液面をアナログ信号で発信
各種耐食材質ラインアップ

FP-7100 シリーズ

マグネットフロート式レベル発信器■ 概 要
FP-7100 はマグネットフロート式のレベル発信器です。液位の変化をDC4 〜 20mA の電気信号として出力します。タンク内部と電気回路部はステンレス製のガイドバイプの金属壁で完全に隔絶されています
ので、揮発性、腐食性液体や加圧、真空タンクなどの厳しい条件下でも安心して使用できます。標準のステンレス系に加え、樹脂系材質もラインアップ。さらに広い用途に対応します。

■ 標準仕様
測定対象

測定範囲長： 密度 0.5g/cm3 以上の液体全般
ただし粘度 600mPa･s までで固着性のないこと（使用フロートにより最低密度が異なります。詳細はフロート一覧をご参照下さい。）
密度差 0.2g/cm2 以上の二液境界面も承ります。
：
耐圧防爆形
防滴形,本質安全防爆形
測定範囲長 250〜3810mm（＊1） 250〜5000mm

測定範囲の上下に不感帯が必要になります。必要なガイドパイプの長さは、フロートおよび材質により異なります。詳細は、外形寸法およびフロート一覧をご参照下さい。
（＊ 1）上方不感帯 90mm, 下方不感帯 100mm の場合。
ガイドパイプ長は、4000mm まで製作可能です。
最高使用圧力 ：ステンレスフロート品
PVC, PP, PFA ライニングフロート品
チタンフロート品

1MPa
0.2MPa1.5MPa および2.4MPa
詳細はフロート一覧をご参照下さい。
使用温度： 0 〜 100℃ （PVC フロートは 0 〜 60℃）
周囲温度
： -10 〜 60℃ （耐圧防爆は -10 〜 55℃）
構
造
： 防滴形 （IP65 相当）
耐圧防爆形 （TIIS Exd Ⅱ B T6）
認定番号 第 TC14701 号〜第 TC14703 号
本質安全防爆形（Ex ia Ⅱ C T4）
認定番号 第 TC16353 号
電源： DC24V（±10％）
伝送方式： 2 線式
出力： DC4 〜 20mA許容負荷抵抗 ： 600Ω（線路抵抗、バリア内部抵抗を含む）
検出精度： ±（20 十 0.002H）mm
H：測定範囲（mm）
分解能： 5mm
上記値はフロート検出の分解能です。
配線接続口： G3/4×1（標準）標準外はアダプタにて対応いたします。
プロセス接続 ： 標準フランジ接続、JIS10K, ANSI ＃ 150 など
フランジ呼び径 3B（80A）〜
使用フロートにより最小必要ノズルフランジ
径が異なります。
詳細はフロートー覧をご参照下さい。

接液材質：（詳細は材質構成をご参照下さい。）
フランジ
SS400, SUS304, SUS316, SUS316L, PVC, PP, PFA
ガイドバイプ SUS304, SUS316, SUS316L, PVC, PP, PFA
フロート
SUS316, SUS316L（標準）, PVC, PP, PFA,
チタン
ハウジング
ADC12

■ 動作原理
タンク内には挿入されるガイドパイプの内側に、全長に亘ってリードスイッチと抵抗の配列を持ち、これがフロートに内蔵されたマグネットの磁力により作動し、液位を電圧信号に変換します。
変換部はこの電圧信号を 4 〜 20mA の 電 流 信号に変換し、2 芯ケーブ
ルにより遠隔の計測室に伝送します。

ＮＳＮＳ

TG-L385-10
改訂 2016 09 K
５版 2001 07

FP-7100 マグネットフロート式レベル発信器■ 形式コード■ 外形寸法5B（125A）

66B（150A）

88B（200A）

Z

その他

造JIS10KFF

3ANSI＃150

4JPI＃150

5JIS5KFFZ

その他

φdmax.φ730%

W

防滴構造

E

耐圧防爆 Exd IIB T6

S

本質安全防爆 Ex ia IIC T4 ※2

h1: 100% 液位をご指示下さい。
h2: 0% 液位をご指示下さい。
その他 H1、H2 寸法はフロート一覧をご参照下さい。
短い発信スパンも作成致します。製作可能範囲は下表の通りです。

1234ガイドパイプ、フランジ
材質構成

H22100%h2JIS10KRF

h1接続・F1(217)

5G3/4(107)

