光ファイバ調芯

調芯システム光ファイバ調芯

研究開発用途から生産用途まで、WG/AWGなどの導波路系パッシブデバイスやLD/PDなどのアクティブデバイスに応じて、様々な調芯システムをご提案いたします。

調芯システムアライメントコントローラシステム
導波路調芯システム

ガイダンス

LD/PD調芯システム

WG調芯
LD/PD調芯■駿河精機の独自技術

調芯コンポーネント

OST事業部のコア技術である精密加工技術、ステージ技術を基礎とし、長年のアプリケーション実績を通して培ったデバイスハンドリング技術、制御技術を組み込んだ駿河精機技術の結集です。

手動調芯ユニット

駿河精機独自技術

自動調芯ユニット

デバイス
ハンドリング技術

デバイスユニット
ファイバホルダ

応用技術

レイアウト設計

調芯システム調芯ノウハウ（最適工程、操作性）

ステージ技術デバイスホルダ
アダプタ

精密加工技術制御技術

調芯アルゴリズム

コンセント
センシングメータ
調芯アクセサリ
実体顕微鏡■最適システムのご提案
各種デバイスの調芯形態、モジュール化に応じて最適な調芯システムを構築いたします。

鏡筒例）
導波路チップ観察ユニット

導波路調芯システム
導波路調芯システム（PS-1000）

パッシブCCDカメラモニタ例）
AWGモジュール

高安定性導波路調芯システム（PS-1000H）
P.4-067

照明例）
スプリッタモジュール

UV照射機器P.4-065

導波路手動調芯パッケージ（E8203B）
P.4-068

アライメントコントローラシステム

ポンプ例）
チップLD

プローブ

スプリッタ生産用調芯コントローラシステム（DA200）
P.4-064

調芯コントローラ
WG調芯

アクティブ調芯システム

例）
LDモジュール

P.4-063

LD/PD調芯システム例）
TOSA/ROSAモジュール

LD/PD調芯4061

汎用調芯コントローラシステム（DA200MP）

LD/PD調芯システム（PS-2000）
P.4-071

YAG溶接調芯システム（YS-1100）
P.4-069

調芯システム ラインナップ
スプリッタモジュールの手動生産ライン向け

光ファイバ調芯

調芯システムは、デバイスの種類と用途に応じて以下のようなラインナップとなっています。

汎用デバイスの生産ライン向け

生産

ガイダンス
汎用調芯コントローラシステム（DA200MPシリーズ）

手動システムWG調芯

導波路手動調芯パッケージ（E8203B）

スプリッタモジュールの半自動生産ライン向け

LD/PD調芯

自動システム調芯コンポーネント
手動調芯ユニット
自動調芯ユニット
デバイスユニット【調芯システム基本形】
自動システムファイバホルダ

スプリッタ生産用調芯コントローラ
システム（DA200）

デバイスホルダ
アダプタ

導波路調芯（パッシブデバイス調芯）

LD/PD調芯（アクティブデバイス調芯）

コンセント
センシングメータ
調芯アクセサリ導波路調芯システム（PS-1000シリーズ）

熱安定性が必要な導波路特性評価向け

実体顕微鏡

YAG溶接調芯システム（YS-1100シリーズ）

鏡筒

LD/PDの評価実験向け

観察ユニットCCDカメラモニタ
照明
UV照射機器高安定性導波路調芯システム（PS-1000Hシリーズ）

自動システムLD/PD調芯システム（PS-2000シリーズ）

導波路モジュール
評価（開発/試作）
向け

ポンプ
プローブ

汎用デバイス
評価実験向け調芯システム調芯
コントローラ手動システムWG調芯
LD/PD調芯
導波路手動調芯パッケージ（E8203B）

研究開発

汎用調芯コントローラシステム（DA200MPシリーズ）

4062

S04-061-1

色校

光ファイバ調芯

汎用調芯コントローラシステム：DA200MPシリーズ

光ファイバ調芯

導波路デバイスをはじめ、LD/PDモジュールなどの研究から生産までに対応した汎用調芯機能を有する調芯コントローラ
システムです。調芯コントローラとは、直感的操作が可能なスタンドアロン制御と、コマンド通信によるリモート制御が可能な汎用性の高いコントローラになります。
