SNA5002A SNA5004A
SNA5012A SNA5014A
SNA5022A SNA5032A

安 心 の保 証

Every Bench. Every Engineer. Every Day.

ベクトル・ネットワーク・アナライザ
SNA5000A シリーズ

写真は SNA5032A

電子計測・分析機器の専門商社

T&M コーポレーション株式会社

低ノイズフロアと広いダイナミックレンジで正確な測定を実現 SNA5000
製品概要● 周波数帯域： 9kHz ～8.5GHz、100kHz ～26.5GHz● 周波数分解能： 1Hz● 出力レベル設定範囲： -55～ +10dBm● ダイナミックレンジ： 125dB● ポート数： 2～4● ディスプレイ： 12.1インチタッチスクリーン価格（税抜）： ¥1,289,900〜

マルチ・ウインドウ、マルチ・フォーマット表示
SNA5000A は、散乱、差動、受信機、タイムドメイン・パラメータ解析、リミットテスト、リップルテスト、エンチャント・タイムドメイン・パラメータ解析（TDR）に対応しており、トレースを追加するショートカットや、4ポート S パラメータのフル測定を行うためのウィンドウが用意されています。さらに、Log Mag、Lin Mag、Phase、Delay、Smith、SWR、Polar など、様々な表示形式があり、DUT の伝送・反射係数、SWR、インピーダンスマッチ、位相、遅延などの解析に便利です。また、12.1インチのディスプレイ上の複数のウインドウに様々なフォーマットで結果を表示できます。

広範囲ダイナミックレンジ、低ノイズフロア
システムのダイナミックレンジは、テストポートで得られる測定パワーとレシーバーのノイズフロアの差であり、VNAの重要なパラメータです。SNA5000Aのダイナミックレンジは、最大125dB@10Hz IFBW、ノイズフロアは -125dBm/Hz で、テストパスバンドとフィルタのアウトオブバンドリジェクションのような特定の RF テストの要求を同時に満たします。

フィクスチャによるキャリブレーション
RF/ マイクロ波分野では、フィクスチャの誤差が大きな課題となっています。S パラメータの校正は、多くの場合、RF ケーブルとフィクスチャ・ポート・プレーンの間で行われます。
DUT はマイクロストリップ・ラインを介してフィクスチャ・ポート・プレーンに接続されているため、誤差が生じます。なぜなら、実際の測定面は校正面と同じではないからです。これらの誤差は、マイクロストリップラインの長さ、速度係数、損失パラメータを入力するだけで、簡単に解消することができます。この Port Extensions 機能は、フィクスチャエラーをなくすための有効な手段です。
これ以外にも、SNA5000A は、ポートマッチ、アダプターの取り外し / 挿入、2ポートおよび N ポートの埋め込み解除、インピーダンス変換を行い校正精度を向上させます。

メカニカル・キャリブレーション・キット
SIGLENT 社の校正キットは、DC 〜9GHz までの周波数範囲をカバーしており、汎用的なものから高精度レベルのものまで幅広く対応しています。校正キットには、SOLT（Short,Open, Load and Thru）が含まれており、3.5mm または N タイプのコネクタが付属しています。また、特定の校正要件を満たすために、お客様ご自身で定義したキャリブレーションキットを追加することも可能です。

0A シリーズ強化された TDR 機能
TDR（Time Domain Reflection）は、インピーダンスの不連続な位置や特性を直感的に表示します。送電線に沿ったすべてのポイントのインピーダンスを示すことができ、障害ポイントを見つけるのに役立ちます。タイムドメインゲーティングにより、ある種のミスマッチの影響を簡単に取り除いたり、誤動作による DUT 特性への影響を解析することができます。

仕様
型式

SNA5004A

SNA5014A

SNA5002A

SNA5012A

SNA5022A

SNA5032A

商品コード536765536767536764536766537045537046価格 ( 税抜 )¥2,423,200¥4,229,400¥1,289,900¥2,789,300¥4,796,000¥5,769,500

