SRI-2000
分光放射照度計
日本語取扱説明書

目次

SRI-2000

2

１

製品概要
1.１ 概要
1.2 梱包内容
1.3 概要説明
1.4 特長２

製品説明
2.1 バッテリー
2.2 測定画面
2.3 データの保存と取得
2.4 デバイス情報と暗電流校正

3PC接続
3.1 ソフトウェアのインストール
3.2 データの処理とレポートの生成

4

製品詳細
4.1 仕様4.2 測定可能なパラメータ
4.3 インジケーターとバッテリーのメンテナンス

3

SRI-2000

1

製品概要
1.3 概要説明

1.１ 概要Φ29mm積分球

Optimum社のSRI-2000分光放射計は、コンパクトで高性能なツェルニーターナー分光器を採用しており、SSLモジュール、照明器具、一般照明システムを含むあらゆる種類のランプの主要な照度および測光パラメータを正確にテストすることができます。SRI-2000はハンドヘルド型で持ち運びが容易なため、必要なときに必要な場所で測定することができます。
測定できるパラメータは、照度（lx）、分光放射照度（mW/m2）、色度座標CIE1931（x、y）、CIE1976（u"、v"）、相関色温度（CCT）、主波長（λd）、半値幅（FWHM）、ピーク波長（λp）、色純度等です。

受光ポート

電源スイッチMini USBポート
電源用端子

1.4 特長コンパクトなツェルニーターナー分光器に2048素子のソニー製リニアCCDアレイを搭載● Φ29mmの積分球を光入射口とする優れたコサインコレクター● 180°の視野で光を集光● グローライトを含む狭帯域光源を正確に測定● 強度と色に対して0.5nmの分解能（データ分解能）● 6nm FWHW (半値全幅) 分解能 (データ分解能)● 用途に応じて、さまざまな波長域のバリエーションを用意：● 標準タイプ： ３５０～780nm (型番SRI-2000)● 拡張タイプ： ３５０～950nm (型番SRI-2000+)● UVタイプ： 250～850nm (型番SRI-2000-UV)● レーザータイプ： 650～1050nm (型番SRI-2000LS)●1.2 梱包内容
このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
Optimum社製SRI-2000 は、さまざまな光の照射条件を最適化するために開発されたハンドヘルド分光計です。先に進む前に、次の SRI-2000本体ものが入っていることを確認してください。キャリングケースには、以下のものが入っています：
1. SRI-2000本体
2. 電源アダプター
3. USBケーブル
4. 本体保護用ソフトケース
5. キャリングケース

SRI-2000

電源ケーブルUSBケーブル

5インチ液晶カラータッチスクリーンによる制御
大容量オンボードメモリー - 最大50万件の分光データ保存可能● ミニUSB経由で、PCでのソフト解析やデータ転送が可能● Excelとpdf形式でエクスポート●●

本体保護用ソフトケース

4

キャリングケース

5SRI-2000

2

製品説明
このボタン（） を選ぶと、次のようなドロップダウンメニューが表示されます：

2.1 バッテリー
新品のSRI-2000をお受け取りになった際、多少の充電が残っている場合があ り ま す 。 し か し 、 最 初 に 使 用 す る 前 に フ ル 充 電 す る ことをお勧めします。
詳しくは、4.3電源ランプの色と電池の詳細についてをご覧ください。充電の際は 、 付属のメイン ア ダ プターを使用し、本製品の右側にある電源ソケットに差し込んでください。標準的な充電時間は、製品の電源を切った状態で6時間ですが、充電中に製品の電源を入れると、この時間は長くなります。完全に充電されたバッテリーの寿命は5時間です。

2.2 測定画面
SRI-2000は、電源ボタンをスライドさせるこ とで電源が入り、起動時間は≦50秒で、その後、以下のような測定画面が表示されます：
測定は、測定画面に入るとすぐに行われ、次のパラメータが表示されます。
● Ev - 照度（lx）● Ee - 分光放射照度(mW/m2)● CCT - 相関色温度● (x,y) - CIE 1931色座標● CRI - 平均演色評価数● PPFD - 光合成光量子束密度 (µmol/m2 *s)● スペクトル - 放射線の波長測定画面には次のボタンがあります。
設定ボタン- 設定にアクセスします。詳細については以下をお読みください。
フォルダボタン - デ ー タ の 保 存 や 古 い デ ー タ の 取 り 出 し（2.3データの保存と取り出しの項参照）
測定ボタン- 照明の状態を再測定します。
現在の表示と表示変更ドロップダウンセレクター- 現在の表示モードを示します。

