2 線伝送式

TGF1100

マイクロパルスレベル計

概要
TGF1100 は TDR 技術を利用した２線式の連続レベル計です。
タンクトップ取付けで、シンプル、コンパクトな設計となっています。
可動部が無くメンテナンスフリーなレベル計でトータルコストを削減することができるコストパフォーマンスに優れたレベル計です。
同心円筒プローブ、シングルケーブルプローブを使用して液体、粉体と幅広いアプリケーションで連続レベル測定を行うことができます。
ゼロ点、測定レンジなどは本体の表示部のボタン操作によるパラメータ入力により簡単に設定することが可能です。
バッファータンクのレベルコントロール、タンクの内容量管理、サイロの粉体レベル管理などに最適なレベル計です。

特徴¢ TDR 方式によりワイドなアプリケーションに対応¢ ２線伝送方式による、トータルコスト削減¢ 電流出力はレベル、距離、容量、質量から選択可能¢ − 50℃～ 100℃、真空から1.6Mpa で使用可能¢ 温度、圧力、密度変化による影響を受けずに測定可能¢ プローブは必要な長さに現地で短縮することが可能¢ 設置後簡単なパラメータ設定ですぐに使用可能¢ 液体 20m 粉体 10m まで測定可能¢ タンクトップへ簡単に設置¢ 可動部がなくメンテナンスフリー¢ 本体表示は日本語で見やすく、簡単操作

測定原理
TGF1100 は TDR（Time Domain Reflectometry）と呼ばれる技術を使用した連続レベル計です。レベル計は非常に低出力のマイクロパルスをシングルケーブルプローブ、同心円筒プローブなどの導電体に間欠的に発信を行います。
発信されたマイクロパルスは非常に速い速度でプローブに沿った状態で伝搬していき、空気と液体、空気と粉体などの境界面で反射します。
反射したマイクロパルスは往路と同じようにプローブに沿って戻ってきて、レベル計本体で受信されます。
マイクロパルスが発信されてから受信されるまでの時間を測定し 1/2 したものがレベル計から測定面までのマイクロパルスの移動に要した時間であり、マイクロパルスの移動速度は約 30 万 km/sec でほぼ一定しているので移動時間から空間距離を算出することができます。
測定された空間距離はあらかじめ設定されたゼロ点位置からレベル値や容量値に換算され、同様に設定された電流出力の範囲に従い出力されます。
マイクロパルスが伝搬していくスピードは約 30 万 km/sec でほぼ一定しており、温度・圧力による変化が非常に小さいため、測定容器内の温度変化や圧力変化による影響はほとんど受けません。
また、測定対象物の温度変化、比誘電率の変化、密度変化も測定に影響をおよぼしません。
測定容器内のベーパーや粉塵、撹拌器やバブリングによる液面の変動があっても測定は可能です。

① 発信パルス② 反射パルス③ 信号波形④ 測定範囲⑤ 空気：Er ≒ 1⑥ 測定物：Er>1.6（同心円筒プローブ）
Er>2.1（ケーブルプローブ）
TG-L1015-0
初版 2015.03 Kマイクロパルスレベル計

