波処理および減算処理(リアルタイムマニュアル減算処理を含む)を一度行ったデータは、再度処理を指定時に「□現在のカーソル位置で処理する」にチェックなしでも実行します。このときは、前回処理を行ったカーソル位置(距離目盛“↓”の印を表示)の反射波により行います。(カーソルの移動および再度
上記操作により、新たな測定点で減算処理を行うことができます。)
y リアルタイムマニュアル減算処理については｢3.4項大まかな判別方法(6)｣を参照
してください。
y マニュアル表面波処理と減算処理はほぼ同様の処理を行います。マニュアル表面
波処理は、指定した測定点の深度 0 から約 200mm までのデータを探査データから減算します。減算処理は指定した測定点の全てのデータを探査データから減算します。
y 減算処理はコンクリート壁裏側の反射波などを除去してしまうことがあります。
y マニュアル表面波処理については｢4.10.5項マニュアル表面波処理｣を参照してください。
y 処理ラインに鉄筋などの信号成分が含まれる場合は、この信号成分の影響を受けて探査データにノイズを表示する原因となります。

60

)
)

)

)

4.10.5. マニュアル表面波処理マニュアル表面波処理は、探査結果においてコンクリート表面付近からの反射の影響が取り除ききれないときに使用します。(エラー! 参照元が見つかりません。 1)参照)
マニュアル表面波処理は、探査終了後、1)のように深度約 20cm 以下の低深度領域にある
横縞状の反射波を取り除くために使用します。
マニュアル表面波処理は、以下の手順で設定ください。
(1) 探査を実施するコンクリートにおいて本装置を用いて探査を実行します。
(2) 探査結果画面上でマニュアル表面波処理する測定点へカーソルを移動します。
埋設物からの反射波信号がなにも表示されていない地点を選択してください。
(3) 画像処理アイコンをタップし、画像処理設定画面を表示します。
(4) マニュアル表面波処理をタップし、●マークを表示し、「□現在のカーソル位置で処理する」をタップし、□にチェック(レ)を追加します。
(5) [OK]ボタンを押すと探査画面に移行し、(2)で指定した測定点でマニュアル表面波処
理を行います。画像処理アイコンに「マニュ」を表示し、指定した測定点の距離目盛に「↓」を表示します。

1) 探査画面の取得

2)処理ラインの選択
3) 画像処理設定画面
図 4-17 マニュアル表面波処理(1/2)

61)4)マニュアル表面波処理の選択
5)処理結果表示
エラー! 参照元が見つかりません。 マニュアル表面波処理(2/2)
備考y 上記(4)の操作で「□現在のカーソル位置で処理をする」の□にチェックを入れずに[OK]をタップしても、「処理ポイントが指定されていません/OK」メッセージを表示し、処理が中断します。
y マニュアル表面波処理および減算処理(リアルタイムマニュアル減算処理を含む)を一度行ったデータは、再度処理を指定時に「□現在のカーソル位置で処理する」にチェックなしでも実行します。このときは、前回処理を行ったカーソル位置(距離目盛“↓”の印を表示)の反射波により行います。(カーソルの移動および再度
上記操作により、新たな測定点で減算処理を行うことができます。)
y リアルタイムマニュアル減算処理については｢3.4項大まかな判別方法(6)｣を参照
してください。
y マニュアル表面波処理と減算処理はほぼ同様の処理を行います。マニュアル表面
波処理は、指定した測定点の深度 0 から約 200mm までのデータを探査データから減算します。減算処理は指定した測定点の全てのデータを探査データから減算します。
y 減算処理はコンクリート壁裏側の反射波などを除去してしまうことがあります。
y マニュアル表面波処理については｢4.10.5項マニュアル表面波処理｣を参照してください。
y 処理ラインに鉄筋などの信号成分が含まれる場合は、この信号成分の影響を受けて探査データにノイズを表示する原因となります。

62

4.10.6. 平均波処理
平均波処理は、探査結果に生じる定常的な横縞状のノイズを低減する効果があります。
平均波処理は探査した全てのラインの平均波を算出し、探査データから求めた平均波を減算して表示する画像処理です。
但し平均波処理は壁厚等の一定深度に存在する連続した信号を除去してしまいますので御注意ください。
平均波処理は、以下の手順で設定ください。

)

)

)

(1) 探査を実施するコンクリートにおいて本装置を用いて探査を実行します。
(2) 画像処理アイコンをタップし、画像処理設定画面を表示します。
平均波処理をタップし、●マークを表示します。
(3) [OK]ボタンを押すと探査画面に移行し、平均波処理を行います。画像処理アイコンに「平均」を表示します。

1) 探査画面の取得

2) 画像処理設定画面

3) 処理結果表示

図 4-18 平均波処理

ご注意
y 平均波処理は定常的な横縞状のノイズ及び信号を除去します。従って、壁厚等の一定深度に存在する連続した信号を除去してしまいます。

63

4.10.7. ピーク処理
ピーク処理は探査データからリンギングを無くし、探査対象物(鉄筋)からの反射波のみを表示します。リンギングの影響で探査対象物の深度が分かりにくいとき等に使用してください。
ただし、コンクリートよりも比誘電率が低い対象物(空洞等)の探査には使用できません。
ピーク処理は固定表面波処理(リアルタイム自動表面波処理を含む)、平均波処理、減算処
理、マニュアル表面波処理、ユーザ表面波処理及び原画のそれぞれの処理結果に対して行
うことができます。
減算表処理結果に対するピーク処理の例を図 4-19に示します。

1)処理前

2) 処理後
図 4-19 ピーク処理644.10.8. 原画再生
画像処理結果を元に戻し、処理を加えない生データを表示する処理です。

1) 処理前2) 処理後
図 4-20 原画再生65

)

4.11. パラメータ設定
探査停止状態のときに、パラメータアイコン（図 4-1 ④）を長押しするとパラメータ設
定画面（図 4-21参照）に切り替わります。この画面に表示されるメニューを用い、探査時の比誘電率、感度等の各種パラメータ設定を行うことができます。画面をスクロールし、設定するメニューをタップすることで各設定画面に移行します。設定終了後、[メイン画面に戻る]ボタンをタップするとメイン画面に戻ります。

図 4-21 パラメータ設定画面

66

4.11.1. 装置設定：比誘電率設定
装置設定：比誘電率設定は、探査実施時に使用する被検査対象物の比誘電率を設定します。
(探査結果に対して設定する比誘電率設定は4.7項比誘電率設定アイコンを参照ください)
比誘電率の設定は、パラメータ設定画面（図 4-21 参照）の[非誘電率設定]メニューにより設定します。 設定可能な比誘電率値は、20.0〜20.0 です。
現在設定されている比誘電率は、[比誘電率設定]メニューの右側に表示されます。比誘電率が8.0 に設定されている場合、図 4-22のように表示されます。
図 4-22 比誘電率設定メニュー

設定を変更するには、[比誘電率設定メニュー]
をタップしてください。 図 4-23に示される
比誘電率設定画面が現れ、現在設定されている比誘電率が表示されます。
図 4-23 比誘電率設定画面

比誘電率の設定値（図 4-23に示される 8.0）をタップしてください。設定可能な比誘電率リストが現れます。表示されたリストをスクロールし、設定する比誘電率値をタップしてください。選択した比誘電率が画面に表示されていることを確認してください。設定終了
後、［OK］をタップするとパラメータ設定画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定画面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

67

4.11.2. 装置設定：感度設定
装置設定：感度設定は、探査実施時に使用する受信感度を設定します。(探査結果に対して設定する感度設定は4.9項感度アイコンを参照ください)
探査時の感度は、パラメータ設定画面（図 4-21 参照）の[感度設定]メニューにより設定します。設定可能な感度は、-2,浅、-1,浅、A,浅、 +1,浅 、+2,浅、 -2,深 、 -1,深、 A,
深、+1,深、+2,深です。
感度設定値の詳細は4.9.1項感度を参照ください。
現在設定されている感度は、[感度設定]メニューの右側に表示されます。感度が A 浅に設定されている場合、図 4-24のように表示されます。
図 4-24 感度設定メニュー

設定を変更するには、[感度設定]メニューをタップ
してください。図 4-25に示される感度設定(装置)
画面が現れ、現在設定されている感度に●マークを表示します。選択したい設定をタップし、選択した設定に正しく●マークが表示されていることを確認してください。 設定終了後、［OK］をタップしてください。パラメータ設定画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定画
面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

図 4-25 感度設定画面

68

4.11.3. 装置設定：表示レンジ設定
装置設定：表示レンジ設定は、探査実施時に使用する表示レンジを設定します。(探査結果に対して設定する表示レンジ設定は4.8項表示レンジアイコンを参照ください)
パラメータ設定画面（図 4-21 参照）の[表示レンジ]メニューにより設定します。設定可
能な表示レンジは、
「浅」
、
「標準」
、
「深」
、
「浅ワイド」、「標準ワイド」、「深ワイド」です。
表示レンジ設定値の詳細は4.8項表示レンジアイコンを参照ください。
現在設定されている表示レンジは、[表示レンジ]メニ
ューの右側に表示されます。表示レンジが標準に設定されている場合、図 4-26のように表示されます。
図 4-26 表示レンジメニュー

設定を変更するには、［表示レンジ］メニューをタップしてください。 図 4-27に示される表示レンジ設定(装置)画面が現れ、現在設定されている表示レンジに●マークを表示します。
選択したい設定をタップし、選択した設定に正しく●マークが表示されていることを確認してください。設
定終了後、［OK］をタップするとパラメータ設定画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定画面へ戻ります。
探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
図 4-27 表示レンジ設定画面

69

4.11.4. 装置設定：画像処理設定
装置設定：画像処理設定は、探査実施時にリアルタイムで実施する画像処理を設定します。
(探査結果に対して実施する画像処理設定は4.10項画像処理アイコンを参照ください)
パラメータ設定画面（図 4-21 参照）の[画像処理設定]メニューにより設定します。設定
可能な画像処理は、固定表面波処理、ユーザ表面波処理、原画の３つです。
備考
y 画像処理の説明は、各画像処理の詳細は以下の項目を参照ください。
固定表面波処理：4.10.2項固定表面波処理
ユーザ表面波処理：4.10.3項ユーザ表面波処理
原画：4.10.8項原画再生

現在設定されている画像処理設定は、[画像処理設定]メニューの右側に表示されます。画像処理が固定表面波処理に設定されている場合、図 4-28のように表示されます。
図 4-28 画像処理設定メニュー

設定を変更するには、［画像処理設定］メニューをタップしてください。 図 4-29に示される画像処理設定画面が現れ、現在設定されている画像処理が●マークで表示されます。
選択したい画像処理をタップし、選択した画像処理に正しく●マークが表示されていることを確認してください。 設定終了後、［OK］をタッ
プしてください。パラメータ設定画面に戻ります。入
力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定画面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
図 4-29 画像処理設定画面

70

4.11.5. 装置設定：表示カラー設定
装置設定：表示カラー設定は、探査実施時に B モードの表示色を設定します。 (探査結果に対して実施する表示カラー設定は4.5.1項表示カラー設定を参照ください)
パラメータ設定画面（図 4-21 参照）の[表示カラー設定]メニューにより設定します。 設
定可能な色は、カラー1、カラー2、カラー3、モノクロ 1、モノクロ 2 の 5 種類です。またそれぞれのカラーに対して絶対値階調及びオフセット階調があります。
現在設定されている表示カラーは、[表示カラー設定]
メニューの右に表示されます。表示カラーが絶対値表示
カラー1 に設定されている場合、図 4-30のように表示されます。
図 4-30 表示カラー設定メニュー

設定を変更するには、［表示カラー設定］メニューをタップしてください。図 4-31に示される表示カラー設定画面が現れ、現在設定されている表示カラーに●マークで表示されます。選択したい表示カラー設定をタップし、選択した設定に正しく●マークが表示されていることを確認してください。設定終了後、［OK］をタップしてください。パラメータ設
定画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。
設定は変更されず、パラメータ設定画面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

図 4-31 表示カラー設定画面71階調方式は、“絶対値”と“オフセット”の２種類の選択が可能です。
表 4-3に階調方式と表示カラーの関係を示します。
図 4-32に表示カラー：カラー1 の階調方式例を示します。
表 4-3 階調方式と表示カラーの関係
項目
絶対値

オフセット

左

カラー1/2

赤カラー3

赤モノクロ 1/2

黒

カラー1/2黒カラー3

黒モノクロ 1/2

白

センター
黄

黄

緑

青

黒

青

緑

黄

緑

青

黒

白

黒

青

緑

青

→

緑

→

黄

→

緑

白

緑

→

←
→
→

右

青
→

1) 絶対値表示白→灰

図 4-32 表示カラー：カラー1 の階調方式例

赤
黒

→
黄
→

2)オフセット表示

72

赤
黄

赤
→

赤
黒

4.11.6. 装置設定：装置向き設定
装置設定：装置向き設定は、本装置の進行方向に対してスマートフォン距離目盛りの表示
方向を設定します。設定可能な向きは左と右です。
表 4-4に装置進行方向と距離目盛り表示方向の関係を示します。
表 4-4装置進行方向と距離目盛り表示方向の関係
項目
装置進行方向前進
後進

スマートフォン距離目盛り表示方向
装置向き設定：左装置向き設定：右
画面左から右
画面右から左
画面右から左
画面左から右現在の設定は、[装置向き設定]メニューの右側に表示されます。左が設定されている場合は、図 4-33のように表示されます。
図 4-33 装置向き設定メニュー

設定を変更するには、[装置向き設定] メニューをタップしてください。タップするごとに設定が左と右を交互に切り替わります。 設定終了後、正しい設定になっていることを、[装置向き設定]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

73

4.11.7. 装置設定：表示単位設定
装置設定：表示単位設定は、探査実施時に探査画面に探査画面及びマーカリスト等に表示
する距離（水平方向）および深さ表示の単位を設定します。 (探査結果に対して実施する
表示単位設定は4.5.2項表示単位設定を参照ください)
パラメータ設定画面（図 4-21 参照）の[表示単位設定]メニューにより、探査画面及びカーソルマーカリスト等に表示する距離（水平方向）および深さ表示の単位を設定します。
設定可能な単位は、mm、cm、m、inch、nSec です。なお、nSec は、深さ単位のみに設定可能です。
現在設定されている表示レンジは、[表示単位設定]メニューの右に表示されます。表示単位設定が、距離単位：mm、深さ単位：mm に設定されている場合、図 4-34のように X:mm、
Y:mm と表示されます。X は距離単位を、Y は深さ単位を示します。
図 4-34 表示単位設定メニュー

設定を変更するには、［表示単位設定］メニューをタップしてください。 図 4-35に示される表示単位設定画面が現れ、現在設定されている表示
単位に●マークで表示されます。選択したい設定をタッ
プし、選択した設定に正しく●マークが表示されていることを確認してください。設定終了後、［OK］をタップするとパラメータ設定画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定画面へ戻ります。探査画
面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
図 4-35 表示単位設定画面

74

4.11.8. 装置設定：鉄筋位置通知
装置設定：鉄筋位置通知は、鉄筋アシスト機能の ON/OFF を設定します。鉄筋アシスト機
能は、探査中に本装置が探査データから自動マーカ機能を使用して、鉄筋位置の推定及びマーカを追加します。また、マーカと固定カーソルが重なった時にブザー及び前後の LED
で鉄筋の位置をお知らせする機能です。鉄筋アシスト機能の詳細は6.4項鉄筋検出アシス
ト機能を参照下さい。
現在の設定は、 [鉄筋位置通知]メニューの右側に表示されます。OFF が設定されている場合は、図 4-36のように表示されます。
図 4-36 鉄筋位置通知メニュー

設定を変更するには、[鉄筋位置通知] メニューをタップしてください。タップするごとに OFF と ON 設定が交互に切り替わります。設定終了後、正しい設定になっていること
を、[鉄筋位置通知]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
4.11.9. 装置設定：サウンド装置設定：サウンドは、探査開始や距離オーバーなどのスマートフォンが出力するサウン
ドの ON、OFF を設定します。
現在の設定は、 [サウンド]メニューの右側に表示されます。ON が設定されている場合は、図 4-37のように表示されます。
図 4-37 サウンドメニュー

設定を変更するには、[サウンド] メニューをタップしてください。タップするごとに OFFと ON 設定が交互に切り替わります。 設定終了後、正しい設定になっていることを、[サウンド]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
備考
y 装置設定：サウンドは設定を ON としても、スマートフォンの設定がマナーモード
等に設定している場合は音が鳴らなくなります。
y 装置設定：サウンドは設定を OFF としても、スマートフォンのタッチ操作音設定
が ON に設定している場合はタッチごとに音が鳴ります。

75

4.11.10.表示優先設定：比誘電率
表示優先設定：比誘電率は、スマートフォンのメモリーカードに保存した探査データを読み込む際、画面に表示する比誘電率設定値を装置設定：比誘電率の値、もしくは読み込む
探査データに保存された値のどちらにするか設定します。設定可能な比誘電率は装置(装置設定：比誘電率)もしくはファイル(読み込む探査データに保存された比誘電率)です。
現在の設定は、[比誘電率]メニューの右側に表示されます。ファイルが設定されている場合は、図 4-38のように表示されます。
図 4-38 表示優先設定：比誘電率メニュー