周波数範囲

9kHz 〜4.5GHz

9kHz 〜8.5GHz

9kHz 〜4.5GHz

9kHz 〜8.5GHz

ポート数

4422

周波数分解能100kHz 〜13.5GHz 100kHz 〜26.5GHz
2

レベル分解能0.05dBIFBW 範囲10Hz ～3MHz

出力レベル設定範囲-55dBm ～ +10dBm

ダイナミックレンジ

125dB

キャリブレーション
種類

応答、拡張応答、フルワンポート、フル2ポート、フル3ポート、フル4ポート、TRL

測定種類

21Hz

散乱パラメータ測定、微分パラメータ、測定、受信機測定、時間領パラメータ解析、リミットテスト、リップルテスト、インピーダンス変換、フィクスチャシミュレーション、アダプタ取り外し / 挿入、拡張時間領域パラメータ解析 (TDR)、
スペクトラム解析、周波数オフセット、スカラーミキサー測定

バイアスティー

対応

インターフェイス

LAN、USB デバイス、USB ホスト (USB-GPIB)

リモートコントロール

USB-TMC/VXI-11/ ソケット /Telnet/ ウェブサーバ

ディスプレイ

12.1インチタッチスクリーン

映像出力

HDMI

電力消費量

2ポート：50W（代表値）、4ポート：70W（代表値）SNA5032A/SNA5022A：85W（代表値）

外寸法（幅×奥行×高さ）

378×126×284mm

重量7.5kg

5.5kg

7.5kg

TDR による拡張時間領域解析（SNA5000-TDR）
型式入力インピーダンス

SNA5004A

SNA5014A

SNA5002A

SNA5012A

SNA5022A

SNA5032A

4.5GHz

8.5GHz

4.5GHz

8.5GHz

13.5GHz

26.5GHz

テストポートDC ダメージレベル

35V

最大テストポート入力
電圧 ( ホット TDR モード )1.5Vpp

TDR ステップ
振幅

1mV ～5V

TDR ステップ
立ち上がり時間 ( 分 )(10% から 90%)99.1ps

52.5ps

99.1ps

52.5ps

33.1ps

16.9ps

自由空間における TDR
ステップ 応答分解 ( 分 )( ε r=1)

14.9mm

7.9mm

14.9mm

7.9mm

5mm

2.5mm

TDR インパルス幅(分)

134.1ps

71.0ps134.1ps

71.0ps

44.7ps

22.8psダットの長さ( 最大 )
アイ・ダイアグラム
データレート ( 最大 )13.8µs
3.6Gb/s

6.8Gb/s1.25µs
3.6Gb/s

6.8Gb/s

10.8Gb/s

21.2Gb/s

標準アクセサリー / オプションアクセサリー
標準アクセサリー

数量USB ケーブル1

クイックスタートマニュアル

1

保護カバー

1

校正証明書

1

ワイヤレスマウス1

電源ケーブル1
オプションアクセサリー

型式

高安定リファレンス・クロック

SNA5000-HPR

タイムドメイン解析（ソフトウェア）

SNA5000-TDA

拡張タイムドメイン解析 (SNA5000-TDA の機能含む )SNA5000-TDR

スペクトラム・アナライザ機能（ソフトウェア）SNA5000-SA

スカラー・ミキサー測定（ソフトウェア）SNA5000-SMM

メカニカル・キャリブレーション・キット
N タイプ（オス）
4.5GHzF503ME

N タイプ（メス）
4.5GHzF503FE

3.5mm タイプ（オス）4.5GHz

F603ME

3.5mm タイプ（オス）4.5GHz

F603FE

3.5mm タイプ（メス）4.5GHz

F504MSN タイプ（オス）
9GHz

F504FSN タイプ（メス）
9GHz

F504TSN タイプ（オス & メス）
9GHz

F604MS

3.5mm タイプ（オス）9GHz3.5mm タイプ ( メス）9GHz

F604FS

3.5mm タイプ ( オス & メス）9GHz

F604TS

ケーブル
N（オス）SMA（オス）ケーブル 18GHz

N-SMA-18L

N（オス）
N（オス）ケーブル 18GHz

N-N-18L

SMA（オス）SMA（オス）ケーブル 18GHz

SMA-SMA-18L

SMA（オス）SMA（オス）ケーブル 26GHz

SMA-SMA-26L

SMA
（メス）
SMA
（オス）
ケーブル 26GHz

SMAF-SMA-26L

USB ホスト GPIB スレーブ アダプタ

USB-GPIB

注意◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」「Ⓡ」は記載しておりません。
、お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

電子計測・分析機器の専門商社

T&M コーポレーション株式会社
104-6136

中1-8-11

トリトンスクエアY

110-0016
台台 1 目27-11
TEL:03-6284-4428 FAX:03-6284-4429

36

2ビル

https://tm-co.co.jp/
このカタログの記載内容は 2024年5月現在のものです。