TGF1100

標準仕様
対 象

項 目
対象物質
測定方式
出力種類

測定対象

TGF1121
プローブ形式 /測定レンジ

TGF1131
不感帯
出力
分解能
エラー出力

出 力

負荷抵抗
精度
分解能
再現性
最大変化速度
接続部温度
耐サーマルショック
圧力精 度

測定条件

比誘電率
粉粒体粒径
保護等級
周囲温度
表示器保管温度方式

機器仕様

電源

電気接続

ケーブル接続口
ターミナル
ハウジング
プロセス接続部
材 質プローブ

シングルケーブル
同心円筒

シール
プロセス接続表示器

表示部
操作キーボタンハウジング（プロセス接続部含む）

質 量

プローブ

内 容
液体、スラリー、粉粒体（粒径５mm 以下）
Time Domain Reflectometry（TDR）方式
レベル、距離、容量、質量
シングルケーブルプローブ（φ２mm）/ １～ 20m / 液体、スラリー用
シングルケーブルプローブ（φ４mm）/ １～ 10m / 粉粒体用
同心円筒プローブ（φ14mm）/ 0.73 ～ 4.07m ※１：液体用
上部：150mm（同心円筒プローブ）、200mm（シングルケーブルプローブ）
下部：50mm（同心円筒プローブ）、150mm（シングルケーブルプローブ）
測定条件により必要な不感帯長さは変わります。
詳細は計測可能範囲の項を参照ください。
DC4 ～ 20mA または DC3.8 ～ 20.5mA±１μ A
DC22mA, DC3.6mA, 固定（パラメータにより選択）R［Ω］≦（供給電圧 – 14V）/22mA
許容負荷抵抗は供給電源電圧により変わります。
（供給電圧の項を参照）
液体測定：± 20mm（10 m 未満）、± 0.2%/ 読値（10m 以上）
粉体測定：± 40mm
１mm
±３mm
１0m/ 分（測定条件により変わります。
）− 50 ～＋ 100℃
１00℃ / 分
０kpa（abs）～ 1.6Mpa
１.6 以上（同心円筒プローブ）
２.1 以上（シングルケーブルプローブ）
粒径５mm 以下
IP66 / IP67
− 40 ～＋ 80℃− 20 ～＋ 60℃− 50 ～＋ 85℃
２線ループパワー
定格電圧：DC24V
電圧範囲：DC14 ～ 30V ※２
M20 × 1.5（防水グランド付）、1/2”NPT めねじ
０.5 ～ 1.5mm2
アルミニウムステンレス鋼（SS316L）
ステンレス鋼（SS316）
ステンレス鋼（SS316L）
EPDM
G3/4”オネジ、G1”オネジ、3/4NPT オネジ、1NPT オネジ
LCD128 × 64 ピクセル８段階グレースケール
言語：英語、日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）
４ボタン（右キー、エンターキー、上キー、下キー）
３.3kg
シングルケーブルプローブ（φ 2mm）
：0.4kg/m
シングルケーブルプローブ（φ 4mm）
：1.2.kg/m
同心円筒プローブ：0.45kg/ セグメント※１： 同心円筒プローブは約 73cm、140cm、207cm、273cm、340cm、407cm の標準長さで納入されます。
※２： 22mA 出力時の機器本体端子部電圧、供給電圧の項を参照

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1015-0

マイクロパルスレベル計

TGF1100

外形図及び質量ハウジング

同心円筒プローブ用ハウジング

φ2mmケーブルプローブ用ハウジング

φ4mmケーブルプローブ用ハウジング① 同心円筒プローブ用ハウジング② シングルケーブルプローブ（φ２mm）用ハウジング③ シングルケーブルプローブ（φ４mm）用ハウジング④ ケーブル引き込み口：M20 × 1.5 ケーブル仕上がり外径（６～ 12mm）
寸法および質量プローブ形式

寸法［mm］
ba①同心円筒プローブ用②φ２mm ケーブルプローブ用③φ４mm ケーブルプローブ用

104
104
104

質量［Kg］

c141
141
141

34
34
45

3.3
3.33.3プローブ

同心円筒プローブ

φ2mmケーブルプローブ

φ4mmケーブルプローブ

寸法および質量プローブ形式①同心円筒プローブ②φ２mm ケーブルプローブ③φ４mm ケーブルプローブ

Lmin.
730 ①
1,000 ①1,000 ①

Lmax.
4,070 ②20,00010,000寸法［mm］
m
15100100t

質量［Kg］

V
φ 21
φ14
φ 20

φ14————

0.45 ③
0.4
1.2① プローブ長さは短縮可能です。
② 同心円筒プローブは６種類の長さから選択できます。
（セグメント組み立て後長さ：約 73cm、140cm、207cm、273cm、340cm、407cm）③ 同心円筒プローブの１セグメントの質量