設定を変更するには、[比誘電率] メニューをタップしてください。タップするごとに装置とファイルの間で設定が交互に切り替わります。 設定終了後、正しい設定になっていることを、[比誘電率]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
4.11.11.表示優先設定：感度表示優先設定：感度は、スマートフォンのメモリーカードに保存した探査データを読み込
む際、表示する感度設定値を装置設定：感度設定の値、もしくは読み込む探査データに保存された値のどちらにするか設定します。設定可能な感度は装置(装置設定：感度設定)もしくはファイル(読み込む探査データに保存された感度設定値)です。
現在の設定は、[感度]メニューの右側に表示されます。ファイルが設定されている場合は、図 4-39のように表示されます。
図 4-39 表示優先設定：感度メニュー

設定を変更するには、[感度] メニューをタップしてください。タップするごとに装置とファイルの間で設定が交互に切り替わります。 設定終了後、正しい設定になっていることを、[感度]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

76

4.11.12.表示優先設定：表示レンジ
表示優先設定：表示レンジは、スマートフォンのメモリーカードに保存した探査データを読み込む際、表示する表示レンジ設定値を装置設定：表示レンジ設定の値、もしくは読み
込む探査データに保存された値のどちらにするか設定します。設定可能な感度は装置(装置設定：表示レンジ設定)もしくはファイル(読み込む探査データに保存された表示レンジ設定値)です。
現在の設定は、[表示レンジ]メニューの右側に表示されます。ファイルが設定されている場合は、図4-40のように表示されます。
図 4-40 表示優先設定：表示レンジメニュー

設定を変更するには、[表示レンジ] メニューをタップしてください。タップするごとに装置とファイルの間で設定が交互に切り替わります。 設定終了後、正しい設定になっていることを[表示レンジ]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
4.11.13.表示優先設定：表示カラー
表示優先設定：表示カラーは、スマートフォンのメモリーカードに保存した探査データを読み込む際、表示する表示カラー設定値を装置設定：表示カラー設定の値、もしくは読み
込む探査データに保存された値のどちらにするか設定します。設定可能な感度は装置(装置設定：表示カラー設定)もしくはファイル(読み込む探査データに保存された表示カラー設定値)です。
現在の設定は、[表示カラー]メニューの右側に表示されます。ファイルが設定されている場合は、図4-41のように表示されます。
図 4-41 表示優先設定：表示カラーメニュー

設定を変更するには、[表示カラー] メニューをタップしてください。タップするごとに装置とファイルの間で設定が交互に切り替わります。 設定終了後、正しい設定になっていることを、[表示カラー]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

774.11.14.表示優先設定：表示単位
表示優先設定：表示単位は、スマートフォンのメモリーカードに保存した探査データを読み込む際、表示する表示単位設定値を装置設定：表示単位設定の値、もしくは読み込む探査データに保存された値のどちらにするか設定します。設定可能な感度は装置(装置設
定：表示単位設定)もしくはファイル(読み込む探査データに保存された表示単位設定値)です。
現在の設定は、[表示単位]メニューの右側に表示されます。ファイルが設定されている場合は、図 4-42のように表示されます。
図 4-42 表示優先設定：表示単位メニュー設定を変更するには、[表示単位] メニューをタップしてください。タップするごとに装置とファイルの間で設定が交互に切り替わります。設定終了後、正しい設定になっていることを、[表示単位]メニュー右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
4.11.15.センサー設定：測定方式設定
センサー設定：測定方式は、本装置車輪の移動距離に応じて 2.5mm 単位で探査及び表示
する距離送りと車輪の移動距離に関係なく 50msec の一定時間で探査及び表示を行う時間
送りを設定します。
設定可能な測定方式は、距離(距離送り)と時間(時間送り)です。
現在設定されている測定方式は、[測定方式設定]メニューの右側に表示されます。測定方式に距離送りが設定されている場合は、図 4-43のように表示されます。
図 4-43 表示優先設定：測定方式設定メニュー

設定を変更するには、[測定方式設定] メニューをタップしてください。タップするごとに距離と時間の間で設定が交互に切り替わります。設定終了後、正しい設定になっていることを、[測定方式設定]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

78

4.11.16.センサー設定：LED 設定
センサー設定：LED 設定は、本装置側面及び前後に配置した LED の点灯/消灯を設定します。(LED の位置は図 1-2の⑪、⑫、⑰及び⑱を参照ください)
設定可能な LED 設定は、ON(点灯)と OFF(消灯)です。
現在設定されている測定方式は、[LED 設定]メニュ
ーの右側に表示されます。LED 設定に ON が設定されている場合は、図 4-44のように表示されます。
図 4-44 表示優先設定：LED 設定メニュー

設定を変更するには、[LED 設定] メニューをタップしてください。タップするごとに ONと OFF の間で設定が交互に切り替わります。設定終了後、正しい設定になっていることを、[LED 設定]メニューの右側の設定表示で確認してください。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
4.11.17.センサー設定：距離補正
センサー設定：距離補正は、センサー本体のタイヤ摩耗などにより生じる距離誤差を補正します。
距離補正方法は6.8項距離誤差補正方法を参照ください。
設定可能な距離補正値は-20～+20 です。
現在設定されている距離補正設定は、[距離補正設定]メニューの右側に表示されます。距
離補正設定に 0 が設定されている場合は、図 4-45のように表示されます。
図 4-45 表示優先設定：距離補正メニュー
設定を変更するには、[距離補正設定]メニューをタップしてください。図 4-46に示される
距離補正設定画面が現れ、現在設定されている距離補正設定値が表示されます。
距離補正の設定値（+0）をタップしてください。設定可能な距離補正リストが現れます。
表示されたリストをスクロールし、設定する距離補正値をタップしてください。選択した
距離補正値が画面に表示されていることを確認してください。設定終了後、［OK］をタップするとパラメータ設定画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定
画面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
図 4-46 距離誤差補正画面

79

4.11.18.装置設定：チャネル設定
装置設定：チャネル設定はセンサー本体とスマートフォン間で通信する無線 LAN のチャネルを設定します。詳細なチャネル設定方法は6.7項通信チャネル変更方法を参照ください。
設定可能なチャネル設定値は 0 から 11 です。
現在設定されているチャネル設定値は、[チャネル設定]メニューの右側に表示されます。
チャネル設定に 0 が設定されている場合は図 4-47のように表示されます。
図 4-47 チャネル設定メニュー
設定を変更するには、[チャネル設定]メニューをタップしてください。図 4-48に示される
チャネル設定画面が現れ、現在設定されているチャネル設定値が表示されます。
チャネル設定値（0）をタップしてください。設定可能なチャネルリストが現れます。表示されたリストをスクロールし、設定したいチャネル設定値をタップしてください。選択したチャネル値が画面に表示されていること確認してください。設定終了後、［OK］をタップするとパラメータ設定画面に戻ります。入
力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメー
タ設定画面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。
図 4-48 チャネル設定画面

80

4.11.19.その他：センサー選択
その他：センサー選択はスマートフォンと通信を確立し、操作するセンサー本体を設定します。
通信確立の詳細は、2.8項 スマートフォンとセンサー本体間の通信確立方法を参照ください。
設定はセンサー本体に割り当てられた SSID で行います。
現在設定されているセンサー選択設定は、[センサー設定]メニューの右側に表示されます。
センサー選択に SENSOR-12345 が設定されている場
合は、図 4-49のように表示されます。
図 4-49 センサー設定メニュー

設定を変更するには、[センサー選択]メニューをタップしてください。図 4-50に示されるセンサー設定画面が現れ、現在スマートフォン付近で電源が ON しているセンサー本
体の SSID が表示されます。
通信を確立し、操作をするセンサー本体の SSID をタップしてください。探査画面に戻り、通信初期設定を実施します。
通信が確立するとスマートフォン右下のアンテナマークが赤から緑に変わります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定画面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

図 4-50 センサー選択設定画面

81

4.11.20.その他：バージョン表示
その他：バージョン表示はスマートフォンで動作する NJJ-200 アプリケーションのバージ
ョンや、センサー本体のソフトウェアバージョンを表示します。また、センサー本体ソフ
トウェアアップデートを行います。
センサー本体のソフトウェアバージョンアップは6.9.2 センサー本体のソフトウェアバ
ージョンアップを参照ください。
バージョン確認は図 4-51に示す[バージョン管理]メニューをタップしてください。
スマートフォンがセンサー本体と無線 LAN 通信が確立していない時は、図 4-52 1)に示す
NJJ-200 アプリケーションのバージョンを表示します。センサー本体と無線 LAN 通信が確立しているときは、図 4-52 2)に示す NJJ-200 アプリケーションとセンサー本体ソフトウ
ェアのバージョンを表示します。[キャンセル]ボタンをタップするとパラメータ設定画面に戻ります。[更新]をタップすると、センサー本体のソフトウェアを変更します。
図 4-51 バージョン管理メニュー

1) 無線 LAN 未接続時

2)無線 LAN 接続時

図4-52 バージョン表示画面82

4.11.21.その他：初期設定に戻す
その他：初期設定に戻すは、すべての設定（距離補正は除く）
を初期設定(工場出荷時の設定)に戻すことができます。
標準設定に戻すには、図 4-53に示す[初期設定に戻す]メニュー
をタップしてください。
図 4-54のように「初期設定に戻します。よろしいですか/キャ
ンセル OK」メッセージを表示します。[OK]をタップすると全ての設定が初期設定に戻ります。[キャンセル]をタップすると、パラメータ設定画面に戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてください。

図 4-53 初期設定に戻すメニュー
図 4-54 初期設定に戻す画面

83

)

4.12. ファイル操作
ファイル操作は探査データをスマートフォンに搭載したメモリーカードに読出し・保存を行います。ファイル操作はファイル・印刷アイコン(図 4-1③参照)を長押しで表示する、
図 4-55に示したファイル操作画面で行います。
以降にファイル操作について記載します。

ファイル・印刷
ボタンを長押し

図 4-55 ファイル操作画面84)4.12.1. ファイルを開く
ファイル操作画面（図 4-55参照）の[ファイルを開く]メニューをタップすると、図 4-56に示すファイルを開く画面を表示します。ファイルを開く画面にスマートフォンに保存されているファイル一覧を表示し、選択したファイルをデータ読込み及び削除が出来ます。
データの読込みは、データを読込むファイル名をタップして選択してください。選択されたファイルは背景を青色で表示し、画面下にサムネイルを表示します。次に、画面下部の[読込み]ボタンをタップしてください。選択されたファイルのデータが読み込まれ、自動的に探査画面へ戻り、データを表示します。
データの削除は、削除するファイル名をタップして選択してください。選択されたファイルは背景を青色で表示し、画面下にサムネイルを表示します。次に、画面下部の [削除]
ボタンをタップしてください。
「削除してよろしいですか？/キャンセル OK」メッセー
ジを表示します。削除する場合は[OK]を、削除しない場合は、[キャンセル]をタップしてください。[OK]をタップした場合、ファイルが削除してファイルを開く 画面に戻ります。
[キャンセル]を選択した場合は、ファイルを削除せずにファイルを開く画面に戻ります。
フォルダ内のデータをすべて削除するときは、画面上の[フォルダ内データ削除]をタップしてください。
ファイルを開く画面からファイル操作画面に戻る場合は、[キャンセル] をタップしてください。
ファイルを開く画面の詳細は5.3項～5.7項をご参照ください。

ファイル名をタップ

図 4-56 ファイルを開く画面

85

4.12.2. 出力設定：保存／印刷設定
ファイル操作画面（図 4-55参照）の[保存/印刷設定]メニューをタップすると、図 4-58に示す保存/印刷画面を表示します。保存/印刷画面により探査データの出力先を設定することが出来ます。出力先はスマートフォン内メモリーカードにバイナリ形式でファイル保存、
テキスト形式でファイル保存、もしくはプリンタへ印刷のいずれかです。
現在設定されている出力先は、[保存／印刷設定]メニューの右に表示されます。バイナリ
形式でファイル保存が設定されている場合は、図 4-57 に示めすようにバイナリが表示され、プリンタへの印刷が設定されている場
合は、印刷が表示されます。
図 4-57 保存／印刷設定メニュー

設定を変更するには、[保存／印刷設定] メニューをタップしてください。 図 4-58に示
す 保存／印刷設定 画面が現れ、設定されている出力先が●マークで表示されます。
選択したい設定をタップして選択し、●マークが表示されていることを確認してください。設定終了後、[OK] をタップするとファイル操作画面へ戻ります。
操作を取り消す場合は、画面下に表示される[キャンセル] をタップしてください。設定は変更されず、ファイル操作画面へ戻ります。
図 4-58 保存／印刷設定 画面

ファイル出力の詳細は、5項外部への出力方法を参照してください。

864.12.3. 出力設定：フォルダ設定ファイル操作画面（図 4-55 参照）の[フォルダ設定]メニューをタップすると、図 4-60に示すフォルダ設定画面を表示します。フォルダ設定画面により探査データを制御するス
マートフォン内メモリーカード保存先フォルダが設定できます。設定できる出力先フォル
ダは Data1～Data10 です。
現在設定されているフォルダ番号は、[フォルダ設
定]メニューの右側に表示されます。Data1 が設定されている場合、図 4-59のように表示されます。
図 4-59 フォルダ設定メニュー

設定を変更するには、[フォルダ設定] メニューをタップしてください。 図 4-60に示されるフォルダ設定画面が現れ、設定されている出力先フォルダ●マークで表示されます。
選択したい設定をタップし選択し、●マークが表示されていることを確認してください。設定終了後、[OK] をタップしてください。ファイル操作画面に戻ります。操作を取り消す
場合は、画面下に表示される[キャンセル]をタップしてください。設定は変更されず、ファイル操作画面に戻ります。現在の設定を[フォルダ設定]メニューの右側の設定表示で確認
してください。

図 4-60 フォルダ設定画面

備考
y Data1～Data10 の 10 個のフォルダは、NJJ-200 アプリケーションを起動するときに自動で作成されます。
y スマートフォン内メモリーカードに Data1～Data10 が見つからない場合は、自動で Data1〜Data10 が作成されます。
y 探査データの保存/読込みについては5項外部への出力方法を参照ください。

87

4.12.4. 出力設定：データ番号設定
ファイル操作画面（図 4-55 参照）の[データ番号設定]メニューをタップすると、図 4-62に示すデータ番号設定画面を表示します。データ番号設定画面により探査データのデータ
番号を設定することが出来ます。設定できる番号は、0〜999 です。データ番号は、デー
タ保存するファイル名に使用され、データを保存・印刷する度に番号が 1 つ増加します。
現在設定されているフォルダは、[データ番号設定]メニューの右側に表示されます。デー
タ番号が 1 に設定されている場合、図 4-61のように表示されます。
図 4-61 データ番号メニュー

設定を変更するには、[データ番号設定] メニューをタップしてください。 図 4-62に示されるデータ番号設定画面が現れ、設定されているデータ番号が表示されます。
データ番号（図 4-62の例では、001）をタップすると設定可能なデータ番号リストが現れます。 表示されたリストをスクロールし、設定したいデータ番号をタップしてください。
選択したデータ番号が画面表示されていることを確認してください。設定終了後、［OK］をタップするとファイル操作画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、ファイル操作画面へ戻ります。
図 4-62 データ番号設定画面

備考
y データを取り直したい場合、データ番号を変更するとデータの管理が楽になりま
す。

88

)

4.13. マーカ操作
マーカ操作は表示している探査データに追加するマーカの設定、追加されているマーカのリスト一覧表示及び自動検出等を行います。マーカ操作はマーカアイコン(図 4-1②参照)
を長押しで表示する、図 4-63に示したマーカ操作画面で行います。
以降にマーカ操作について記載します。

マーカアイコンを長押し

図 4-63 マーカ操作画面

4.13.1. マーカ非表示
マーカ操作画面（図 4-63参照）の[マーカ非表示]メニューをタップすると、探査データに追加したマーカを一時的に非表示とします。再度画面をタップするとマーカを再表示します。マーカにより隠れている画面を確認するときに使用します。
マーカ非表示は図 4-64に示す[マーカ表示]メニューをタップすることにより行います。
[マーカ表示]メニューをタップするとメイン画面に移行し、マーカ非表示の探査データを表示します。再度画面をタップするとマーカを再表示します。
図 4-64 マーカ非表示メニュー

89)4.13.2. マーカリスト表示/非表示
マーカ操作画面（図 4-63参照）の[マーカリスト表示/非表示]メニューをタップすると、探査画面下に表示しているマーカリスト欄を表示/非表示します。
探査データを広く見る時は非表示に、マーカ座標を確認する時は表示に設定してください。
図 4-65 1)に示すように[マーカリスト表示]リストをタップするとメイン画面に移行し、画面下にマーカリストを表示します。
図 4-65 2)に示すように[マーカリスト非表示]メニューをタップするとメイン画面に移行
し、画面下のマーカリストを非表示とします。

マーカリスト表示をタップ

1)マーカリスト表示)

