2線伝送式

TGF6200
粉粒体用マイクロパルスレベル計

概 要
TGF6200はTDR 技術を利用した2線式の連続レベル計です。
タンクトップ取付けで、シンプル、コンパクトな設計となっています。
可動部が無くメンテナンスフリーなレベル計でトータルコストの削減が可能なコストパフォーマンスに優れたレベル計です。
センサ部はシングルプローブを使用し、粉体、粒体などの幅広いアプリケーションで連続レベル測定を行うことができます。
ゼロ点、測定レンジなどは本体の表示部のボタン操作によるパラメータ入力により簡単に設定、変更することが可能です。
サイロの粉体レベル管理、容量管理などに最適なレベル計です。

特 長❏ 2線伝送方式による、トータルコスト削減❏ TDR方式によりワイドなアプリケーションに対応❏ ‒50°C〜 200°C、真空から4.0MPaで使用可能❏ 温度、圧力、密度変化による影響を受けずに測定可能❏ 測定対象は、粉体、粒体❏ アナログ出力（DC4-20mA）の他にスイッチ出力（オプション）を選択可能❏ 表示部は日本語表示にも対応❏ 一体形ハウジングの他に分離形ハウジングを用意しており幅広い設置条件に対応可能❏ 蓋を開けずに設定パラメータの変更、確認が可能❏ コンバータハウジングは測定容器を開放せずに取外し、回転が可能❏ 可動部がなくメンテナンスフリー

測定原理
TGF6200はTDR（Time Domain Reflectometry）と呼ばれる技術を使用した連続レベル計です。レベル計は非常に低出力のマイクロパル
スと呼ばれる電磁波をプローブと呼ばれる導電体に間欠的に発信を行います。
発信されたマイクロパルスは非常に速い速度でプローブに沿った状態で伝搬していき、気体と粉体、粒体などの境界面で反射します。
反射したマイクロパルスは往路と同じようにプローブに沿って戻ってきて、レベル計本体で受信されます。
マイクロパルスが発信されてから受信されるまでの時間を測定し1/2したものがレベル計から測定面までのマイクロパルスの移動に要した時間であり、マイクロパルスの移動速度より、レベル計から測定面までの空間距離を算出することができます。
測定された空間距離はあらかじめ設定された基準点位置からレベル値や、換算テーブルから質量などに換算され、出力範囲の設定に従い電流信号が出力されます。
① 発信パルス
マイクロパルスが伝搬していくスピードはほぼ一定しており、測定② 反射パルス

容器内の温度変化や圧力変化による影響は非常に少なく、測定対象③ 信号波形物の温度変化、比誘電率の変化、かさ比重の変化も測定に影響をお④ 測定範囲よぼしません。

⑤ 空気：εr ≒ 1⑥ 測定物：比誘電率 >1.6（ダイレクトモード）>1.1（TBF モード）
TG-L2251-J01
２版 2022 04 K
初版 2022 04 K

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

標準仕様
対象

項目

出力1
出力2（オプション）
分解能
温度ドリフト
エラー出力
負荷抵抗 ※1
出力（オプション）

内容
粉体、粒体
TDR（Time Domain Reﬂectometry）
方式
レベル、距離、質量、容量
シングルケーブルプローブ（Φ8mm）
DC4 〜 20mAまたはDC3.8 〜 20.5mA
DC4 〜 20mAまたはDC3.8 〜 20.5mA±3μA
アナログ値：50ppm/K、デジタル値：±15mm（最大仕様温度範囲）
DC22mA 、DC3.6mA、固定（パラメータにより選択）
許容負荷抵抗は供給電源電圧により変わります。
（供給電圧の項を参照）
リレー（1点、ノルマルオープン）