TG-L1015-0

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

マイクロパルスレベル計

TGF1100

計測可能範囲①②③ ④⑩③ ④⑦⑦⑧⑧⑨⑩⑪⑨⑤⑪⑤⑥⑥① 同心円筒プローブ⑦ ガス領域② シングルケーブルプローブ⑧ 測定対象物③ 上部不感帯：プローブ上部の測定できない範囲⑨ プローブ長さ④ 上部ノンリニア帯：プローブ上部の精度規定外の範囲⑩ タンク高さ⑤ 下部ノンリニア帯：プローブ下部の精度規定外の範囲⑪ 空間最低距離⑥ 下部不感帯：プローブ下部の測定できない範囲

シングルケーブルプローブ ：0.3m
同心円筒プローブ：0m

測定不可・ノンリニア測定範囲表
測定物比誘電率 (Er)不感帯
①同心円筒プローブ②シングルケーブルプローブ>40
上部③≦ 40
下部⑥150200

上部③50150

下部⑥200250200
150（mm）
測定物比誘電率 (Er)
ノンリニア範囲①同心円筒プローブ②シングルケーブルプローブ>40
上部④≦ 40
下部⑤300450

上部④50200

下部⑤350500

50250（mm）
スタートアップ◦ 電源投入約５秒後にスタートアップ表示となります。
◦ その後約 30 秒で測定値表示となり、その 10 秒後に正常指示値となります。正常指示値が出るまでの時間は測定条件により変化します。
◦ 電流出力は電源投入後に約 2.8mA となり、約 10 秒後に 3.6mA となります。その後約 30 秒後に指示値出力となります。
◦ 指示値出力までの時間は測定条件により変化します。

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1015-0

TGF1100

配マイクロパルスレベル計線

端 子① 信号（電源）ケーブル（–）② 信号（電源）ケーブル（+）③ アース③① ：電源② ：レベル計本体端子③ ：指示計等◦ 信号ケーブルは 0.5 ～ 1.5mm2 の撚り線ケーブルを使用してください。
◦ ケーブルの接続部分は５～７mm 被覆をはがし、そのまま端子部へ差し込んでください。
◦ 信号ケーブルは動力ケーブルと離して敷設してください。
◦ 電源は動力機器と別の電源を使用してください。
◦ シールドケーブルの使用を推奨します。
◦ 粉体計測を行う場合は必ずレベル計本体、サイロなどの容器の接地を行ってください。
配線方法◦ ケーブルの接続は端子のつめを下側に押し下げた状態で挿入してください。
◦ 端子のつめを押し下げる時は指で押し下げるようにし、工具等は使用しないでください。
◦ つめに力をかけすぎると破損の原因となります。
◦ 接続を行った後は確実に接続されていることを確認してください。
◦ 蓋を閉める際にケーブルを挟み込まないように注意してください。

供給電源
電源電圧 ：DC14V ～ 30V
負荷抵抗 ：下図参照
負荷抵抗（Ω）

DC22mA 出力時の最低供給電圧

供給電圧（V）
TG-L1015-0

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

TGF1100

マイクロパルスレベル計

取付け、使用時の注意
TGF1100 の設置をおこなう場合は、下記の注意事項に従ってください。
◦ ハウジングの周囲温度は -40℃～ 80℃となるようにしてください。
◦ 直射日光の当たる場所、風雨が激しく当たる場所では日除け、カバー等を設置するようにしてください。
◦ 激しい振動のある場所への取付けは避けてください。
◦ TGF1100 には不感帯（測定できない範囲）が存在します。不感帯を考量して取付け位置、取付け高さを決定してください。
不感帯は使用プローブ、測定条件により変わります。詳細は計測可能範囲の項を参照ください。
◦ TGF1100 を取付けする際にハウジング部分を持ってねじ込まないようにしてください。ハウジング下部の六角部に工具をかけ廻すようにしてください。

非金属タンクへの取付け
FRP などの非金属タンクへ取付ける場合、φ 200mm 以上の金属反射板の設置をおこなってください。
金属反射板が無いと測定誤差が大きくなったり、正常に測定できなくなる場合があります。
同心円筒プローブの場合は不要です。