マーカリスト非表示をタップ

2)マーカリスト非表示
図 4-65 マーカリスト表示/非表示

904.13.3. マーカ設定：マーカリスト詳細表示
マーカ操作画面（図 4-63参照）の[マーカリスト詳細]メニューをタップより、図 4-66に示すマーカリスト詳細画面を表示します。マーカリスト詳細画面は探査画面に表示しているマーカの座標、ピッチ等のマーカ座標に関する詳細情報を表示します。
探査画面にマーカが登録されていない場合は、図 4-67に示す「マーカは登録されていま
せん/OK」メッセージを表示します。この場合は[OK]をタップしてください。メイン画面に移行します。
以降にマーカリスト詳細表示について記述します。

(4)グループ内マーカ(1)グループ選択

全消去ボタン(2)マーカ解析欄(3)マーカ座標欄(5)OK ボタン

図 4-66 マーカリスト詳細画面

図 4-67 マーカ登録が無い場合

91

(1) グループ選択
マーカ詳細画面に表示するマーカグループを選択します。設定されているマーカグル
ープは●マークで表示されます。選択するグループ番号をタップし、●マークを表示
してください。グループ番号をタップすることによりマーカ詳細画面は選択したマーカグループの詳細情報を表示します。
(2) マーカ解析欄
マーカ解析欄は探査データに登録したマーカ数、深さの平均、最小、最大値及びピッチ(マーカの間隔)の平均、最小、最大値を表示します。
マーカが一つしか登録されていない時はピッチに「－」を表示します。
(3) マーカ座標欄
マーカ座標欄は探査データに登録したマーカの距離、深さ及びピッチを表示します。
ピッチはマーカID 番号の小さい距離から次のID の距離を引いた絶対値で表示します。
マーカ座標欄は上下にスクロールして表示します。
(4) グループ内マーカ全消去ボタン
グループ内マーカ全消去ボタンは登録しているグループのマーカを探査データからすべて消去するボタンです。[グループ内マーカ全消去]ボタンをタップすると図 4-68に示す「グループ内の全てのマーカを消去します/キャンセル OK」メッセージを表示します。[OK]をタップすると登録しているグループのマーカをすべて消去します。
削除を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。マーカは消去されず、マーカ座標詳細画面へ戻ります。

図 4-68 グループ内マーカ全消去(5) OK ボタン
OK ボタンはマーカリスト詳細画面を終了するボタンです。[OK]をタップすると探査画面に移行します。

92

4.13.4. マーカソート
マーカ操作画面（図 4-63参照）の[マーカソート]メニューをタップすると、図 4-69に示すマーカソート画面を表示します。マーカソートは探査画面に登録したマーカ ID 番号を連番に振りなおします。マーカソートの使用方法は6.6項マーカソート使用例をご参照く
ださい。
マーカソートは探査開始地点(距離0点)から探査終了地点方向に番号をそろえる[昇順]と、探査終了地点から探査開始地点(距離 0 点)に番号をそろえる[降順]から選択できます。[昇順]もしくは[降順]をタップして番号をそろえる向きを選択して●マークを表示してください。
[OK]をタップするとマーカをソートします。ソートを取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。マーカはソートされず、メイン画面へ戻ります

図 4-69 マーカソート画面

4.13.5. 自動検出
マーカ操作画面（図 4-63参照）の[自動検出]メニューをタップより、図 4-70に示す自動検出画面を表示します。自動検出は探査後のデータから鉄筋の位置を本装置が推定し、探査画面にマーカを追加する機能です。自動検出の使用方法は6.3項自動検出機能を参照ください。
自動検出は探査開始地点(距離 0 点)から探査終了地点方向に検出する [初めから検出]と、探査終了地点から探査開始地点(距離0点)に検出する[終わりから検出]から選択できます。
[初めから検出]もしくは[終わりから検出]をタ
ップして鉄筋を検出する方向を選択して●マー
クを表示してください。[OK]をタップすると鉄筋検出を行います。自動検出を取り消したい場
合は、［キャンセル］をタップしてください。自動検出せずに、メイン画面へ戻ります

図 4-70 自動検出画面93

4.13.6. マーカグループ設定
マーカ操作画面（図 4-63参照）の[マーカグループ設定]メニューをタップより、図 4-71に示すマーカグループ設定画面を表示します。マーカグループ設定は探査結果に登録する
マーカのグループを設定します。
マーカグループはグループ 0、グループ 1 及びグループ 2 から選択できます。
グループ 0 はマーカ ID を 1～99、グループ 1 は 101～199、グループ 2 は 201～299 が割り当てられています。
マーカグループの設定は選択したいグループをタップし、●マークを表示してください。
設定終了後、[OK] をタップしてください。メイ
ン画面に戻ります。操作を取り消す場合は、[キャンセル]をタップしてください。設定は変更されず、メイン画面に戻ります。現在の設定を確認する場合は、再度[マーカ]アイコンを長押ししてマーカ設定画面を表示してください。マーカ設定画面の左上に現在設定されているマーカ
グループを表示します。
図 4-71 マーカグループ設定

94

5.

外部への出力方法

本装置の外部出力は、スマートフォン内のメモリーカードに探査データ保存と、専用プリ
ンタ(オプション)に印刷の 2 種類があります。
下記項目にそれぞれの使用方法を説明します。
5.1. スマートフォンメモリーカードへ保存
本装置は、スマートフォン内のメモリーカードに探査結果をデータとして保存することができます。データ保存の形式には、バイナリ形式とテキスト形式の 2 種類があります。
ご注意
y スマートフォンにメモリーカードの取り付け、取り外しは必ずスマートフォンの電源を切った状態で行ってください。

5.1.1. バイナリ形式
バイナリ形式のデータフォーマットは、以下に示す 3 部構成となっています。
ヘッダ部(アスキーデータ)＋データ部(バイナリデータ)＋マーカ部
ヘッダ部は探査データの設定情報(日時、探査パラメータ、探査データサイズなど)を保存します。
データ部はデータ属性及び探査データを保存します。
マーカ部は探査データに追加されたマーカの距離、深さ座標を保存します。

95

(1) ヘッダ部
ヘッダ部の構成と、各項目の内容を表 5-1に示します。
表 5-1ヘッダ部の構成

ヘッダ部例
Model ,NJJ-200
Ser No. ,ED12345
Data ,2013/11/07
Time ,11:23
DataNo ,2
X Data size ,200
Y Data Size ,768
X Scale ,0
X Adjust ,0
Y Scale ,8.0
Sencitivity ,2ViewRange ,1Processing ,0Pｒｃｓ as MS ,0Processing Line ,0Peak ,0Color ,0Tire Op ,0
Handle ,1
Direction , 0
X Pitch ,2.5
XUnit ,0YUnit ,0Marks ,0END,0ヘッダ部の内容
機種識別データ
センサー本体製造番号
探査実施年月日探査実施時間
データ番号
測定ライン数1 ラインあたりのデータポイント数 768(固定値)測定方式 0：距離送り/1：時間送り
距離補正値
比誘電率設定値
感度設定値 0：-2 浅/1：-1 浅/2：A 浅/3：+1 浅/4：+2 浅/5：
-2 深/6：-1 深/7：A 深/8：+1 深/9：+2 深
表示レンジ 0：浅/1：標準/2：深/3：浅 W/4：標準 W/5：深 W
画像処理 0：固定表面波処理/1：平均波処理/2：減算処理/
3：マニュアル表面波処理/4：ユーザ表面波処理/5：原画
画像処理 予備 0：固定表面波処理/1：平均波処理/2：減算処理/3：マニュアル表面波処理/4：ユーザ表面波処理/5：原画
減算処理ライン 0：設定なし/1～6000：処理ライン番号
ピーク処理 0：OFF/1：ON
表示カラー0：カラー1 絶対値/1：カラー2 絶対値/2：カラー3
絶対値/3：モノクロ 1 絶対値/4：モノクロ 2 絶対値/5：カラー
1 オフセット 6：カラー2 オフセット/7：カラー3 オフセット/8：
モノクロ 1 オフセット/9：モノクロ 2 オフセット
予備設定値 0(固定値)
操作向き設定 0:右/1：左探査方向 0：前進/1：後進
距離測定ピッチ 2.5(距離補正値により変化)
距離単位 0：mm/1：cm/2：m/3：inch
深さ単位 0：mm/1：cm/2：m/3：inch/4：nsec
マーカ数 0～296
ヘッダー部終了データ

96(2) データ部
探査データは 1 ラインデータの集合体として構成されています。
1 ラインのデータは、768 ポイントの固定長です。
1 ラインは以下に示す構成となります。
ラインヘッダ 1 ポイント＋探査データ 768 ポイント＝769 ポイント
ラインヘッダは、ラインの属性を表します。表 5-2にラインヘッダ識別一覧を示します。
表 5-2ラインヘッダ識別一覧

No.

データ名

1
2
3
4
5

固定表面波データ
ユーザー表面波データ
減算ラインデータ
探査データ
アンテナマーカ付き探査データ

ラインヘッダ
コード
-1
-2
-3
0
1

データは受信信号の振幅レベル(電圧値)を 16 ビット AD 変換した値です。
データ 1 ポイントの数値は-32768～32767 になります。
備考
y バイナリ形式は、テキスト形式に比べてデータ容量が少ないので、スマートフォ
ンのメモリーカード容量を節約することができます。
y 保存データは、本装置が受信した生データ（原画）です。画像処理をしたデータ
ではありません。画像処理データはヘッダ部及びラインヘッダにより作成してください。

(3) マーカ部
マーカ部は探査画面に追加したマーカのデータです。
マーカデータは以下の構成となります。
マーカ ID 番号,ライン番号,深さポイント
探査データにマーカを追加していないときはマーカ部を省略します。

97

5.1.2. テキスト形式
テキスト形式のデータフォーマットは、バイナリ形式の構成と同様です。
バイナリ形式との違いは、全データをアスキーデータとしている点です。
(1) ヘッダ部
ヘッダ部の構成は、バイナリ形式のヘッダ部と同一です。
ヘッダ部の詳細は5.1.1項(1)バイナリ形式のヘッダ部をご参照ください。
(2) データ部
テキスト形式のデータ部は、バイナリ形式での出力データに対して、1 ポイントをアスキー形式に変換して、[0x0D][0x0A](CR,LF)を付加して出力しています。
データ部の詳細は5.1.1項(2)バイナリ形式のデータ部をご参照ください。
備考
y バイナリ形式は、テキスト形式に比べてデータ容量が少ないので、スマートフォ
ンのメモリーカード容量を節約することができます。
y 保存データは、本装置が受信した生データ（原画）です。画像処理をしたデータ
ではありません。画像処理データはヘッダ部及びラインヘッダにより作成してください。

(3) マーカ部
マーカ部の構成は、バイナリ形式のマーカ部と同一です。
マーカ部の詳細は5.1.1項(3)バイナリ形式のマーカをご参照ください。

985.2. 探査データの保存
スマートフォンのメモリーカードに探査データを保存する手順を以下に示します。
(1) 探査データ保存形式の設定
探査データの保存形式は[ファイル・印刷]アイコンの長押しで表示する、ファイル操作画面で行います。ファイル操作画面の[保存/印刷設定]メニューをタップし、保存/印刷設定画面内の[バイナリ]もしくは[テキスト]を設定します。
設定方法の詳細は、4.12.2項出力設定：保存／印刷設定をご参照ください。
(2) 保存先フォルダの設定
探査データを保存するメモリーカードのフォルダは[ファイル・印刷]アイコンの長押しで表示する、ファイル操作画面で行います。ファイル操作画面の[フォルダ設定]メニューをタップし、フォルダ設定画面内の[Data1]～[Data10]から設定します。
設定方法の詳細は、4.12.3項出力設定：フォルダ設定をご参照ください。
(3) データ番号の設定
保存する探査データのデータ番号は[ファイル・印刷]アイコンの長押しで表示する、ファイル操作画面で行います。ファイル操作画面の[データ番号設定]メニュ
ーをタップし、データ番号画面内の[000]]～[999]から設定します。
データ番号は探査データを保存すると自動的にカウントアップします。
設定方法の詳細は、4.12.4項出力設定：データ番号設定をご参照ください。
(4) 探査データの保存
探査データの保存は、探査終了後に[ファイル・印刷]アイコンをタップします。
探査データは、スマートフォン内メモリーカードの NJJ200 フォルダにある、(2)で指定したフォルダに出力されます。
保存したデータのファイル名は、以下のようになります。
B 0 1 0 11 3 4 5 _ 0 0 1 . H S D
ハンディサーチ用拡張子
データ番号
探査月日時分
保存形式：バイナリ形式は[B]、テキスト形式は[T]を表記します。

99)(5) 保存データの確認
保存した探査データの確認は[ファイル・印刷]アイコン長押しで表示する、ファイル操作画面で行います。ファイル操作画面の[ファイルを開く]メニューをタップして表示するファイルを開く画面内に、保存したデータのファイル名が表示されます。また、本画面は保存したデータのサムネイル表示、探査データの読込み、探査データの削除及びフォルダ内のデータ削除を行うことができます。
ファイルを開く画面の詳細は5.4項～5.7項をご参照ください。

図 5-1 保存データの確認

ご注意
y 本装置はメモリーカードの空き容量が 2MB 未満の場合、データの保存を実行しても「保存できませんでした/OK」のメッセージを表示してデータの保存を中止します。不要データを削除、もしくは空き容量の多いメモリーカードに変更して再度探査及びデータの保存を実施してください。
y 一つのフォルダに保存できるファイル数は約 21800 個です。フォルダに保存できるファイル数を超えた時は、ファイル保存時に「データが保存できませんでした」
メッセージを表示してデータ保存を中止します。不要なデータを削除してから再度保存を実施してください。

100

備考
y 本装置は探査距離に制限がありません。但し、メモリーカードに保存する探査データは測定停止点から 15m までです。
y メモリーカードに保存する探査データは、保存を実行する時に画面表示している
設定値を保存します。
5.3. 保存データ制御
保存したデータの制御はファイルを開く画面により行います。
ファイルを開く画面は、サムネイル表示、探査データの読込み、探査データの削除及びフォルダ内のデータ削除を行うことができます。
ファイルを開く画面は、[ファイル・印刷]アイコン長押しで表示するファイル操作画面の[ファイルを開く]メニューをタップして表示します。
以降にファイルを開く画面の各機能について以下に示します。

)

ご注意
y フォルダにファイルを大量に保存すると、ファイルを開く画面に移行する時間が長くなります。この時は「ファイルリスト作成中・・・/キャンセル」メッセージを表示します。(移行時間はスマートフォン及びメモリーカードの種類により異なりますが、ファイル 1000 個で約 1 分、21844 個で約 7 分です。)

)

(長押し)

図 5-2 ファイルを開く画面

101

)

5.4. 保存データのサムネイル表示
ファイルを開く画面においてファイル名をタップすると、ファイル名の背景が青となり保存データの探査結果をサムネイル表示部に簡易的に表示します。
このサムネイル表示により保存したデータの画像を簡易的に確認することができます。
サムネイルの表示カラーは4.5.1項表示カラー設定もしくは4.11.5項装置設定：表示カラー
設定で設定した色で表示します。

サムネイル

図 5-3 保存データのサムネイル表示

ご注意y サムネイルは、選択した保存データの一部をイメージとして表示します。(距離方向：1m、深さ方向：表示レンジ「標準」、画像処理：固定表面波処理を表
示します)

102

5.5. 保存データの読込み方法
保存データの読込みは、ファイルを開く画面でファイル名をタップして読込むファイルを選択(ファイル名の背景が青となります)後、[読込み]ボタンをタップして行います。
[読込み]ボタンをタップすると、メイン画面に移行して「○ファイル読み込み中」メッ
セージを表示します。
メッセージが消えると保存データの読込みは終了です。
ファイルを開く画面移行前に保存していないデータ及び読み込みデータがメイン画面にある場合は、「保存されていない測定データは消去されます/キャンセル OK」メッセージが表示されます。[OK]をタップすると読込を行います。[キャンセル]をタップすると読込を中止し、ファイルを開く画面に戻ります。
(図 5-4参照)

メイン画面に保存していないデー
タ及び CF 読込データがない場合))

メイン画面に保存していないデー
タ及び読込んだデータがある場合[読込み]ボタンをタップ

図 5-4 保存データの読込み方法

103[OK]をタップ読込んだ探査データの各設定値は、探査データファイル内の設定もしくは現在の本装置設定で表示します。読み込んだ探査データの設定は4.11.10～4.11.14項を参照してください。
備考y ファイルを開く画面でファイルを選択しないで[読込み]ボタンをタップした時は、「ファイルが選択されていません。/OK」メッセージが表示されます。[OK]タップ
するとファイルを開く画面に戻ります。
y 読込んだ探査データからユーザ表面波データの登録ができます。この時、登録したユーザ表面波データは装置に記録され、次回探査開始から登録したユーザ表面
波が適用されます。ユーザ表面波の登録は、4.10.3項ユーザ表面波処理を参照してください。

))

5.6. 保存データの削除方法
保存データの削除は、ファイルを開く画面でファイル名をタップして削除するファイルを選択(ファイル名の背景が青となります)後、[削除]ボタンをタップして行います。
[削除]ボタンをタップすると、「(ファイル名)/削除してもよろしいですか?/キャンセル
OK」メッセージを表示します。[OK]をタップするとファイルを削除し、ファイルを開く画
面に戻ります。[キャンセル]をタップすると削除を中止し、ファイルを開く画面に戻ります。

