オプトロニクス

ガイダンスオプトステーション

ガイダンス …………………
モジュール …………………
LDホルダ ……………………
ミラーホルダ…………………

P.3-003〜
P.3-033〜
P.3-035〜
P.3-011〜

十字動ホルダ ………………
偏光子ホルダ ………………
フィルタホルダ ………………
ベース、他 …………………

P.3-013〜
P.3-019〜
P.3-022〜
P.3-023〜

オプティクス

ガイダンス …………………
ミラー ………………………
偏光素子……………………
プリズム ……………………
フィルタ ……………………

P.3-042〜
P.3-043〜
P.3-053〜
P.3-059〜
P.3-063〜

レンズ ………………………
ビームスプリッタ ……………
ダイクロイック ………………
基板、
ピンホール ……………

P.3-047〜
P.3-056〜
P.3-061〜
P.3-069〜

ホルダ

ガイダンス …………………
ミラーホルダ…………………
十字動アダプタ ……………
偏光子ホルダ ………………
フィルタホルダ ………………
光路遮断器…………………

P.3-071〜
P.3-073〜
P.3-015〜
P.3-099〜
P.3-105〜
P.3-113〜

ねじリング……………………
十字動ホルダ ………………
レンズホルダ ………………
プリズムホルダ ……………
ピンホールホルダ……………
レーザホルダ ………………

P.3-116
P.3-089〜
P.3-097〜
P.3-107〜
P.3-109〜
P.3-115ベース

アルミブレッドボード …………
ロッド、ロッドスタンド …………
マグネットベース ……………
ベースプレート ………………

P.3-119〜
P.3-126〜
P.3-135〜P.3-139〜

ポストシステム ………………
クロスクランプ ………………
スペーサ ……………………
アダプタプレート、L型ブラケット…

P.3-121〜
P.3-128〜
P.3-137〜
P.3-143〜

レーザ関連

レーザ保護メガネ……………
レーザポインタ ………………

P.3-151〜
P.3-150

光ファイバ、他 ………………

P.3-150

テーブル

ガイダンス …………………
除振台………………………
卓上除振盤…………………
計測器棚、暗室 ……………

P.3-155〜
P.3-159〜
P.3-169
P.3-171

デスク型 ……………………
光学定盤……………………
オープンラック、他 …………

P.3-165
P.3-169
P.3-172

オプトロニクス

INDEX■はじめに……
駿河精機では、カタログに納期を記載。
お客様のスケジュールに合わせ実験をスタートいただけます。
また、オリジナルのホルダや豊富なベース類、クリーンな除振台から、即納対応の定盤まで数多く取り揃えております。
用途に合わせ、オリジナルの光学系をご構築ください。

手順

お 客

step 1

光路図を作成デバイスの選定様

step 5光路図通りに組み付け実験スタート！

駿河カタログにて選定開始！
！

駿河精機カタログ
3001

納品

step 4A
step 2構築方式を決定希望のスタイルに合わせた方式を選定

お見積・発注、お問合わせB
step 3パーツの選定方式に合わせパーツを選定

ポイント●頻繁に光路変更を行う実験を行いたい場合●初期実験で様々な検証を行う場合に適します。

安小スペースポイント●光軸高さは決まっているが、光路を頻繁に変更する場合●タップ穴に制限されず位置決めしたい場合に適します。

高コスト

ロッドスタンド方式

ポイント●光軸を低く、安定した実験を行いたい場合●コンパクト化しスペースを確保したい場合（素子サイズφ30以下）●検査用光学系として持ち運びを容易にしたい場合に適します。