接点容量

DC24V/6A, AC24V/6A：非防爆品、耐圧防爆品
DC24V/1.1A, AC24V/1.1A：本質安全防爆品

対象物質
測定対象
測定方式
出力種類
プローブ形式 TGF6221

電流出力
出力

スイッチ出力0.04 〜 288W（VA）

精度
精度：基準条件による
分解能
再現性
接続部温度
測定条件

圧力
比誘電率 ※2
最大追従変化速度
保護等級

機器仕様

周囲温度
保管温度
方式

電源
電気接続

ケーブル接続口
ケーブル外径ターミナル
ハウジング
プロセス接続部
材質
プローブ
シール
ねじ込み
プロセス接続
フランジ
表示部
表示器
操作部

±3mm（10m 未満）、±0.03 %/ 読値（10m以上）
基準条件
（校正時）
温度：15°C 〜 25°C
圧力：1013mbar（a）±50mbar
湿度：60%±15%
ターゲット：金属板
TBF モード：±20mm
0.1mm
±1mm
‒40 〜 +200°C（シール材質：FPM/FKM）‒50 〜 +150°C（シール材質：EPDM）‒20 〜 +200°C（シール材質：Karlez®6375）
0kPa（abs）〜 4.0MPa
1.6 以上1.1 以上：TBFモード
100m/min（測定条件により変わります。
）
IEC60529: IP66 / IP68
NEMA250: NEMA type 4X/6
（コンバータハウジング）、6P（プローブハウジング）
表示器なし‒40 〜 +80°C
表示器付‒20 〜 +60°C（仕様温度外になると表示は自動消灯）‒50 〜 +85°C（表示付は‒40°C 〜 +85°C）
2線ループパワー
定格電圧：DC24V
出力1
電圧範囲：DC11.5 〜 30V ：非防爆品、本質安全防爆機器（Ex i）（DC4-20mA）
電圧範囲：DC13.5 〜 34V ：耐圧防爆機器（Ex d）
定格電圧：DC24V
出力2
電圧範囲：DC11.5 〜 30V ：非防爆品、本質安全防爆機器（Ex i）（DC4-20mA）
電圧範囲：DC11.5 〜 34V ：耐圧防爆機器（Ex d）
定格電圧：DC24V
出力2
電圧範囲：DC11.5 〜 30V/30mA ：本質安全防爆機器（Ex i）（スイッチ出力）
電圧範囲：DC11.5 〜 34V/30mA ：非防爆品、耐圧防爆機器（Ex d）
M20×1.5めねじ 、1/2” NPTめねじ、G1/2めねじ（オプション）
出力 1：
6 〜 7.5mm ：非防爆品、本質安全防爆機器（Ex i）、7 〜 10mm：耐圧防爆機器（Ex d）
出力 2：
6 〜 12mm ：非防爆品、本質安全防爆機器（Ex i）、7 〜 12mm：耐圧防爆機器（Ex d）
0.5 〜 2.5mm2
アルミニウム合金（ポリエステル塗装）、ステンレス鋼（SS316L）
ステンレス鋼（SS316L）
詳細は、プローブ仕様の項を参照
FKM / FPM, EPDM , Karlez®6375
Gおねじ、NPTおねじ
JIS RFフランジ、ASME RFフランジ
LCD 128×64ピクセル8段階グレースケール
言語：英語、日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）
、その他
4ボタン
（右キー、エンターキー、上キー、下キー）
押しボタンまたはマグネットにより操作※1：22mA出力時の機器本体端子部電圧、供給電圧の項を参照※2：被測定物の最低比誘電率です。
測定条件によっては測定できない場合があります。

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

プローブ仕様プローブ形式 / 長さ

最小不感帯 /
ノンリニア範囲

TGF6221
形式

シングルケーブルプローブ（Φ8mm）/1 〜 40m上部不感帯 / ノンリニア範囲
下部不感帯

TGF6221：シングルケーブルプローブ
Φ12×100mm ウェイト付き

50mm/+150mm

20mm

TGF6221：シングルケーブルプローブ
Φ38×245mmウェイト付き

50mm/+150mm

270mm

上記は自動セットアップ実行時の最低限必要な長さです。
測定条件により不感帯は上記値より長く必要になる場合があります。
詳細は計測可能範囲の項を参照ください。
プローブ材質TGF6221：シングルケーブルプローブ（Φ8 mm）

ステンレス鋼（SS316）※ プロセス接続部、ウェイト：ステンレス鋼（SS316L）、その他：PTFE

外形図
ハウジング、プロセス接続
一体形ハウジング・プロセス接続：ねじ仕様
非防爆品および本質安全防爆品の 1 出力仕様

耐圧防爆品および 2 出力仕様

・プロセス接続：フランジ仕様
非防爆品および本質安全防爆品の 1 出力仕様

TG-L2251-J01

耐圧防爆品および 2 出力仕様

TOKYO KEISO CO., LTD.