[OK]をタップ[削除]ボタンをタップ

図 5-5 保存データの削除方法

104

5.7. フォルダ内の全データ削除
フォルダ内の全データ削除は設定されているフォルダ内の全ファイルを削除します。
フォルダ内の全データ削除は、ファイルを開く画面で[フォルダ内データ削除]ボタンをタップして行います。
[フォルダ内データ削除]ボタンをタップすると、「(フォルダ名)/削除してもよろしいですか?/キャンセル OK」メッセージを表示します。[OK]をタップするとフォルダ内すべてのファイルを削除し、ファイル操作画面に戻ります。[キャンセル]をタップすると削除を中止し、ファイルを開く画面に戻ります。
[OK]をタップ[フォルダ内データ削除]))

ボタンをタップ

図 5-6 フォルダ内の全データ削除

ご注意
y フォルダ内データ削除は設定したフォルダ内にある全てのファイルを削除します。
y ファイルを削除後にスマートフォンをスマートフォンアプリ更新用ケーブ
ルにより MTP モードで PC と接続した場合、削除したファイルがスマートフォ
ンのキャッシュに残り PC 上に表示されることがあります。この時は、スマー
トフォンのキャッシュを削除(本体設定－ストレージ－キャッシュデータをタップして削除)する、もしくは PC とカードリーダーモードで接続してください。

105

5.8. プリンタ出力
スマートフォンは探査データをオプションプリンタに、Bluetooth 通信を使用して簡易印刷します。スマートフォンでオプションプリンタを使用する場合は、NJJ-200 アプリケー
ションを起動する前に、プリンタの準備及びスマートフォンの準備が必要です。
以下に探査データをオプションプリンタに印刷する準備及び手順を記載します。
y Bluetooth 通信における注意事項
本装置の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・
医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア
無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
1. 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては13項お問い合わせおよび修理依頼の連絡先までお問い合わせください。

5.8.1. プリンタの準備
スマートフォンからオプションプリンタに Bluetooth 通信を行うために、プリンタ内部ソ
フトウェアスイッチの設定を行います。
プリンタの設定方法を以下に示します。
(1) プリンタをメニュー設定モードで起動とプリンタの設定内容印字
プリンタの用紙をセットした状態で、プリンタの[MENU]ボタンを押しながら電源スイッチを入れ,ERROR LED が消灯するまで長押しします。
POWER LED と STATUS LED が緑に点灯後、しばらくしてから以下に示す印字を開始
して STATUS LED の緑の点灯に切り替わります。
プリンタの設定内容は最後に実施しますので[FEED]ボタン(NO)を押してください。
PD-24 メニュー設定印字
YES：MENU ボタン
NO：FEED ボタン EXIT：MENU+FEED ボタン
プリンタの設定内容を印字を行いますか?
YES (M)NO (F)

106

(2) プリンタの初期化：未実施
以下に示す初期化のメッセージが印字されます。プリンタの初期化は実施しない
ため、[FEED]ボタン(NO)を押してください。
プリンタを初期化しますか？
YES を 3 秒間押してください。
YES (M)NO(F)(3) プリンタの設定変更：実施
以下に示すプリンタの設定変更メッセージが印字されます。プリンタの設定変更を行いますので[MENU]ボタン(YES)を押してください。
プリンタの設定内容を変更しますか？
YES(M)
NO(F)(4) プリンタ設定変更：なし
以下に示すプリンタ設定変更メッセージが印字されます。プリンタ設定変更を行いませんので[FEED]ボタン(NO)を押してください。
プリンタ設定YES(M)NO(F)EXIT(M+F)(5) システム設定変更：なし
以下に示すシステム設定変更メッセージが印字されます。システム設定変更を行いませんので[FEED]ボタン(NO)を押してください。
システム設定YES(M)NO(F)EXIT(M+F)(6) インタフェース設定変更：実施
以下に示すインタフェース設定変更メッセージが印字されます。インタフェース
設定変更を行いますので[MENU]ボタン(YES)を押してください。
インタフェース設定
YES(M)NO(F)EXIT(M+F)

107

(7) インタフェース選択
以下に示すインタフェース選択メッセージが印字されます。インタフェースにBluetooth を使用するので [MENU]ボタン(YES)を押してください。
インタフェース設定

Bluetooth
YES(M)
NO(F)(8) ケーブル自動認識設定
以下に示すケーブル自動認識設定メッセージが印字されます。ケーブルは特に使用しませんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
ケーブル自動認識設定

有効
YES(M)NO(F)(9) ケーブル ボーレート
以下に示すケーブル ボーレート設定メッセージが印字されます。ケーブルは特に使用しませんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
ケーブル ボーレート

9600
YES(M)

NO(F)(10) ケーブル データ長
以下に示すケーブル データ長設定メッセージが印字されます。ケーブルは特に使用しませんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
ケーブル データ長

8bit
YES(M)

NO(F)(11) ケーブル パリティ
以下に示すケーブル パリティ設定メッセージが印字されます。ケーブルは特に使用しませんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
ケーブル データ長なし
YES(M)

NO(F)108

(12) ケーブル ストップビット
以下に示すケーブル ストップビット設定メッセージが印字されます。ケーブルは特に使用しませんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
ケーブル ストップビット 1Bit
YES(M)

NO(F)(13) ケーブル フロー制御
以下に示すケーブル フロー制御設定メッセージが印字されます。ケーブルは特に使用しませんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
ケーブル フロー制御

XON/OFF
YES(M)

NO(F)(14) IrCZ ボーレート
以下に示す IrCZ ボーレート設定メッセージが印字されます。
IrCZ は特に使用しま
せんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
IrCZ ボーレート

9600
YES(M)

NO(F)(15) IrCZ ストップビット
以下に示す IrCZ ストップビット設定メッセージが印字されます。
IrCZ は特に使用しませんが、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
IrCZ ストップビット

1Bit
YES(M)

NO(F)(16) Bluetooth 通信モード
以下に示す Bluetooth 通信モード設定メッセージが印字されます。
Bluetooth 通信
設定は「BOND」を使用しますので、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
Bluetooth 通信モード

BOND
YES(M)

NO(F)109

(17) BOND 履歴削除
以下に示す BOND 履歴削除メッセージが印字されます。BOND 履歴を削除するので、[FEED]ボタン(NO)を押して有効にしてください。
BOND 履歴の削除

無効
YES(M)

NO(F)以下に示す BOND 履歴削除変更結果メッセージが印字されます。
BOND 履歴が有効となっているので、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
BOND 履歴の削除

有効
YES(M)

NO(F)(18) Bluetooth Inquriy
以下に示すBluetooth Inquriy設定メッセージが印字されます。
Bluetooth Inqurly
は Discoverable を設定するので、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
Bluetooth Inquriy

Discoverable
YES(M)
NO(F)(19) Bluetooth パスキー
以下に示す Bluetooth パスキー設定メッセージが印字されます。Bluetooth パス
キーはデフォルトを使用するので、[MENU]ボタン(YES)を押してください。
Bluetooth パスキー

デフォルト
YES(M)
NO(F)(20) プリンタの設定：EXIT
以下に示すプリンタ設定メッセージが印字されます。プリンタの設定を終了しまので、 [MENU]ボタンと[FEED]を同時に押して EXIT します。
プリンタ設定YES(M)NO(F)EXIT(M+F)

110

(21) プリンタの設定内容更新
以下に示すプリンタの設定内容更新メッセージが印字されます。プリンタの設定を更新しますので、 [MENU]ボタン(YES)を押します。STATUS LED が赤い点滅を行います。
プリンタの設定内容を更新しますか?
YES(M)
NO(F)(22) プリンタの設定内容を印字
STATUS LED が緑の点灯に変化し、以下に示すプリンタの設定内容印字メッセージが印字されます。プリンタの設定を印字しますので、 [MENU]ボタン(YES)を押します。
プリンタの設定内容の印刷を行いますか?
YES(M)
NO(F)以下に示すプリンタの設定内容が印字され、プリンタの電源が切断されます。尚、プリンタ設定内容において「*BD アドレス」の下四桁の数値はスマートフォンとBluetooth 通信を行う時のパスキーとして使用します。
必ず記録してください。
(下
記例では「E874」がパスキーとなります)
PD-24 セットアップインフォメーション
ROM バージョン：CP00-0701
2007-09-25
ブートバージョン：CPBT-0002
2005-02-14
ファームバージョン：CP00-07XX
2007-09-25
フォントバージョン：CP00XX01
2004-06-04
インタフェース：Bluetooth ＆ Cable Select*BD アドレス：00:01:90:E1:E8:74
・プリンタ設定用紙設定
感熱紙
Bluetooth
印字濃度
±０
パスキー
印字ピッチ
10CPI
文字コードセット
カタカナ
国際文字
日本
テキスト
無効
QR 分割モード
モード 1
編集速度
通常

111

・システム設定
省電力時間設定
リンクオフ
マーカ検出機能
返信制御
・インタフェース設定
インタフェース選択
ケーブル自動認識設定
ケーブル ボーレート
ケーブル データ長
ケーブル パリティ
ケーブル ストップビット
ケーブル フロー制御
IrCZ ボーレート
IrCZ ストップビットBluetooth 通信モード
BOND 履歴削除
Bluetooth Inquriy
Bluetooth パスキー

10 分
無効
無効
有効
Bluetooth
有効
9600
8Bit
なし
1Bit
XON/OFF
9600
1Bit
BOND
有効
Discoverable
デフォルト

メニュー終了(23) プリンタの電源投入
プリンタの電源を投入してください。しばらくすると STATUS LED が赤で点滅し、プリンタの電源が切断されます。

ご注意y 上記プリンタの設定後、スマートフォンと Bluetooth 通信でペアリングを行うことでプリンタは動作します。但し、他のスマートフォンでプリンタを制御する際は、再度上記のプリンタ設定を行う必要があります。

112

5.8.2. Bluetooth ペアリング
スマートフォンとプリンタは Bluetooth 通信を行います。通信を行うためにスマートフ
ォンの Bluetooth 通信を ON とし、プリンタとペアリングを行う必要があります。
スマートフォンの Bluetooth 通信設定及びプリンタとのペアリング方法の詳細は、スマートフォンの取扱説明書をご参照ください。以下に Bluetooth 通信設定及びプリンタとのペアリング方法例を示します。

))(1) プリンタの電源を投入します。
(2) スマートフォンの設定ボタンをタップし、[本体設定]をタップして設定画面を表示します。

図 5-7 設定画面

113

)

)

(3) [Bluetooth]をタップし、Bluetooth を[ON]とします。

図 5-8 設定画面)

(4) 使用可能なデバイスから[CITIZEN SYSTEMS]をタップします。

図 5-9 デバイスの選択

114

)

)

)

)

(5) Bluetooth のペア設定リクエスト画面において5.8.1項(22)で記録したパスキーを設定します。

図 5-10 パスキーの設定

図 5-11 ペアリングの実行

115

)

)

(6) [OK]をタップします。プリンタがペアリングされます。ホームボタンをタップしてホーム画面に戻ります。

)5.8.3. 探査データの印刷
探査データの印刷は、[ファイル・印刷]アイコンにより行います。
[ファイル・印刷]アイコンは事前に、[ファイル・印刷]アイコンの長押しで表示するファイル操作画面の[保存/印刷設定]メニューで[印刷]に設定してください。([ファイル・
印刷]アイコンがプリンタの形になります)
探査データの印刷は、[ファイル・印刷]アイコンをタップして行います。プリンタを検出後、印刷を開始します。印刷中は「印刷中/キャンセル」メッセージが表示されます。
[キャンセル]をタップすると、印刷を中断します。印刷が終了するとメッセージが消えます。
探査データの印刷は、メイン画面に表示されている場所から探査開始地点まで行います。
ファイルを読込んだデータは探査開始地点から表示するため、探査結果全てを印刷する
場合は探査終了地点までスクロールしてから印刷してください。

図 5-12 探査データの印刷

116

プリンタの電源が入っていない等でプリンタが検出できなかった時は、「プリンタと接続できませんでした/OK」メッセージを表示します。プリンタの電源を確認してください。
事前に Bluetooth 通信でプリンタとペアリングされていない時は、「プリンタがペアリングされていません。印刷を終了します。/OK」メッセージを表示します。アプリケーショ
ンを終了し、5.8.2項Bluetooth ペアリングを参照してペアリングを実施してください。

1)プリンタの電源 OFF

2)Bluetooth ペアリング未設定

図 5-13 印刷失敗例

ご注意
y プリンタは内部設定を実施する必要がります。必ず5.8.1項プリンタの準備を参照して設定してください。
y プリンタは NJJ-200 専用のプリンタです。他の装置(ハンディサーチシリーズ)
で印刷はできません。
y プリンタと Bluetooth 通信のペアリングは必ずスマートフォン 1 台に対してプ
リンタ 1 台としてください。スマートフォンは複数のプリンタから 1 台を指定することはできません。(ペアリングされたプリンタのうち、最初に検出したプリンタに印刷データを出力します)y プリンタは簡易印刷(白黒 16 階調)です。従って、スマートフォンの階調と一致しません。
y プリンタは簡易印刷です。印刷結果は探査データを間引いて出力しています。
従って、間引く位置にあるカーソルやマーカは表示する位置に移動します。(但し、カーソル座標やマーカ座標は変化しません)
y プリンタ用紙は指定の用紙を使用してください。

117

備考
y プリンタに関する詳細な項目は、プリンタの取扱説明書を参照してください。
y 印刷を行う範囲は探査開始地点(０ｍ)から表示画面までです。すべての探査デー
タを印刷する場合は探査画面をスクロールし最終探査画面を表示してから印刷してください。
y 探査方向(前進、後進)及び操作向き設定により印刷する方向が変化します。
y プリンタの印字速度はプリンタのバッテリー電圧が低くなると低下します。なるべく早めにバッテリーを交換してください。
y 印刷中もしくは印刷の開始時に「プリンターバッテリー電圧不足です。/OK」メッ
セージが表示された場合は、プリンタのバッテリー電圧が低下しています。プリンタの電源を OFF してバッテリーを充電もしくは充電済みのバッテリーに交換してください。
y 印刷中もしくは印刷の開始時に「プリンタに用紙がありません。プリンタの電源を OFF にして用紙を補充してください/OK」メッセージが表示された場合は、プリンタの用紙切れです。必ずプリンタの電源を OFF してプリンタ用紙を補充してください。(プリンタの電源を ON 状態で用紙交換をすると、次回の印刷が正常に動作しません。印刷をキャンセルしてプリンタの電源を OFF/ON してください)y 距離補正を 13 以上に設定して 10m 以上探査した結果を表示レンジワイド(浅 W、
標準 W、深 W)で印刷する場合は、印刷結果に一部見にくい場所が生じます。

118

6.

