土壌用ｐＨ／
土壌用ｐＨ／硝酸
ｐＨ／硝酸／Ｅｈ
硝酸／Ｅｈ計／Ｅｈ計ＰＲＮ－４１
ＰＲＮ－４１型用
４１型用
水質硝酸
水質硝酸電極硝酸電極セット
電極セット
取扱説明書

株式会社

藤原製作所

はじめに
この度は土壌用ｐＨ／硝酸／Ｅｈ計 ＰＲＮ－４１型用水質硝酸電極セットをお求め頂きまして、有り難う御座います。この水質硝酸電極セットはＰＲＮ－４１型専用の水質用硝酸態窒素測定電極セットです。
河川水や地下水、井戸水などを専用ビーカに採取し、専用スターラで撹拌しながら電極を浸して硝酸態窒素濃度を測定します。
電極は検知電極として液体膜硝酸イオン電極（以下「硝酸イオン電極」）を使用し、比較電極には内部液無補給型の比較電極を使用しています。

・ ご使用の際には本取扱説明書と共に、ＰＲＮ－４１型の取扱説明書をよく読んで戴き、正しく、安全にご使用下さい。
・ 本取扱説明書は、実際に操作されるご担当者のお手元に有るよう、心がけて下さい。
・ ご不明な点や修理が必要な場合は、弊社、又は販売店にご連絡下さい。

取り扱い上の注意
・電極は分解分解しない
分解しないで下さい。故障の原因になる事があります。
しない
・高温
高温、避けて下さい。
高温、多湿、多湿、又は急激な急激な温度変化がある場所での使用、及び保管は避温度変化
けて・電極に強強い衝撃を衝撃を与えないで下さい。故障の原因になる事があります。
えない・電極のコードを強強く引っ張ったり、ねじったりしないったり ねじったりしないで下さい。
ねじったりしない
・ 電極コネクタ
コネクタ部
本体から外さないでコネクタ部が濡れている時れている時は、ＰＲＮ－４１型本体本体から電極コネクタを外からさない下さい。

目

次ページ

・ はじめに・ 取り扱い上の注意……………………………………………………………

１（１）構成 ………………………………………………………………………
（２）各部の名称 ………………………………………………………………

１１１．構成と各部の名称

２．標準液校正……………………………………………………………………

３（１）準備（２）校正………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

３４……………………………………………………………………………

６３．測定……………………………………………………………

８…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

８８……………………………………………………………………………

９（１）比較電極液絡部の湿潤 …………………………………………………
（２）硝酸イオン電極チップの交換 …………………………………………

９９４．測定の終了と保管（１）保管方法（２）保管場所

５．保守

６．補用品

………………………………………………………………………… １０

７．仕様…………………………………………………………………………… １０１． 構成と各部の名称（１）構成
10mg/L NO3-N 標準液(500mL 入):１本
100 mg/L NO3-N 標準液(500mL 入):１本

スターラ Ｇ-１型

100cc 専用
ポリビーカ:５個
取扱説明書

電極ホルダ
テフロン回転子:２個

硝酸イオン電極
7401L 型

比較電極
4401l 型

電極リード線
ELW-44 型

イオン強度調整剤（２）各部の名称（２－１）硝酸イオン電極

７４０１Ｌ型

感応膜保護キャップ

電極リード線接続ソケット

硝酸ｲｵﾝ電極の感応膜を保護

電極ﾘｰﾄﾞ線の赤色のﾌﾟﾗｸﾞをする為のｷｬｯﾌﾟです。測定及差し込みます。

び校正時以外は感応膜部に被せておいて下さい。

硝酸イオン感応膜部
硝酸ｲｵﾝに反応する部分です。

硝酸イオン電極チップ
感度が落ちたり、測定出来なくなった場合、交換が可能です。

1

（２－２）比較電極

４４０１Ｌ型乾燥防止キャップ
液絡部の乾燥を防止します。測定時以外は必ず水を入れ、液絡部に取り付けて下さい。

液絡部
内部比較電極と試料を電気的に接続する役目

電極リード線接続ソケットをします。

電極ﾘｰﾄﾞ線の黒色のﾌﾟﾗｸﾞを差し込みます。

（２－３）電極リード線

ＥＬＷ－４４型
コネクタ
ﾒｰﾀ本体に接続する時は、PRN-41 型取説「4.準備」の「4.電極･電極ﾘｰﾄﾞ線の接続」をご参照下さい。

電極コード

電極プラグ
赤色のﾌﾟﾗｸﾞには硝酸ｲｵﾝ電極を、黒色のﾌﾟﾗｸﾞには比較電極を接続して下さい。

2２．標準液校正（１）準備
注意：
注意：測定を測定を始める前める前に必ず標準液校正
標準液校正を校正を行って下って下さい。
さい。
ＰＲＮ－４１（５－１８ＰＲＮ－４１型取説
４１型取説「型取説「５－２．水質硝酸測定
水質硝酸測定」測定」の「３．標準液校正標準液校正」
校正」ページ）ページ）をよく読をよく読んで、んで、正しく校正しく校正して校正して下して下さい。
さい。
下図のような物を準備して下さい。
⑥⑤③⑨②⑧①⑦④① メータ本体と電極リード線② 硝酸イオン電極と比較電極③ 10mg/L と 100mg/L NO3-N 標準液２種類④ 電極ホルダ⑤ スターラ⑥ 専用ポリビーカ⑦ テフロン回転子⑧ 電極を洗う容器⑨ ティッシュペーパー