32線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

分離形ハウジング
非防爆品および本質安全防爆品の 1 出力仕様

分離形コンバータ
ハウジング

分離形プローブ
ハウジング

耐圧防爆品および 2 出力仕様

分離形コンバータ
ハウジング

分離形プローブ
ハウジング

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

プローブ
シングルケーブルプローブ①① シングルケーブルプローブ（φ12×100mm ウェイト付き）

TG-L2251-J01②② シングルケーブルプローブ（φ38×245mm ウェイト付き）

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

日除けカバー
cddbd①acddb②a

寸法 [mm]ハウジング種類

a243243① 非防爆品および本質安全防爆品1出力用② 耐圧防爆品および2出力用

質b118
118c96166

d7777

量
プローブ

ハウジング
質量 [kg]
アルミニウム ステンレス
ハウジング
ハウジング
非防爆、本質安全防爆、1出力用ハウジング
一体形ハウジング
2.8
6.4
分離形コンバータハウジング
2.55.9分離形プローブハウジング
1.8
3.9
耐圧防爆用、2出力用ハウジング
一体形ハウジング
3.2
7.5
分離形コンバータハウジング
2.97.1
分離形プローブハウジング
1.83.9ハウジング種類

プローブ種類
φ8mmシングルケーブルプローブ

質量 ※1[kg/m]
0.4※1：質量にはウェイト、フランジは含んでいません。

プロセス接続部
プロセス接続部
ねじ接続
フランジ接続質量[kg]
2.5
4 〜 36.5

日除けカバー
ハウジング種類
非防爆品および本質安全防爆品1出力用ハウジング
耐圧防爆品および2出力用ハウジング

6TOKYO KEISO CO., LTD.

質量 [kg]1.3
1.5

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

計測可能範囲シングルプローブձղնճչ ոշպմյ

①シングルケーブルプローブ②上部不感帯：プローブ上部の測定できない範囲③上部ノンリニア帯：プローブ上部の精度規定外の範囲④下部ノンリニア帯：プローブ下部の精度規定外の範囲⑤下部不感帯：プローブ下部の測定できない範囲⑥ガス領域⑦測定対象物⑧プローブ長さ⑨測定容器高さ⑩必要空間最低距離：300mm

測定不可・ノンリニア測定範囲表>40

測定物比誘電率（εr）

≦40

不感帯

上部②下部⑤上部②下部⑤

φ8mmシングルケーブルプローブ（φ12×100mmウェイト付）

50

205060φ8mmシングルケーブルプローブ（φ38×245mmウェイト付）

50

270

50370（mm）>40

測定物比誘電率（εr）≦40

ノンリニア測定範囲

上部③下部④上部③下部④

φ8mmシングルケーブルプローブ（φ12×100mmウェイト付）

150

01500

φ8mmシングルケーブルプローブ（φ38×245mmウェイト付）

15001500（mm）

注）自動セットアップ実施時の値となります。自動セットアップを実施しない場合は、不感帯とノンリニア測定範囲の値は増加します。

TG-L2251-J01

TOKYO KEISO CO., LTD.

7

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

配 線端子

一体形コンバータハウジング
電流出力（1出力）仕様① 電源端子（機器動作、電流出力1用）② ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合）③ アース端子（コンバータハウジング下部）

電流出力（2出力）仕様① 電源端子（機器動作、電流出力1用）② 電源端子（電流出力2用）③ アース端子（コンバータハウジング下部）④ ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合）

電流出力（1出力）+スイッチ出力仕様① 電源端子（機器動作、電流出力1用）② 電源端子（スイッチ出力用）③ スイッチ出力端子④ アース端子（コンバータハウジング下部）⑤ ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合）

8TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

TOKYO KEISO CO., LTD.

