THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

会社概要
SpotOpticsは、1996年にイタリアのパドバにて創立されました。様々な分野への研究開発から量産工程向けにシャックハルトマンセンサーの販売・提供を行なっています。
SpotOpticsの最先端テクノロジーが詰まったシャックハルトマンセンサーは、レンズ、光学部品またはレーザーといった製品の高精度な波面収差測定を可能とします。また光学システムやレーザーのアライメントを最適化する診断ツールも合わせて提供致します。
これまでに培った豊富な経験から、下記の要素開発を元にユーザーのニーズに合った最適な提案と解決策を提供致します。

・ レンズ
・ 光線追跡・ 光学系試験・ 光学装置の設計及び製作
・ 高精度メカニカル設計
・ 装置制御・ ソフト開発
・ 最新のソフト製作技術
・ 解析アルゴリズムのための数式・ 画像解析
・ データの静的解析

2

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

全波長域に対応するシャックハルトマンセンサー製品モデル
5STAR
IOPTINOOMI シリーズ
OPTINOOPTINO CO2
OPAL300
STELLAPUNTINOLENTINO

5軸波面収差測定器
2chオートコリメーティングシャックハルトマンセンサー
シングルパスシャックハルトマンセンサー
汎用型シャックハルトマンセンサー
CO2レーザー用シャックハルトマンセンサー
レンズ及びミラー用軸上波面収差測定器
スキャンニング方式軸上・軸外波面収差測定器
天体望遠鏡向けシャックハルトマンセンサー
軸上波面収差測定器

ソフトウェアSENSOFT

波面解析、ゼルニケ解析及び各種グラフィックツ ール

157nm

OMI-UV

193nm

OPTINO-UV

248nm

U

LASERINO-UVVLENTINO-UV

308nm

SFERA-UV

400nm

STELLA-UVOMI-VISV

0.4～1μｍI
S

OPTINO-VISLASERINO-VISLENTINO-VISSFERA-VIS
STELLA-VISOMI-SWIR

1～1.7μｍ

SWOPTINO-SWIR
LASERINO-SWIRI

LENTINO-SWIRR

SFERA-SWIR
STELLA-SWIR

32～5.4μｍ

MWIR

8～12μｍLW
I
R

OMI-MWIR
OPTINO-MWIR

OMI-LWIR
OPTINO-LWIR
LASERINO-LWIR

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

5軸波面収差測定システム

4

・ 設置面積：<25×25×25cm

・ 一括測定・ レンズとセンサーのアライメント

・ メンテナンスフリー・ 広画角対応・ 測定時間 ２秒

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

2チャンネルオートコリメート シャックハルトマンセンサー

・ 測定スポット75×75、解析画像取り込み角1.7度
・ CMOSオートコリメーター精度 0.5”
・ 軽量でコンパクトな筐体
・ イメージ取得と解析のための専用ソフトウェアSenSoft
・ 波面収差精度 RMS:λ/1000
・ WF高速スキャン 10Hz
・ 高速イメージスキャン 100Hz・ 様々なビーム径のための豊富なレンズアクセサリー
・ ユーザーサイトでの校正による高精度測定

5

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

m26m

・ レーザーと光学素子の透過測定（シングルパス）
・ 幅広い波長域に対応(UV、VIS、SWIR、MWIR、LWIR)
・ 高精度(λ/60)及び高繰り返し測定精度(λ/1000)
・ イメージ取得と解析のための専用ソフトウェア Sensoft
・ コンパクトで軽量な筐体
・ 様々なビーム径を提供のための豊富なレンズアクセサリー
・ ユーザーサイトでの校正による高精度測定
OMIシリーズ
タイプ

UV

VIS

SWIR

MWIR

LWIR

波長(μ)

0.193～1.1

0.38～1.05

0.9～1.7

1.5～5.4

8～14

ディテクターCCD

CMOSisInGaAsInSb

μボロメーター

解像度(スポット)75 x 75

45 x 4535 x 35

35 x 35

35 x 35

カメラスピード(Hz)7.590

最大344350

25

ソフトウェア

6Zernike解析 （焦点距離、コマ、球面収差、非点収差・・ 50次以上）、ＰＳＦ、ＭＴＦ

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

多用途シャックハルトマンセンサー

OPTINO-MU
小型筐体 最大45x45スポットUSB3波長範囲 380nm-1100nm
読み出し速度：90Hz
処理速度：15Hz
37(H) x 30(W) x 79(L) mm

OPTINO-UV-VIS

OPTINO-SWIR

最大75x75スポット
薄型CCDチップ
ギガビットイーサネット
波長範囲 193nm-1100nm
読み出し速度：7.5Hz
処理速度：7.5Hz

最大45x45スポット
InGaAsカメラ
ギガビットイーサネット
波長範囲：950nm-1700nm
読み出し速度：100Hz
処理速度：50Hz・ ダブルパスでの正確な計測・ レンズ、ミラー、レーザー・ 任意の焦点距離と直径をテスト可能
・ 広いダイナミックレンジ
・ 生産ラインへ適用
・ 多種カメラで幅広い波長範囲 (193nm～10.6μ)・ 用途に応じて種々のレンズレットを利用可能

7

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICSCO2レーザー用シャックハルトマンセンサー

・特注光学系とＳＨセンサーが組み合わさった筐体
・シングル/ダブルパスを用意
・自動ＮＤフィルターホイール
・波長域：8～14μm
・安全対策用のフォトセンサー搭載
・10KW までのレーザーに対応
・14 bit マイクロボロメーターカメラ
・高精度測定のための校正手順
・ビームプロファイリング

