バックライト付 大型２段ディスプレイ採用

SPT3500N シリーズ
舶用マグネットフロ−ト式レベルゲージ

概 要
SPT3500N シリーズは、高い信頼性、耐久性で御好評を賜り、多くの実績を誇る SPT-3500 シリーズの改良後継機種です。
特に現場指示計では、従来に比べＬＣＤの大型化、２段表示に加えバックライト機能を追加し、夜間作業における使い勝手が向上しました。
レベル測定原理も信頼実績のあるホール IC 方式を継承し、温度、アレージスペースの圧力も計測できる最新マグネット
フロート式レベルゲージです。
大型原油タンカー、小型内航タンカー、ケミカル船、LPG 船、プロダクトキャリアなどの幅広い用途の液体貨物の計測、管理に最適です。

特 長❏ コンパクト、コストセーブ設計
ユーザーニーズに応えた合理的設計です。
❏ 分離可能 LCD 現場指示計
大型２段表示（レベル、温度）に加えバックライト機能による視認性の向上。
現場指示計の分離により、バルブ操作に便利な場所に全タンクの指示計を集中設置することも可能。
（圧力は LCD 指示計には表示しません）❏ レベル＋温度＋圧力３点計測
貨物のレベルに加え、上中下の３点までの温度計測、アレージスペースの圧力計測ができます。
❏ CPU 信号処理
マイコン搭載インテリジェント変換器で高信頼、高機能。
自己診断機能や液密度設定なども簡単です。
❏ 電源共通２線式データ伝送
レベルと上中下３点の温度及び圧力データを２線式 BCD
シリアル通信でコントロールルームへ伝送します。電源線も共通で、ワイヤリングが簡単です。
❏ CCR 受信計ラインアップ完備
個別表示器からコンピュータシステムまで、ご要望に応じて各種取揃えています。

TG-L1025-0
初版 2017 08 K

舶用マグネットフロート式レベルゲージ

SPT3500N シリーズ

形式コード
SP
温度計測の有無35

仕 様
温度計測なしT

センサーピッチ

温度計測あり1

センサーピッチ 10mm2

センサーピッチ 20mm

ローカル指示計0なし（出力のみ）

1

本体一体形

2分離形

本質安全防爆仕様NS

本質安全防爆

NW

非本質安全防爆なし

温度センサ点数

‒1R

1点

‒2R

2点

‒3R

3点

アレージスペース圧力センサ ※

タンク内の温度なし
P圧力センサ付Max. 85℃（標準温度仕様）
H

Max. 115℃ （高温仕様）※LPG 仕様には取付けできません。

標準仕様● 測定対象 : 液体貨物のレベルおよび温度： 標準密度 0.60 〜 1.9 g/cm3： LPG 密度 0.43 〜 1.0 g/cm3● 測定方式 :： レベル マグネット入りフロートによるホール IC 検出： 温度
Pt 1000 Ω 測温抵抗体： 圧力
セラミックスタイプ絶対圧センサ● 温度使用可能範囲 :： 周囲温度‒20 〜 +70℃
： タンク内温度 ‒25 〜 +85℃（標準仕様）‒25 〜 +115℃（高温仕様）● 測定可能範囲 :： レベル ‒1.000 〜 35.000m（最大 35m まで）： 温度‒25 〜 +115℃： 圧力80.0 〜 200.0kPa● 計測精度（表示および出力）： レベル ±20mm（一般型）/ ±10mm（精級）： 温 度 ±1.5℃： 圧 力 ±0.5% F.S.（出力のみ）

2TOKYO KEISO CO., LTD.

● ローカル指示計の機能： バックライト付き： マグネットによる外部操作： 液密度設定： 液位平均化演算の設定： その他調整機能● 材質： フロート

標準 SUS316L
LPG 仕様 TP340： ターミナルボックス 標準 SUS304： フランジ
SUS304 / SUS316 / SUS316L： ガイドパイプ
SUS304 / SUS316 / SUS316L● 保護構造 : IP66 / IP67
● 防爆構造 : Ex ia IIC T6, Ex ia IIC T5, Ex ia IIC T4● 防爆規格ごとのタンク内最大温度： Ex ia IIC T6: Max. 70℃： Ex ia IIC T5: Max. 85℃： Ex ia IIC T4: Max. 115℃

TG-L1025-0舶用マグネットフロート式レベルゲージ

SPT3500N シリーズ

外形寸法
Local Indicator-Less

Local Indicator□128(117)

□108

A

B

D

LOG3500(85)C

to Remote Monitoring System(2C Cable / by shipyard)

8∅13

TOKYO KEISO CO.,LTD.
JAPAN45

GRAND
G3/4

to Remote Monitoring System(2C Cable / by shipyard)

G3/4
2010(98)

10(98) (98)

7c Cable(by shipyard)

G3/4

GRAND
GRAND

20

897min.∅231

50

100
50
Support Structure

ρ=1.0B

∅200

155

210

141

30

68min.250

154

ρ=1.0140
t4n5140n3+n42-12×25

n1+n290°
Ｇn0

∅130

Ｇ

50
100

∅3423

Tank Height:H

L:Guide Pipe Length∅34Tank Height:H

Tl:Lower temp.Sensor∅139.8n6

JIS5K250AFF

min.∅152

L:Guide Pipe Length

Tu:Upper temp.Sensor

Tm:Middle temp.Sensor

18∅139.8146

JIS5K150AFF∅178
22(133)304(133)∅178

min.300

DSPT-3500
TOKYO KEISO CO.,LTD.
JAPAN110C∅1393

Bmin.250

A

A

B

C

DSPT-3500
TOKYO KEISO CO.,LTD.
JAPAN(300)
75

304
(133)

TEMP. ≦ 85°C

TG-L1025-0

Bottom Cap should bedelivered separately
240

B

D

SPT-3500
TOKYO KEISO CO.,LTD.
JAPAN469

A

C86°C ≦ TEMP. ≦ 115°C

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

SPT3500N シリーズ

舶用マグネットフロート式レベルゲージ

システム例
危険区域
A

C

B

LOG3500

D

安全区域

分離型指示計Extension monitor at bridge,ECR etc.

LOG3500
Multi monitor

TOKYO KEISO CO.,LTD.
JAPANLAN7c
一体型指示計LAN

SPT3500N series
A

B

C

D

Super DIR-M3200

SPT-3500
TOKYO KEISO CO.,LTD.
JAPAN

バリア

Super DIR-M3200
19'Color LCD unit in CCR

TZB-1012c
Multi interface unit

LAN
Super DIR-M8000-IF
Super DIR-M8000-LD19

LANLoading computer

その他の船舶用計装機器
弊社では SPT3500N シリーズのほか、各種舶用レベル計、関連機器を取揃えております。あわせてご検討ください。
SP-1200
追従フロート式レベルゲージ
SPT-7200
マグネットフロート式レベルゲージ
MIA-LIDEC
音波式ハイアラーム、オーバーフローアラームセンサ、ドライネスセンサ
FP-7091S-T
フロート式ハイアラーム、オーバーフローアラーム、ビルジアラームスイッチ
FB-5000
フロート式ビルジアラームスイッチ※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
4

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-L1025-0