9

分離形コンバータハウジング
電流出力（1出力）仕様① 電源端子（機器動作、電流出力1用）② ハウジング内部アース端子（信号線がシールドケーブルの場合接続）③ アース端子（取付サポート部）

電流出力（2出力）仕様① 電源端子（機器動作、電流出力1用）② 電源端子（電流出力2用）③ アース端子（取付サポート部）④ ハウジング内部アース端子（信号線がシールドケーブルの場合接続）

電流出力（1出力）+スイッチ出力仕様① 電源端子（機器動作、電流出力1用）② 電源端子（スイッチ出力用）③ スイッチ出力端子④ アース端子（取付サポート部）⑤ ハウジング内部アース端子（信号線がシールドケーブルの場合接続）

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

分離形ハウジング間の結線① 分離形コンバータハウジング② 分離形プローブハウジング③ 電源供給線（ ‒ ）④ 電源供給線（ + ）⑤ デジタル通信線（ B ）⑥ デジタル通信線（ A ）⑦ シールド（分離形コンバータハウジングと分離形プローブハウジング内アースコネクタに接続）

結線● 信号ケーブルは0.5 〜 2.5mm2の撚り線ケーブルを使用してください。
● ケーブルの接続部分は5 〜 7mm被覆をはがし、そのまま端子部へ差し込んでください。
● 信号ケーブルは動力ケーブルと離して敷設してください。
● 電源は動力機器と別の電源を使用してください。
● シールドケーブルの使用を推奨します。

電流出力（1出力）で使用の場合③①②⑥④⑤① 機器動作、出力1用電源② HART 通信用抵抗（HART通信時必要）③ アース④ 機器動作電源、出力1用ライン：2線伝送式（DC24V供給、DC4 〜 20mA出力）⑤ レベル計端子部⑥ 機器動作電源、出力1用端子

10TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

電流出力（2出力）で使用の場合③⑥①②④⑤⑨⑧⑦① 機器動作、出力1用電源② HART通信用抵抗（HART通信時必要）③ アース④ 機器動作電源、出力1用ライン：2線伝送式（DC24 V供給、DC4 〜 20mA出力）⑤ レベル計端子部⑥ 機器動作電源、出力1用端子⑦ 出力2用電源⑧ 出力2用ライン：2線伝送式（DC24V供給、DC4 〜 20mA出力）⑨ 出力2用端子

電流出力（1出力）＋スイッチ出力で使用の場合

電流出力１ ：２線伝送式③⑥①②④⑤⑨⑦⑧
スイッチ出力 ：４線式⑫⑪⑩

① 機器動作、出力1用電源② HART通信用抵抗（HART通信時必要）③ アース④ 機器動作電源、出力1用ライン：2線伝送式（DC24 V供給、DC4 〜 20mA出力）⑤ レベル計端子部⑥ 機器動作電源、出力1用端子⑦ スイッチ出力用電源⑧ スイッチ出力用電源ライン：DC24V供給⑨ スイッチ出力用電源端子⑩ スイッチ出力用ライン⑪ スイッチ出力用端子⑫ PLC、シーケンサなど

TG-L2251-J01

TOKYO KEISO CO., LTD.

11

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

供給電源下記グラフはループ内の負荷抵抗値による最小電圧を示しています。
※：機器端子部で電流出力 22mA/（スイッチ出力：30mA）
出力時における最小必要電圧

非防爆及び本質安全防爆機器
電源電圧：DC11.5V 〜 30V

負荷抵抗︵Ω︶① 電流出力1および電流出力２供給電圧(V)② スイッチ出力

耐圧防爆構造機器
電源電圧：DC13.5V 〜 34V（DC11.5V 〜 34V）

負荷抵抗︵Ω︶① 電流出力１② 電流出力２供給電圧(V)③ スイッチ出力

12TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2251-J01

TGF6200

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200F分離コンバータハウジング

防爆仕様
日本防爆形［準備中］Certiﬁcate No. :Marking:
一体形（C）or 分離センサ（プローブ）ハウジング（S）
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/DbEx ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T*°C Da/Db
分離コンバータハウジング（F）or 分離コンバータハウジング＋分離センサ（プローブ）
ハウジング（D）
コンバータハウジング
Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex ia [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db
Ex db ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex ia tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db
センサ（プローブ）ハウジング
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db

温度クラス

最高表面温度

T6

T85°C

T5

T100°C

T4T135°C

T3

T200°C最高
プロセス温度または最高プロセス
接続部温度
+60°C
+85°C
+75°C
+100°C+110°C+135°C+150°C+180°C *1+200°C *1

最高周囲温度
アルミニウムハウジング

ステンレス
ハウジング

+50°C
+45°C
+65°C
+60°C
+77°C
+69°C
+65°C
+56°C
+50°C

+50°C
+44°C
+65°C
+59°C
+74°C
+63°C
+56°C
+43°C
+35°C

*1: シール材質がEPDMの場合、最大プロセス接続部温度は+150°C.

