システム・製品部の「売りの技術」
システム・製品部では、原子力関連施設向け、工る。また、ゴムや樹脂等も放射線劣化が進むため、場設備や各種検査向けの自動機械などの装置を開限られた物しか使用できなかったり、もしくは、定発・製造販売している。原子力関連施設向けでは、期的に容易に交換できるように特別な設計をした

主に各種検査装置の保守点検、改造、リプレースりする。電子回路も、なるべく放射線の影響を受等を行っている。自動機械では、製品の検査をする

けない配置にしたり、遮蔽を行ったりする必要が装置から耐久試験をする装置など、多種多様な装ある。このような制約の中で過去に数々の装置を置の開発、設計、製造をしている。それ以外にも化原子力関連施設に納入した。

学プロセス装置などを手がけた実績もある。

現在当部では、これらの装置の定期メンテナン昨今の技術の進歩は目覚しいものがある。これスを行うだけではなく、装置に不具合が発生したらに対応するため、社内の検査事業部、計測事業際の原因調査から修理も実施している。また、納部が持つ技術などを取り込み、より高度な計測装入してから長期にわたって使用した装置について置に対応したり、また、どんどん短くなっているは、性能を維持しメンテナンス等も続けていける

製品ライフサイクルにも対応したりできるようにように部分的に機器を更新するリニューアル工事

新しい技術を積極的に取り入れてお客様の要求にも実施している。このように長期にわたって使用対応している。

された装置では、装置内部で使用されている機器

前述の通り、当部ではお客様のニーズに合わせが生産中止になっているものも多く、また、代替た装置を提案し、開発、製造する技術を持ってい品といっても同じ性能、寸法の物があるとは限らる。この技術力を生かして、お客様の要求にマッない。そのため、代替品を探す際は、重量や取付チした装置を開発、製造していくと共に、省人化、寸法の比較はもちろん、性能を維持できる能力が効率化などに対応した装置の開発をして社会に寄あるかどうかについての調査も行わなければなら与している。

ない。これは、機械部品、電気部品だけでなく、ソ以下に、当部で扱う製品の一部を紹介する。

フトウエアにまで及ぶ場合があり、ひとつの機械部品を交換するために、それに合わせて電気部品1. 原子力関連装置やソフトウエアまで変更しなければならないこと

原子力関連装置は、原子力という特殊な環境やもある。また、古い装置は図面等の資料が残って条件の下で取り扱い、動作させなければならない。

いない場合も多く、改造、リニューアル前には必そのために、世間一般で扱われる装置とは異なるず現物を調査する必要がある。これは原子力関連管理や条件が必要である。特に放射線環境下に置装置に限った話ではないが、一般の機械では、装かれる装置に対しては、一般的に扱われる機器が置が設置してあるエリアで作業の制約を受けるこ使えない場合がある。たとえば、ベアリング等はとは少なく、このような製造中止の機器を新しい通常のグリスでは使用できないため、特別な耐放機器に置き換える作業で苦労することは少ない。

射線性のあるグリスに入れ替えて使用したりす

しかし、原子力関連装置では放射線環境という制—62—

約があり、容易に交換や改造作業ができなかった
り、装置自体もしくは装置の一部を一旦別の場所に持ち出して作業することもできなかったりすることがほとんどである。そのため、原子力関連装置では一概に装置の改造、リニューアルといっても、簡単にはできないことが多く、これらのことを考慮しつつ作業計画、設計を進める必要がある。
2. 自動機械
自動機械では、各種計測を行う装置や試験を行う装置などを手がけている。これらの装置は、一般的に標準品としてラインナップされている物ではなく、お客様の要求に合わせて 1 台 1 台カスタムで設計していく。また、お客様の要求を満足するために装置の構成や取扱方法等、多くをこちらから提案して作り上げていく。計測装置では、物の外径を連続的に計測したり、ゆがみや力、変位図1などを複合的に計測したりすること、試験装置でゴム支承の圧縮試験機は、いろいろな物が壊れるまでの耐久試験をする装置などがある。また、これらの計測に必要な駆ため、試験体の変形量を計測する計測機器には、装動機構や制御についての技術も必要とする。