応用編

6.1. 比誘電率の設定法
比誘電率の設定は、かぶり厚さが既知な鉄筋や厚みがわかる壁を探査し、探査結果に表示
するかぶり厚さや壁厚を、実際のかぶり厚さや壁厚に合うように比誘電率を設定して行います。以下に厚みがわかる壁を探査した結果を使用した比誘電率の設定法を記載します。
(1) 壁の厚みを確認
壁の厚みを測定します。(図 6-1の例では 140mm になります)

図 6-1 壁の厚み確認

119

(2) 壁の探査装置の比誘電率設定値を「8.0」にして壁を探査します。(比誘電率設定方法は
4.11.1項装置設定：比誘電率設定を参照ください)
壁の反対側からの反射は、図 6-2に示すように横縞状に表示されます。
壁の反射位置に横カーソルを配置します。カーソル座標深さにカーソル位置の深度が表示されます。(図 6-2の例では 127mm となります)

壁からの反射は横壁の反射にカーソ

縞状に表示します

ルを配置しますカーソル位置の深度を表示します図 6-2 壁の厚み測定

120

)

(3) 比誘電率設定画面を表示[比誘電率設定]アイコンをタップし、比誘電率設定画面を表示します。
「カーソル深さ」に現在のカーソル深度を表示します。

現在のカーソル深度を表示します。

図 6-3 比誘電率設定画面

121

(4) 比誘電率の設定
比誘電率設定値をタップし、リストを表示します。壁の厚みよりカーソル位置の深度が大きい場合は、比誘電率設定値を現在の設定より大きくしてください。壁の厚みよりカーソル位置の深度が小さい場合は比誘電率設定値を現在の設定より小さくしてください。(リストは上下にスクロールが可能で、2.0～20.0 の範囲で設定できます)壁の厚みとカーソル位置の深度が一致する値に設定してください。

)

壁の厚みと一致するように設定

図 6-4 比誘電率の設定

122

)
)

(5) 装置設定：比誘電率設定に反映
次回探査から設定した比誘電率を反映するために、「□測定時の比誘電率とする」
をタップして□にチェック(レ)を追加します。チェックを入れることでパラメー
タ設定画面の「装置設定：比誘電率設定」も同時に設定値を登録します。
[OK]をタップして探査画面に移行すれば比誘電率の設定は終了です。

図 6-5 比誘電率の設定

ご注意
y 探査画面の比誘電率設定アイコンによる設定は、現在表示している探査データに対する設定項目です。従って、「□測定時の比誘電率とする」にチェック(レ)を入れずに[OK]をタップすると、現在表示している探査結果に設定した比誘電率が適用されますが、装置設定：比誘電率に適用されません。従って、次回測定時は装置設定：比誘電率に設定されている比誘電率に戻ります。

1236.2. 鉄筋の墨だし方法
本装置は前後にチョークガイドを装備しており、探査しながらコンクリートに鉄筋位置を墨だしできます。
墨だしは探査画面に表示された固定カーソルが鉄筋位置（B モード画面山形波形の頂点）に一致したところで行います。
以下に鉄筋の墨だし方法を記載します。
6.2.1. 前進探査
前進探査による墨だしは、後面チョークガイドを使用します。
鉄筋の墨だしは、固定カーソルに探査画面の鉄筋位置（B モード画面山形波形の頂点）に合わせ、後面チョークガイドに沿ってラインを引きます。

固定カーソルが探査画面の鉄筋位置に合わせます後面チョークガイドに沿ってラインを引きます
図 6-6 前進探査墨だし124

6.2.2. 後進探査
後進探査による墨だしは、前面チョークガイドを使用します。
鉄筋の墨だしは固定カーソルに探査画面の鉄筋位置（B モード画面山形波形の頂点）に合
わせ、前面チョークガイドに沿ってラインを引きます。
固定カーソルが探査画面の鉄筋位置に合わせます前面チョークガイドに沿ってラインを引きます

図 6-7 後進探査墨だし

備考
y 本装置はバックスクロール機能が搭載されています。墨だしは本装置を前後して鉄筋位置を確認できます。
y 本装置の連続探査距離は制限がありません。従って、探査距離を気にせずに墨だしができます。但し、データ保存距離及びバックスクロール可能距離は最終探査地点から 15m までとなります。

125

6.3. 自動検出機能
自動検出機能は、探査後のデータから鉄筋位置を装置が推定し、探査画面にマーカを追加する機能です。
本機能は簡単な現場（鉄筋ピッチが広く、浅い鉄筋）でマーカ追加作業の労力を大幅に削減できます。
尚、本機能の主な目的は上端筋のマーカ追加であるため、下端筋や空洞は正しく追加されません。また、かぶり厚さや鉄筋ピッチの影響等により、正しくマーカが追加されない場
合があります。
（概ね良好にマーカが追加される目安は、かぶり厚さ 100mm 以内、鉄筋ピッチ 75mm 以上です）
自動検出は以下の手順で実施します。
ご注意
y 自動検出は探査データから鉄筋を検出する目安となる機能です。従って、誤検
出・不検出を生じる場合があります。鉄筋の検出は再度探査データをご確認願います。また、本装置の探査結果を基に発生した、全ての事故(鉄筋、電気配
線管、ガス管切断等)に関し、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
y 自動検出は探査データ内のマーカグループ設定で指定したグループのマーカを全て消去してから実行します。自動検出実行前のマーカ情報が必要な場合は、探査データを保存してから実施してください。

備考
y 自動検出機能で検出できる鉄筋の数はマーカグループ 1 つにつき最大 99 個です。
マーカ数が 99 個を超えた場合は、探査データがその後継続していても、マーカの追加は行なわれません。
y 探査データへマーカの追加・削除は、自動検出実行後も可能です。また、追加・削除によるマーカ番号の不連続は、マーカソート機能で並べかえることが可能です。マーカソートは6.6項マーカソート使用例を参照してください。
y 測定方式が「時間送り」の場合、自動検出機能は鉄筋位置に正しくマーカを追加できません。
y 自動検出は、ごく浅い鉄筋は検出できません。
（かぶり厚さ約 1cm 以下）

126

)

(1) 探査データを取得もしくはメモリーカードから読み出し、マーカアイコンを長押します。

図 6-8 マーカアイコン長押し)(2) マーカ制御画面を表示します。[自動検出]メニューをタップします。

図 6-9 自動検出メニューをタップ127

(3) 自動検出画面が表示されます。追加するマーカのグループを確認してください。
グループを変更する場合は4.13.6項マーカグループ設定を参照して変更してください。
自動検出で使用するマーカグループを確認します図 6-10 マーカグループの確認))(4) 探査開始地点から検出する場合は[初めから検出]をタップして●マークを付けてください。探査終了地点から検出する場合は[終わりから検出]をタップして●マークを付けてください。

図 6-11 検出方向の設定

128

)

(5) 自動検出の実行は[OK]をタップしてください。自動検出を中止する場合は[キャンセル]をタップしてください。メイン画面に移行します。

図 6-12 自動検出の実行(6) 「○自動検出実行中」メッセージを表示します。

図 6-13 自動検出実行中

129

(7) 上記メッセージが消えると画面下に「自動マーカ検出終了」メッセージを表示と共にマーカが追加されます。メッセージはしばらくすると消えます。この時、カーソルはマーカ ID1 番の位置に移動します。

図 6-14 自動検出終了

備考
y 自動検出の実行時間は探査画像により変わります。探査距離の長いデータは、約10 秒かかります。
y 自動検出による鉄筋の検索結果及び位置(座標)は、検索方向により異なる場合が
あります。

130

(8) マーカが検出されなかった時は、画面下に「自動マーカ検出できませんでした」
メッセージを表示します。メッセージはしばらくすると消えます。

図 6-15 検出されなかった場合

131

6.4. 鉄筋検出アシスト機能
鉄筋アシスト機能は、探査中のデータから鉄筋の位置を本装置が推定し、探査画面にマーカを追加する機能です。また、追加されたマーカを固定カーソルに一致させると、鉄筋の位置をブザーと前面及び後面 LED で通知します。
本機能は簡単な現場（鉄筋ピッチが広く、浅い鉄筋）で、鉄筋の検出及び墨だし作業の労力を大幅に削減できます。
尚、本機能の主な目的は上端筋へのマーカ追加であるため、下端筋や空洞は正しく追加されません。また、かぶり厚さや鉄筋ピッチの影響等により、正しくマーカが追加されない
場合があります。
（概ね良好にマーカが追加される目安はかぶり厚さ 100mm 以内、鉄筋ピッチ 75mm 以上です）
自動アシスト機能は以下の手順で実施します。

ご注意
y 鉄筋検出アシスト機能は、探査データから鉄筋を検出する目安となる機能です。
従って、誤検出・不検出を生じる場合があります。鉄筋の検出は再度探査デー
タをご確認願います。また、本装置の探査結果をもとに発生した全ての事故(鉄筋、電配管、ガス管切断等)に関し、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

備考
y 鉄筋アシスト機能は、探査最終点から 1m 前までの探査データに対して鉄筋を検出します。
y 鉄筋アシスト機能で追加されたマーカは、探査終了すると自動的に消去します。
再度鉄筋を検出する場合は6.3項自動検出機能により行ってください。
y 測定方式が「時間送り」の場合、鉄筋アシスト機能は動作しません。
y 鉄筋アシスト機能は、ごく浅い鉄筋は検出できません。
（かぶり厚さ約 1cm 以下）

132

)

)

)

(1) パラメータ設定アイコンを長押しし、パラメータ設定画面に移行します。[鉄筋位置通知]メニューをタップし、鉄筋通知機能を[ON]とします。[メイン画面に戻る]
ボタンをタップし探査画面に移行します。

図 6-16 鉄筋位置通知機能を ON に設定(2) 探査を行います。

図 6-17 探査を実施

133

(3) 装置を 10mm 以上バックします。自動検出機能により鉄筋位置にマーカを追加します。
10mm 以上バック

図 6-18 装置を 10mm 以上バック(4) 固定カーソルとマーカを一致するとスマートフォンがブザーを鳴らし、後面 LEDが点滅して鉄筋位置を通知します。(後進探査時は前面 LED が点滅します)

鉄筋位置をブザーと LED 点滅
でお知らせ

図 6-19 鉄筋位置通知

134

(5) 鉄筋が検出されなかった時は、画面下に「自動マーカ検出できませんでした」メ
ッセージを表示します。メッセージはしばらくすると消えます。

図 6-20 鉄筋が検出されなかった時の例

備考
y 鉄筋アシスト機能は、鉄筋位置検出開始点に戻り、さらに先に進んで探査ができます。さらに探査を実施した後で 10mm 以上バックすることにより、再度鉄筋位置検出を行います。但し、前回検出した鉄筋位置のマーカは消去します。

135

)

6.5. 画面回転
画像回転アイコンをタップすることにより画面を 90 度回転し、探査結果を横向きで表示します。
横向き表示は、6m 以上の探査結果を 1 画面に表示できるため、床や天井などの配筋状況を把握することができます。

)

1)縦表示

2)横表示
図 6-21 画面回転

136

6.6. マーカソート使用例
マーカソートは、探査画面に追加したマーカの番号を探査開始地点から、もしくは探査終了地点から並べかえる機能です。
本機能は、マーカの追加や削除をした時に生じる、マーカ ID の不連続解消に有効です。
以下に、自動検出結果において未検出となった鉄筋に、マーカを追加したデータをマーカソートする例を示します。
ご注意y マーカソート実行後は、マーカ実行前の状態に戻すことができません。実行前の状態が必要な場合は、データを保存してからソートを行ってください。

備考y 同じ距離にあるマーカは、深度の浅いマーカから順に番号を並べかえます。
y マーカソート結果はマーカリストやマーカリスト詳細にも反映されます。

(1) 自動検出結果において未検出となった鉄筋にマーカ追加します。

1)自動検出後

2)マーカ ID6 を追加

図 6-22 自動検出後のマーカ追加

137

)

)

(2) [マーカ]アイコンを長押ししてマーカ制御画面を表示します。マーカ制御画面の[マーカソート]メニューをタップします。マーカソート画面を表示します。

図 6-23 マーカソート画面))(3) マーカを探査開始地点からソートする場合は[昇順]を、探査終了地点からソートする場合は[降順]をタップしてソートする方向に●を表示します。

1)昇順

2)降順

図 6-24 ソートする方向の設定

138

(4) [OK]をタップするとメイン画面に移行してマーカをソートします。[キャンセル]をタップするとソートを中止してメイン画面に戻ります。

1)昇順

2)降順
図 6-25 ソート結果

139

6.7. 通信チャネル変更方法
通信チャネルは、スマートフォンとセンサー本体間の無線 LAN 通信で使用するチャネルを設定します。
スマートフォンとセンサー本体間の無線LAN 通信が確立しない、もしくは切断が多い時は、
この通信チャネルを変更してください。
設定できるチャネルは 0 から 11 です。設定値 0 はチャネルをセンサー本体がランダムに設定します。(初期設定はこの 0 が設定されています)
1 から 11 はチャネル番号です。
チャネルはパラメータアイコン長押しで表示するパラメータ設定画面のチャネル設定メニューで設定します。
チャネル設定メニューをタップすると、図 6-26に示すチャネル設定画面が表示され、現在設定されている通信チャネルが表示されます。
通信チャネル設定値（図 6-26に示される 0）をタップしてください。設定可能な通信チャ
ネルリストが現れます。 表示したリストから設定する通信チャネル設定値をタップしてください。選択した通信チャネルが画面に表示されていること確認してください。設定終了後、［OK］をタップするとパラメータ設定画面に戻ります。入力を取り消したい場合は、［キャンセル］をタップしてください。設定は変更されず、パラメータ設定画面へ戻ります。探査画面に戻るには、[メイン画面に戻る]
ボタンをタップしてください。
図 6-26 通信チャネル設定画面

ご注意
y 通信チャネルの設定はスマートフォンとセンサー本体間の通信が確立しているときのみ有効です。確立していないときはチャネル設定メニューをタップしてもチャネル設定画面を表示しません。
y 変更した通信チャネルは、次回アプリケーション起動時から有効になります。

140

6.8. 距離誤差補正方法
本装置は、距離を車輪の回転から求めています。このため車輪が摩耗してくると、探査距離に誤差が生じてきます。距離誤差補正は探査距離に誤差が生じた場合に行ってください。
距離補正を行うには、以下の手順で実施してください。
(1) 1m(実測値)の探査を行い、探査停止状態にします。
(2) パラメータアイコンを長押しし、パラメータ設定画面を表示します。
(3) 距離補正メニューをタップし距離補正画面を表示します。
(4) 距離補正設定値をタップしてください。設定可能な距離補正設定値リストが現れます。
(5) 表示されたリストから設定したい距離誤差補正設定値をタップしてください。
(6) 距離補正画面右の距離数値が1mに最も近くなるまで(4)と(5)を繰り返してください。
(7) [OK]をタップしてパラメータ設定画面に戻ります。[メイン画面に戻る]ボタンをタップしてメイン画面に戻ります。
備考
y 補正値の左に、探査した最終ラインの距離を表示します。補正値を変更すると、変更に伴って最終ラインの距離も変わります。この値を目安にして補正値を設定してください。
y 距離補正の設定結果は次回探査時から有効となります。補正を実施した探査結果には反映されません。
y 距離補正値を 13 以上に設定して 10m 以上探査した結果を表示レンジワイド(浅 W,
標準 W,深 W)で印刷する場合は、印刷結果が一部見にくい場所が生じます

141

6.9.

ソフトウェアバージョンアップ方法

6.9.1. スマートフォンアプリケーションバージョンアップ
NJJ-200 アプリケーションはスマートフォンの設定によりバージョンアップします。設定
方法はスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。以下にバージョンアップ例を示します。
(1) スマートフォン内 NJJ-200 アプリケーションのアンインストール
スマートフォンの「設定－本体設定－アプリケーション」をタップし、アプリケ
ーション一覧画面を表示します。
「ダウンロード済み」欄のアプリケーションにある「NJJ-200」をタップします。
アプリ情報画面でアンインストールをタップします。
「このアプリケーションをアンインストールしますか/キャンセル OK」メッセー
ジが表示されるので、[OK]をタップします。
アンインストールが終了するとアプリケーション画面に戻ります。
ホームボタンを押してホームに戻ります。(図 6-27参照)

142

)
)
)

)

)
図 6-27 アプリケーションのアンインストール

143

(2) スマートフォン内メモリーカードに NJJ-200 アプリケーションをコピー
PC からスマートフォンに新しい NJJ-200 アプリケーションをコピーします。
スマートフォンは、USB ケーブル（または、microUSB ケーブル）で PC へ接続すると、PC のリムーバルディスクとして認識され、ファイルをドラッグ＆ドロップできるようになります。この機能を用い、NJJ-200 アプリケーションを PC からスマートフォンへコピーします。NJJ-200 アプリケーションは、事前に使用する PC に保存してください。
以下にスマートフォン内メモリーカードに NJJ-200 アプリケーションをコピーする手順を示します。
① スマートフォンの USB 接続モードをカードリーダーモードもしくはファイル転送モード(MSC)とし、PC からスマートフォンのメモリーカードを制御可能としてください。(詳細な設定方法はスマートフォンの取扱説明書をご参照願います)
例：設定－本体設定－外部接続－USB 接続－カードリーダーモードにチェック(レ)を追加
② スマートフォンを添付の USB ケーブルで PC の USB ポートへ接続する。
③ スマートフォン上で、”USB ストレージを ON にする”をタップしてください。
④ PC 上で、スマートフォンがリムーバルディスク（スマートフォンドライブ）として認識されたことを確認してください。
⑤ PC に保存した NJJ-200 アプリケーション（ファイル名：NJJ-200.apk）をスマー
トフォンドライブの「NJJ200」フォルダへドラッグ＆ドロップ機能によりコピー
してください。
⑥ PC 上でスマートフォンドライブを PC の“安全に取り外す機能”で取り外してください。
⑦ スマートフォンで“USB ストレージを OFF にする”をタップしてください。

144

(3) スマートフォンに NJJ-200 アプリケーションをインストール
スマートフォンに NJJ-200 アプリケーションをインストールする方法はスマート
フォンにより異なります。詳細な方法はスマートフォンの取扱説明書をご参照く
ださい。
以下のスマートフォンに NJJ-200 アプリケーションインストール例を示します。
(図 6-28参照)

)

)

)

① スマートフォンのセキュリティにおいて提供元不明アプリのインストールを許可するに設定します。(詳細な設定方法はスマートフォンの取扱説明書をご参照願います)
例：設定－本体設定－ロックとセキュリティ－提供元不明のアプリにチェック(レ)を追加
② スマートフォンのファイル管理アプリ(コンテンツマネージャーやファイルコマ
ンダー等)を起動します。スマートフォンのメモリーカードにコピーした「NJJ200」をタップしてインストールを行います。

次ページに続く
図 6-28 アプリケーションのインストール(1/3)

145

)

)

)

前ページから

長押しして離す

)
)

)

スクロール

次ページへ
図 6-28 アプリケーションのインストール(2/3)

146

)
)

)

)

)

前ページから

図 6-28 アプリケーションのインストール(3/3)

