Alpha100/XS #2
Thales Laser Alpha 100/XS トラブルが無いときの立ち上げ手順
レーザー発振時には保護メガネを着用すること!!
コードやホース類を踏まない。プラスチックのカバーは踏むと割れます。

配置図
スイッチ類 計 36 箇所の操作が必要！！

2007.04.20 とりあえず作ってみました。
他に「Thales Laser Alpha 100/XS 調整のすすめ」があります。
2008.04.01 終了手順を訂正
2009.01.29 若干修正
2009.07.23 若干修正
2009.08.17 ＨＰ掲載用に一部改変

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
0. クリーンブース温度確認

1. Dell ノートパソコン（JEDI 用）

設定２３℃

電源スイッチ ON

必要なら蛍光灯をつける

手前左はコントロールパッド

2. 電源タップ3.

電源スイッチ ON

電源スイッチ ON

回転ステージコントローラー

コントロールパッドの Mode ボタンを押して表示を Hから M にする
4. DG 535

5. Dazzler （定盤の下）電源スイッチ ON

電源スイッチ ON（ON：―, OFF：○）大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
6. パソコン工房ノートパソコン (USB2000 用)

7.

IBM デスクトップパソコン（Dazzler 用）

電源スイッチ ON

電源スイッチ ON

8. チラー

1.水量確認 （上部の黒い蓋を外して確認）

4. 正面スイッチ 左（ポンプ）、中（ヒーター）、右（ク

2.メインスイッチ ON （本体右側）ーラー）の順で ON

9. JEDI
1.キースイッチを ON
2.水量チェック
3.しばらく立ち上げてないとピーピーなることがあるが、しばらくすると止まる（はず）⇒（cond. Error とノートに書いておく）・・・cond.を押して値を表示(2 以下になると止まる)。１０分経っても止まらなかったらキース イ ッチを OFF → ON そ れ以 外の エラ ー は全 てSTOP して連絡

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
10. LeCroy オシロスコープ （再生増幅器切り出し 11. インターロック
Buildup time 確認用）

電源スイッチ ON

電源スイッチ ON （緑に点灯）

12. パルスクリーナー

13. MEDOX

電源スイッチ ON （赤に点灯）

1.Sync2-Delay2 ケーブルが外してあることを確認
2.LINE VOLTAGE スイッチ ON （緑に点灯）

14.

IBM デスクトップパソコン

NewDazzlerV330G(ソフト)起動

15 Dell ノートパソコン（JEDI 用）

1. JEDI ソフト立ち上げ
2. COM4 で JEDI と接続(APPLY ボタンを押す)※最初 HIGHVOLTAGE は赤ランプ点灯
3.ノートに日付、時間、名前を記録

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
16. パワーメータ立ち上げ

電源スイッチ ON

終了時のままならパワーメーターがセットしてあるはず

17. VERDI （定盤の下）

1.キースイッチを右に回して STANDBY から ON へ2.Current 上昇確認、15 秒後くらいに SHUTTER ボタ

設定値 3.50W

ンを押してシャッターを開ける
3. Current をチェック 〜30 A
ノートに日付、時間、名前を記録

VERDI 安定まで待つ (目安は VERDI の電源オンから約 30 分)(Oscillator が安定し、モードロックをかけられる状態まで待つ)

JEDI 安定まで待つ (目安は JEDI の電源オンから約 30 分)
電源オンから 30 分程度待つ （SHG 結晶を 80 度まで加温するため）

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
オシレーターモードロック
18. チラー温度確認

19. フリーランニングモード出力測定

設定温度は 18.3 度

1. パワーメーターを置き、オシレーター出力（フリーランニングモード）を測定
2. ノートに出力値(FR)を記録

20. パソコン工房ノートパソコン(USB2000)

1.

アイコンを押してバックグラウンドを測定

2.

アイコンを押してバックグラウンドを引く

OOIBase32（USB2000 ソフト）を立ち上げる21. スペクトル測定

フリーランニング時のスペクトル

フリッパーを静かに起こして分光器でフリーランニン フリーランニングのスペクトルは非常に狭い。このまグ（CW）モードのスペクトルを測定

ま増幅するとレーザーが破壊される

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
22. モードロックスタート

Femtosource のモードロックをかける（青い箱の後ろのボタンを素早く押して放す）
23. モードロックスペクトル測定

モードロック時のスペクトル1. 分光器でスペクトルの幅が広がりが 40nm 以上あ スペクトルの形状は調整の度に変わる。半値全幅最る（モードロックがスタートした）ことを確認

高 70 nm。20 nm 以下の場合に増幅するとレーザーが破壊される。
24. モードロック出力測定

2.

アイコンを押して静止画にする

3.