安定性

ポストシステム
方式

▲

自由度
汎用性重視

オプトステーション方式

▲

自由度
安定性両立

▲

安定性
コンパクト重視ガイダンス

A
step 2 構築方式選定：重要視する項目に応じ「方式」を選定

低高大B
step 3 パーツ選定：「方式」に合わせ必要パーツを選定
オプティクス

ホルダ

P.3-042〜

P.3-011〜

P.3-042〜

P.3-071〜

P.3-042〜

P.3-071〜

ロッド類

ベース類

P.3-023〜

オプトステーション方式

P.3-121〜

P.3-169〜

ポストシステム方式

P.3-126〜

P.3-135〜

ロッドスタンド方式

step 4 見積依頼・ご注文

3002オプトロニクス

オプトステーション方式とは？
ガイダンス

SURUGA
0RIGINAL●選定、設置が簡単●省スペース、高剛性●ユニークなアプリケーション
●低コスト
本カタログ

マークが対象となります。

本カタログの P.3-007〜よりテクニカルノートを掲載しております。
ご参照ください。

1

選定、設置が簡単
光学系は45mmで構成できるよう設計を行っています。
ホルダの光軸は全て25mmです。

45mm25mm◎光軸高さを計算しながらロッド、ベースを選定する必要がありません。

ここがカンタン！

◎取り付けはM3ネジ締結。組合わせを悩む必要もありません。

選定に費やす時間が短縮できます！

2

省スペース、高剛性

Q ホルダがいっぱいで除振台に置き切れなくなっていませんか？
解決策 1

解決策 2

ホルダ本体がコンパクトなため、密集させて省スペースを確保可能

・高剛性の特徴を活かし光学系を縦置きに・ブレッドボードの2階建て→3次元の構成でスペースを有効に活用

可変NDフィルタ

λ/2波長板FCコネクタコリメートレンズ（XYZ軸）

LD光源

3003

λ/4波長板対物レンズ（XYZ軸）

省スペース・高剛性を両立し、スペースを有効に活用できます！

3

ユニークなアプリケーション
ガイダンス

SURUGA
0RIGINAL

マグネットとリニアガイドで光路の切り替えがワンタッチ
光路切替用ベース: A55-20
カタログ
P.3-0264

固定穴に制限されず自由に配置

ミラーが360度自由に回転自在ベースプレート: A21-21/-22
カタログ
P.3-025

光源に合わせ全体を嵩上げ

回転プレート: A55-11
カタログ
P.3-026

高さ可変ポールセット
カタログ
P.3-124

低コスト
オプトステーション

従来項目
光源

項目
光源

式品
名数量
価格
−He-Ne（お客様にてご準備）
F50-30A
ミラーホルダ125,000
ビーム
A33-50
ロッドスタンド
13,800
スプリッター
A22-11
マグネットベース
114,000（BS）
S11-30-550E プレートビームスプリッタ
113,600
A22-10
マグネットベース
111,000
B11-60C
直動60mmX軸ステージ
128,000
ミラー１F50-30A
ミラーホルダー
125,000
A33-50
ロッドスタンド
13,800
S01-30-1/10 高精度平面アルミ全反射ミラー 16,500
F50-30A
ミラーホルダ125,000
A33-50
ロッドスタンド
13,800
ミラー２
A22-11
マグネットベース114,000
S01-30-1/10 高精度平面アルミ全反射ミラー 16,500
ディテクター−
お客様にてご準備
合計￥180,000
型

型

式
−

品
名LD
（お客様にてご準備）

A50-E
光軸高さ合わせ用スペーサ
ビーム
スプリッター F534-20B
精密ミラーホルダ（ジンバル式）（BS）
S11-20-550E プレートビームスプリッタ
B11-40C
直動40mmX軸ステージ
ミラー１
F531-20B
ミラーホルダS01-20-1/10 高精度平面アルミ全反射ミラー
A50-E
光軸高さ合わせ用スペーサ
ミラー２
F531-20B
ミラーホルダS01-20-1/10 高精度平面アルミ全反射ミラー
その他
A65-1
小型ブレッドボード−
お客様にてご準備
ディテクター
合数量

