ヒアリングループシステムのレンタルサービス

推奨設置環境：福祉施設、老人ホーム、各種会議室、研修室など

推奨設置環境：官公庁や金融機関、病院、郵便局、旅行代理店、携帯ショップのカウンターなど

HS-10CN

HS-10SN

ヒアリングループ受信機
SOR-100

ワイヤレス2チャンネル使用可能
携帯型ヒアリングループアンプ HS-60

タイピン型
ワイヤレスマイクWM-3100

新型20mループアンテナ付き（リールドラム型）

ヒアリングループ受信機
SOR-100

専用収納ケース

有線マイク

聞きたい声が聞こえる︒

推奨設置環境：福祉施設、老人ホーム、各種会議室、研修室など

HS-60

誰もが聴こえるやさしい街づくりがカウンター型ヒアリングループシステム

音楽が鮮明に聞こえる︑小型ヒアリングループシステム

笑顔の未来につながります︒

携帯型ヒアリングループシステム

パネル式ループアンテナ

小型ループアンプ本体
チューナーユニット組込み済 HS-10

ハンド型ワイヤレスマイク
WM-3000A

ループアンテナ

小型ループアンプ本体
チューナーユニット組込み済 HS-10

Ver.2

ヒアリングループシステムで社会に貢献する

販売代理店

難聴者用ヒアリングループでスタンド式
有線マイク FD-13α

持ち運びに便利なアタッシュケース型

クリアな音の世界が街中に広がります︒

有線マイク

ソナール

株式会社

【本社】
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93
京都リサーチパーク6号館302

TEL.075-315-5561
FAX.075-315-5625

Website : https://www.sonar-loop.jp
本カタログに記載の仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。

難聴者用ヒアリングループで社会に貢献する

難聴者用ヒアリングループで社会に貢献する

難聴者用ヒアリングループ

誰もが聴こえるやさしい街づくりが笑顔の未来につながります。

カウンター型ヒアリングループシステム
HS-10SN
ピンマイク

パネル式ループアンテナ

スタンドマイク

現在、難聴者は軽度の方も含めると全国で600万人いると言われています。
高齢化社会が進むにつれ、ますます増加が予想される中で難聴者へのケアはきわめて重要な課題となってきました。
難聴者は外見ではわかりづらい上、声をかけても気づかないため、会話が滞りやすく出無精になりがちです。
受付

地域社会へ参加したくても困難なことが多く、参加できないのが実情です。
補聴器を使用することで解決するのでは？と思われがちですが、無選別にあらゆる音が聞こえてくるので、むしろ聞き分けが困難で大変疲れてしまうのが現状です。
特に広い場所やホール、会議室、教室、劇場、体育館などで音声を正確に聞き取ることは非常に困難です。

カウンターで。

そこで補聴器のこうした限界をカバーするために生まれたのが【ヒアリングループ】
です。
これは、ヒアリングループアンプに入力された音を電気信号に変えて送ると、電線の中で磁力が生まれ、この磁力を補聴器で感知することで、周りの雑音がほとんど聞こえず、目的の音を正確に聞き取ることができます。
欧米ではヒアリングループシステムはすでに常識化されていますが、小型ヒアリングループシステム HS-10CN
ワイヤレスマイク日本の場合はまだ設備されているところが限られているのが現状です。

補聴器

官公庁や金融機関、病院、郵便局、旅行代理店などのざわざわしたカウンターでは、正確に聞き取りができないと、お互いにとても不安になってしまいます。
あいまいなやり取りをなくし、不安を解消し、大切な手続きや説明を正確に行えるよう、カウンター型ヒアリングループシステムの設置が有効です。

有線マイク

ヒアリングループシステムの広がりが、難聴者や高齢者のバリアフリーとなり、積極的に社会参加できる笑顔の未来社会につながります。

設置型ヒアリングループシステム HSR-120N

ループアンテナ

少人数の会議で。

携帯型ヒアリングループシステム HS-60

少人数の会議では、小型ヒアリングループシステムを設置することで、ヒアリングループエリアを簡単に作り出すことができます。
必要なエリアをループアンテナで囲み、その中に磁力を発生させる、ただそれだけで難聴者にとって不安のない快適な会議となります。重要な情報を正確に聞き取ることで、発言への自信が生まれ、積極的に参加することが可能になります。