3

（２）校正① 電極ホルダに硝酸イオン電極と比較電極をねじ込みます。電極リード線の電極プラグに硝酸イオン電極と比較電極を接続します。赤・黒間違えないようにして下さい。

② 専用ポリビーカに７０mL 位それぞれの標準液を入れ、テフロン回転子も入れておきます。

③ スターラに 10mg/L NO3-N 標準液の入った専用ポリビーカをセットします。電極を洗う容器に水を入れ（できれば純水）、各電極のキャップを取り外し、受感部を振り洗いし、水気をティッシュペーパーで拭います。専用ポリビーカに電極の接続された電極ホルダをセットして、スターラのスイッチを「SLOW」にし、標準液を撹拌します。

4④ メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を入れます。校正用のキーを操作して１点目の標準液校正を行います。
（ＰＲＮ－４１型取説「５－１９」ページをご参照下さい。）⑤ １点目の標準液校正が終了したら、スターラのスイッチを「OFF」にします。電極を洗う容器で電極の受感部を振り洗いし、ティッシュペーパーで軽く水分を拭き取ります。
標準液を 100mg/L NO3-N 標準液の入った専用ポリビーカに変え、電極ホルダをセットし、スターラのスイッチを「SLOW」にして、標準液を撹拌します。
⑥ 校正用のキーを操作して２点目の標準液校正を行います。
（ＰＲＮ－４１型取説「５－２１」ページをご参照下さい。）⑦ 校正作業が終了しましたので、メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を切ります。
スターラのスイッチも「OFF」にします。電極を洗う容器で電極の先端部分を振り洗いし、電極の受感部をティッシュペーパーで軽く水分を拭き取ります。電極に各キャップを取り付けておきます。
注意：
注意：一度使用した一度使用した標準液
した標準液は標準液は、元の容器に容器に戻さないで下さないで下さい。
さい。精度が精度が保てなくなります。てなくなります。
注意：
注意：低濃度で低濃度で校正を校正を行う場合（場合（1mg/L と 10mg/L NO3NO3-N の各標準液）各標準液）は、ＰＲＮ－４１、ＰＲＮ－４１
型取説「型取説「５－２３」２３」ページをごページをご参照下をご参照下さい
参照下さい。
さい。

5３．測定注意：
注意：測定を測定を始める前める前に必ず標準液校正
標準液校正を校正を行って下って下さい。
さい。又、測定を
測定を繰り返し行っていると、いると、校正値が校正値がズレていく
ズレていく事ていく事があります。
があります。測定中測定中でもときどき標準液校正
でもときどき標準液校正を標準液校正を行って下って下さい。
さい。測定の測定の精度を精度を上げられます。
げられます。
① 測定したい試料水を専用ポリビーカに７０mL 位採取します。イオン強度調整剤を付属の計量スプーンですり切り一杯分（約０.２g 相当）採取した試料水に加えます。

② スターラに試料水の入った専用ポリビーカをセットします。テフロン回転子を入れてスターラのスイッチを「SLOW」にし、撹拌してイオン強度調整剤を溶解させます。

③ 電極ホルダに接続された硝酸イオン電極と比較電極の各キャップを外し、受感部を純水で振り洗いし、水気をティッシュペーパーで拭います。各電極の接続された電極ホルダを試料水の入った専用ポリビーカにセットして、電極リード線の電極プラグを接続し、メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を入れます。

6

④ リアルタイム測定の場合は、測定値が安定した時点で数値を読み取ります。
（ＰＲＮ－４１型取説「５－２９」ページご参照）⑤ オートホールド測定の場合は、ＰＲＮ－４１型取説「５－３０」ページをご参照下さい。
⑥ 測定値をメモリする場合は、ＰＲＮ－４１型取説「６－３」ページの「２．データメモリ機能」をご参照下さい。

7４．測定の終了と保管測定が終了した時は、電源を切り、電極の先端受感部を純水で振り洗いし、ティッシュペーパーで水気を拭き取ります。硝酸イオン電極には感応膜保護キャップを被せます。比較電極には乾燥防止キャップに水を１／３程入れ、電極先端部に空気がなるべく入らないようにしっかり被せます。