■DA200MPの特長◎スキルレス
ボタン1つで調芯作業ができる為、調芯技能を必要としません。
◎有効時間の創出
調芯作業の自動化によって、作業改善、時間短縮、そして 有効時間を創出する事ができます。
◎お客様作成プログラムへの組込コマンド通信によって、調芯と軸制御をお客様のプログラムに組み込む事ができます。

ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント
手動調芯ユニット■多彩な調芯パターン

様々なデバイス対応に必要な調芯パターンを実装しています。
X調芯（ONE）,XY調芯（FLAT）,XYZ調芯（FOCUS）,XYθz調芯（ROTATE）■操作方法
操作方法直感的操作パネルで操作するスタンドアロンと、PCよりコマンド通信で制御するリモート制御の両方で操作が可能です。

自動調芯ユニット
デバイスユニット
ファイバホルダ
デバイスホルダ
アダプタ
コンセント
センシングメータ

DISCO
DISC
ONT INUED

調芯アクセサリPC より操作実体顕微鏡

操作パネルによる操作

スタンドアロン構成例

鏡筒■アプリケーションソフト

観察ユニット

リモート制御構成例

PCより各種パラメータの変更、複写ができます。
また、プロファイル表示が可能になる為、分析もできます。

CCDカメラモニタ
照明
UV照射機器ポンプ
プローブ
調芯システム調芯
コントローラ

制御軸数
駆動ドライバ
調芯パターン
光パワーメータ
アナログ入力操作パネル
通信インターフェース
電源（1台）
外形寸法（1台）

WG調芯

自重（1台）

LD/PD調芯

適用ステージユニット

4063

SPEC（コントローラ本体）
4,8軸（2台使用時12,16軸）5相ステッピング 0.75A/相XY調芯（FLAT）、XYZ調芯（FOCUS）、XＹθz調芯（ROTATE）
1310/1490/1550nm※、2ch（弊社所有パワーメータに対して確度±5％）
DC0～5V、2chJOG駆動のハードキー、タッチパネル操作
RS232C/USB
AC100～240V±10％ 50/60Hz 500VA以下
本体：230（W）×350（D）×160（H）mm
操作パネル：235（W）×150（D）×30（H）mm
本体：5.8Kg（8軸）操作パネル：0.7kg
標準ステッピングモータの弊社製自動ステージ※通信波長以外でも、内蔵ＰＤの受光範囲内は調芯用パワーメーターとして使用可能です。
受光感度特性についてはお問い合わせください
適用ステージユニットはP.4-019~

S04-063_064+.indd

63

2019/07/03

15:22:26

校

S04-062-1 色校

スプリッタ生産用調芯コントローラシステム：DA200

光ファイバ調芯

スプリッタ生産ライン向けに機能を集約させ、現場での操作性を重視した調芯機能を有する調芯コントローラシステムです。調芯コントローラとは、スプリッタ生産工程における生産効率改善とスキルレスを可能にした専用のコントローラになります。
■DA200の特長◎スキルレス
ボタン1つで調芯作業ができる為、調芯技能を必要としません。

。

◎生産に特化したシーケンス操作
スプリッタ生産工程に合わせた画面設計により効率的に生産できます。

◎コンパクト設計
PCレスの為、手動装置スペースに置換え可能な省スペースを実現しています。

ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント■スキルレス

習熟が必要な調芯作業を、ボタン1つで実行できます。
コンタクトセンシングメータ（CSM）を活用することで、スプリッタ生産において全工程でスキルレスを実現します。

手動調芯ユニット
自動調芯ユニット
デバイスユニット
ファイバホルダDISCO
DISC
ONT IN
INU
NUE
UED■シーケンス操作
シーケンス操作操作パネルのタッチパネル画面は、スプリッタ生産工程に合わせ設計している為、シーケンス操作で生産できます。