8

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

自動化シャックハルトマンセンサー
シングル&ダブルパス

・ 標準レンズおよび非球面レンズの高精度測定
・ 球面レンズおよびフラットミラーの高精度測定
・ φ=0.3 ～ φ=60 mm
・ F/1～F/15
・ Z移動用高精度モーター
・ レンズのセンタリングを容易にする高精度XY
およびチルトステージ

9THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

軸外波面解析によるハイエンドレンズの最適化

シャックハルトマンベースの波面センサー
完全な軸外テスト
テレセントリックレンズ
デジタルカメラ用レンズ
その他

フィールド角による解析- ゼルニケ解析- 波面- MTF
- スポットダイアグラム

101ｍ

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

OPAL/STELLA/SFERA
スキャニング方式波面収差測定システム

OPAL

シングルパスでもダブルパスでも使用可能
様々なカメラが利用可能
UV-NIR波長範囲 （193nm～1.7μ）
2ステージの正確な移動充実したアクセサリー

●
●
●
●
●

透過・反射用22種類のテストセットアップ
テストレーザーと光学素子
Φ = 12mm ビームエキスパンダなし
Φ = 60mm ビームエクスパンダ付き

柔軟性

STELLA

最大±50°の軸外角度
エンコーダー付き8軸モータームーブメント
UV-NIR波長範囲（193nm～1.7μ）
制御および解析用フルソフトウェア
ゼルニケ係数、WF、MTFなど充実したアクセサリー

●
●
●
●

テレセントリックレンズ
デジタルカメラ用レンズ
TVレンズ
複雑なレンズのオンラインアライメント

大型レンズ

SFERA
11

Φ ± 35° θ で 360° を完全にカバー
エンコーダー付き7軸モーター駆動
Vis波長範囲（400nm～1060nm）制御および解析用フルソフトウェア
ゼルニケ係数、WF、MTFなど充実したアクセサリー

●
●
●
●

携帯電話用カメラレンズデジタルカメラ用レンズ
球面レンズ
複雑なレンズのオンラインアライメント

小型レンズ

軸外 Off-axis

小型レンズの軸外検査

軸外 Off-axis

大型レンズの軸外検査

ダブル・シングルパス

高い柔軟性THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

望遠鏡を最適化するシャックハルトマン波面センサー

・ 高いダイナミックレンジ
・ あらゆる収差に対応した波面解析
・ 診断プログラムによって補正方向と大きさ(mm)を知ることが可能
・ 天体望遠鏡の光学部材のアライメントが可能
・ イメージ取得と解析のための専用ソフトウェア Sensoft
・ 解析された球面収差から正しい焦点面の発見
・ 残存するスポット解析による空気の揺らぎの特定
・ 夜の間に収差がどのように変化するかのオンラインモニタリング
・ 温度の変化にともなう収差変化の相関性チェック

12THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

自動軸上波面収差測定システム

・ 標準及び非球面レンズの高精度測定• φ=0.3 to φ =20 mm• F/1 ～ F/15
• モーター駆動Ｚ軸スーテジ• レンズの中心出しのためのＸＹステージとチルトステージ

13

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

シャックハルトマンセンサー用解析ソフトウェア
・ 高速：画像取り込み 最大344 Hz、測定 最大100Hz
・ 出力：ゼルニケ多項解析、波面収差、診断、スポット解析図、応力比、コンタクトレンズのパワー度数マップ
・ 解析： オンライン/オフライン
・ リアルタイムアライメント：組レンズのアライメント及び平行度調整、スポット解析、ＭＴＦ
・ データベース：結果出力、タクトログ
・ リモートコントロール：他場所からのインライン検査制御

IPコミュニケーション

14

SenSoftは実稼働環境で提供されていますTHE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

シャックハルトマンセンサー用解析ソフトウェア
4.8

SENSOFT：モジュール式ソフトウェアパッケージ

Y (mm) ー Left

3.8

・ SpotOptics社製シャックハルトマンセンサーの全制御
2.9・ シャックハルトマン波面収差解析

1.9

・ ゼルニケ解析、診断（アライメントや正しい焦点面）、波面収差、ＭＴＦ、スポット解析

1.0

0.0
0.0

1.0

1.92.93.84.8X (mm) ー Down
4.
8
3.
8.8
31.
9Le
ft
1.
0.000.
001.

4.8
3.81.
9ー
ft
Le01.
.00ー

1.
091.

(mm))
m(m.920.0X

Y.83Down

2.9.8
4・ 光学系や光学製品のリアルタイムアライメントモード
製造ラインへのLentinoー

2.
9.92ー(mm)91.

X)
m(m.84now
DY・ Lentino - PC と一緒に使用することにより生産ラインでの使用にも適応
・ 製造装置と合わせてクローズドループ制御が可能
・ ソフトウェアモジュールは通信プロトコルを持っておりＰＣ間でのデータ共有や転送が可能

光学システムのリアルタイムアライメント
リアルタイムアライメント

ゼルニケ係数 (nm)140120

アライメント開始

10080

Coma減少60ComaComa X

40Coma Y
20Ast
Ast X

0102030-20

Set no.
-40-60-80-100-120-140154050

Ast Y

THE SOFTWARE PEOPLE FOR OPTICS

2023/9/19