① 非金属タンクまたはピット② 金属反射板 φ≧ 200mm

ピットへの取付け
厚い天板のコンクリートピットへ取付ける場合はコンクリート上に設置せず、コンクリートを掘り下げ金属の取付け板に設置するようにしてください。

タンクへの取付けTGF1100 はタンク天板へソケットによる直接設置を推奨します。
その際ソケットを長くしたり、ソケットの下端がタンク内に出ないようにしてください。

6TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1015-0

TGF1100

マイクロパルスレベル計

ノズルへの取付けTGF1100 はソケットによるねじ込み接続を推奨していますが、ねじ込みフランジと組み合わせてノズルに設置する場合は細長いノズルへの設置は避けノズル径（d）≧ノズル高さ（ｈ）となるようにしてください。
この条件を満たせない場合は正常に測定できない場合や不感帯が長く必要になります。
ノズル下端はタンク内に出ないようにしてください。

hhdd

同心円筒プローブ
計測用途
同心円筒プローブは粘度が 500mPa・s 以下の液体が使用可能の目安になります
レベル、距離計測に使用する事ができます。小径タンク、障害物のあるタンクでの使用が可能です。

使用時の注意事項
・ 同心円筒プローブは容器壁、障害物からの距離の制約はありません。
・ 同心円筒プローブのパイプ内への異物の侵入、付着の発生の無いようにしてください。
・ 同心円筒プローブのパイプ内へ測定対象物がスムーズに出入りするようにしてください。
・ 同心円筒プローブはプローブの中間部分での固定も可能ですが、その場合に力をかけすぎてプローブに曲がりが発生しないようにしてください。

・投入物が直接プローブへかかる位置への取付けは避けてください。

TG-L1015-0

TOKYO KEISO CO., LTD.

7

TGF1100

マイクロパルスレベル計

φ２mm シングルケーブルプローブ
計測用途
φ２mm のシングルケーブルプローブは粘度が 10,000mPa・s 以下の液体、スラリーなどが使用可能の目安になります。
レベル、距離計測に使用する事ができます。
使用時の注意事項
・ 容器壁、障害物より 0.3m 以上離して設置してください。
・ ウェートはタンク底より浮くようにするか、ケーブルにテンションをかけた状態で固定し、ケーブルがたるまないようにしてください。
・ タンク内の液の流動が激しい場合はプローブの先端部分に振れ止め加工を実施してください。
攪拌器付の容器ではプローブが攪拌翼に巻き込まれないように十分な距離を取るか、先端を固定して設置をおこなってください。
・ プローブの先端以外では固定をしないようにしてください。
プローブの中間で固定をおこなうと固定した位置より下は測定できなくなります。
・ プローブがノズル、タンク壁に触れないようにノズルの形状、設置位置を考慮してください。

a > 0.3m

・ 投入物が直接プローブへかかる位置への取付けは避けてください。

8TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1015-0

TGF1100

マイクロパルスレベル計

φ４mm シングルケーブルプローブ
計測用途
φ４mm のシングルケーブルプローブは粒径５mm 以下の粉粒体のレベル、距離計測に使用する事ができます。
使用時の注意事項
・ 粉体測定用プローブを設置する際はサイロ内が空の状態またはケーブルプローブにたるみが生じない状態で設置をおこなってください。
・ プローブがソケット、ノズル、サイロ壁に触れないようにソケット、ノズルの形状、設置位置を考慮してください。
・ 容器壁より 0.3m 以上離して設置してください。
・ ウェートはサイロ底より 0.3 ｍ以上離れるように設置をおこなってください。
・ 付着性の物質の測定をする場合は取付けソケット、ノズル内に付着が発生しないように注意してください。
・ プローブが移動した場合に障害物に絡まないように障害物から十分離れた位置へ設置をおこなってください。

a > 0.3m
d > 0.3m

・ 投入物が直接プローブへかかる位置への取付けは避けてください。

TG-L1015-0

TOKYO KEISO CO., LTD.