価格11111111
1
1

3,000
34,00013,00025,00012,0003,000
3,000
12,0003,000
16,000計￥124,000

従来の構成に比べ約31％のコストダウン！
■ 偏光子ホルダと波長板
オプトステーション

SURUGA
0RIGINAL

違い…

項 目
適用枠径
ホルダ 価格F63-30N
φ30mm¥35,000

F542-20
φ20mm¥28,000

水晶サイズ
水晶波長板 価格

17×17mm¥70,000

7×7mm¥48,000¥105,000¥76,000

合F63-30N

計

F542-20コンパクトで低価格、定価で28％の価格差があります！
■使用例①光源の切り替え
3種類のレーザから任意の波長だけ選択＊ 光路切替用ベース
ならワンタッチ
P.3-026②光源への高さ合せと2段使用
レーザ光軸の高さが固定されていたため、ブレッドボードの嵩上げを行った。これにより下段のスペースを有効利用した。

3004

オプトロニクス

OPS（オプトステーション）選定方法
ガイダンス

簡単セレクト

ホルダの光軸高さが決まっているため、選定が簡単です。
ここでは代表的な製品と選定、組合せのポイントをご紹介します。

Step

1

まず初めに、実験系に合わせオプティクスを選びます。 適応サイズの基本ラインナップは以下の通りです。
ミラー

レンズ

偏光素子

プリズム

フィルタ

φ12.7
φ20
φ25.4
P.3-043〜

φ10φ15φ20
φ25.4
対物、コリメート等
P.3-047〜

φ20
φ25.4
φ30
偏光素子
P.3-053〜□20
P.3-057〜

φ15
φ20
P.3-063〜

Step

2

次に光源とホルダを、必要な性能に合わせご選定ください。ホルダの光軸高さは25ｍｍです。
光源

LD

ミラーホルダP.3-035〜

コンパクト
高性能
ジンバル

レンズホルダP.3-012
P.3-011
P.3-011高剛性
精密アリ式
固定偏光子ホルダ

薄型
目盛付き
微調付き
偏光プリズムP.3-013
P.3-014
P.3-014
P.3-040

P.3-019
P.3-020〜
P.3-020〜
P.3-021

プリズムホルダ

フィルタホルダ

固定型
微調付き

P.3-022P.3-022

固定可変A50

P.3-023

P.3-022P.3-022

Step

3

ステージを組み込むときは、光軸高さ調整にスペーサを使用します。

B11-40C

P.2-065

高さ20mmStep

4

最後に、実験系の大きさに合わせM3タップ仕様のブレッドボードをお選びください。
（ホルダを直接取り付けることで、光軸高さ25mmでお使いいただけます）

A24-4

P.3-141

40×116mm

3005

小

A65-1
A65-1P8

P.3-027
P.3-027

150×200mm
16mmピッチ

A65-2
A65-2P8

P.3-027
P.3-027

250×350mm
8mmピッチブレッドボードサイズ

A65-34

P.3-028

300×450mm

A65-46

P.3-028450×600mm

大ガイダンス

さあ、組み立てを始めましょう！

① 仮置き 取り合い確認
チェックポイント

始めはネジ固定をせず、ホルダ間の距離や部品干渉を確認してください。

ピッチ8ｍｍのブレッドボード P.3-027
なら近接が可能になり更にコンパクト。

② ホルダ固定 光軸微調整
チェックポイント必要に応じてミラーを装着し、レーザがホルダの中心を通るよう光軸調整を行います。

光軸高さが固定されているため、微調整するだけです。

□40サイズであれば傾斜、薄型Zステージも組込み可能です。

③ オプティクスを設置し実験開始
光軸が低いため、安定した実験が可能です。

豊富なラインナップで実験をサポート
自動偏光子ホルダ

ホルダ
ベース

FPW06360
A49-Q

P.3-103P.3-024

ホルダの光軸が 25mm 以外でもスペーサの組合わせで OPS に組みこめます。

光路遮断器

ホルダ

F573

虹彩絞り

P.3-039

ホルダ
アダプタ
ベース

F502-40
F510G
A50-M

ピンホール

P.3-014