デバイスホルダ
アダプタ
コンセント
センシングメータ

順次操作

調芯アクセサリ
実体顕微鏡
鏡筒

全自動装置ではありません。

観察ユニット■トータルコストダウン スプリッタ生産を自動化する事で、スキルレスによる作業者の教育期間短縮、効率化による生産量の増加、生産量増加による設備スペースの省スペース化など、総合的にコストダウンが可能です。
手動生産

DA200生産

CCDカメラ

DA200が手動を圧倒

累計利益

モニタ
01

234

照明

5

使用年数

UV照射機器

投資対効果※条件で効果は変動する為、本図は参考となります。

制御軸数駆動ドライバ
調芯パターン
光パワーメータ
アナログ入力操作パネル
通信インターフェース
電源（1台）
外形寸法（1台）
自重（1台）

適用ステージユニット

SPEC（コントローラ本体）
6軸
5相ステッピング 0.75A/相XY調芯（FLAT）、XＹθz調芯（ROTATE）
1310/1490/1550nm※、2ch（弊社所有パワーメータに対して確度±5％）
DC0～5V、2chJOG駆動のハードキー、タッチパネル操作
RS232C/USB
AC100～240V±10％ 50/60Hz 500VA以下
本体：230（W）×350（D）×160（H）mm
操作パネル：235（W）×150（D）×30（H）mm
本体：5.8Kg
操作パネル：0.7kg
ES3800－8A/8B（これ以外についてはお問い合わせください）※通信波長以外でも、内蔵PDの受光範囲内は調芯用パワーメーターとして使用可能です。
受光感度特性についてはお問い合わせください
適用ステージユニットES3800-8A/8BはP.4-020

S04-063_064+.indd

64

ポンプ
プローブ
調芯システム調芯
コントローラWG調芯
LD/PD調芯4064

2019/07/03

15:23:01

光ファイバ調芯

導波路調芯（パッシブデバイス調芯）システム：PS-1000シリーズ
光ファイバ調芯

導波路デバイスの試作研究・評価用から、スプリッタやAWGデバイスのUV接着に対応する生産機まで、お客様の用途やデバイスに応じて最適な調芯システムをご提供いたします。

調芯システム専用に開発したステージユニットとソフトウエアで、お客様のデバイスに合わせ、最適な装置をご提案いたします。

ガイダンス

●高速調芯
独自のアルゴリズムで高速化を実現●操作性アップ
対話型インターフェイスにより、ソフトウエアの操作性を向上●カスタマイズ
お客様のデバイス特性に合わせ、ホルダユニッ
ト等カスタマイズ対応

WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント
手動調芯ユニット
自動調芯ユニット
デバイスユニットファイバホルダ
デバイスホルダ■調芯システム特長

アダプタ

◎自動調芯
光ファイバと導波路デバイスの光軸を短時間で正確に自動位置決めします。

コンセント
センシングメータ◎姿勢調整
弊社独自の面合せ機構により、デバイス同士の角度調整やGAP調整を自動で行うことができます。

調芯アクセサリ◎ホルダラインナップ
デバイスに合わせたホルダ類をカタログ品として豊富にラインナップしています。調芯システム専用に最適なホルダも準標準品としてご用意しています。

実体顕微鏡◎調芯ソフトウエア
調芯ソフトウエアの対話型インターフェイスにより、工程のマクロシーケンスを組むことができます。
またIL計測やPDL計測等デバイス評価機器の制御も行うことができます。

鏡筒◎カスタマイズ
調芯ノウハウの蓄積により、お客様のデバイス特性や工程に最適な機器構成での装置提案をいたします。
また、ご予算に応じて段階を追った装置導入が可能です。
お客様のご要望に応じて特注対応もいたします。