車載用ヒアリングループシステム

アンケート結果（全集計）③ふつう：10名

無回答：2名

8%

28%

62%

①とてもたのしかった：79名

メモ

広い場所、たとえば、教室、視聴覚室、会議室、ホール、スタジアム、劇場、体育館、博物館などの公共施設では、常にざわざわとした様々な音があふれています。 補聴器は、それらの音をすべて拾い上げ、無選別で耳に届けます。音声だけを正確に聞き取ることは大変困難です。
欧米ではすでに多くの場所で設置済みですが、床下にヒアリングループシステムを常時設置しておくことで、この問題は解決します。様々な施設でのバリアフリーが実現すれば、難聴者や高齢者も安心して社会へ参加することができるようになるでしょう。

2

ループ
アンプ

メ大型施設で。

メモメモ

メモ

メモ

②たのしかった：36名

ループアンテナ（リールドラム型）

ループアンテナ

講演や説明会など。
可搬型のループアンテナで必要な場所をぐるりと囲めば、簡単にヒアリングループエリアの誕生です。難聴者は、正確に聞き取れないことで敬遠してきた講演や説明会、会議などへも、積極的に参加できるようになります。 持ち運びに便利なアタッシュケー
ス型。あっという間に、バリアフリーの空間が出来上がります。

＊ソナールのヒアリングループは、全国の「福祉のまちづくり条例」に対応しています。

バスや電車、タクシーの中で。
高齢者や車椅子の方に配慮したバリアフリーの低床バスのように、難聴者へ配慮したヒアリングループ設備搭載車が必要とされています。外見から判断できない難聴者は、たとえば事故やトラブルが起きた際、適切な誘導が伝わらないため不安になるばかりか、第２次災害に巻き込まれてしまう可能性が大きくなります。
また、タクシーでは、運転手とのコミュニケーションも正確にでき、トラブル回避になります。

さまざまなシーンで“聞こえ”をサポート、笑顔のコミュニケーションが生まれます。 3難聴者の“聞こえ”をサポートします。
ヒアリングループとは？

ヒアリングループとは、難聴者の聞こえを支援する設備で、ループアンテナ内で誘導磁界を発生させることで、音声磁場を作ります。
様々なシステムの名称はありますが、磁界を発生させるループアンテナを輪のように這わせることから総称して、補聴器誘導システム「ヒアリングループ 」と呼ばれています。
自分の補聴器を［T］に切り替えて使用、または専用受信機を活用。

設置型ヒアリングループシステム

推奨設置環境：公共施設（ホール、スタジアム、福祉施設、老人ホーム、各種会議室、研修室など）

システム概要ヒアリングループは難聴者の聞こえを支援する設備です。難聴者はホ

集団補聴システム集団の中で「聞こえ」を効果的に支援する最適なシステム。

ループアンテナ

難聴者用ヒアリングループ

ールや会館、会議室、議場の傍聴席などで音声を正確に聞き取ることが困難ですが、本システムを利用することによりテレコイル付（補聴器・人工内耳）または、ヒアリングループ受信機にて容易に聴取することができるようになります。
原理としまして、会場の音響装置より出力された音声信号をヒアリング
ループアンプと床に埋設したループアンテナで誘導磁界を発生させ、磁気誘導無線システム

難聴者の装用しているテレコイル付（補聴器・人工内耳）
または、ヒアリングループ受信機の誘導コイルに音声信号を誘起させることにより聴音声信号を電気信号に変え、ループアンテナで誘導磁界を発生させ聞くシステム。

取するもので、音を正確に聞き取ることが可能になります。
フロアプレート

ヒアリングループのしくみ

床仕上げ材

音声信号をヒアリングループアンプを通し、床等に敷設したループアンテナ（多芯ケーブル）や床にはわせたループアンテナに電気信号として送ります。
ループアンテナ内で誘導磁界が発生し音声磁場ができるので、テレコイル付（補聴器・人工内耳）、ヒアリングループ受信機で音声信号として聞くことができます。

コンクリートループアンテナ
ヒアリングループアンプ

磁界ヒアリングループを導入する
メリット

ワイヤーメッシュ（上配筋）
ワイヤーメッシュ（下配筋）

コンクリート・スラブ

テレコイル付補聴器
orテレコイル付人工内耳orヒアリングループ受信機

周りの騒音・雑音に邪魔されずに、目的の音・声だけを正確に聴き取ることができます。

幹線用配管（ヒアリングループアンプへ）
4×4アウトレットボックス
合成樹脂製可とう電線管/PF管（ループアンテナケーブル）

施工例

EIAオーディオラック

・会館、会議室

ループアンテナ

・議場の傍聴席

ご自分の補聴器、人工内耳を”T”モードに切り替えるだけで、音声を聞くことができます。
受付カウンターなど小さいエリアから大ホールやスタジアム等の大きいエリアまで対応が可能です。