P.3-017
P.3-023

ピンホール
S71
ホルダ F501-40Nアダプタ
F510F
ベース
A50-M

P.3-070
P.3-040
P.3-017
P.3-0233006

オプトロニクス

テクニカルノート
ガイダンス

オプトステーションは使いやすさとユーザへのメリットを考えて作られています。
しかし、ロッドタイプで慣れている方や、初めて光学系を作られる方には、いくつか戸惑うところがあると思います。
ここでは、よりオプトステーションに馴染んで頂けるように、光学系を製作するときのコツやポイントを紹介します。
ここにあげている他にもいろいろあるのですが、紙面の制約で、すべてを説明しきれないのが残念です。
『百聞は一見にしかず』是非、何かの機会に触っていただければ、オプトステーションの完成度の高さを実感できると信じています。

■

何から始める？

まず、構成を考えます。試してみたい実験の光路図を作ります。
光路図を作ったら、この実験に重要な役割をするデバイスや試料の仕様を光路図の中に書き込みます。
（例えば、素子サイズ、使用波長、使用光量、有効径 etc.）
次に光学系の各部分での光束（レーザビーム）の状態を考えます。
例えば、LDから発散光で拡がる光は、コリメートレンズでφ5mmの平行光に変換され、さらに、レンズで集束されてディテクタに集光します。
これに、偏光軸の方向や、透過率/反射率比などを加えて、光路図に記入します。
光路図の条件に従って必要な光学素子を選定します。オプティク
スの章で光学素子のスペックを確認してください。
次に、重要デバイスや試料の設置方法を考えます。デバイスや試料を固定・調整するのに必要なホルダやステージの組合せを考えます。
このとき、光軸高さが45mmになるようにスペーサとの組合せも検討します。
次にブレッドボード上に光学素子の配置を考えます。
B4版のブレッドボード（A65-2）は横に7個、縦に5個のホルダを並べることができます。A5版のブレッドボード（A65-1）では横4個、縦3個のホルダを並べることができます。A65

P.3-027

この範囲に収まるように、光学素子の配置を考えます。
ミラーを使って光路を折り曲げ、ブレッドボードの面積を有効に使ってください。
それでも、収まりきらない場合は、ベースプレート（A24-3、A24-4）やブレッドボードを追加して構成を考えてみてください。A24P.3-141

光学素子の配置が決定したら、次は、光学素子のホルダを選定します。
ホルダの選定が終わったら、購入品リストを作成します。購入品リストをお送り頂ければ、お見積り致します。

3007

ガイダンス■ 光学系の組み付け手順
オプトステーションはブレッドボードの取付けねじの並びが光軸となります。
ブレッド
ボードにホルダを取り付けるとホルダの中心と光軸が合うように設計されています。
組み付けは、光源から順番に並べていきます。
また、ホルダの組み付けは、下から順番にねじで固定していきます。
（ベース、スペーサorステージ、ホルダの順）
最初にコリメートビームを作り光軸に合わせます。
LDの場合はコリメートレンズをLDに近づけてコリメート状態になるようにします。
次に、レンズを左右に調整し、コリメートビームがねじの並びと合うようにします。
さらに、レンズを上下に調整して光軸高さ45mmの位置にビームがくるようにします。
この時、アライメントターゲットF580を用いると便利です。

LD

P.3-040調整されたコリメートビームに光学素子を並べていきます。
ミラーやビームスプリッタで光路を折り曲げる場合も、反射ビームがねじの並びと合うようにミラーの角度を調節します。
レンズは最後に設置します。
レンズの集光位置をもとの光軸に合わせることによって、レンズの光軸と光学系の光軸を一致させることができます。

コリメートレンズLD

コリメートレンズ

PD

ミラーレンズ■ 光学素子のポイン
ト◎光源の種類
多くの光学実験は光をコリメートして使います。
しかし、光源の中には、コリメート光に向いている光源と向いていない光源があります。
コリメートに向いている光源 ：He-Neレーザ、LD、 各 種レーザ光 線（TEM00）、シングルモード ファイバ、微小径のピンホール
コリメートに向いていない光源：白熱球、ハロゲンランプ、マルチモードファイバ、ライトガイド、分光器、LED、放電ランプ、LDアレイ