観察ユニットCCDカメラモニタ■調芯システム基本構成

照明
UV照射機器WindowsPC

ポンプ

調芯ソフトウエア
M/C
バス拡張
BOX

プローブ光調芯コントローラ

A/D

調芯コンポーネント（調芯ユニット、ホルダ）

調芯システム源

電装BOX

パワーメータWG調芯
LD/PD調芯

モータードライバ

4065

GP-IB

PC仕様
CPU
HDD
メモリ
占有バス数
OS

Core2Duo以上
40GB以上2GB以上
PCI-Ex（1.0）
1Windows Professional （7 32bit）

光パワーメータ推奨機種●MT9810A、MT9810B（アンリツ）●8153A、8163A、8163B（アジレントテクノロジ−）●AQ2201（横河電機㈱）光ファイバ調芯■自動ステージ調芯ユニット
調芯装置用に開発した6軸ステージユニット●光軸より上方をフリー空間とし、顕微鏡やプローバの近接が可能●サイズは従来比30％ダウン（ES6221と比較）●カタログ標準品ホルダが搭載可能※自動3〜5軸ユニットも対応します。

調芯ユニット（6軸）軸XY（Z 光軸）
θxθyθz

移動量50mm
10mm
50mm
±6°
±8°±8°

分解能
0.05um/パルス（MS1/20）0.001233°/パルス（Half）
0.0015°/パルス（Half）
0.0016°/パルス（Half）ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯

詳細はP.4-022

調芯コンポーネント■調芯ソフトウエア

手動調芯ユニット

自動調芯アプリケーション「いろは」
は調芯用に開発された専用ソフトウエア
●JOG
●自動調芯
●接触感知
●自動面合せ●外部機器制御●プロファイル表示●出力表示●プログラム駆動

自動調芯ユニット

パソコンマウス操作によるステージ駆動操作
自動調芯制御（XY調芯、XYZ調芯、XYθz調芯）
デバイス同士の接触ポイント・GAPの自動制御
デバイス同士の自動面合せ制御
外部接続機器との通信（GP-IB、シリアル、I/O）
ビームプロファイル測定および結果の表示・保存
光パワー表示マクロシーケンス作成機能

デバイスユニット
ファイバホルダ
デバイスホルダ
アダプタ
コンセント
センシングメータ
調芯アクセサリ■調芯パターン

実体顕微鏡
XY調芯（FLAT）

XYZ調芯（FOCUS）

XYθz調芯（ROTATE）

鏡筒

2ch
1ch
Ｙ

ＹＸ

Ｘ

Ｚ

焦点があるデバイスの調芯（レンズ調芯）

単芯同士の調芯観察ユニットCCDカメラＹＸ
θzモニタ

直線的に並んで配置されているコアの調芯（アレイ調芯）

照明
UV照射機器■接触感知/面合せ機構

ポンプ
弊社独自の接触感知/面合せ機構●デバイス同士を数十g程度で接触させ、その接触点を自動ステージ（Z軸）の精密なポジショニングと変位センサにより、自動認識することが可能●接触感知に2軸ゴニオステージ制御を合わせることにより、傾き具合をサンプリングし、自動的にデバイス同士の姿勢を平行に位置決めすることが可能

メリット

プローブ
調芯システム調芯
コントローラ
WG調芯●自動調芯と同じ制御構成であるため、画像処理を用いるより低コスト●デバイスの面だれや欠けによる誤認識なし●ステージの精密位置決めと、変位センサによるサンプリング方式のため、再現性が非常に良くその数値表示が可能（センサ変位：ステージポジション）

θy

LD/PD調芯4θx066光ファイバ調芯

高安定性導波路調芯システム：PS-1000Hシリーズ
光ファイバ調芯

調芯後の静止安定性を追求した導波路調芯システムです。極小コアデバイスの長時間計測に最適なシステム構成です。
■高安定性導波路調芯システムの特長◎熱対策自動ステージの採用で、デバイス調芯後の静止安定性を向上◎恒温装置とカバーにより、外部熱影響の遮断と安全性を向上◎デバイスホルダ類は、従来の標準品が使用可能（サイズ・形状により別途ご相談）◎ご要望に応じたカスタマイズに対応可能

ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント
手動調芯ユニット（熱対策調芯ユニット）

自動調芯ユニット
デバイスユニット
ファイバホルダ
デバイスホルダ
アダプタ
コンセント
センシングメータ
調芯アクセサリ
実体顕微鏡
鏡筒（恒温装置）

観察ユニット■熱安定性データ

CCDカメラ下のグラフは、先球ファイバ同士を対向させて調芯した際の調芯後のパワー変動値測定例です。従来ユニットを使用した場合に比較し、熱対策ユニットを使用した場合のほうが格段に静止安定性が向上しています。

モニタ
照明UV照射機器
ポンプ

従来ユニット

熱対策ユニット

プローブ
調芯システム調芯
コントローラ
WG調芯安定性向上

LD/PD調芯4067（恒温装置使用時、先球ファイバ同士調芯後の2時間安定性データの繰返し測定例です。）

㵵嫧饟䣆Ⳃ鐧菅‫ة٭آشق‬&#光ファイバ調芯㵵嫧饟‫تؕفظ‬‫وت‬ٛ‫ذش‬‫ס‬鐧菅֐67䫘浓‫מ‬㵚䑴‫׾׌‬䣆Ⳃٚؕ٤⺸ׄ鐧菅ٗ‫׌ךعشؼ‬ն䌃炘Ꝏ䇗‫׾ג؂מ‬㛡丗‫ס‬鐧菅ٗ‫⭳عشؼ‬蕔㲔竮‫׼־‬僃鸵‫ם‬啶䡗؅‫ג׊ױ׊מة٭آشقסחכץ‬նٌٜ‫ر‬؅‫ׇי׎؂⺬מتؕفظ‬鹟㲊ַ‫ךכ׆ׂדג‬յ喋չ‫ם‬㵵嫧饟‫סتؕفظ‬鍐❫ꝧ氦鍱⛼‫׌ױׄדגַַ✳ֽ׵מ‬նӖ攐ꝎմӲ睱䐬Ⳃ䳩⛼⺎耆‫ם‬䣆Ⳃ‫ة٭طت‬鐧菅ٗ‫عشؼ‬؅䫑榫մӲ鈝㴔67拨㵣⮉‫׽‬僀ֻ‫┕♀ة٭طت‬亠ٗ‫عشؼ‬؅嘅嶖逷⤓˥մӲ㛡䎷‫ם‬ٚؕ٤‫ذ؜סوشػ‬ٞ‫ء‬嘅嶖⿁ٌٜ‫ֿر‬䯋鬼⺎耆
˥74 1榫‫ه‬ٚ‫عشآ‬ֽ‫צ׻‬7'(#' 1榫‫ه‬ٚ‫׀♀عشآ‬41&$
鬨
9:;
ĠYĠZ
Ġ[燯ⳂꄈoNNoNNoNNononon⮆鉮耆睱ⳂĤN泘沸յ䐬ⳂĤN泘沸睱ⳂĤN泘沸յ䐬ⳂĤN泘沸睱ⳂĤN泘沸յ䐬ⳂĤN泘沸硜ˢ泘沸
硜ˢ泘沸
硜ˢ泘沸ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント
手動調芯ユニット
自動調芯ユニットӖٌٜ‫ئجؠؓر‬ٛ♓┖‫ס‬邮⿁‫٘بو؛ע‬٤‫׌ױ׽םכ‬ն⮯鵍ֽ姲‫ַ׈דׂ״‬նմ٬⺨牊‫فؕؒن‬յ'"յ8(ٌٜ‫ر‬մ٬鈝㴔榫嚀㉺걉ꔕ璸յ$$%‫ْ؜‬ٚյٓ‫ذؼ‬յ拨伺մ٬67拨㵣嚀㉺67ٚؕ‫ت٭خع‬

