FreeStyle Comfort®

®

Smarte Technologie zur
Aufrechterhaltung der Sättigung

O2 is what we do.

Alle Geräte sind unterschiedlich in der Abgabe von konstanten Sauerstoffmengen. Das Volumen, der Zeitpunkt
der Abgabe in der ersten Hälfte der Inspiration und die Sauerstoffkonzentration tragen alle zu einer effektiven
Oxygenierung bei. Durch die autoSAT Technologie wird auch bei steigender Atemfrequenz ein konstanter
Bolus geliefert. Eine zeitlich perfekt abgestimmte UltraSense Triggertechnologie stellt zudem eine effektive
Versorgung mit Sauerstoff sicher, welcher bis zu 95% Sauerstoffkonzentration beträgt. So verhilft der Freestyle
Comfort zu einer Aufrechterhaltung der Sättigung.

autoSAT®: Klinisch bewährte Sauerstoffabgabe.
Die meisten POC`s (mobile Sauerstoffkonzentratoren) geben weniger Bolusmenge ab, sobald die Atemfrequenz
ansteigt. Um dies zu kompensieren, müsste der Patient die Einstellung am Konzentrator manuell erhöhen, um
sicherzustellen, dass er bei Belastung ausreichend Sauerstoff erhält.
Die einzigartige, von CAIRE entwickelte autoSAT Technologie des Freestyle Comfort, liefert ein konstantes
Sauerstoffvolumen auch wenn sich die Atemfrequenz des Patienten steigert.

••Stellt sicher, dass die verordnete Menge an
Sauerstoff stetig aufrechterhalten wird.

O2 ml pro Atemzug bei Einstellung 2

Hält nachweislich die durchschnittliche
Sauerstoffsättigung (SpO2) bei Belastung
und in jeder Lebenslage bei über 90%. Diesermöglicht Patienten einen aktiven Lebensstil
und trägt wesentlich zu einem körperlichem
Wohlbefinden bei.1

28

Herkömmliche AbgabeautoSAT® Technologie

2117141221 ml/O2

11O2 ml pro Atemzug bei Einstellung 2Der FreeStyle Comfort liefert im Vergleich zu Geräten von Mitbewerbern
mehr Sauerstoff pro Minute.

Atemzüge pro Minute

40353025200225

450675900max. ml des Sauerstoffvolumens pro MinuteFreeStyle® Comfort®
DeVilbiss® iGo® 2Inogen One® G5/G3TMPrecision Medical® EasyPulse

Respironics SimplyGo® Mini
O2 Concepts® Oxlife Freedom®

Schauen Sie sich unser Video zur autoSATTechnologie unter FreeStyleComfort.com an.

UltraSense® mit einstellbarer Triggerempfindlichkeit.
UltraSense ist eine von CAIRE entwickelte Technologie zur frühzeitigen Detektion von Atemzügen, diesicherstellt, dass Patienten im richtigen Moment Sauerstoff erhalten, auch wenn sie eine flache Atmung habenoder Mundatmer sind.

••Dank der einstellbaren Empfindlichkeit kann das System individuell auf einen Patienten angepasst werden,
selbst bei flacher Atmung oder für unterschiedliche Umgebungen.
Bietet eine schnelle und zuverlässige Sauerstoffzufuhr im „goldenen Drittel“ der Inspiration mit derfortschrittlichsten Trigger-Empfindlichkeit auf dem Markt

Warum ist die Triggerempfindlichkeit wichtig?
Die erste Phase der Inspiration ist wesentlich fürden Gasaustausch in den Alveolen und wird auchals das „goldene Drittel“ der Inhalation bezeichnet.
Eine hohe Empfindlichkeit ist von entscheidender
Bedeutung für eine ausreichende Sauerstoffabgabe
in dieser frühen Phase der Inspiration. EineVerzögerung der Sauerstoffabgabe behindert die
Sauerstoffaufnahme und den Gasaustausch in derLunge, wodurch es zu einem Abfallen der Sättigung
beim Patienten kommen kann. 2Bei einem Sauerstoffkonzentrator mit
Impulsdosierung kann es aufgrund einer nicht
veränderbaren Einstellung der Empfindlichkeit undfalschem Auslösezeitpunkt zu einem Abfall desSpO2-Werts um 11 % kommen. 3
Durchschnittliche Trigger-Empfindlichkeit
FreeStyle Comfort
Inogen One G5/G3®

GCE Zen-O LiteTM

0,1
TMNicht alle mobilen Sauerstoffkonzentratoren
sind in Bezug auf die Atemerkennung gleich
Die Werte der Triggerempfindlichkeit zeigen den
Unterdruck an, den der Patient aufbringen muss,um einen Sauerstoffbolus auszulösen.

0,120,12Respironics SimplyGo Mini

0,2O2 Concepts® Oxilife Freedom®

0,2Precision Medical® EasyPulse

Der Freestyle Comfort verfügt über eine feinere
Triggerempfindlichkeit (-0,10) im Vergleich zu denmeisten anderen Systemen auf dem Markt.
0,5Schauen Sie sich unser Video zur autoSATTechnologie unter FreeStyleComfort.com an.
1. A Comparative Study of 3 Portable Oxygen Concentrators During a 6-Minute Walk Test in Patients With Chronic Lung Disease Respir Care. [Eine Vergleichsstudie von 3mobilen Konzentratoren mit 6 Minuten Gehtest bei Patienten mit COPD. ] LeBlanc C, Lavallee L, King J, Taylor-Sussex R, Woolnough A and McKim D. 2013;58(10):1598 –1605.
2. Effect of the Anatomic Reservoir on Low-Flow Oxygen Delivery Via Nasal Cannula: Constant Flow Versus Pulse Flow With Portable Oxygen Concentrator. Steven Zhou andRobert Chatburn. Respir Care 2014;59(8):1199 –1209.
3. Nocturnal Oxygenation Using a Pulsed-Dose Oxygen-Conserving Device Compared to Continuous Flow. [Nächtliche Sauerstofftherapie eines Pulsdose Systems im Vergleichzu kontinuierlichem Fluss. (LPM) .] Chatburn R, Lewarski J and McCoy R. Respir Care 2006;51(3):252–256.
Precision Medical® EasyPulse ist eine eingetragene Marke von Precision Medical, Inc., einem Unternehmen in Pennsylvania. Inogen One® G5/G3TM ist eine eingetragene
Marke von Inogen. O2 Concepts® Oxlife Freedom® sind eingetragene Marken von O2 Concepts. SimplyGo® Mini ist eine eingetragene Marke von Koninklijke Philips N.V.
DeVilbiss® und iGO®2 sind eingetragene Marken von DeVilbiss Healthcare. Die erhobenen Daten stammen aus Produkt-Benutzerhandbüchern, die auf den Webseiten
des Unternehmens veröffentlicht wurden, Dezember 2020. Die Produktvergleiche sollen den technischen Fortschritt der gängigsten handelsüblichen tragbaren
Sauerstoffkonzentratoren aufzeigen.

Weitere Informationen über FreeStyle Comfort
und Zubehörprodukte erhalten Sie unter
CAIREinc.com

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR
PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG.
Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben,
Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche
Sicherheitsinformationen.
© 2021 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten. ML-CONC0182-2 A