LD

レンズ

コリメートできる光源電球 レンズ

コリメートできない光源

発光源が面積を持っている光源や、コリメートに向いていない光源でも、ピンホールを通すことで、コリメート光にすることができます。
しかし、この場合光量は極端に小さくなります。
◎コリメートビーム径
LDやファイバから拡がる光をコリメートするにはレンズを使用します。
レンズには、コリメートレンズ、対物レンズ、平凸レンズがありますが、それぞれ得られるコリメートビームの径が異なります。
コリメートビームの径φは次の計算で求めます。
φ＝2×NA×f
NAは光源の拡がり角度（半角）のsinで、fはレンズの焦点距離です。
LDの場合NAが約0.5なので、焦点距離f＝5mmのコリメートレンズを使うと、ビーム径は5mmになります。
（LDをコリメートすると長径5mmの楕円ビームになる場合があります。）
しかし、ファイバの場合はNAが約0.1なので同じφ5mmのビームを得ようとすると、焦点距離25mmの平凸レンズが必要となります。

NA＝0.5

コリメートレンズ

LD
φ5mm

f＝5mm

レンズ
ファイバ

NA＝0.1f＝25mm

3008

オプトロニクス

テクニカルノート
ガイダンス■

ビームスプリッタによるビームシフト

プレートタイプのビームスプリッタに45°でレーザビームが入射すると、透過する光はガラスの屈折の影響で、1mm程度ビームの位置が平行移動します。
（プレートの厚みが3mmの場合）
ビームの平行移動による光軸のズレを補正する手段として、
スライドプレート（A55-01）があります。
P.3-026

ビームスプリッタ
ミラー

スライドプレートとミラーとを組み合わせることで、ビームスプリッタなどでズレた光軸をもとの光軸に戻るように補正することができます。

シフト

ミラーホルダの透過ビーム径■

ミラーホルダ（F534-20B）
は十字型の2光束のビームを透過させることができます。
しかし、ビームスプリッタの反射面をホルダの正面側に取り付けると、ビームスプリッタを透過したビームがホルダの枠でケラれ、ビームの有効率が小さくなってしまいます。
そこで、F534-20Bにビームスプリッタを取り付ける場合は、ビームスプリッタのコート面がホルダの裏になるように取り付けます。
この時にシフトアダプタプレートまたは自在ベーズプレートでミラーホルダの光軸の位置を動かすと、ホルダの枠でケラれることのないφ5mmの透過ビームが得られます。 ミラーホルダ P.3-011
ミラーホルダF534-20B

コート面
φ5mm

ビーム
スプリッタ

■

ミラーホルダの位置変換

下面プレートの付け替えで操作ツマミの向きを対称に変えることができます。F531-20Bで透過光がホルダに遮られてしまう場合には、この位置交換をしてください。
また、アダプタプレートの取付け位置を換えることで45°入射配置から垂直入射配置に変換することができます。
ミラーホルダ P.3-011〜
対応形式
FM536-12.7
FM531
F531
FM532
F534

■

十字動用アダプタの活用

十字動ホルダ、半固定型ホルダ、固定型ホルダには各種のアダプタが取り付けられます。
十字動ホルダ P.3-013〜◎セルフォック○Rレンズ用アダプタ：F14
φ0.5〜φ12.0の素子を長いクチバシで固定し、大変狭いすき間に試料を設置し、試料の位置を調整することができます。
セルフォック○Rレンズ用アダプタ P.3-015〜◎回転用アダプタ：F19（十字動ホルダF503-40、F502-40には直接取り付けられません。）
光軸中心で各種のアダプタを回転させることができるアダプタです。試料を回転させる場合に有効に使えます。
半固定型ホルダ（F501-44）を使用し、アダプタの回転中心と光軸を合わせることができます。
回転アダプタでは試 料の中心を回転中心に合わせることができません。
（ゴニオステージ
B54-40U2と十 字 動ホルダF503-40とを組み合わせたものをご使 用ください。
この 場 合、取付けねじはM3×4が2ヶ必要になります。）
回転用アダプタ P.3-018