（１）保管方法
誤った保管方法は故障の原因になったり、電極の寿命を縮める原因になります。良好な状態で保管され、必要な時にいつでも使用できるように注意して保管して下さい。
① 電極リードコネクタの汚れを防止できます。
電極リード線
リード線は本体に本体に取り付けたまま保管して下さい。
けたまま② 電極の汚れをよく落としてから保管して下さい。
③ 比較電極液絡部の乾燥防止のため、乾燥防止キャップに水を１／３程入れ、電極先端部に空気がなるべく入らないようにしっかり被せて、保管して下さい。長期保管
長期保管の長期保管の時はキャップ内に、水ではなく飽和塩化飽和塩化カリウム飽和塩化カリウムのカリウムの上澄液を入れて下さい。比較電極の寿命を上澄液長くする事が出来ます。
④ 硝酸イオン
乾燥した保管して下さい。
硝酸イオン電極
イオン電極は電極は、乾燥乾燥した状態した状態で状態で感応膜保護キャップを被せ、保管
保管（２）保管場所
次のような場所に保管して下さい。
・ 常温に近いところ
・ 直射日光の当たらないところ
・ 湿気の少ないところ
・ 振動のないところ
・ 塵、埃の少ないところ
・ 腐食性のガスのないところ
・ 水のかからないところ
注意：窓を閉め切った自動車内
った自動車内や自動車内や、直射日光の直射日光の当たるところ、たるところ、冷暖房器具の冷暖房器具の近くなどは、くなどは、変形、変形、変色、変色、故障の故障の原因になりますので原因になりますので、そのような場所に放置しないで下さい。になりますので、そのような場所場所に放置しないでしないで下さい。

8５．保守（１）比較電極液絡部の湿潤比較電極の液絡部は常に湿潤した状態にして下さい。
① 比較電極を使用しない時は、乾燥防止キャップに水を入れ、電極先端部に空気が入らないように被せておいて下さい。
② 液絡部を乾燥させてしまった時は、８０℃に温めた水に電極先端部を浸し、室温まで徐々に冷ましながら一昼夜程放置して下さい。

（２）硝酸イオン電極チップの交換
硝酸イオン
硝酸イオン電極
イオン電極は電極は使用してしない
使用してしない場合してしない場合でも場合でも、でも、徐々に消耗が消耗が進みます。
みます。校正時にエラーマークが点滅して校正が出来なくなった時は、硝酸イオン電極チップの消耗が原因の場合があります。又、硝酸イオン電極内には液体が入っていて、この液体も徐々に減少し、測定出来なくなってしまう事があります。そのような時は、硝酸イオン電極チップを交換して下さい。
① 硝酸イオン電極のチップ部分を時計方向に回して、電極本体から硝酸イオン電極チップを外します。
注意：
注意：硝酸イオン
硝酸イオン電極
イオン電極チップ
電極チップ内チップ内には内部液には内部液が入っています。っています。感応膜面を感応膜面を下向き下向きにして取にして取り扱って下って下さい。
さい。

② 新しい硝酸イオン電極チップのキャップを回して、Ｏリングごと外して下さい。
このチップを硝酸イオン電極に反時計方向にねじ込んで取り付けて下さい。

注意：
注意：硝酸イオン
硝酸イオン電極
イオン電極、電極、比較電極は比較電極は使用しなくても使用しなくても消耗しなくても消耗します
消耗します。
します。下表をご下表をご参考をご参考の参考の上、定期的に「期間期的に交換して交換して下して下さい。
さい。
「期間」
期間」と「測定回数」
測定回数」は、どちらか早どちらか早く到達した
到達した方した方を目安として下として下さい。
さい。
項目
期 間
測定回数
交換用硝酸イオン電極チップ
６ヶ月
１０００
比較電極４４０１Ｌ型
１年―――
9６．補用品
以下の補用品を準備しておくと、万一壊れたり無くなった場合に便利です。
① 硝酸イオン電極 ７４０１Ｌ型② 交換用硝酸イオン電極チップ③ 比較電極 ４４０１Ｌ型④ 10mg/L NO3-N 標準液（５００ｍＬ入り）⑤ 100mg/L NO3-N 標準液（５００ｍＬ入り）⑥ イオン強度調整剤

７．仕様
製型

品

名 ： 水質用硝酸電極
式 ： 硝酸イオン電極 ７４０１Ｌ型
比較電極 ４４０１Ｌ型
測 定 原 理 ： 硝酸イオン電極法
定 量 範 囲 ： ０.１～９９９mg/L
標 準 液 校 正 ： ２点校正
標準濃度 … 10mg/L、100mg/L NO3-N 標準液による低 濃 度 … 1mg/L、10mg/L NO3-N 標準液による
温 度 補 償 ： なし
使 用 温 度 ： ０～４０℃
組 合 せ 本 体 ： ＰＲＮ－４１型

株式会社 藤原製作所
本社〒114-0024 東京都北区西ヶ原１丁目４６番１６号
TEL.03-3918-8111
FAX.03-3918-8119
URL:http://www.fujiwara-sc.co.jp
E-mail:info@fujiwara-sc.co.jp
10