アイコンを押してスペクトルを保存
名前の例 20031107

3. 一旦ソフトを終了

1. フリッパーを静かに倒して再びパワーメーターでオシレーター出力（モードロック）を測定（若干下がる？）
2. ノートに出力(ML)を記録
大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
JEDI 発振スタート
25. JEDI 温度確認

26. JEDI 発振スタート

設定温度は 21.2 度

1. HIGH VOLTAGE 以外の赤ランプが点灯していな(調整の度変更される。ユニット上面に書いてある)

いことを確認

エラーが無いことを確認

2. START ボタンを押す。レーザーヘッドの青 LED が点灯し、続いて目映い緑色レーザー光が出てくる。
3. エネルギーが上がっているか確認。エネルギー上昇が遅い場合は問題ありかもしれない。連絡する
こと（過去に水漏れあり）

27. クリーンブース内の温度、湿度を記録

1. 温度、湿度を測定。OUT（外部センサー）がクリー
ンブース内の温度、IN はレーザー室内の温度
2. JEDI ノートに時間、温度、湿度を記録

JEDI 安定まで待つ (目安は発振スタートから約 30 分)

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
増幅スタート28. チラー、JEDI 温度確認

29. 出口安全確保

チラーの設定温度は 18.3 度

レーザー出口にビームストッパーあるいはパワーメ

JEDI の設定温度は 21.2 度

ーターを置く

30. パワーメーター立ち上げ

31. パワーメーターを手前に移動させビームを通す

電源スイッチ ON
32. Dazzler ソフト

下段中央の Spectrum に赤線が出ていたら壊れる。

よければ Load ボタンを押す（点滅→緑）

その際は設定を修正

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
33 インターロック解除

34. ナノ秒発振をオシロスコープで観測

RESET を押し、インターロックを解除する

黄色のシグナルの Buildup time（図のピーク間）を確
認 230 ns であれば問題なし

Buildup Time 確認方法

1. WavePilot を押す

3. 赤で囲んだつまみを動かして Difference cursor を

2. 画面右上に現れた Cursor 表示の横のボタンを押 ピークに合わせ、画面下に出ている値を読み取る
すReference は基準ピークに合わせる

35. 再生増幅スタート

MEDOX の High Voltage スイッチを ON

34 よりもピーク位置が 40ns 早まっていることを確認

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
36. 単一パルス切り出し

37. 切り出しをオシロスコープで観測

Sync2-Delay2 ケーブルを接続

赤が切り出したパルス
切り出し、安定性を確認

38. 最終のビームパターン エネルギーを確認

ノートに記載されている前回のエネルギーと比較

ビームをレーザーに戻して破壊しないこと！

他は順次刊行予定
・パルス幅測定方法
・パワーメーター活用法
・などなど

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
Thales Laser Alpha 100/XS 終了手順
終了時パワー測定
1)

エネルギーは出来るだけ落としておく

2)

パワーメーターで最終出口のパワーを測定

3)

JEDI 用のノートに温度、湿度、パワーを記録 ※次回の記録との差をみて調子を確かめるため

4)

パワーメーター 電源スイッチ OFF

回転ステージコントローラー
1)電源スイッチ OFF

MEDOX
1)

Sync2-Delay2 ケーブルを外す

2)

HIGH VOLTAGE スイッチ OFF

3)

Buildup time をオシロスコープで確認

オシロスコープ（LeCroy）
1)

電源スイッチ OFF

Dell ノートパソコン（JEDI）
1)

パワーコントロールの値を調べる laser power2)

シャッター閉じる close

3)

Stop Stand-by になる

4)

Info タブをクリック

5)

カウンターを調べる ノートにパワー、Buildup time、時間とカウント数等を記録

6)

ソフト終了、EXT ボタン

7)

パソコン終了JEDI
1)

温度（レーザーを止めると下がる）、水量、Conductivity チェック2)

キースイッチ OFF

MEDOX
1)

LINE VOLTAGE スイッチ OFF

パルスクリーナー
1)

電源スイッチ OFF

インターロック
1)

電源スイッチ OFF

DG535
1)

電源スイッチ OFF

オシレーター（Femtosource）
1)

モードロック時のパワーを調べる。ノートに記載
大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17

Alpha100/XS #2
2)

スペクトルを測定 保存 (例 2003.12.24fin)

パワーメーター1)

電源スイッチ OFF

パソコン工房ノートパソコン(USB2000)
1)

OOIBase32（USB2000 ソフト）を終了

2)

パソコン終了

電源タップ
2)

電源スイッチ OFF

デスクトップパソコン IBM（Dazzler）
1)

ソフト終了

2)

パソコン終了Dazzler1)

電源スイッチ OFF （ON：―, OFF：○）

VERDI
1)

シャッター Close

2)

キースイッチを stand by へチラー
1)

右、中、左の順で OFF

2)

メインスイッチ OFF

大阪市立大学 大学院理学研究科 八ッ橋知幸 2009.08.17