SRI-2000

6

ドロップダウンメニューから、以下にアクセス可能です。
a) Datab)CIE1931 c)CIE1976 d) SDCM e) CRIf)Binninga) Data screen データ画面には、主要な測光パラメータのリストが表示され、下までスクロールするとすべて表示されます（Ev、Candle E、Ee、CCT、x、y、CRI、λp、λd、Δλ、Purity、Eb、Rf、Rg、Qa）。
b) CIE1931色空間は、CIE1931のx,y色度図を表示します。
c) CIE 1976色域はCIE 1976 u'v'色度図を表示します。
d) SDCMカラーマッチングの標準偏差を持つゾーンです。
e) CRI画面は演色評価数、R1～R15を表示します。
f) Binning表示は、1つの特定のbinすべてのLEDが同じに見え、同様の光出力を持つようにランプを分類する方法です。

7

SRI-20002.3 データの保存と取得
測定タイプ - シングルスポット測定か連続測定かを選択します。
測定バックライト - 測定実行中にLCDスクリーンのバックライトをオフにします。
バックライトは、シングル測定タイプ（上記参照）を使用する場合にのみオフにすることができます。
ファイル名の自動保存 - 連続モード使用時に利用できます。
遅延時間 - 連続モード使用時に利用でき、次回の計測を自動的に遅延させます。
終了時間 - 連続モード使用時に利用可能で、測定時間を設定すると自動的に測定を終了します。
測定波長範囲 - デフォルトでデバイスの限界値に設定されています。範囲外を選択した場合はエラーメッセージが表示され、デフォルトの範囲に戻るものとします。

どの測定モードでも、フォルダーボタンを使用してデータを保存できます。
次の画面の保存と読み出しが表示されます。

設定の保存
キャンセル 変更を破棄する
保存・読み出し画面
保存
Save Fileボタンを選択すると、File Name入力欄が開きます。
ポップアップキーボードで任意の名前を選択することができます。
Save Settingsボタンを選択すると、選択したファイル名でデータが保存されます。
読み出し
Load Fileボタンを押すと、過去に保存したデータファイルを一覧から選択することができます。MeasureData-0001.csvという名前のデータだけが上の画面では保存されています。

2.4 デバイス情報と暗電流のキャリブレーション
どの設定画面でも、サウンド - タッチスクリーンのボタンに触れたときの音をコントロールします。

ボタンを選択すると、シリアル番号やソフトウェアのバージョンなど、機器の詳細情報が表示されます。
リセットボタンで、工場出荷時の設定に戻すことができます。

SDCM規格 - 蛍光灯またはANSIを選択してください。
力率 - 本機が必要に応じてEv率を%で調整します。
スペクトルスケール mW 最大値 - y 軸の最大値を制御します。

暗電流キャリブレーションボタンは、特に350～380nm、または780nm以降のスペクトルが滑らかにカーブしていない場合に使用します。また、キャリブレーションを行う前に、コレクタキャップを装着してください。

言語 - 英語、繁體中文、日本語のいずれかを選択できます。
設定は保存され、デバイスの電源を切ってもそのまま残ります。

SRI-200089

SRI-20003.2データ処理とレポートの作成
3PC接続

Data Recipientsソフトウェアを開くと、次の画面が開きます。

3.1 ソフトウェアのインストール
1)Optimum社のUSBフラッシュドライブをPCのUSBポートに挿入し、Windowsのフォルダエクスプローラでフラッシュドライブを開きます。
以下のウィンドウが表示されます：

ファイルリストが更新され、デバイスに保存されたすべてのファイルが表示されます。ファイル名をクリックすると、そのファイル名がハイライトされ、保存されたデータと関連するスペクトルが表示されます。