T*°C = T150°C or T200°C

ATEX防爆品［準備中］
Certiﬁcate No. :Marking:
一体形（C）or 分離センサ（プローブ）ハウジング（S）
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db
II 1/2 G
II 1/2 D
Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T*°C Da/Db

分離コンバータハウジング（F）or 分離コンバータハウジング＋分離センサ（プローブ）
ハウジング
（D）
コンバータハウジング
Ex ia[ia Da] IIIC T85°C...T135°C
Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
II 2（1）
D Db
II 2
（1）
G Ex db ia [ia Ga] IIC T6...T4
II 1/2 D Ex ia tb[ia Da] IIIC T85°C...T135°C
Gb
Db
センサ（プローブ）
ハウジング
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb
II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db
T*°C = T150°C or T200°C

温度クラス

最高表面温度

すべて

すべて

最低周囲温度
アルミニウムハウジング

ステンレスハウジング

‒40°C
‒36°C

‒40°C‒35°C*2: シール材質がカルレッツの場合、最低プロセス接続部温度は‒20°C.
シール材質がFKM/FPMの場合、最低プロセス接続部温度は‒40°C.
本質安全防爆[ia]機器の4-20mA出力で使用の場合、回路定格は以下の値を最大値として厳守する必要があります。

電源/4-20mA 回路（出力1端子）
電源/4-20mA 回路（出力2端子）スイッチ出力回路

IECEx防爆品［準備中］Certiﬁcate No. :Marking:

最低プロセス温度
または最低プロセス
接続部温度‒40°C *2
‒50°C *2

Ui
（V）

Ii（mA）

Pi（W）

Ci
（nF）

Li（µH）

30300

171830300

0.75

5224110025（VA）

00

耐圧防爆構造機器として使用するは以下の定格を厳守する必要があります。

一体形（C）or 分離センサ（プローブ）ハウジング（S）
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T*°C Da/Db

分離コンバータハウジング（F）or 分離コンバータハウジング＋分離センサ（プローブ）
ハウジング（D）
コンバータハウジング
Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex ia [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db
Ex db ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex ia tb [ia Da] IIIC T85°C...T135°C Db
センサ（プローブ）
ハウジング
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db

電源/4-20mA 回路（出力1端子）
電源/4-20mA 回路（出力2端子）スイッチ出力回路Max. 34Vdc/22mA
Max. 34Vdc/30mA
Max. 24Vdc/6A or 48Vac/6A・TGF6200を本質安全防爆機器として危険場所で使用する場合は、本質安全防爆用バリアを使用してください。
・防爆仕様の項に記載されている内容を守って使用してください。
・絶縁バリアを使用の場合の必要供給電源はバリアの仕様を確認してください。

T*°C = T150°C or T200°C

TGF6200C一体形ハウジング

温度クラス

最高表面温度

T6

T85°C

T5

T100°C

T4

T135°C

T3

T200°C最高プロセス温度
または
最高プロセス
接続部温度
+60°C
+85°C
+75°C
+100°C+110°C+135°C+150°C+180°C *1+200°C *1

最高周囲温度
アルミニウムハウジング

ステンレスハウジング

+54°C
+52°C
+69°C
+67°C
+78°C
+71°C
+66°C
+58°C
+53°C+54°C
+52°C
+69°C
+67°C
+76°C
+67°C
+62°C
+51°C
+44°C

*1: シール材質がEPDMの場合、最大プロセス接続部温度は+150°C.

温度クラス

最高表面温度

すべてすべて最低
プロセス温度または最低プロセス接続部温度‒40°C *2
‒50°C *2

最低周囲温度
アルミニウムハウジング

ステンレスハウジング

‒40°C
‒37°C

‒40°C
‒36°C

*2: シール材質がカルレッツの場合、最低プロセス接続部温度は‒20°C.
シール材質がFKM/FPMの場合、最低プロセス接続部温度は‒40°C.

TG-L2251-J01

TOKYO KEISO CO., LTD.