EIAオーディオラック

音質調節

傍聴席
議員席

議場

信号対緩音比動作表示
出力表示
使用温度範囲外装

記者席

補聴器の種類

ループアンテナ

操作がしやすく、話し手の口元に近づけて聞くこともできる。
※「T」モード切替可（約70%の機種）

・ホール、会館

寸法
重量
付属品

EIAオーディオラック

耳かけ型
耳にかけるタイプで多機種、調整機能があり操作がしやすい。
※「T」モード切替可（約60%の機種）

耳あな型

人工内耳（Ｔモード対応）

適合有線マイク
適合品
用途

ステージ

使用者の耳形、聴力に合わせる。
コンパクトで目立たない。
※「T」モード切替不可（一部オプション対応）

ヒアリングループ内では、雑音があっても補聴器・人工内耳で音声も音楽もハッキリと聞こえます。

4設置工事のフロー
新築（床埋め込み）の場合

使用電源
定格消費電力
消費電流
出カ
出力負荷インピーダンス
ひずみ率
周波数特性
入力感度及びインピーダンス
ライン出力

車椅子席

ポケット型

設置型ヒアリングループアンプ
HSR-120Nの仕様

ヒアリング
ループ
設置場所の確認①図面でレイアウトなど
打ち合わせ

AC100V 50/60Hz
95W（電気用品取締法に基づく）
AC4.0A
定格120W
ループ出力インピーダンス
3%
HSR-120N
80Hz〜10kHz 偏差 ±3dB
（定格出力時−10dB 1 kHz基準）
入力感度切換式 音量調節器付
約−60dBV 、−20dBV 、OdBV 600Ω 平衝
出力レベル切換式
約 −60dBV 、−20dBV 、OdBV 600Ω 平衝
3ポイント式イコライザ 音質調節器付
低（330Hz）
・中（1kHZ）
・高（3.3kHz）可変範囲±10dB
60dB
電源表示灯：赤VU計による−10℃〜 ＋50℃
パネル（鋼板）マンセル N1.0 ブラック塗装、ケース（メッキ鋼板）
幅480mm×高さ132mm×奥行356mm
約8.3kgキャノンプラグ3P 2、キャノンプラグ4P 1
M5×15半丸皿ねじ 4、φ5飾りワッシャ 4600Ωマイクロホン全種
ループアンテナ
本機は、入力感度切換回路を備えた磁気誘導アンプです。
また、ラックマウント仕様になっています。

お見積り

床、埋設配管
工事

アンプ
機器搬入

配線、調整テスト

完成
引き渡し②貸出用受信機などの③電気設備担当者など④音響ラック組み込み⑤磁界誘導測定、⑥取り扱い説明、打ち合わせなどの打ち合わせ

検討

出力データなどの記録

引き渡し

5HS-10CNセット内容

難聴者用ヒアリングループ

難聴者用ヒアリングループ

携帯型ヒアリングループシステム HS-60

小型ヒアリングループシステム
HS-10CN

推奨設置環境：福祉施設、老人ホーム、各種会議室、研修室など

推奨設置環境：福祉施設、老人ホーム、各種会議室、研修室など

特徴

ループアンテナ（8ｍ）

特徴

持ち運びに便利なアタッシュケース型

小型・軽量・ワンケースにすべて収納。
少人数の会議等に最適。

アンケート結果（全集計）③ふつう：10名

ワイヤレスマイク、有線マイクが標準装備。

無回答：2名8%28%

小型ループアンプ本体
チューナーユニット組込み済
HS-10①とてもたのしかった：79名

外部入力端子（テレビ、DVD等接続可能）を1系統装備。

62%②たのしかった：36名

新型20mループアンテナ付き（小型・軽量になりました）

補聴器

ワイヤレスマイクメモ
メモ
メモ

ワイヤレスマイク2本まで使用可能（オプション）

ハンド型ワイヤレスマイク
WM-3000A有線マイク

有線マイク

HS-10SNセット内容

メ

メモメモ

音響設備と接続可能

ヒアリングループ
受信機 SOR-100

ループアンプ

アンプ付きスピーカとの接続可能（オプション）
延長用ループアンテナ20mまたは30mを接続可能（オプション）

HS-60のセット内容

本機

新型20m可動型ドラム式ループアンテナ（注意：旧型との互換はございません）

ループアンテナ（リールドラム型）

ヒアリングループ専用オプション

難聴者用ヒアリングループ

使用電源
定格消費電力
消費電流
出カ
出力負荷インピーダンス
外部出力
ひずみ率
周波数特性
音量調整

カウンター型ヒアリングループ
システム HS-10SN

入力感度及びインピーダンス

寸法
重量
付属品
適合有線マイク
適合品

・チューナユニットSU3000A

推奨設置環境：官公庁や金融機関の窓口、旅行代理店、携帯ショップのカウンターなど

聞こえにくい方にでもコミュニケーションが取りやすくなり、確実な対応ができます。
パネル式ループアンテナはコンパクトで軽量ワイヤレスマイク、有線マイクが標準装備。
AC100Vがあれば、どこでも設置できる手軽さ。