3009

ガイダンス■ 配置のポイント◎密着スペーサ
ハーフサイズのスペーサ（A50-M）は取付け位置が2通りあります。
この2通りの取付けを利用すれば、すき間なくスペーサを並べることが可能になります。
これにより、光学素子を近接することができます。先に取り付けられたスペーサの間にハーフサイズのスペーサを入れようとした場合、スペーサが入らない場合があります。
スペーサを密着させる時は順番に並べて取り付けてください。
スペーサ P.3-023◎光軸高さの調節
ブレッドボード上に設置するデバイスの光軸が45mm以上になる場合は、スペーサを使って、すべての光学素子エレメントの光軸をかさ上げします。
スペーサは2、4、6、10、15、20、25、30mmの8種類と5mmのアダプタプレート（A49-14）を使用することができます。
これらのスペーサを組み合わせると1mmおきに高さを調節することができます。下の表は光軸高さとスペーサの組合せ例を示したものです。組合せによっては付属ねじ以外に長さが異なるねじが必要になる場合があります。
また、スペーサを各種ベースに取り付ける場合、表の組合せでは取り付けられない場合があります。
このような場合は組合せを換えてお使いください。 スペーサ P.3-023〜

スペーサ高さ表
厚さ1mm2mm3mm
4mm
5mm6mm7mm8mm9mm10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm

組合せ
̶J̶i
A49
HA49+J
H+JA49+J
C
H+A49
C+JJ+H+A49i+AD

取付けねじ長さ
̶6̶⑧⑩6⑫6+6⑭8+66+⑩10+66+⑩⑫+610+6

厚さ
16ｍｍ
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
26mm
27mm
28mm
29mm
30mm

組合せ
A+H
J+D
J+A+Hi+D
E
H+DJ+E
A49+A+J+H
i+E
F
C+A+H
J+F
J+H+A+C
i+A+D
G

取付けねじ長さ
8+6+610+610+6+6⑭+616+6⑯+6⑱+6⑭+6+6⑳+616+68+8+6+6⑱+66+8+8+6⑫+10+616+6◎アダプタプレートによる位置調節
オプトステーションのホルダ同士が干渉して取り付けられない場合や、レンズの焦点の調整位置が少し足りない場合など、ホルダを少しだけ動かしたい場合があります。
このようなとき、使う最後の手段として、アダプタプレートの取付け位置をずらす方法があります。ほとんどのホルダはアダプタプレートにM2のねじ2ヶ所で止まっています。アダプタプレート（40×24mmサイズ）には、3通りの固定位置があります。
さらに、ホルダの向きを入れ換えると合計6パターンの配置が考えられます。
しかし、この中にはホルダと固定用のねじが干渉して使えない配置もあります。
◎光学系をきれいに配置するためには？
オプトステーションはホルダを取り付けるだけで、光学素子の位置が光軸に合うようになっています。
しかし、厳密には、ねじのガタがあるため、光軸がよりずれている可能性があります。特にホルダの傾きは、目で見て分かるほど傾く場合があります。
もし、光学系をきれいにまっすぐ配置したいならば、物差しを使って並べます。
ブレッドボードに物差しを置いて、スペーサを物差しに当てながら並べていきます。つぎに、スペーサの上にホルダを載せて、スペーサの面とホルダのプレートの面が合うようにホルダを固定します。
この他にも、光学素子の反射光を利用して、光軸に垂直に配置する方法もあります。
しかし、光学素子に垂直に光が入ると、反射光が光源に戻りノイズの原因になる場合があります。
このような場合、わざとホルダを傾けて固定し、戻り光を防止する方法もあります。

3010