13

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

取付け、使用上の注意
TGF6200の設置をおこなう場合は、下記の注意事項に従ってください。
● ハウジングの周囲温度は‒40°C 〜 +80°C（表示器付きは‒20°C 〜 +60°C）となるようにしてください。
● 屋外で使用する場合は日除けカバー等を設置するようにしてください。
特に直射日光が当たる場所、風雨が激しく当たる場所では日除けカバー等を設置してください。
● 激しい振動のある場所への取付けは避けてください。
● TGF6200には不感帯（測定できない範囲）が存在します。不感帯を考慮して取付け位置、取付け高さ、計測範囲を決定してください。
不感帯は使用ウェイト、測定条件により変わります。詳細は計測可能範囲の項を参照ください。
● 同一容器に複数のTGF6200を設置する場合は粉粒体の動きにより、ケーブルプローブが絡まないように十分な距離を離して設置してください。
最低でも 1m 以上離して設置してください。
● ケーブルプローブ使用時はケーブルがたるまないようにするため、ウェイトは容器底面より浮くようにしてください● プローブがノズル、容器壁に触れないようにノズルの形状、位置を考慮してください。
● 引張荷重は、サイロの高さと直径、被測定物の種類、粒子サイズと密度に依存します。ケーブルプローブの損傷や切断する恐れがあるのでケーブルプローブに46.69kNを越える負荷を与えないようにしてください。
また、サイロの屋根が高負荷による変形に強いことを確認してくだい。
● 静電気放電（ESD）のリスクがあります。TGF6200は最大 30Kvの静電気放電に耐性がありますが、静電気対策を実施してください。
レベル計本体のハウジングは必ずアースに接地をおこなってください。
● 容器内への投入物がプローブに掛からない位置へ設置をおこなってください。
プローブに投入物が掛かってしまうと、誤動作を発生させます。
レベル計の設置位置が変更できず、投入物がプローブに掛かってしまう場合は、投入物の投入方向を変更するなどの処置を行ってください。

① 容器内への投入物がプローブにかからない位置へ設置をおこなってください。
② 容器への投入物がプローブへかかる位置へ設置を行うと正常に測定できません。
機器の設置位置が投入口に近い場合、投入物がプローブにかからないように、投入方向を変えるなどの処置を講じてくだ
さい。

14TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

レベル計を容器に取付ける際は容器の天板に設置をおこなうのが望ましい設置方法です。
特に付着性の高い物質の測定を行う場合はノズル内に付着が発生しないようにしてください。

① 付着性の物質の測定をする場合は設置ノズル内に付着が発生しないように取付けてください。
② フランジで設置をおこなう場合はノズルを設けずに容器の天板にフランジを設置する事を推奨します。
③ ソケットを容器の天板に取付け、レベル計をねじ込みで設置をおこなう事を推奨します。
ノズルを設けて設置をおこなう場合はノズルが細長くならないようにし、ノズルの下端部分が容器内に突き出さないようにしてください。

① TGF6200をフランジノズルに設置する場合はノズルの長さは150mm以下とするか、ノズル径（d）≧ノズル高さ（h）となるようにしてください。
この条件を満たせない場合は不感帯の最小必要長さはノズルの下端から発生し、不感帯が長く必要となる場合や、誤動作発生の要因となる場合があります。
② ノズル下端はタンク内に出ないようにしてください。
TGF6200をソケットによりねじ込み接続とするのは望ましい設置方法です。

①ソケットによる望ましい設置例②ソケットの下端が容器内に突出しないようにしてください。

TG-L2251-J01

TOKYO KEISO CO., LTD.

15

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

コンクリートルーフへの設置① コンクリートのルーフへ設置を行う場合コンクリートの穴径（d）はコンクリート厚（t）（ ＋設置ノズル）より大きくなるようにしてください。
この際、穴の内面に凹凸の無いようにしてください。
② コンクリート厚（t）が穴径より大きい場合コンクリート上に設置せず、穴を大きくし金属の架台に設置を行ってください。

① 穴径（d）≧ コンクリート厚（t）となるようにしてください。
② コンクリート厚（t）
が穴径（d）
より大きい場合、穴径を大きくするなどして設置してください。
穴径を大きくできない場合は、上部不感帯をコンクリート（スラブ）下から200mm 程度下がった範囲まで増やしてください。