9

TGF1100

マイクロパルスレベル計

パイプ内測定計測用途
タンク壁の近くや測定の障害となる構造物、攪拌器、投入口の近くに設置をおこなう場合。
波立ちの激しい場合や泡の発生がある場合は内筒（スティルウェル）外筒（バイパスチャンバー）を設置し影響を低減させる事ができます。
パイプ製作条件◦ 内筒、外筒用のパイプは導電性の物質（金属製）としてください。
◦ パイプはまっすぐで、内面は平滑な面としてください。
（表面粗さ 0.1mm 以内）◦ パイプ内径の変化は 1mm 以下としてください。
◦ 内筒チャンバーの通気口は上限レベルより上の位置へ開けてください。
◦ パイプ内測定の場合、ウェートとパイプ内径に十分な隙間を設け液体の流通を妨げないようにしてください。
使用時の注意事項◦ パイプ内測定をおこなう場合はプローブがパイプの中心になるように設置をおこなってください。
◦ 外筒チャンバー測定の場合、上限レベルは上側配管より下側、下限レベルは下側の配管より上側に設定してください。
◦ 測定パイプ内に液体の流入、流出がスムーズにおこなわれるようにしてください。
◦ パイプ内に、付着、腐食が発生しないようにしてください。
◦ パイプ内に異物が入り込まないようにしてください。
◦ 内筒管で測定の場合、パイプより下側は測定できません。

① 内筒管（スティリングウェル）② 外筒管（バイパスチャンバー）10TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1015-0

TGF1100

マイクロパルスレベル計

測定開始までの手順
TGR1100 は２φシングルケーブルプローブの場合は 20m、４φシングルケーブルプローブの場合は 10m、同心円筒プローブの場合は仕様コードで選択されたセグメント数で納入されます。
レベル計の使用開始前に次の手順でプローブの長さ加工、組立てを実施し、その後、測定容器に設置をおこなってください。
プローブの切断、組立ての詳細内容は取扱説明書を熟読し、記載内容に従い実施してください。
・プローブを必要な長さに加工

シングルケーブルプローブ

同心円筒プローブ・プローブの組立て

・レベル計を測定容器に設置
設置の際は取付けの注意事項に従い取付けをおこなってください。
・ケーブルの接続
本体の蓋を開けケーブルの接続をおこなってください。
・蓋を閉めて電源投入
電源投入約５秒後にスターティング表示となり、一定時間経過後、指示値の表示、出力がおこなわれます。
・パラメータ設定
レベル計本体の表示部でパラメータの設定をおこないます。
次の箇所の設定は必ず実施する必要があります。
・プローブ長さ・4mA 位置
・20mA 位置
設定終了後測定開始となります。

キーボタン

操作内容
表示モード：設定モードへの変更
設定モード：カーソルの桁送り表示モード：表示単位の変更
設定モード：決定、上層階への移行
表示モード：表示種類の変更
設定モード：数値の減少、パラメータの変更
表示モード：表示種類の変更
設定モード：数値の増加、パラメータの変更

TG-L1015-0

TOKYO KEISO CO., LTD.

11

TGF1100

マイクロパルスレベル計

プローブ形式別適用表
プローブ形式

同心円筒プローブ

シングルケーブルプローブ

シングルケーブルプローブ

φ１4mm4m

φ２mm20m

φ４mm
10m

液体>1.6×○――

液体、スラリー
>2.1
○
○
―
―

粉粒体
>2.1
―
―
○
○

○
×
○
○

○
×
○
○

×
○
―
―

最大測定レンジ
測定物
測定対象物
比誘電率
粘度 10,000mPa・s 以下の液体 ※１
粘度 500mPa・s 以下の液体 ※ 1
粉体粒体（粒径５mm 以下）
設置方法、設置場所
ストレージタンクサイロ
バイパスチャンバー（外筒管）
スティリングウェル（内筒管）※１ : プローブ選定の目安です。