2) dotNetFx40_Full_x86_x64.exeアプリケーションファイルをダブルクリックし、インストール要求を受け入れます。

ツールバーのFileを選択すると、選択したデータまたはすべてのデータを保存するための以下のリストが表示されます。Print Reportを選択すると、印刷可能なレポートを作成することもできます。

3) インストールが完了したら、同梱のミニUSBケーブルでSRI-2000とPCを接続し、電源を投入します。
4) フラッシュドライブフォルダに戻り、Data Recipients_ver_3_3_1_1.exe をダブルクリックします（このファイルの番号は、インストールされるバージョンによって変わりますのでご注意ください）。

このステップでは、Optimum社のData RecipientsプログラムをPCにインストールします。インストール中は、デスクトップに下図のようなアイコンを配置します：
5 ) 上記のアイコンをダブルクリックすると、データ受信ソフトウェアが起動します。本ソフトウェアにより、USB接続したSRI-2000のデータを閲覧・ダウンロードすることができます。詳しくは次項（3.2）をご覧ください。

SRI-2000

1011

SRI-2000

4

製品詳細

４.1 仕様4.2 測定可能なパラメータ仕様

詳細ディテクタータイプ コンパクトツェニーターナー
センサーアレイ
ソニー製2048素子リニアセンサー
コサインコレクター 66±0.1mmアパーチャー
Φ29mm積分球
ハードウェア 測定距離＞10ｃｍ
5インチタッチスクリーン、400x600
ディスプレイmini USB 2.0
データ出力端子200 x 92 x 30mm
寸法660g ± 20g
重量標準タイプ：350～780nm
拡張タイプ：350～950nm
波長範囲
UVタイプ：250～850nm
レーザータイプ：650～1050nm
波長精度±0.3nm0.5nm
解像度6nm
FWHM
10 ～ 50000 lux または
フォトメトリー 照度測定範囲
30 ～ 150000 lux±2%
照度測定精度±4%
x,y: ±0.0015（標準A光源他)
色度精度
色度繰り返し精度 x,y: ±0.001（照度>200Lux)
CCT精度±1%/±2%(CIE1931)±0.8%/±1.5%(CIE1931)
CRI精度＠Ra0.001%
迷光
1～4000msec
積分時間
シングル/連続
測定モード
16ビット
デジタル解像度
データフォーマット CSV（マイクロソフトエクセル互換)
ソフトウェア
50万ファイル(本体)
データ保存
使用温度0～50℃
動作バッテリー寿命≧6時間、3400mA
充電時間
6時間

SRI-2000

12SRI-2000で測定できるパラメータは以下の通りです。
1. 照度(Ev)
2. Candle E (Fc)
3. 分光放射照度（Ee）(mW/cm2)
4. ピーク波長(λp)
5. 主波長(λd)
6. CCT相関色温度
7. CRI -演色評価数8サンプル、
R1-R15 (%)
8. CIE 1931 x,y色度座標
9. CIE 1976 色域

10. SDCM - カラーマッチングの標準偏差11. HWFM (Δλ)
12. 色純度(%)
13. Eb-ブルーライトハザード放射照度、波長範囲300～700 nm
14. Rf - 色忠実度指数、IES TN-30-15準拠
15. Rg - 色域スコア（IES TN-30-15に準拠）
16. Qa - Colour Quality Scale（色品質尺度）、15サンプル(%)

4.3 インジケーターと電池のメンテナンス
SRI-2000の電源を入れると、電源ランプが次のいずれかの色に点灯します：

オン
非充電状態
充電中

良好な電池
緑
黄

低残量電池
シアン
白

SRI-2000の電源が切れているときは、充電時のみ電源表示灯が点灯します：

オフ
非充電状態
充電中

良好な電池ー
赤

低残量電池ー赤メモリー効果のないリチウムイオン電池を使用しているため、定期的な充電が可能です。
充電する前に電池残量が少なくなるのを待つ必要はありません。
一般的に、バッテリーを十分に充電しておくことが望ましいとされています。電源表示灯がバッテリー残量を示すようになったら、バッテリーの破損を避けるため、すぐに充電する必要があります。
また、直射日光の当たる場所に放置すると、電池の寿命が短くなり、電池の過熱や破裂の原因となることがあります。

13

SRI-2000