4B（100A）

H14φ136
25L3B（80A）

発信スパン

3フランジ規格構

容70

フランジサイズ
※1内−

FP-71

材質構成表を参照して下さい。

5ガイドパイプ長L（mm）

調整可能発信スパンの最小値（mm）

440〜954250955〜2954

7002955〜5000 ※

2000

67
その他

Z
1※ 耐圧防爆構造品は L ＝ 4000 ㎜まで

2345フロートタイプ

フロート一覧表を参照して下さい。
※1678

【お願い】
耐圧防爆品は、耐圧パッキン式ケーブルグランドを組み込んだ状態で防爆認定を受けています。従って標準で耐圧パッキン式ケーブルグランドを付属致します。
標準ケーブル外径は φ8 〜 φ10.0 となります。標準外の場合は御使用のケーブル外径をお知らせ下さい。
＊対応可能ケーブル外径 : max.φ169Z

その他※1 フロート一覧表を参照して最小ノズル径以上でご希望のサイズを選定して下さい。
※ 2 S 形の場合、安全保持器（バリア）と組み合わせてのご使用となります。バリアも含めて納入をご希望の際は、MTL7728+ を納入致します。

■ 材質構成材質コード

材質 6材質 7

PVC

PP

PFA/SUS

PVC/SUSPP/SUS

PFA/SUS

材質 5材質 1材質 2材質 3材質 4フランジ

SS400

SUS304

SUS316

SUS316L

ガイドパイプ

SUS304

SUS304

SUS316

SUS316L

部品名

ストッパ

SUS316

SUS316

SUS316

SUS316L

PVC

PP

PFA

使用可能フロートコード

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6789※ ハウジングは全ての材質コードで ADC12 となります。
2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L385-10

FP-7100 マグネットフロート式レベル発信器■ フロート一覧
寸法（下方不感帯）

コードフロート
最小H（mm）
1内径材 質最低密度（g/cm3）

最高使用圧力

最小ノズル径d=φ21.7max. φ73

φ2490

0.72

0.2MPa

3B

φ2690

0.6

1.0MPa5B70

H2(min.100)

1d=φ21.7

2SUS316L（標準）
d=φ21.7

3

φ2690

0.7

1.0MPa4B

φ241500.73

1.0MPa

4B

φ2890

0.8

1.5MPa3B0.52.4MPa4B

d=φ21.74d=φ21.75チタン
d=φ21.7

6

φ2890

φ2890PVC

0.850.13MPa

3B

φ2990PP0.80.13MPa

3B

φ27.790PFA（内部にNBRを充填＊）

0.950.2MPa（負圧不可）

3B

φ68PVC,d=φ267φ60
PP,d=φ278

φ68.2
PFA,d=φ25980＊条件により、NBRを使用しないことも可能です。

TG-L385-10

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

FP-7100 マグネットフロート式レベル発信器■ 結 線■ 仕様伺いご注文、お引き合いに際しては下記内容をご指示下さい。
●形式
測定液体名
設計圧力（MPa）
密度（ｇ/ｃｍ3 ）ガイドパイプ長 L
100％点 h1
0％点 h2

FP-71 □□□ - □□＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ mm＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ mm＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ mm
φ
ケーブル外径（耐圧防爆の場合）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
mm

-端子台+

DC24V

変換器

防滴形（W）／ 耐圧防爆形（E）

負荷

電源

本安側 ← → 非本安側

-端子台+

DC24V

変換器

本安形（S）

負荷

本安バリア

電源

● その他特殊仕様■ 周辺機器（オプション）● 安全保持器（バリア）：MTL7728+
上記以外のバリアを組み合わせることも可能ですが、その場合は必ず以下の条件を全て満足したバリアを選択してご使用下さい。

■ ご使用上の注意
1）攪拌機等により液体に流れがある場合、動作不良や破損の恐れがあります。内筒チャンバの設置をお願い致します。
2）液体が氷結、固着、凝固する使用条件には、適しません。

1.TIIS 検定合格品
2.〈定格〉
性能区分：iaグループ：ⅡC
最大電圧：DC28V
最大電流：DC93mA
最大電力：650mW
許容インダクタンス Lo ＞ 2.23mH+LW（LW= 本安回路の電線分）
許容キャパシタンス Co ＞ 0.021µF+CW（CW= 本安回路の電線分）※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
4

TOKYO KEISO CO., LTD.

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-L385-10