？？

ざわついたカウンターで相手の声が聞き取れない!!
ピンマイク

ヒアリングループ
受信機 SOR-100

使用電源AC100V 50/60Hz
消費電流0.4A
定格出カ10W
ループ負荷インピーダンス ループ出力インピーダンス
ひずみ率5%以下
周波数特性
200Hz〜10kHz 偏差 ±3dB
入力感度及びマイク −62dBV 600Ω 不平衝 音量調節器付（前面）
インピーダンス ライン −22dBV 10kΩ 不平衝 音量調節器付（前面）
信号対雑音比55dB以上動作表示
電源表示灯：赤 出力表示：7ポイントLED
使用温度範囲
−10℃〜 ＋50℃（ワイヤレスチューナ使用時は0℃〜＋40℃）
外装
パネル（鋼板）マンセル N1.0 近似色黒半艶カバー（ビニールラミネート鋼板）マンセル N1.0 近似色黒寸法
幅203mm×高さ70mm×奥行180mm（突起部を除く）
重量
約2.6kg
付属品
2P メタコン 1、取扱説明書 1
適合品
ループアンテナ、ワイヤレスチューナユニット（SU-3000）
ワイヤレスアンテナ（AA-382）
ワイヤレスマイク（WM-3000AまたはWM-3100）離れていてもしっかり聞こえます。
2m

ヒアリングループ受信機 SOR-100
6

パネル式ループアンテナ

スタンドマイク

・20Wアンプ付スピーカ※10mの接続コード【セット内容】本体（1）、イヤホン（1）、耳せん（小、中）各（１）、単4乾電池（1）ネックストラップ、接続コード
機器サイズ：50×80×20mm 重さ：約60g

タイピン型ワイヤレスマイク
WM-3100

ヒアリングループアンプ HS-10の仕様（共通）特徴

受付・AA-382 ロッド型ワイヤレスアンテナ
・ドラム式ループアンテナ（延長専用20m）
・ドラム式ループアンテナ（延長専用30m）

AC100V 50/60Hz
40W（電気用品安全法による測定方法に基づく）
1.7A
定格 60W 最大100W
ループ出力インピーダンス
約0dBV 、10kΩ 不平衝
1％（1kHz定格出力時）
80Hz〜10kHz 偏差 3dB（定格出力−10dB時）
100Hzに於いて −10dB（スピーチ時 1kHz 基準）
10kHzに於いて −10dB（1kHz 基準）調節器付
マイク1 約−72dBV 600Ω 不平衝 音量調節器付マイク2 約−72dBV 600Ω 不平衝 音量調節器付
ライン 約−22dBV 100kΩ 不平衝 音量調節器付55dB
電源表示灯：緑 出力：VUメータによる−10℃〜＋50℃
パネル（鋼板）
メタリックシルバーグレー塗装
ケース（アルミニウム）
アルマイト仕上シルバー
幅440mm×高さ191mm×奥行404mm（取手含む）
約7kg
2極大形単頭プラグ 1、キャノンプラグ4P 1
600Ωマイクロホン全種
ループアンテナ
300MHz帯ワイヤレスチューナユニット（2台まで組込可能）
300MHz帯ワイヤレスマイク（チューナ組込時）

パネル式ループアンテナ

受付・ハンド型ワイヤレスマイク
WM-3000A

小型ループアンプ本体
チューナーユニット組込み済
HS-10

携帯型ヒアリングループアンプ HS-60の仕様

信号対雑音比動作表示
使用温度範囲外装

・タイピン型ワイヤレスマイク
WM-3100

スタンド式有線マイク
FD-13αループアンテナ
ループアンテナ

有線マイク

専用収納ケース「聞こえ」の到達範囲

やや聞き取りにくい方に対応します
非常に聞き取りにくい方にも対応します
ヒアリングルー受信機用10台収納ケース ES-10CN（写真は受信機10台を収納した状態です）

クリアに聞こえることで、不安がなくなり、自然に笑顔が生まれます。

7