設置に対する注意事項
容器にTGF6200を設置する場合は容器内の障害物の近くに設置せず、離れた位置へ設置をおこなうようにしてください。

①②① プローブの周辺のマイクロパルスの影響範囲内には障害物が入らないようにしてください。
プローブは常にまっすぐな状態でたるみが生じないようにしてください。
プローブ端末のウェイト上部と容器下部との空間距離（d）は、d ≧（300mm+ ウェイト長さ）を推奨します。
② プローブと障害物の必要距離は300mm 以上離れるようにしてください。
粉体の投入、払い出しによりプローブが移動する事が予想される場合はその分も考量し、障害物との距離を離しプローブが絡んでしまうことがないようにしてください。
プローブの端末が容器（サイロ）底に触れないように設置を行ってください。

16TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

形式及び仕様コード
TGF6200ケーブルプローブ
仕様コード

TGF6200 4 4 W

0000 0/01

ATEX: 耐圧防爆構造 / 容器による粉じん防爆構造（準備中）
II 1/2 G Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb,II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T85℃ ...T*°C Da/Db
IECEx: 本質安全防爆構造（準備中）
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db
IECEx: 耐圧防爆構造 / 容器による粉じん防爆構造（準備中）
Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia/tb IIIC T85°C...T*°C Da/Db
日本防爆形 : 本質安全防爆構造（準備中）
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db
日本防爆形 : 耐圧防爆構造 / 容器による粉じん防爆構造（準備中）
Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb, II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T85°C...T*°C Da/Db
常に 0なしNACE MR0175（ISO 15156）, MR0103（ISO 17945）
一体形ハウジング（アルミニウム合金）
一体形ハウジング（ステンレス鋼）
分離コンバータハウジング（アルミニウム合金） ※1
分離コンバータハウジング（ステンレス鋼） ※1
2 線伝送方式 DC4‒20mA×1 出力
2 線伝送方式 DC4‒20mA×2 出力
2 線伝送方式 DC4‒20mA×1 出力 +4 線 スイッチ出力 ×1 出力
M20×1.5 / ケーブルグランドなし（配線口：G1/2 めねじは、オプションで M20×G1/2 アダプタを選択）（日本防爆形耐圧防爆品は、オプションで耐圧防爆グランドを選択）
M20×1.5 / 1× プラスチックケーブルグランド付き（ATEX/IECEx：耐圧防爆 / 容器による粉じん防爆は選定不可）
M20×1.5 / 1× 黄銅ケーブルグランド付き
M20×1.5 / 1× ステンレスケーブルグランド付き
M20×1.5 / 2× プラスチックケーブルグランド付き（2 出力用）（ATEX/IECEx：耐圧防爆 / 容器による粉じん防爆は選定不可）
M20×1.5 / 2× 黄銅ケーブルグランド付き（2 出力用）M20×1.5 / 2× ステンレスケーブルグランド付き（2 出力用）1/2"NPT / 1× 黄銅ケーブルグランド付き
1/2"NPT / 2× 黄銅ケーブルグランド付き（2 出力用）
分離形コンバータハウジング用ディスプレイ
一体形ハウジング用ディスプレイ
英語
日本語
常に 0FKM/FPM / ‒40...+200°C / 0kPa
（abs）
〜 4MPaカルレッツ® 6375 / - 20...+200°C / 0kPa（abs）〜 4MPaEPDM / ‒50...+150° / 0kPa
（abs）
〜 4MPa
シングルケーブル - Ø8mm, ウェイト φ12×100mm/
ステンレス鋼 SS316（1.4401）/ 1 〜 40m
シングルケーブル - Ø8mm, ウェイト φ38×245mm/
ステンレス鋼 SS316（1.4401）/ 1 〜 40m
常に 0
G 1-1/2 A
1-1/2 NPT
1-1/2" 150lb RF
2" 150lb RF
3" 150lb RF
4" 150lb RF
6" 150lb RF
8" 150lb RF
50A JIS10K RF
80A JIS10K RF
100A JIS10K RF
常に 00
屋内：ステンレス日除け無し