デバイスユニット
ファイバホルダ
デバイスホルダք‫وت‬ٛ‫٭ٖةٓذش‬ٜ鐧菅榫啶䡗❆օ‫وت‬ٛ‫٭ٖةٓذش‬ٜ榫‫ٌס‬ٜ‫ئجؠؓر‬ٛ‫ס‬啶䡗❆‫׌ך‬նֽ㲘喋‫ס‬䑒釐‫מ‬䑴‫י׋‬㑔䌋‫ׇימ‬嫰乃ׂ‫ַ׈ד‬ն

アダプタ
コンセント
センシングメータ
調芯アクセサリ
実体顕微鏡
鏡筒
観察ユニットCCDカメラモニタ
照明
UV照射機器ポンプ
プローブ
調芯システム調芯
コントローラWG調芯
LD/PD調芯4068

光ファイバ調芯

YAG溶接調芯システム：YS-1100シリーズ
光ファイバ調芯

LD/PDモジュールの自動調芯からYAGレーザ溶接までフルオートで行います。
調芯用に最適設計した精密位置決め機構と、その特性を最大限に発揮させる独自のソフトウェアにより、ユーザーが求める多様な調芯ニーズにお応えします。
このシステムはこれまでの調芯実績を基に生産ライン向けに機能を集約させ、現場での操作性を重視した自動調芯とYAG溶接プロセスによるフルオートシステムです。
駿河精機の調芯テクノロジーが生産フィールドをハイパフォーマンスでサポートします。

ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント
手動調芯ユニット
自動調芯ユニット
デバイスユニット
ファイバホルダ
デバイスホルダ
アダプタ
コンセント
センシングメータ■YAG溶接調芯システムの特長

調芯アクセサリ◎抜群の操作性パーツをセットしてボタンを押すだけで、デバイスの傾き調整〜光軸出し〜YAG溶接までの工程を自動で行います。
このため作業者に技能を要求しません。

実体顕微鏡◎多種多様な生産工程をサポート
デバイスに応じたプロセス管理（工程管理）が可能です。
また、生産をサポートする多種ライブラリールーチンをご用意しています。

鏡筒◎多彩な測定機能
アクティブモジュールの焦点距離測定、角度測定、IL特性測定など、デバイス評価機能も充実しています。

観察ユニット

◎独自の自動面合せ機能
弊社独自の面合せ機構により、安定かつ高速なデバイスの姿勢調整が可能です。

CCDカメラモニタ

調芯データ保存機能●プロファイルデータの保存（Excel）

照明
UV照射機器ポンプ
プローブ
調芯システム調芯
コントローラWG調芯
LD/PD調芯4069

焦点距離・角度測定機能

IL特性測定機能

光ファイバ調芯■プロセス実装例
様々なアクティブデバイスの調芯＆YAG溶接に対応いたします。

対応素子●TO-CAN（TOSA、ROSA、Pigtail）
モジュール●Bi-Directionalモジュール●Triplexerモジュール●MiniDILモジュール●Butterflyモジュール

ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント
手動調芯ユニット

LDをBi-Di
モジュールに挿入

Bi-DiモジュールとスリーブをXY調芯（TO-Can Pigtailモジュール）

Bi-DiモジュールとスリーブをYAG溶接

Bi-DiモジュールとPDを調芯・溶接（Bi-Directionalモジュール）

自動調芯ユニット
デバイスユニット
ファイバホルダ■調芯ユニット&YAGレーザユニット（CCDカメラ）

デバイスホルダ

フェルールユニット（Z）（上チャック）YAGヘッドユニット（1）

YAGヘッドユニット（2）
YAGヘッドユニット（3）

調芯ユニット（自動5軸）

フェルールユニット
YAGヘッドユニット（自動2軸）

軸
X
Y
θx
θy
θz
（Z 光軸）
YZ

移動量

分解能

20mm

0.05um/パルス（MS1/20）

±5°
360°
70mm
20mm
30mm

0.0025°/パルス（Full）
0.0020°/パルス（Full）
0.004°/パルス（Full）
0.05um/パルス（MS1/20）

アダプタ
コンセント
センシングメータ
調芯アクセサリ

1um/パルス（Full）

実体顕微鏡
鏡筒
観察ユニットCCDカメラ（YAGヘッド）

調芯ユニット（X、Y、θx、
θy、θz）（下チャック）モニタ（バタフライタイプモジュールのチャック例）

照明
UV照射機器■応用プロセス
レンズ調芯機能の追加やUV樹脂硬化対応もいたします。

ポンプ
プローブ
調芯システム

レンズ調芯機能UV硬化対応調芯
コントローラWG調芯
LD/PD調芯4070

光ファイバ調芯

LD/PD調芯（アクティブデバイス調芯）システム：PS-2000シリーズ
光ファイバ調芯

LD/PDデバイスの評価など研究試作分野で必要な調芯基本機能から、デバイスのUV接着に対応する生産機仕様まで、お客様の用途やデバイスに応じて最適な調芯システムをご提供いたします。
■調芯システム構成例

ガイダンス
WG調芯
LD/PD調芯
調芯コンポーネント
調芯ソフトウエア「いろは」

手動調芯ユニット
自動調芯ユニット
デバイスユニット
ファイバホルダ
デバイスホルダ
アダプタ
コンセント
センシングメータ
調芯アクセサリ
実体顕微鏡（LD/PD−レンズ−ファイバ構成例）（LD/PD−スリーブ−ファイバ構成例）

鏡筒
観察ユニットCCDカメラ■調芯システム特長

モニタ◎自動調芯光ファイバとLD/PDデバイスの光軸を、短時間で正確に自動位置決めします。

照明

◎姿勢調整
弊社独自の面合せ機構により、デバイス同士の角度調整やGAP調整を自動で行うことができます。

UV照射機器◎ホルダラインナップ
デバイスに合わせたホルダ類をカタログ品として豊富にラインナップしています。調芯システム専用に最適なホルダも準標準品としてご用意しています。

ポンプ◎調芯ソフトウエア
調芯ソフトウエアの対話型インターフェイスにより、工程のマクロシーケンスを組むことができます。
また、デバイス評価用の計測機器の制御も行うことができます。

プローブ
調芯システム調芯
コントローラWG調芯
LD/PD調芯

4071◎カスタマイズ
調芯ノウハウの蓄積により、お客様のデバイス特性や工程に最適な機器構成で装置提案をいたします。お客様のご要望に応じて特注対応もいたします。

※お手数ですが、コピーしてお使いください。

調芯システム見積依頼
FAX 0120−789−449
TEL 0120−789−446
駿河精機
（株）行き

日付年月日

貴社名
（企業・大学名）所属（部署名）
お名前

役職

住所
TEL

FAX

メールアドレス〇概略仕様確認事項（□にチェックをお願いいたします）
導波路（WG）
系

デバイス
種類

LD/PD系□ ファイバとWG□ ファイバとPD□ ファイバアレイとWG□ ファイバとLD

□ その他
（）

□ その他
（）

デバイス分類□ スプリッタ□ AWG

デバイス形状タイプ□ 他PLC

波長帯□ 850mm 帯

用途□ 研究/開発（チップ試作評価、モジュール検討）

調芯制御

□

□ 1300mm 帯PC制御による自動調芯

接着/溶接 □ 無し

□

□ チップ

□ コアキシャル□ 1550mm 帯

□ その他
（）

□ 生産（チップ検査、モジュール生産）

自動軸とハンディターミナルによるリモート操作調芯□ UV接着□ 他（バタフライ等）□ YAG溶接□□ その他（手動軸による手動調芯）

希望納期〇その他仕様、ご要望がありましたらご記入ください。

ご決定していない部分は未記入でけっこうです。
弊社担当者より折り返しご連絡いたします。

URL
http://www.surugaseiki.com/
E-mail info@suruga-g.co.jp
2016-2017 GENERAL CATALOGUE

4072