1476.9.2. センサー本体のソフトウェアバージョンアップ
本装置のファームウェアはスマートフォンの NJJ-200 アプリケーションを使用して、無線LAN でバージョンアップします。
以下にバージョンアップ方法を示します。
(1) スマートフォン内メモリーカードにセンサー本体のソフトウェアをコピー
PC からスマートフォンに新しいセンサー本体のソフトウェアをコピーします。
スマートフォンは、USB ケーブル（または、microUSB ケーブル）で PC へ接続すると、PC のリムーバルディスクとして認識され、ファイルをドラッグ＆ドロップできるようになります。この機能を用い、センサー本体のソフトウェアを PC からス
マートフォンへコピーします。センサー本体のソフトウェアは、事前に使用する
PC に保存してください。
以下にスマートフォン内メモリーカードにセンサー本体のソフトウェアをコピーする手順を示します。
① スマートフォンの USB 接続モードをカードリーダーモードもしくはファイル転送モード(MSC)とし、PC からスマートフォンのメモリーカードを制御可能としてください。(詳細な設定方法はスマートフォンの取扱説明書をご参照願います)
例：設定－本体設定－外部接続－USB 接続－カードリーダーモードにチェック(レ)を追加
② スマートフォンを添付の USB ケーブルで PC の USB ポートへ接続する。
③ スマートフォン上で、”USB ストレージを ON にする”をタップしてください。
④ PC 上で、スマートフォンがリムーバルディスク（スマートフォンドライブ）として認識されたことを確認してください。
⑤ PC に保存したセンサー本体のソフトウェア（ファイル名：NJJ200_FIRM1.BIN/
NJJ200_FIRM2.BIN）をスマートフォンドライブの「NJJ200」フォルダへドラッ
グ＆ドロップ機能によりコピーしてください。すでに同名のファイルがある場合は上書きコピーしてください。
⑥ PC 上でスマートフォンドライブを PC の“安全に取り外す機能”で取り外してください。
⑦ スマートフォンで“USB ストレージを OFF にする”をタップしてください。

148

(2) センサー本体のソフトウェアアップデート
センサー本体のソフトウェアアップデートはスマートフォンと無線 LAN で行います。
センサー本体の電源を ON 及びスマートフォンの NJJ-200 アプリケーションを起動
し、無線 LAN 通信を確立してください。
以下にセンサー本体のソフトウェアアップデート方法を示します。

))① バージョン管理画面の表示
パラメータ設定アイコン長押によりパラメータ設定画面を表示します。
画面をスクロールして[バージョン管理]メニューをタップします。
バージョン管理画面を表示します。

図 6-29 バージョン管理画面の表示

149

)

)

② 更新バージョンの確認と更新
バージョン管理画面の 2 行目に、現在のセンサー本体ソフトウェアバージョンを表示します。(図 6-30の例では Ver1.0.0 です)
3 行目から記載している「センサーのソフトウェアを Ver1.0.2 に変更できます」のバージョン番号が、アップデートするセンサー本体のソフトウェアバージョンと一致することを確認してください。異なる場合はホームボタンで NJJ-200 アプ
リケーションを終了し、(1)項で使用したセンサー本体のソフトウェアを確認してください。
同じ場合は[更新]ボタンをタップしてください。
「ファームウェアを更新中/しばらくお待ちください」メッセージが表示され、ソフトウェアの更新を行います。
センサー本体のソフトウェア更新が終了すると、「センサーバージョンアップに成功しました。/OK」メッセージが表示されます。[OK]をタップしてください。
パラメータ制御画面に移行します。
また、センサー本体はソフトウェアの更新が終了すると自動的にリセットします。
（リセット中はスマートフォンと無線通信を切断します）

バージョンを確認してください。

図 6-30 ソフトウェアの更新

150

③ バージョンの確認
センサー本体とスマートフォンの無線が再度確立した後、①の要領でバージョン
管理画面を表示します。
バージョン管理画面の 2 行目に表示する、現在のセンサー本体のソフトウェアバージョンが、更新したバージョンと同じであることを確認してください。(図 6-31の例では Ver1.0.2 です)
更新したバージョンと異なる場合は、再度①から実施してください。

図 6-31 更新結果の確認

ご注意
y センサー本体のソフトウェア更新中にセンサー本体の電源を切断及びスマートフォンアプリケーションを終了しないでください。ソフトウェアの更新が正常に実施されません。
更新中にセンサーの電源切断、アプリケーション終了した場合は、
再度6.9.2項(2)から行ってください。
y センサーのソフトウェア更新中にセンサー本体とスマートフォンの無線 LAN 通信を切断しないでください。ソフトウェアの更新が正常に実施されません。更新中に無線 LAN 通信が切断した場合は、再度6.9.2項(2)から行ってください。
備考
y センサー本体のソフトウェア更新はセンサー本体のソフトウェアバージョンと更新ソフトウェアのバージョンが同じでも行います。
y センサー本体のソフトウェア更新はセンサー本体のソフトウェアバージョンより更新ソフトウェアのバージョンが低くても更新を行います。

151

7.

バッテリーパック, 充電器について

バッテリーパックは、指定品以外使用しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
充電器やバッテリーパックの充電端子を金属でショートさせないでください｡
火災・爆発・故障の原因となります。
バッテリーパックは分解・改造・加熱・火への投入をしないでください｡
火災・爆発・故障の原因となります。
バッテリーパックの充電は、専用充電器以外使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります｡
濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
動作が異常と思われるときは、使用を中止し、この取扱説明書に記載のある内容に限って実施し、修復しない場合は弊社カスタマーサービスグループ（お問い合わせ先164ページ）またはお近くの支社・支店・営業所・代理店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・故障の原因となります。
万一、異常音、異臭、発煙などの異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチを切りバッテ
リーパックを外し、電源プラグをコンセントから抜いて弊社カスタマーサービスグループ（お問い合わせ先164ページ）またはお近くの支社・支店・営業所・代理店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

152

7.1. バッテリーパック HST30002
バッテリーパック HST30002(シチズン・システムズ製)はハンディサーチ用のバッテリーパックで、充電可能なリチウムイオン電池を使用しています。
バッテリーパックの使用により、ハンディサーチを約７時間(満充電時)動作させることができます。
(1) バッテリーパックの取り付け/取り外し
バッテリーパックの取り付け/取り外しは2.6項バッテリーパックの装着方法及び2.7項バッテリーパックの取り外し方法を参照してください。
(2) バッテリーパックの残容量
バッテリーパックの残量は3.2項バッテリー容量の確認を参照してください。
備考
y 出荷時のバッテリーパックは充電されていません。ご使用の前に充電してください。
y 充電後は、使用せずに保管しておくと自然に放電しますので、ご使用前に充電することをおすすめします。
y バッテリーパックを長持ちさせるには、なるべく涼しい場所で保管し、充電は周
囲温度が+5～+35℃の場所で行うことをおすすめします。
y 寒冷地では、バッテリーパックの使用時間が短くなります。
y バッテリーパックは充電前に放電や、使い切る必要はありません。
y バッテリーパックを使用できる時間が大幅に短くなった場合は、バッテリーパッ
クの寿命と思われます。新しいバッテリーパックをお買い求めください。
y 端子部分にごみや砂などの異物が付着しないように注意してお使いください。もし異物が付着してしまった時は、柔らかい綿棒などで清掃してください。

153

7.2. 充電器 PPT20003
充電器 PPT20003(シチズン・システムズ製)は、バッテリーパック HST30002 専用の充電器です。容量“0”状態のバッテリーパックの充電は約 240 分かかります。
充電器の使用方法を以下に示します。
(1) 充電器に AC ケーブルを接続
AC ケーブル(28AD2-J：シチズン・システムズ製)を充電器に接続し、AC ケーブルの AC プラグをコンセントに差し込んでください。
(2) 充電器にバッテリーパックを取り付け
バッテリーパックを充電器に押しつけながら矢印の方向にスライドさせてください。バッテリーパックが充電器にロックされるまで押し込めば装着完了です。
充電器の CHRGE ランプ（赤）が点灯し充電が始まります。
(3) 充電の完了
CHARGE ランプが消えると「満充電」状態になります。
(4) バッテリーパックの取り外し
充電が完了したら、バッテリーパックを取り付けた時と反対方向にずらして取り外します。AC ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

図 7-1 充電器

ご注意
y 充電器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず｢充電器の取扱説明書｣をよくお読みください。
y バッテリーパックの充電は、周囲温度が+5～+35℃の場所で行うことをおすすめします。
y 充電器を使用した後は、必ずコンセントから外してください。また、充電し終えたバッテリーパックは必ず充電器から取り外してください。
備考
y バッテリーパックを長持ちさせるために、なるべく涼しいところで保管し、充電は周囲温度が+10～+30℃のところで行うことをお勧めします。

154

8.

原理

本装置の原理は、現在広く用いられている一般のレーダと基本的には同じです。すなわち、
図 8-1のように電磁波を送信アンテナからコンクリートに向けて放射し、その電磁波がコンクリートと電気的性質の異なる物質、たとえば、鉄筋、空洞などの反射物体との境界面で反射され、再びコンクリート表面に出て表面近くに置いた受信アンテナに到達するまでの時間から、反射物体までの距離を知ります。本装置をコンクリート表面で移動することにより水平面上の位置情報を取得します。
本装置は、コンクリートの浅い部分を高い分解能で探査することを目的とするため、送信波のパルス幅がきわめて短い約 1n 秒（10 億分の１秒）以下のパルス波を送信に用いてい
ます。

送信器

送信アンテナ受信器

受信アンテナコンクリート面

鉄筋
コンクリート内部

図 8-1 原理図

図 8-2に本装置で得られる鉄筋などからの反射波形を模式的に示します。
反射強度
送信波
鉄筋からの反射波

T
時間

図 8-2 反射波形の例

155

コンクリート中の電磁波の速度Ｖは、次の式で表わされます。

Ｖ＝

Ｃ
εｒ

（ｍ／ｓ）
Ｃ ：真空中（空気中）での電磁波の速度（3×10８m/s）

ただし、

εｒ ：コンクリートの比誘電率（例 2～20 程度）

反射物体までの距離Ｄは、送信時刻から反射波の受信時刻までの時間差Ｔから
１
Ｄ＝ ＶＴ（ｍ）
２の式で求めることができます。
8.1.

適用条件
(1) 適用可能な条件（コンクリート中の探査対象物からの反射波を十分に受信できることが必要であり、現場状況により多少異なります）
・探査深度(かぶり厚さ)0.5～30cm 以内(コンクリートの比誘電率 6.2,鉄筋径 6mm以上の場合)
・深度 75mm 未満にある探査対象物の鉄筋のあきが 15mm 以上、深度 75mm 以上にある探査対象物の鉄筋のあきが深度×0.2 倍以上の間隔があること
・コンクリートの質がほぼ均一であること。
・鉄筋がハンディサーチ進行方向に直交していること。
(2) 適用困難な条件
・表面に金属などの電波を反射するものがあり、その下の鉄筋等を探査する場合。
・本装置の進行方向と平行に鉄筋がある場合。
・水平方向鉄筋間隔（ピッチ）が狭い配筋のコンクリート(目安：深度 75mm 未満 → 鉄筋のあきが 15mm 以下
深度 75mm 以上 → 鉄筋のあきが深度×0.2 倍以下)
Ｄ＜75mm → Ｌ≦15mm

コンクリートＤＤ≧75mm → Ｌ≦Ｄ×0.2

鉄筋
Ｌ

156

適用困難

9.

保守点検

セットの分解・改造・修理を行わないでください。
火災・感電・故障の原因となります。
電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線、被覆の破れなど)弊社カスタマーサービスグループ（お問い合わせ先164ページ）またはお近くの支社・支店・営業所・代理店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
動作が異常と思われるときは、使用を中止し、9.3項異常･故障への対処方法(158ページ)に記載のある内容に限って実施し、修復しない場合は弊社カスタマーサービス
グループ（お問い合わせ先164ページ）またはお近くの支社・支店・営業所・代理店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・故障の原因となります。
万一、異常音、異臭、発煙などの異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチを切りバッテ
リーパックを外し、電源プラグをコンセントから抜いて弊社カスタマーサービスグループ（お問い合わせ先164ページ）またはお近くの支社・支店・営業所・代理店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

9.1. 日常点検
本装置をご使用になる前に、バッテリーパックなどが確実に接続されているか、外観に異常がないか点検してください。
9.2. 日常保守
本装置外部の汚れを取り除くなどのお手入れ以外は、お客様ご自身による保守は行わないでください。
汚れを取り除くときは、水やぬるま湯を含ませた柔らかい布で汚れを拭きとったあと、からぶきしてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

157

9.3. 異常･故障への対処方法
本装置が次の動作をした場合は、故障ではないことも考えられます。
修理をご依頼される前にもう一度お調べください。
表 9-1異常・故障への対処方法(1/2)
本装置の動作

お調べいただく事項と対処方法
・バッテリーパックが取り付けられていますか？
→2.6項バッテリーパックの装着方法をご覧になり、充電済みのバ

本装置の電源が入らない

ッテリーパックを取り付けてください

電源 LED が点灯しない

・バッテリーパックが消耗していませんか？
→2.6項バッテリーパックの装着方法をご覧になり、充電済みのバッテリーパックを取り付けてください・バッテリーパックの充電が不充分ではないですか？

バッテリーの消耗が早い→7.2項充電器 PPT20003をご覧になり、充分に充電してください・バッテリーパックの寿命ではないですか？
→ 新しい充電済みのバッテリーパックに交換してください・スマートフォンは機内モードになっていますか？

スマートフォンとセンサ→2.8項スマートフォンとセンサー本体間の通信確立方法をご覧

ー本体の無線 LAN が確立になり、スマートフォンを機内モードに設定してください。

しない・センサー選択はセンサー本体の設定になっていますか？
→4.11.19項その他：センサー選択をご覧になり、センサー本体をセンサー選択してください。

スマートフォンとセンサ
ー本体の無線 LAN が切断する

・周囲の無線環境が混雑していませんか？
→4.11.18項装置設定：チャネル設定をご覧になり、通信チャネル
を変更してください。
・スマートフォンのサウンド設定が OFF になっていませんか？

探査開始/停止などでス
マートフォンから音が出ない→4.11.9項装置設定：サウンドをご覧になり、サウンドを ON に設定してください。
・スマートフォンがマナーモードになていませんか？
→スマートフォンの取扱説明書をご覧になり、マナーモードを解除してください。

START アイコンを押した・探査方式が“時間送り”になっていませんか？

だけでＢモード表示が進→4.11.15項センサー設定：測定方式設定をご覧になり、距離に設んでしまう

定してください158

表 9-1 異常・故障への対処方法(2/2)
本装置の動作

お調べいただく事項と対処方法
・スマートフォンからメモリーカードが抜けていませんか？
→スマートフォンの電源を OFF し、メモリーカードの状態を確認

ファイル操作をするとしてください。

「SD カードがありませ・スマートフォンのメモリーカードのマウントを解除していません

ん」と表示されるか？
→スマートフォンの取扱説明書をご覧になり、メモリーカードのマウントを行ってください。
・プリンタの設定は正しく設定されていますか？

ファイル・印刷アイコン
をタップてもプリントを検出しない→5.8.1項プリンタの準備をご覧になり、プリンタを設定してください。
・スマートフォンとプリンタはペアリングしていますか？
→5.8.2項Bluetooth ペアリングをご覧になり、ペアリングを実施
してください。

ファイル・印刷アイコン
をタップすると「プリンタの電源を OFF/ON してください」と表示する
ファイル・印刷アイコン
をタップすると“プリンタのバッテリーを充電してください”と表示する
ファイル・印刷アイコン
をタップすると“プリンタの用紙切れです”と表示する
ファイル・印刷アイコン
をタップすると“プリンタのエラー です”と表示
する
連続使用するとケースが暖かくなる

・プリンタ側の設定が初期化されていませんか？
→プリンタの電源を OFF/ON し、再度、ファイル・印刷アイコンをタップして印刷してください→プリンタの取扱説明書を御確認してください。
・プリンタのバッテリーパックが消耗していませんか？
→充電済みのバッテリーパックに交換し、再度、ファイル・印刷
アイコンをタップして印刷してください・プリンタが用紙切れしていませんか？
→プリンタ用紙を新しいものに交換し、再度、ファイル・印刷ア
イコンをタップして印刷してください・プリンタがエラー表示をしていませんか？
→プリンタの取扱説明書をご覧になり、プリンタのエラー状態を解除してください→故障ではありません

159

10.

アフターサービス

本装置の調子が悪いときは「9.3項 異状･故障への対処方法」をよくお読みの上、もう一度お調べください。それでも異常が認められる場合には、使用を中止し、お買いあげの販
売店または当社の営業所にご相談ください。
● 連絡していただきたいこと☆ 製品名・形名・製造番号☆ 異常の状況（できるだけくわしく）☆ 事業所名または機関名、所在地、電話番号
アフターサービスについてご不明な点はお買いあげの販売店またはもよりの当社の営業所にお問い合わせください。
「お問合せ先」 164ページ

160

11.

廃 棄 に つ い て

使用済みのリチウムイオン電池を廃棄するときは、充電端子部にテープを貼るなどの絶縁処理をしてください。絶縁しないと電池がショートしたときに火災・爆発の原因となります。

11.1. 使用済みバッテリーパック(リチウムイオン電池)の処置について☆ 使用済みのバッテリーパック(リチウムイオン電池)は、リサイクルできます。不要になったバッテリーパック(リチウムイオン電池)は、金属部に絶縁テープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収･リサイクル及びリサイクル協力店については、一般社団法人ＪＢＲＣのホーム
ページを参照してください。
但し、地方自治体の条例または規則が異なる場合は、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
11.2. 本装置の廃棄について☆ 本装置を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って破棄してください。

161

12.