置側の荷重による変形の影響を受けないようにする特別な機構が設けられている。さらにこの図 1（1）2.1 計測装置の装置では、試験体が重量物であるため、試験体

図 1 は支承と呼ばれるゴムのブロックを押しつの装置内への搬入、搬出を容易にできるように、試ぶし、その時の変形量と荷重からゴムのバネ乗数

験体の出入機構が設けられていて、半自動で試験を 求 め る 装 置 で あ る。 ゴ ム を 押 し つ ぶ す の に体の装置内への設置および取り出しを行うことが5000kN 以上の力を出すと共に、その時の力とゴムできる。また、このような装置では、動作速度がの変形量を計測することができる。5000kN という速くなってくると、荷重と変位を計測した時の計大きな力を出すために油圧制御技術を用いてい測値の読み込みに、アンプの特性による処理時間て、これだけ大きな力を出しながら高い精度で位の遅れが生じてきて位置と荷重にズレが生じる場置と荷重をコントロールしている。特に、変形量合がある。そのような場合も、これらの機器の特については、5000kN 以上という大きな荷重を加え性を合わせて正しい計測ができるような処理を実ると試験体だけでなく装置自体も変形をする。こ施して、より正確な計測値を出力できるような工の変形量は数十ミクロン～数百ミクロン程度だ

夫を実施している。

が、試験体の特性を計測する上ではこの装置側の変形が計測値に大きく影響を与えてしまう。その—63—

IIC REVIEW/2018/10. No.60

（2）2.2 耐久試験装置

2.3 化学プロセス装置

図 2 に、耐久試験装置の一例を示す。本装置は、計測装置、耐久試験装置以外の分野として、化装置の中に車のホイールをセットし、ホイールを回学プロセス装置も手がけている。一例として、図 3

転させながらハブに曲げの荷重をかけることで、ホに中和処理装置を示す。本装置は株式会社 IHI と株イールの耐久性を見る装置である。ホイールのハ式会社 IHI インフラ建設が共同で開発した微小なブ面に曲げの荷重を一定にかけながらホイールを気泡を利用した技術を用いた中和処理装置で、ア回転させることにより、ホイールが車の荷重を支えルカリ性廃水中に効率よく炭酸ガスを溶け込ませながら走行するのと同じ状態を作り出すことがでて中和させる装置である。主に工場でプレキャスきる。試験のための荷重や回転数、回転速度は任意

トコンクリート製品を製作する際に出てくるアルに設定でき、ホイールの大きさなどにより試験条件

カリ性廃水を中和処理するために開発された。写をいろいろ変更することができる。試験時には、
所

真は本体のみであるが、この本体には、処理水の定回数に達する前に試験体が破損してしまうこと

pH 値を計測する pH 計と炭酸ガスの流量および圧もあるため、破損する場合に備えて破損を事前に力をモニターする計測器、また、中和が完了した検知するセンサーも搭載し、試験体が破損し始めら炭酸ガスの供給を停止する電磁弁などが搭載さたら直ちにその兆候を検知して装置を停止させるれている。これに pH 値を計測するセンサー部と散機能も付いている。このように、耐久試験装置と気板と呼ばれる微小な気泡を発生する機器を組みいってもただ耐久試験の動作をするだけでなく、耐合わせることで中和処理装置が構成されている。

久時間や繰り返し数などの計測をする機能を持っ使用方法としては、アルカリ性廃水の貯蔵プールていたり、試験体の状態を監視したりする機能もにこの pH 計と散気板を設置し、装置を稼動させて併せ持った装置になっている。

炭酸ガスを供給する。すると、散気板からアルカ

図2

ホイール耐久試験装置—64—

で常時計測され、設定された pH 値になると自動で炭酸ガスの供給を停止する機能を持つ。また、本装置ではオプションとして処理水の pH 値をログとして残すためにロガーを搭載することもできる。
このように、さまざまなお客様の要求に合わせて装置を作りこむことにも対応することができる。
これ以外にも、特殊なバルブを用いてガスを高速にコントロールする装置や、各種薬剤を決められたタイミングで決められた量供給する装置なども製作した実績がある。
このように、当部では小型の物から大型の物までさまざまなニーズに対応したメカトロ機器の装置を手がけている。
文責
機器装置事業部

システム・製品部長
廣瀬 尚哉

参考文献
（1） 石川孝弘、広瀬宏樹、廣瀬尚哉：6000kN 圧縮
図3

試験機、IIC REVIEW、No.58、2017/10、pp.54-

中和処理装置56

リ性廃水中に炭酸ガスの微小な気泡が発生し、効（2） 菅井孝郎、廣瀬尚哉、藤川宏：ホイールライ

率よく水中に炭酸ガスを溶け込ませることで中和

フテスター、IIC REVIEW、No.39、2008/4、pp.63-

処理が行われる。この貯蔵プールの pH 値は pH 計

67

—65

—

IIC REVIEW/2018/10. No.60