2認証

KL
U
W

固定コード
その他認証

00
3
23

ハウジング形式 / 材質

781

出力

2
3
1234

ケーブル接続口 / ケーブルグランド

6
78
D
F
4

ディスプレイ

61

表示言語

7

固定コード

01

シール：材質 / 温度 / 圧力236

プローブ種類 / 材質 / 長さ
7

固定コード

0

ねじ接続

G P 0
G A 0
G 1 A
H 1 A

プロセス接続ASME フランジ接続

L 1 A
M 1 A
P 1 A
R 1 AH U P

JIS フランジ接続

L U P
M U P

固定コード0 0

設置場所

0

屋外：ステンレス日除け付き

1

プローブ長さ特殊仕様

内容
一般形（非防爆）
ATEX: 本質安全防爆構造（準備中）
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T*°C Da/Db/cm（センチメートル単位で記入） ※2

空欄 なし/Z あり ※3

※1：分離形ハウジングを選定する場合は、プローブハウジング〜コンバータハウジング間の信号ケーブル長さ（1m 〜 100m）を指定してください。

信号ケーブル長さ（1m 〜 100m）m※2：プローブの長さは1cmを最小単位として4桁の数字で記入してください。
（例）2580mmの場合は0258、12.58mの場合は1258と記入してください。
1cm以下の数値は指定できません。
※3： 特殊仕様が必要な場合はコード末尾に「/Z」を記入してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください）

TG-L2251-J01

TOKYO KEISO CO., LTD.

17

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

標準付属品

ご注文時指定事項
1, 形式および仕様コード

・設定データシート：1 枚・取扱説明書：1 冊・蓋開け工具：1 個例）形式：TGF6221
仕様コード：TGF620044W000211670160MUP001/0500
2, プローブ長さ

オプション

cm単位でご指定ください。
3, オプション仕様（必要な場合のみ指定）

・ M20×G 1/2 めねじアダプタ：[GA]オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。

1出力時 ：めねじアダプタ×1、プラグ×1

4, 特殊仕様（必要な場合のみ指定）

2出力時 ：めねじアダプタ×2

内容を別記してください。

・ 耐圧防爆用ケーブルグランド（G1/2）：[DG]

製作可否については、事前にお問い合わせください。

定格温度 ：‒20°C 〜 +60°C※ 本安バリア（別売）絶縁バリア：KFD2-STC4-Ex1（DINレール取付）
TGF6200の本質安全防爆品を危険場所で使用する場合は、本安バリアが必要です。

1出力時 ：ケーブルグランド×1、プラグ×1
2出力時 ：ケーブルグランド×2・出力レンジ（範囲）の個別データ設定：[DS]

仕様お伺い
被測定物
物質名：
（比誘電率
かさ比重性状
腐食性付着性結晶性）
：εr（）
：（）
：□粉体
（粒径：mm）
：□なし
□若干有り
：□なし
□若干有り
：□なし
□若干有り

□粒体（粒径：□激しい□激しい□激しいmm）

使用条件
使用環境：□屋外で使用°C
被測定物温度 ：（）°C
周囲温度：（）圧力
防爆：（：□非防爆□屋内で使用）MPa□防爆測定容器条件形状：□サイロ□タンク□その他
容器高さ：（）
容器径または幅 ：（）容器内障害物 ：□なし □あり：□温度計 □レベルスイッチ □補強材 □はしご □その他
容器材質：□金属（）
コーティング：□あり □なし□非金属（）
輸送方法：□ベルトコンベヤー□バケットコンベヤー□ベルトコンベヤー□スクリューフィーダ□空気圧送： □直接投入□バグフィルター□サイクロン
□その他
（）

取付け条件
取付け場所

取付けノズル18：容器壁からの距離（投入口からの距離（
障害物からの距離（：ノ ズ ル 径
（ノズル長さ（TOKYO KEISO CO., LTD.

）mm）mm）mm）mm）
mm

TG-L2251-J01

2線伝送式 粉粒体用マイクロパルスレベル計

TGF6200

TOKYO KEISO CO., LTD.

19

測定条件
測定方法 ： □レベル測定□距離測定

100%0%0%100%

測定レンジ： プロセス接続部から最低レベルまでの距離
DL （:）
mm

プロセス接続部から最高レベルまでの距離
DH （:DHDL□ フランジ接続
基準位置（フランジ下面）

TG-L2251-J01）
mmDHDL□ ねじ接続（ねじ込みフランジ）
基準位置（ねじ上部）