仕様

12.1. ハンディサーチ NJJ-200
項
目
性
能
方
式
電磁波レーダ方式
探査対象物
鉄筋、電気配線管、空洞など
かぶり厚さ
5～300mm(コンクリートの比誘電率 6.2 均一、鉄筋径 6mm 以上で上端筋の場合)
水平方向分解能
深度 75mm 未満にある探査対象物：75mm 以上(ピッチ)
深度 75mm 以上にある探査対象物：深度以上の間隔*標準コンクリートでの実測値：
深度 75mm 時にあき 15mm の鉄筋を判別可能
水平方向距離分解能 2.5mm
表示モード
Ｂモード（垂直断面図）
ＢＡモード（垂直断面図, 反射波形表示）
画像処理(探査時)
リアルタイム自動表面波処理
リアルタイムマニュアル減算処理(非探査時) 固定表面波処理，ユーザ表面波処理，減算処理，マニュアル
表面波処理, 平均波処理，ピーク処理, 原画再生処理
比誘電率設定2.0～20.0 0.1 ステップ
最大走査速度
約 40cm/s、速度超過ブザーあり
制御機能
カーソルマーカ(最大 297 点)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能
出力機能
専用プリンタ出力機能
無線 LAN 規格
IEEE802.11 b/g (2.4GHz)
データ保存機能
スマートフォン内蔵メモリーカードにデータ出力
使用温湿度範囲
0～＋50℃ 80%以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10～60℃ 90%以下(結露しないこと、車内や直射日光などによる高温場所での保管および使用は避けてください)
電源(定格電圧範囲) 専用バッテリーパック (6.0～8.4V)
消費電流330mA(電源電圧 7.4V 時)
連続使用時間
7 時間以上(常温、満充電バッテリーパック使用、スマートフォン除く)
防塵・防滴構造
IP54
使用環境
屋内：屋外(屋外は高度 2000m 以下、相対湿度 80%以下)
サイズ
149±2.5(W)×203±2.5(D)×134.5±2.5(H)mm(ハンドル、車輪を含む)
質量
約 1kg 以下(バッテリ含む、スマートフォン除く)

162

12.2. バッテリーパック HST30002
項

目

使用電池
公称容量
公称電圧
温度範囲(充電時)
温度範囲(放電時)
寸
法
質
量
製造メーカ

性

能

リチウムイオン蓄電池
2450mA/h
7.4Ｖ
0～＋40℃－10～＋50℃
約 70×40×23mm
約 115g
シチズン・システムズ株式会社

12.3. 充電器 PPT20003
項

目

電
源
出力電圧
出力電流
充電時間
温度範囲
寸
法
質
量
製造メーカ

性

能

AC100～240V,50/60Hz
DC8.4V0.85A
約 240 分0～＋40℃
約 110×57×37mm
約 100g
シチズン・システムズ株式会社

12.4. 表示部 スマートフォン項

目表示（LCD）

OS
無線 LAN 規格
Bluetooth
外部メモリーその他

性能画素 800×480 ドット以上、 タップパネル付き
外形 最大：140×70×13mm 以下
最小：110×50× 6mm 以上
Android Ver 4.0 以上
IEEE 802.11b,gVer2.1+EDR 以上
microSD カードの使用ができること
PC から USB でアプリがインストールできること

AndroidTM は Google inc.の商標または登録商標です。

163

13.

お問い合わせおよび修理依頼の連絡先本装置に関するお問合せ及び修理依頼等は、ご購入いただいた販売店もしくは弊社カスタ
マーサービスグループ、もよりの支社、支店、営業所に御連絡ください。
・カスタマーサービスグループ〒181-8510 東京都三鷹市下連雀 5-1-1
TEL：0422-45-9015
・シアトル支店
1011 SW Klickitat Way, Suite 201B, Seattle, WA98134, U.S.A.
TEL：+1-206-654-5644
・アムステルダム支店
Cessnalaan 40-42, 1119 NL, Schiphol-Rijk, The Netherlands
TEL：+31-20-6580750
・マニラ支店
Unit 603, Liberty Center 104 H.V.Dela, Costa Street, Salcedo Village, Makati
City, Manila, Philippines
TEL：+63-2-886-4185,+63-2-884-8767

164

本社事務所 〒160－8328 東京都杉並区荻窪４－３０－１６ 藤澤ビル
電話：03－6832－1740（通信機器営業部通信機器営業第二グループ）
ファックス：03－6832－1841
三鷹製作所 〒181－8510 東京都三鷹市下連雀 5 丁目 1 番 1 号
電話：0422－45－9111（案内）ファックス：0422－45－9110

NJJ-200 KGSアプリケーションVer1.0.15

非破壊検査 ＲＣ埋設物探査機
原理・概要・準備編

１

鉄筋探査の概要■使用目的≪調査≫
特に図面の残っていないコンクリート構造物の耐震診断等の際の配筋状態（鉄筋本数、鉄筋位置、
鉄筋ピッチ、鉄筋かぶり厚）を調べる。
≪工事≫
耐震補強・補修工事や機器取付工事等の時のアンカー打ち、コア抜き、ハツリ出し、カッター入れを行う際に、鉄筋損傷や電配やガス・水道管等の埋設管損傷を避ける。

■使用用途≪内部探査≫
・コンクリート中にある鉄筋や電線、セパレータ、埋設管（鋼管・塩ビ管）、空洞（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大以上）等の位置を調べる。電磁誘導法は鉄筋のみの探査になります。
≪状態探査≫ 電磁波レーダ法のみ
・アスファルトやコンクリート部材の厚さを調べる。
≪検証中・研究中≫ NJJ-105
・タイル塗装の剥離・劣化箇所の確認
・鉄筋の腐食（アルカリ化）の確認

２

ハンディサーチ（ＲＣレーダの概要）■歴代ハンディサーチの特徴
・ＪＥＪ－６０
日本で初めて販売されたＲＣ探査レーダ。
表示画面とアンテナが別々で非常に重い。通称：ＲＣレーダ
・ＮＪＪ－８５Ａ
表示画面とアンテナが一体となった、世界初の一体型ＲＣ探査レーダ。通称：ハンディサーチ
・ＮＪＪ－９５Ａ
探査データを保存可能な、外部メモリ使用出来るようになる。
表示画面が明るいカラー表示になる。

・ＮＪＪ－９５Ｂ
従来機の探査２０ｃｍから３０ｃｍとなり、深い埋設物も探査が可能となる。
・ＮＪＪ－１０５
従来機では確認できなかった、密集した鉄筋や配管、奥側（下端筋）の鉄筋の位置の確認が可能となる。 （ピッチ分解能が、1：1 から 1：0.23 に向上した）
・ＮＪＪ－２００
従来機よりも探査深度が向上（表示600mm）し、探査機としては世界初となるモニター部にスマートフォンやタブレットといったモバイル端末を採用。探査方法のバリエーションも広がりました。

３

コンクリート内部の各種探査方法
工事前の内部探査の方法

深度別 各方式による適応範囲
0 ｍｍ ８0 ｍｍ

Ｘ線（レントゲン）

電磁波
レーダ法

電磁
誘導法

100 ｍｍ

500 ｍｍ

600～2500 ｍｍ

静電
容量法

深 い
対
象
物

鉄筋、配管、ケーブル空洞、木
材 等

鉄筋、配管、ケーブル空洞、部
材厚、剥離 等探査
深度

～３００ｍｍ※裏側にフィル
ムを当てられること～5００ｍｍ（RC）～２．５ｍ（地中）

主
な
目
的

工事前探査
埋設物の太さ

工事前探査
配筋調査
かぶり厚調査

探
査
確
度

約９９％

約８０％

鉄筋
金属物
質

鉄筋、配管
、電線
空洞、木材
等

～１００
～８０ｍｍ
mm
高精度
かぶり厚
調査
鉄筋径
推定調
査

約３０％

静電容量法

探
査
表
面

電磁誘導法

Ｘ線 （レントゲン）
工事前探査

約４０％

電磁波レーダ法 （ＲＣ）

電磁波レーダ法 （ 地中探査 ）４コンクリート内部の各種探査方法
鉄筋探査機の方式別 特徴一覧

～

～

～

～

～

500mm

５

ハンディサーチ（電磁波レーダ法）の原理『電磁波レーダ法』とはアンテナから電磁波を放射して、コンクリート中の電気的性質（誘電率）の異なる材質（鉄筋 等）の境界面での電磁波の反射を利用してコンクリート中の埋設物を探査する方法のことです。
距離は前輪に組み込まれている距離計で測定する。

比誘電率とは簡単にいうと、真空中の電波の進む速度を１とした時の、各媒質の中を進む電波
速度の比率です。
理学的には『媒質の誘電率と真空の誘電率の比ε / ε0 = εrのことである。』と説明されています。
比誘電率は単位はなく、媒質固有の数値となります。

探査方向

比誘電率一覧表
コンクリート表面

Σ₁ ： コンクリート
送信波

Σ₂ ： 鉄筋

受信波

深さ
電波が戻ってくる
時間を深さに換算
している

鉄筋

Σ₁ ： 媒体１ ｺﾝｸﾘｰﾄの比誘電率 ８．０
Σ₂ ： 媒体２ 鉄筋の比誘電率 無限大

境界面

材質

比誘電率

空気

１

発砲スチロール

１

コンクリート（乾燥）４～１２

コンクリート（湿潤）

８～２０

アスコン

４～６

水

８１

土（乾燥）

２～６

土（湿潤）

１０～３０

導体（金属）∞（無限）装置で設定する際に実測値での補正が困難な場合は、打設から１５年以上経過しているコンクリートでは『６．０～７．４』
打設から ３年以内のコンクリートでは『９．２～１０．７』を目安にして下さい。
※塩分や骨材の影響は考慮しておりません。

６

ハンディサーチ（電磁波レーダ法）の原理
ハンディサーチの放出する電波は、側面から見た場合
左右対称に約 ４０°～４５°に広がって出ている。
しかし、正面から見た場合は、ほぼ真下へ表出されてる。

側面

コンクリート表面

ハンディサーチは、埋設物の直上位置だけでなく、それよりも手前から反射波を送受信しています。下図D1～D3のように装置が埋設物へ近づいてから離れるまでの距差により、各位置で反射波形が発生する
時間が異なり、結果、埋設物の位置が山形で表示されます。

D3

D2

D1
山形は
左右対称
に表示
される。

鉄筋

正面

送信波

コンクリート表面

Ｔ３

受信波

Ｔ２

Ｔ１

電磁波
伝搬時間
（Ｔ）

７

ハンディサーチ（電磁波レーダ法）の原理
コンクリートをはじめ、物質（材質）にはある限られた周波数成分だけを通過させる特性（フィルタ特性）を持っており、『送信アンテナ→コンクリート→受信アンテナ』の通過経路のように物質（材質）を通過することにより、リンギングが発生し、探査結果にも画像表示されます。
断面画像

反射波形

レーダ探査機の性能を決める、最も重要な要素の１つがアンテナの周波数です。 NJJ-105 では
2.3GHzのアンテナを搭載し、NJJ-200では、最高峰の性能 3.5GHzのアンテナを搭載しています。最高水準の技術力により、高探査深度のまま
高ピッチ分解能 ［ １ ： ０.２ ］ を実現させました！
ハンディサーチ旧機種は、１GHｚのアンテナを搭載し、ピッチ分解能は、 ［ １ ： １ ］
電磁誘導法のピッチ分解能は、 ［ １ ： １．５ ］
地中レーダのピッチ分解能は、 ［ １ ： １ ］
ピッチ分解能とは ・ ・ ・ ［ かぶり厚 ： 鉄筋間隔 ］

鉄筋

かぶり
リンギング
（虚像）

鉄筋

間隔

※かぶり厚200㎜の時は、鉄筋の間隔が４６mm以上必要です。

８

ハンディサーチの概要
ハンディサーチ NJJ-200 のあらまし
コンクリート建造物を長く保持していく為には、建物の経年数にふさわしい修繕や改築、保守などが不可欠です。同時にこれらを推進するための建物の診断も、的確でスピーディーな技術が求められています。
ハンディサーチ（コンクリート内部探査機）NJJ-200は、電磁波をコンクリートの表面から内部に向けて放射し、探査対象物
からの反射信号を受信することにより、鉄筋の配筋状態や空洞などの位置や深さを画像表示、記録します。

ハンディサーチNJJ-200 KGS標準セット品
名未来型ハンディサーチ
バッテリーパック
充電器セット
落下防止用ハンドストラップ
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用アプリケーション
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用PC接続USBケーブル
収納箱
取扱説明書
簡易取扱シート
推奨5.2インチスマートフォン
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ネックストラップ
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用衝撃吸収フィルム
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用アームバンド
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用microSDカード16GB
推奨7インチ タブレットＰＣ
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC用オリジナルケース
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC用衝撃吸収フィルム
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC用ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ
延長操作棒
センサー底面保護シート
レポートメーカ200（ﾗｲｾﾝｽｷｰ付）
ﾗｲｾﾝｽｷｰ用紛失予防ストラップ
レポートリーダ

形
名
NJJ-200
HST30002
CBK-354
MPXP35073
H-7YRBD0007
CB-SPUSB
H-7ZZBD0013
DC00-NJJ-200
DC10-NJJ-200
SP-F06E
NS-SPKGS1
HF-SPSK-F06E
AB-SP52
SD-16GBT1
TP-NEXUS732GBWF1
OC-NEXUS7KGS1
HF-TPSK-NEXUS7
MBP-SPTP1
MPBC48442
HS-NJJ200ANT
SP2PC
HS-SP2PCKEY
SP2PCVIEWER

数量
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

備

ハンディサーチNJJ-200 オプション品
考品
名バッテリーパック
充電器セット
推奨スマートフォン
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ネックストラップ
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用衝撃吸収フィルム
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用アームバンド
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用microSDカード
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用PC接続USBケーブル
推奨タブレットＰＣ
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC用オリジナルケース
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC用衝撃吸収フィルム
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC用ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ
延長操作棒
センサー底面保護シート
ﾗｲｾﾝｽｷｰ用ハンドストラップ
外付け大型タイヤ
KGSｵﾘｼﾞﾅﾙ 墨出機能付ハンドル形

名HST30002
CBK-354
SP-F06E
NS-SPKGS1
HF-SPSK-F06E
AB-SP52
SD-16GBT1
CB-SPUSB
TP-NEXUS732GBWF1
OC-NEXUS7KGS1
HF-TPSK-NEXUS7
MBP-SPTP1
MPBC48442
HS-NJJ200ANT
HS-SP2PCKEY

備 考
NJJ-200センサー用
HST30002用充電器
5.2ｲﾝﾁ、充電器付開発中

ﾌﾞﾚｰｷ機能、墨出機能

16GB
7ｲﾝﾁ、充電器付

収納袋付
２枚組
紛失予防用
凸凹面、円柱測定用

９ハンディサーチの概要
ハンディサーチNJJ-200の仕様

ハンディサーチNJJ-200の機能・性能

ハンディサーチの概要

１０

ハンディサーチNJJ-200の機能・性能
ハンディサーチNJJ-200の外形

１．気温が ０°～ ＋５０°の範囲である（スマートフォンを除く）

２．コンクリート表面に水が溜まっていない
３．コンクリートに塩分が多く含まれていない
４．コンクリート表面が凸凹であっても車輪が回る
５．探査面の直下が空隙（ﾌﾘｰｱｸｾｽ）構造でない

６．コンクリートは打設後１週間以上経過している
７．コンクリート内部に炭素繊維が含まれていない
８．探査対象物に対し、直行して走査可能である
９．探査対象物が、端から72mm以上離れている

１０．装置が走行できる幅が150mm以上ある
１１．装置が走行できる距離が600mm以上ある
１２．円柱の探査の際は、直径が２m以上である
１３．表面に鉄板の様な電波を全反射する物が無い

１４．空洞や空の非金属管の探査する際は、鉄筋よりも浅く対象物が200mm以内の深さに埋設されているNJJ-200の使用方法 ～準備～

１１

①スマートフォンをハンドルに乗せます。

③固定レバーから指を離してロックすると取り付け終了です。

②固定レバーを解除した状態でスマートフォンを固定させます。

④取り外す際は固定レバーを矢印方向に押してスマートフォンを取り外して下さい。

NJJ-200の使用方法 ～準備～

１２

付属のバッテリーを装着します。
※NJJ-105以前のバッテリーは使用できません。
※NJJ-200専用バッテリー1本で7時間程度駆動

バッテリー装着後、電源スイッチをONにします。

電源スイッチをONにすると、LEDが点滅してバッテリー残量がわかります。
4回点滅を3回繰り返す＝バッテリ残量75%以上
3回点滅を3回繰り返す＝バッテリー残量50%以上75%未満
2回点滅を3回繰り返す＝25%以上50%未満
1回点滅を3回繰り返す＝25%未満
点滅なし＝残量なし

