流量の表示、積算、警報監視が一台で手軽にできる!
RoHS 指令対応

IR4600 UNIVERSAL TOTALIZER
ユニバーサルトータライザ

概要IR4600 は流量計用の指示・積算計です。アナログ出力またはパルス出力タイプの流量計に接続して瞬時流量と積算流量の切換表示および警報接点出力を行います。スケーリングや警報値などの各設定情報はパネル面のキー操作により任意に変更できます。ループ用24V電源を内蔵しており、2線伝送式トランスミッタや 3 線式パルス / アナログ出力センサとの組合せも可能です。DIN48× 96 のコンパクトハウジングとあわせ、設置、配線がきわめて容易です。

標準仕様
●入力

◇パルス入力（パルス出力センサとの組合せ）
フルスケール設定 0.01 〜 1000Hz
・NPN オープンコレクタまたは無電圧接点パルス
端子開放電圧：18V、端子短絡電流：6mA・電圧パルス
L：0 〜 2V DC、H：3.8 〜 30V DC◇アナログ入力（アナログ出力センサとの組合せ）
・DC4 〜 20mA（入力抵抗 250Ω）
・DC1 〜 5V または DC0 〜 5V（入力抵抗 220 kΩ）◇リセット入力および外部入力
・NPNオープンコレクタ出力または接点出力を受け付け
端子開放電圧：24V、端子短絡電流：7mA・リセット入力：ON 入力で積算カウンタまたは警報をリセット
・外部入力：ON 入力でセンサ入力禁止または表示
ホールド●表示機能（キー操作にて瞬時、積算表示切換え）◇瞬時、積算表示精度
・パルス入力時：± 0.05%F.S. ± 1digit (*)
・アナログ入力時：± 0.25%F.S. ± 1digit (*)◇表示器
文字高さ 14mm、1：赤色 LED、2：緑色 LED を選択可能
◇瞬時表示
瞬時表示
Max.4 桁 LED（少数点以下 0 〜 3 桁）
スケーリング
0.001 〜 9999
ローカットオフ
入力信号 0.5% カット後、1 〜 29% 可変
表示平均化
サンプリング時間 0.1 〜 99.9 秒
◇積算表示
積算表示
Max.6 桁 LED（少数点なし）
積算率
1 〜 180000 カウント /hローカットオフ
瞬時表示の設定を適用
積算リセット
キー操作または端子リセット入力
オーバ表示
6 桁オーバ後は警報ランプ点灯し積算継続（エンドレス方式）、オーバ回数表示付◇ LED ランプ（パネル前面に緑または赤色 LED 6ヶ配置）
瞬時 / 積算表示連動、外部入力 ON 時、瞬時または積算オーバ時、警報出力時に点灯●瞬時警報出力 / 積算プリセット出力機能
警報 / プリセットを切替選択（併用不可）
出力点数
2 点（警報ランプ点灯）
接点容量
DC30V,1A/AC125V,0.3A
接点構成
リレー 1a 接点
動作モード
比較 / 保持 /1 ショット出力を選択可能
警報リセット
キー操作または端子リセット入力●再出力機能◇アナログ出力（DC4 〜 20mA）
瞬時表示を再スケーリングして電流出力する
出力精度± 0.2%（表示値に対し）(*)
更新時間
約 20ms
応答時間
約 90ms（0 から 90% まで変化する時間）
出力分解能
分解能 3600/4 〜 20mA
◇パルス出力（積算カウンタ同期パルス）
積算表示が 1 カウントアップするごとに 1 パルス出力する
出力信号
NPN オープンコレクタ、容量 DC30V、Max.50mA
パルス幅
0.01 〜 1.99s（初期値 50ms）●一般仕様
電源1：AC85 〜 264V（フリー電源）
2：DC12 〜 24V（DC10.8 〜 26.4V）
消費電力
15VA 以下（AC 電源）、10W 以下（DC 電源）
センサ用ループ電源 DC24V、100mA（安定化）
使用温湿度
0 〜 50℃、30 〜 80%RH（結露しないこと）
ケース材質・色ABS 樹脂・黒取付け
パネル取付け方式
保護等級
ケース本体：IP20 相当（屋内設置形）
前面パネル：IP66 相当（防塵・防滴構造）
外部配線接続ネジ端子（M3.5）
質量約 350g●その他
耐電圧
AC1500V、1 分間
絶縁抵抗
DC500V、50MΩ以上
停電保証
各設定値および積算データをFRAMに保持（回数 10 万回以内、約 10 年間）(*) 基準温度：23℃、温度ドリフト：200ppm/℃以下

TG-EM169J-0

JUN. 2008K

TG-EM169J-1

DEC. 2010K

UNIVERSAL TOTALZER

IR4600

形式コード表入力信号

形式コード
4 61電源21
表示部
2内IRセンサ

AC85 〜 264V（フリー電源）
DC12 〜 24V（DC10.8 〜 26.4V）
赤色 6桁LED
緑色 6桁LED
オープンコレクタパルス
DC4-20mA
DC1-5V
DC0-5V
電圧パルス−01−02−13−24−35

入力信号

パルス出力センサ

容IR4600–

7 COM
8 A.IN
9 + 24V
10 P.IN

電源(*)+アナログ出力センサ

端子配置

センサ
8アナログ
出力センサ

92線式
トランスミッタ

879電源

10パルス
出力センサ

–+79電源IR4600

7 COM
8 A.IN
9 + 24V
10 P.IN

電源(*)

外部入力
リセット

パルス再出力スケールド123（E） （C） N.C.
NPNオープン
コレクタ出力接地（F.G.）

4

センサ供給
電源（DC24V）

567EXT. RST. COM COM

8910A.IN+24V

P.IN

瞬時警報出力 or積算プリセット出力

計器
電源

2線伝送式トランスミッタ
センサ

7 COM
8 A.IN
9 + 24V
10 P.IN

–+

アナログ
再出力
4-20mA

N.C.

IR460011 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AC85〜264V

LOW（OUT2）HIGH（OUT1）(*) 3線式パルス/アナログ出力センサの場合は、センサ側の電源端子とIR4600の9番端子を接続してください。

DC12〜24V

外形寸法(114)

130
4111

15481596

StateAlarm

ENTPV TO HD OV
1Mode
RST2

ゴムパッキン（※）

取付間隔寸法図

取付金具+0.845+0.6070以上

92 0

パネルカット寸法

130以上（※）防滴で使用する場合は、付属のゴムパッキンを挿入してください。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。
東京計装株式会社はホームページを開設しています。

http://www.tokyokeiso.co.jp

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp
使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

製造品目■仙台営業所■厚木営業所■徳山営業所
TEL 022-773-1451（代） TEL 046-223-1141（代） TEL 0834-21-0220（代）■富山営業所■静岡営業所■北九州営業所
TEL 076-493-8311（代） TEL 0545-64-3551（代） TEL 093-521-4170（代）■茨城営業所■名古屋営業所■熊本営業所
TEL 029-246-0666（代） TEL 052-953-4501（代） TEL 096-375-7327（代）

計量器製造事業登録事業所・高圧ガス試験製造認定事業所
本社：東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル（〒105-8558）TEL 03-3434-0441（代）

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

■大宮営業所■大阪営業所
TEL 048-652-0388（代） TEL 06-6312-0471（代）■長野営業所■岡山営業所
TEL 0263-40-0162（代） TEL 086-421-6511（代）TG-EM169J-1