○：使用可、×：使用不適、―：仕様適用外

形式及び仕様コード
仕様コード VF25
固定コード
ハウジング材質

プローブ種類 /プローブ材質 /ウェート形状 /プローブ長さ4 1410アルミニウムハウジング

3TGF1121
6AB
CTGF1131
DEF

ステンレス鋼（SS316）/シングルケーブルプローブ Ø2mm/ ウェート Ø14mm×100mm/20m- 液体用ステンレス鋼（SS316）/シングルケーブルプローブ Ø4mm/ ウェート Ø20mm×100mm/10m- 粉粒体用
同心円筒プローブ Ø14mm/ ステンレス鋼（SS316L）/ セグメントパイプ１個（プローブ長さ：73cm 以下）
同心円筒プローブ Ø14mm/ ステンレス鋼（SS316L）/ セグメントパイプ２個（プローブ長さ：140cm 以下）
同心円筒プローブ Ø14mm/ ステンレス鋼（SS316L）/ セグメントパイプ３個（プローブ長さ：207cm 以下）
同心円筒プローブ Ø14mm/ ステンレス鋼（SS316L）/ セグメントパイプ４個（プローブ長さ：273cm 以下）
同心円筒プローブ Ø14mm/ ステンレス鋼（SS316L）/ セグメントパイプ５個（プローブ長さ：340cm 以下）
同心円筒プローブ Ø14mm/ ステンレス鋼（SS316L）/ セグメントパイプ６個（プローブ長さ：407cm 以下）

2356プロセス接続

G 3/4" オネジ（ISO228）
G 1" オネジ（ISO228）
3/4NPT オネジ
1NPT オネジ

12配線接続口

M20 ×1.5/ 防水プラグ付き
1/2NPT

12表示ユニット

コード内容
常に４表示ユニット無し
表示ユニット付き

0
17

表示言語
固定コード

表示無し
英語
日本語

0 常に０

標準付属品

ご注文時指定事項◦ 設定データシート：１枚

1. 形式および仕様コード◦ 取扱説明書：１冊例） 形式：TGF1121◦ 蓋空け工具：１個仕様コード：VF254133127（φ２mm シングルケーブルプローブ、G1”オネジ接続）
製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。
東京計装株式会社はホームページを開設しています。

anything@tokyokeiso.co.jp

http://www.tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

製品品目流量計●面積式（金属管・直示式・サニタリー・スラリー・パージメータ・パージセット・フロースイッチ） ●超音波式●サイトグラス■仙台営業所■名古屋営業所
TEL 022-773-1451（代） TEL 052-953-4501（代）●自動車試験用流量計測システム（ブローバイガス・CNG・ラジエータ風速計・冷却水流量計・吸入空気流量計）■富山営業所■大阪営業所
TEL 076-493-8311（代） TEL 06-6312-0471（代）●コリオリ式●渦式●空調用流量計

液面計●渦式フローセンサー●マスフロメータ・コントローラ●スプリングバランス（フロート）式●マグネッ
トフロート式●サーマル式●充填用流量計

●定流量弁

●電磁式

●差圧式
（オリフィス・Vコーン） ●羽根車式●サーボバランス式●LNG/LPG用密度計●金属管式（マグゲージ） ●磁歪式

●トルクチューブ式●ディスプレッサー式●電波式（マイクロ波・マイクロパルス） ●パージ式●レベルスイッチ（フロート・スプリングバランス・静電式） ●超音波式●CATAMSタンクゲージシステム●舶用液面計システム

関連機器 ●レベル発信器 ●マルチデジタル差圧計 ●圧力発信器 ●差圧発信器 ●受信計

計量器製造事業登録事業所・高圧ガス試験製造認定事業所
本社：東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル（〒105-8558）
TEL 03-3434-0441（代）
12●マイクロセル式■茨城営業所■岡山営業所
TEL 029-246-0666（代） TEL 086-421-6511（代）■長野営業所■徳山営業所
TEL 0263-40-0162（代） TEL 0834-21-0220（代）■厚木営業所■北九州営業所
TEL 046-223-1141（代） TEL 093-521-4170（代）■静岡営業所■熊本営業所
TEL 0545-64-3551（代） TEL 096-375-7327（代）

TG-L1015-0