NJJ-200の使用方法 ～準備～
【ＮＪＪ－２００ アプリケーションの起動】

１３①アイコンを押してロックを解除します。
※機種によってはスライド
でロックを解除する場合もあります。

②NJJ-200アプリのアイコンを押します。

③起動画面が数秒表示されます。

④探査待機画面が表示されます。
スマートフォンのバッテリー残量を表示しています。

NJJ-200の使用方法 ～準備～
【スマートフォンと本体センサーの接続】

１４

接続されていないとアンテナマークが“赤色”です

接続されているとアンテナマークが“緑色”になりバッテリー残量も表示されます

スマートフォンと本体センサーが接続されるとLEDが緑色点灯します。
※未接続の場合は赤色点灯します。

NJJ-200の使用方法 ～準備～
【スマートフォンと本体センサーが接続されない場合】①アイコンを長押します。

１５②基本設定画面に切り替わります。

③一番下までスクロールして ④センサーを選択します。
“センサー選択”を押します。 ※本体センサーが複数ある場合は接続先のリストに複数表示されます。

オプションの使用方法 ～延長操作棒～

１６①ハンドルを外すために、
ハンドル固定スクリューを左回しで緩めます。

④ハンドルが外れると
上図のようになります②ハンドル固定スクリューを緩めたら ハンドル自体を
上図のように動かします③ハンドルを上に持ち上げて取り外します⑤ネジ穴に延長操作棒側のネジをはめます⑥ネジを右まわりに回してしっかりと締めます。

１７

手を伸ばしても届かない高い箇所や配管と壁の狭い隙間、広い
床面など用途に合わせて延長操作棒の長さを調整してご使用ください。
※延長操作棒は最大２ｍまで伸びます。

お問い合わせ先■東京本社〒１１２－０００４
東京都 文京区 後楽１丁目２番８号
後楽１丁目ビル８階
TEL：03-6379-0334 FAX：03-6379-0335

ＵＲＬ ： http://www.kgs-inc.co.jp

NJJ-200 KGSアプリケーションVer1.0.15

非破壊検査 ＲＣ埋設物探査機
操作編 マニュアル

１

NJJ-200 ～設定一覧～①アイコンを長押しします。
②基本設定項目が 表示されます。
変更したい項目までスライドさせて選択するだけで簡単にお好みの設定に変更することができます。
※基本設定で変更した内容は次の探査から変更内容が反映されます。

２

NJJ-200の使用方法～探査手順～【リアルタイム墨出し】
例 . 配線を探査する

アイコンが
変化します

探査開始はスマートフォンまたは
ハンドルのスタートボタンを押します。
※探査箇所に本体を置いて探査を開始して下さい。

スタートボタンを押すと“ピッ”と音が鳴り表示画面上に破線が表示されます。
※破線が表示された状態で車輪が回るとデータが取れます。

見つけたい対象物に対して直行するように走行させます。
※ただし、鉄筋の直上を走行しますと画像が乱れますので注意が必要です。

最初に探査した方向を表示しており破線も同じ
方向に表示されます。

３

NJJ-200の使用方法～探査手順～
探査結果

リアルタイムで墨出しを行う際は、鉄筋位置と目安のかぶり厚もあわせて書き込むことで、複雑配筋や埋設管の探査が楽になります。

例 . 配線を探査する

墨出し

破線

配線

鉄筋

鉄筋

40

２０

墨出し

墨出し

墨出し

探査
開始位置

山形

表示画面の破線が山形の中心に位置する時にハンディサーチの『後面壁(お尻)』直下に配線がある。

探査途中で気になった箇所に戻り、再確認することも
できます。
配線

70

※“ガイド”に沿って線を引くと綺麗に正確な墨出しができます。

４

NJJ-200の使用方法～探査手順～【リアルタイム墨出し （点を線にする）】
40

40

50
50

40 墨出しが終っている走査線
40
墨出しが終って
いる走査線

40

50

40

墨出
し

墨出
し

墨出
し

40

50

40

50

40

40
40

50

【リアルタイム墨出し （格子状にする）】

40

墨出しされた位置を結び、線を書く多少
ズレがある
場合は中間
点
を結ぶ

30

墨出しが終って
30
いる走査線

30

30

30

30

５

NJJ-200の使用方法～探査手順～
探査する範囲（探査開始・終了位置）をあらかじめ決め、墨出しをおこない、その範囲の探査をおこない探査終了後に鉄筋の位置を確認する。
ハンディサーチの探査開始位置と終了位置の確認

探査する範囲を決め終了位置と探査開始位置を決める

暗い箇所の探査でもLEDで探査位置がわかります。

探査終了位置側面のLEDが探査開始・終了位置

正面のLEDが走査線の上を走行するよう走行させます。

探査開始位置NJJ-200の使用方法～探査手順～【決定した範囲内を探査する】

探査中にマークボタンを押すと、ハンディサーチの側面のLEDの位置で、探査表示画面に▽で位置が記録されます。

１.ハンディサーチの側面のLEDを探査開始位置に合
わせます。

マーク範囲

探査範囲

２.スタートボタンを押すと『ボッ』と音が鳴り、画面に破線が表示され
ます。

スタート
マーク

スタート

マーク

マーク

３.ハンディサーチを前進させ、側面のLEDが探査終了
位置を通過したら、
再度スタート
ボタンを押します。

６

探査開始
位置

探査範囲

マーク範囲

７

NJJ-200の使用方法～鉄筋検出アシスト機能～
ビッ！！

鉄筋

①アイコンを長押します。 ②“鉄筋位置通知”をONにします。

鉄筋③探査を行い10mm以上バックさせます。
※探査途中でバックさせて下さい。

④バックしてマーカの位置と破線が一致すると“音”と“LEDの点滅”で鉄筋位置を通知します。
※スマートフォンがマナーモードだと音は鳴りません。
概ね良好に鉄筋位置が通知される目安はかぶり厚100mm以内、ピッチ75mm以上になります。
鉄筋の真上で探査したり、躯体までに化粧があったりすると反応しない場合があります。

８

NJJ-200の使用方法 ～GPS受信～

測定したデータを“レポトメーカ200”に取り込むと緯度、経度が表示されます。
緯度、経度をクリックすると測定情報が地図上で表示されます。
GPS受信状態を表しています。
※スマートフォンのGPS機能が“ON”状態で使用できます。
最新データを保持している状態。
※データ取得から3分以内が最新データとなります。
最新ではないが設定している有効期限内のデータを保持している状態
アイコンが表示されてない場合はデータを保持していない状態です。

９

NJJ-200の使用方法～設定［カラー］～①アイコンを押します。 ②“表示カラー設定”を押します。 ③変更したい④選択したカラー設定
カラー設定を選びます。
に変わります。
※表示カラー設定の隣に※全部で10種類になります。
記載されているのが現状の表示カラーになります。

NJJ-200 ～絶対値表示一覧～

１０

カラー１

カラー２

カラー３

モノクロ１

モノクロ２

※絶対値表示は同じ強さの反応の場合、金属（右振れ）、非金属（左振れ）
共に同じ色で表示されます。

NJJ-200 ～オフセット表示一覧～

１１※オフセット表示は同じ強さの反応でも右振れ（金属）、左振れ（非金属）で違う色で表示されます。

カラー１

カラー２

カラー３

モノクロ１

モノクロ２

モノクロ３

モノクロ４

NJJ-200の使用方法～設定［表示モード］～

１２①アイコンを押します。
※現状はBモードになっています。

②表示モードが“BAモード”に変わり、反射波形（Aモード）が表示されます。

①アイコンを押して画面表示を“縦表示”から“横表示”に切り替えられます。
長い測定結果を表示することで、埋設物をより把握しやすくなります。

※探査結果は最長２ｍ以上表示可能です。

NJJ-200の使用方法～設定［表示モード］～

１３①アイコンを長押しします。

②“マーカリスト表示”を押します。

③マーカリストが表示されてマークを打つとそれぞれのマーク番号に“距離”と“深さ”の数値データが表示されます。

NJJ-200の使用方法～設定［レンジ］～

１４①アイコンを押します。
※現状は“標準モード”です。

②変更したい設定を選びます。
※全部で６種類になります。

設定レンジはBモード画面上で“ピンチイン”、“ピンチアウト”
操作することで変更することもできます。
※縦方向（深さ）の動きで“浅、標準、深”の変更
横方向（距離）の動きで“ワイドのあり、なし”の変更③選択した表示レンジに変わります。

NJJ-200の使用方法～設定［感度］～

１５①アイコンを押します。
※現状は“-2深”になってます。

②変更したい感度を選択します。
※全部で14種類です。

③選択した感度に変わります。
※表示も“+2深”に変更されます。

NJJ-200の使用方法～解析の手順～【探査終了後、表示された画像から鉄筋の位置を読み取る】

１６①アイコンを押して“Bモード”から“BAモード”に変更します。
Aモード波形（反射波形）が表示されます。
※Aモード波形は縦カーソル位置の波形を表示しています。

②Ｂモード（断面画像）上で長押しをして“十字カーソル”を表示させます。

NJJ-200の使用方法～解析の手順～【探査終了後、表示された画像から鉄筋の位置を読み取る】

１７③“右ボタン”を押して山の中心に“縦カーソル”
を合わせます。

④“下ボタン”を押して“横カーソル”を反射波形の浅いほうから見て一番最初にくる右側に振れるピークに合わせます。

⑤アイコンを押してマークを打ちます。

※マークを打つと“距離”と“深さ”の数値データが記録・表示されます。

NJJ-200の使用方法～保存の手順～

１８①探査終了後にアイコンを押します。

②“保存しました”というメッセージが表示され設定しているフォルダにデータが保存されます。

アイコンを長押しすることで表示が切り替わり、保存先のフォルダ設定、データ番号の変更、保存済みデータの読み込みができます。

NJJ-200の使用方法～専用プリンタ出力の手順～

１９①アイコンを“長押し”します。

②「保存/印刷設定」を“印刷”に変更してメイン画面に戻ります。

※印刷には別売の モバイルプリンターが必要になります。

③アイコンを押すと表示されているデータが印刷されます。

NJJ-200 ～設定の有効活用～

２０

自動保存を“ON”にすると測定終了に自動でデータが保存されます。
保存したデータを削除したい場合はを長押して“表示データを削除します”を選ぶとデータが削除され、データ番号も戻りデータ番号が連番のままで測定することができて便利です。

最大測定距離は“無制限”もしくは“1m～15m”を“1m”刻みで設定できます。

①“無制限に設定”するとずっと探査できる状態になるので墨出しを行う際に非常に便利です。
②“1mに設定”すると測定距離が1m過ぎると探査が自動で終了します。
“自動保存”と組み合わせると国交省の新設の橋梁のかぶり厚検査（レーダ法） を行う際に便利です。

NJJ-200 ～設定の有効活用～①探査前に会社名、使用者名、現場名、測定部位を入力します。

２１②“レポートメーカ200”で“報告書作成”を選びます。
※レポートメーカ200を使用するには“HASPキー”が必要になります。

③測定したデータを貼り付けると入力した情報が自動で記載されます。
報告書作成機能では現場写真や解析したデータを貼り付けることができてエクセルで出力することができます。
※最初に貼り付けデータの入力情報（現場名など）が記載されます。

探査画像解析ノウハウ ～探査結果の表示画像～
走行した距離（ｍ）
探査結果は装置が走行した直下を示す垂直断面画像（Ｂモード）と受信した反射波形を示す（A-モード）があります。受信した波形のAモードに表示される振れ幅に応じて、Bモードに色付けされて表示されます。

①反射物が金属の場合（Σ₁：コンクリート＜Σ₂：金属）

カラーバー

表
面
か
ら
の
深
さ
（
㎝
）

２２

右側に
振れる
ピーク
の反射

垂直断面画像 反射波形
（B-モード） （A-モード）
横カーソル

縦カーソル

コンクリート中に鉄筋、配線、鋼管などの金属の材質がある場合
は表面方向から最初のピークが右側になります。これによりコンクリートより大きい比誘電率も有する材質であると推定できます。

②反射物が非金属の場合（Σ₁コンクリート＞Σ₂：空洞）

コンクリート中に空洞などの非金属の材質がある場合は、表面から最初のピークが左に振れます。これによりコンクリート
よりも小さい比誘電率を有する材質であると推定できます。

探査画像解析ノウハウ ～山形波形の違い～
かぶり厚が深くなると（山形）が横に広がって表示されます。

断面図

測定結果画像２３

探査する角度が90度（直行）より離れると横に広がり、真上（平行）を探査すると横縞のように表示されます。

測定結果画像

鉄筋の向き

かぶり厚 20㎜
山形が鋭角に表示されますかぶり厚100㎜
山形が横に広がって表示されます

かぶり厚200㎜
山形がさらに横に広がって表示されます※この反射を見て、どこまで入っているかを追う事が出来ます探査画像解析のノウハウ ～画像処理（深い埋設物）～

２４①アイコンを押します。

②画像処理設定が表示されるので“自動感度調整”を押します。

③画像処理後の結果が表示されて表示名も変わります。
※感度の表示も自動に変わります。

※基本設定で“自動感度調整”を“ON”にする事ことで測定終了後に処理後の結果が表示されます。

難しい探査結果について ～ピッチが狭い①～２５・埋設物の間隔が狭くなるにつれて（谷）の反応が強く表示され、実際の埋設物の位置である（山）の頂点が判別しずらくなります。
１．かぶり100㎜、ピッチ100㎜
解析画像

明確に山形の頂上がわかる
探査画像

２．かぶり100㎜、ピッチ 50㎜

山形の頂上がわかりづらく熟練が必要

３．かぶり100㎜、ピッチ 10mm

山形の頂上がわからない

難しい探査結果について ～ピッチが狭い②～鉄筋の周囲に電線や水道管などの埋設物が密集している場合は、１つ１つの山形の全容把握が困難となります。 しかし、測定者の技量が高ければ推測で位置の把握が可能となる。

２６

配筋図

鉄筋
裸電線

鉄筋のかぶり、ピッチが同等の条件で鉄筋の周囲（裏側）に電線がある場合は、電線の山形の全容は確認できないが、電線が裏側にある鉄筋の山形は、電線の影響を受け、隣接する鉄筋の山形と比べ反射に違いが出る。
配筋図
鉄筋

水道管
（金属）

裸電線

測定画像
（カラー）

測定画像
（カラー）

測定画像
（モノクロ）

測定画像（モノクロ）

解析画像

解析画像

走行（探査）可能範囲 ～円柱と柱～ハンディサーチで、橋梁などの円柱側面を探査する場合、ハンディサーチを通過させるには、本体の寸法（149（W)×134.5（H）×203（D）

直径約２ｍ以上の円柱である必要があります。また、被㎜以上のスペースが必要になり、柱や壁際を測定する際に制約を受ける

探査平面と本体底面のクリアランスが４mmの状態で性能ことがありますので、個々の例を下記に示します。左図の黄色の破線は保証しておりますので、円柱側面のような曲面探査時には探査できないエリア（約７.２㎝）です。右図の赤丸破線内のデータは採取

クリアランスが４mm以下となりかぶり厚の誤差を生じます。

しきれていないため山形が半分しか表示されず、正確な位置はわからない。

断面図

測定結果画像

断面図

主筋

帯筋

20
㎝

直径
２ ｍ以上

２７

約７.２ ㎝

40 ㎝

約１３.５㎝走行（探査）可能範囲 ～壁際～
壁際の場合も同様、黄色の破線部分は探査できないエリア（約7.2㎝）です。

２８

断面図

測定箇所が柱の横断方向（主筋探査方向）、外壁の横断方向、角の所
はコンクリートと空気の境界の反射により『エッジ効果』が表示されます。

断面図

測定結果画像

測定結果画像
カラー表示

探査方向

受信波

埋設物
20
㎝

約7.2 ㎝

35
㎝

送信波

40 ㎝

データが取りきれていないため山形が半分しか表示されず、正確な位置がわからない

30 ㎝

モノクロ表示２９

参考文献・関係資格
鉄筋探査の規格

必要資格

東・中・西日本高速道路(株)コンクリート施工管理要領 販売先
http://www.ri-nexco.co.jp/syoseki//tabid/149/Default.aspx

本レーダー装置は、使用するに当たって、総務省の定める、「無線技術者」等の資格を必要としない「微弱電波」に相当する。従って、誰でも本装置を使用する事が出来るが、出力された画像を判別する技量が必要となる。
技量認定として、非破壊検査業の業界団体である、（社）日本非破壊検査工業会で、下記の技術者資格
認証試験を行っている。

（社）日本建材・住宅設備産業協会 規格集（コンクリートの非破壊検査方法）販売先
http://www.kensankyo.org/business/jcms/jcms-3.html
国土交通省大臣官房技術調査課
非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案) 2012
http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kaburi.pdf(社)日本非破壊検査工業会
コンクリート中の配筋探査に使用する装置についての規格 検規6502（2012）
http://www.jandt.or.jp/training/ninshou/linkfiles/kenki-6502.pdf（社）日本非破壊検査協会
電磁波レーダ法によるコンクリート構造物中の鉄筋探査方法 NDIS 3429
http://www.jsndi.jp/jis-ndis/pdf/ndis3429.pdf（社）日本非破壊検査工業会「コンクリート構造物の配筋探査技術者資格認証試験 」
認証制度 検規6501（2013）
http://www.jandt.or.jp/training/ninshou/linkfiles/kenki6501.pdf

お問い合わせ先■東京本社〒１１２－０００４
東京都 文京区 後楽１丁目２番８号
後楽１丁目ビル８階
TEL：03-6379-0334 FAX：03-6379-0335

ＵＲＬ ： http://www.kgs-inc.co.jp