Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

流量目視確認レンズ付、ロータ式流量センサ
RFO-PWシリーズ - 飲料水にも最適
 4.5～24 VDC パルス出力

RFO-PWシリーズはレンズを通して目視確認出来るロータと、本体にコンパクトに収まった電子部が流量に比例してパルスを出力することで、目視と信号での流量確認が可能な流量センサです。既存のRFOシリーズと異なり、FDAに準拠したロータと本体を採用しているため、飲料水を用いた流量監視が必要な用途に最適です。

主な用途• 浄水関係/ディスペンサー• 化学薬品注入システム など

仕様

接液部材質
本体

316ステンレススチール または ポリプロピレン(加水分解的に安定、ガラス繊維強化型)

ロータピン

セラミック

ロータ

寸法

GEM

®

S CO

MPLI

AN

T

Ro H SGEM

®

S CO

MPLI

ANT

本体：ポリプロピレン

成形ナイロン/エポキシ（FDA準拠）

レンズRo H S

File No. E45168

ポリスルホン 1OリングEPDM

低流量アダプタ

最大使用圧力本体：ステンレススチール
本体：ポリプロピレン

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

使用温度範囲
本体：ステンレススチール
本体：ポリプロピレン

電子回路部
電源電圧
出力

ガラス繊維強化型ポリプロピレン.64˝ (16.3 mm)

1.38 MPa（21°Cの時）
0.69 MPa（100°Cの時）1
0.69 MPa（21°Cの時）
0.28 MPa（82°Cの時）-29°C ～ 100°C-29°C ～ 82°C
65°C（周囲温度）
4.5 VDC ～ 24 VDC
4.5 VDC ～ 24 VDC パルス（電源電圧と同一）

2.50˝ (63.5 mm).80˝ (20.3 mm)

3.06˝ (77.7 mm)

1.37˝ (34.8 mm).30˝ (7.6 mm)

本体：ステンレススチール（配管接続部：1/4"、1/2" NPT）
.30˝ (7.6 mm)

パルス周波数は流量、配管接続部、流量レンジによる消費電流

8 mA 無負荷時最大20 mA
15 Hz (低流量) ～ 225 Hz (大流量)

出力電流

周波数出力レンジ精度

下の表を参照電気的接続

2.50˝ (63.5 mm)

22 AWG PVC被覆、600mmケーブル

リード線色：赤 = +VDC、黒 = GND、白 = 信号出力

注）1. さらに高圧、高温対応をご希望の際は、レンズ部分をステンレススチール製のプレートに交換することも可能です。
（但しその場合、ロータの回転を目視することは出来ません。）詳しくは弊社へお問合せください。

3.01˝ (76.4 mm)

1/4˝ PORTS =80˝ (20.3 mm)
1/2˝ PORTS =87˝ (22.1 mm)

1.37˝(34.8 mm)

本体：ステンレススチール（配管接続部：3/4"、1" NPT）

部品番号選定表

本体材質、配管接続部、流量レンジより部品番号をご選定ください。
本体材質

ポリプロピレンステンレススチール

流量レンジ – L/min

配管接続部
ポート：NPT

低流量範囲*

標準流量範囲

1/4˝

0.38 ～ 3.8

1.9 ～ 18.9247436

1/2˝

5.7 ～ 45.4

15.1 ～ 75.7

1554831/2˝

5.7 ～ 45.4

15.1 ～ 75.7

261017

3/4˝—

18.9 ～ 113.6

2610181˝—

30.2 ～ 227.1

261019

部品番号

2.50˝
(63.5 mm)
3.94˝(100 mm)

1.06˝(26.9 mm)
2˝(50.8 mm)

視認性の良い青色のロータ

材質にはFDAに準拠した成形ナイロンとエポキシを使用しているため、飲料水でのご使用にも適しています。

*低流量範囲とは、製品に付属されている低流量アダプタを装着した際の流量範囲となります。
詳細は次のページをご参照ください。

1

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_RFO-PW_20210528

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

圧力損失（典型値）
標準流量
範囲

磁気ロータのブレード先端の磁場がホールセンサ近辺を通過するごとにパルスを発生します。

12

1. 液体が当流量センサの本体を通過する時、磁気ロータは流量に比例する割合で回転します。各々のロータ先端部は磁場にホールセンサを励磁させ、電圧パルスを発生させます。

3. 当センサはどちらの配管接続部を流入ロにしても取付け可能です。水平面で配管部が上部になるように設置することで性能を最適化することができます。

大流量範囲

流量 GPM(L/min)0.10 (0.38)
0.25 (0.95)
0.50 (1.9)
0.75 (2.8)
1.0 (3.8)
1.5 (5.7)
2.0 (7.6)
2.5 (9.5)
3.0 (11.4)
3.5 (13.2)
4.0 (15.1)
4.5 (17.0)
5.0 (19.0)
6.0 (22.7)
7.0 (26.5)
8.0 (30.3)
9.0 (34.1)
10 (37.9)
11 (41.6)
12 (45.4)
13 (49.2)
14 (53.0)
15 (56.8)
16 (60.6)
17 (64.3)
18 (68.1)
19 (71.9)
20 (75.7)
25 (94.6)30 (113.5)
35 (132.5)
40 (151.4)
45 (170.3)
50 (189.3)
55 (208.2)
60 (227.1)

1/4˝

1534
54
73
90
110
128
148
168185

低流量アダプタ使用時

低流量アダプタ使用時

60 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.076.794111
129147165
185
2042423451015流量 – GPM (=3.78L/min)

93/4˝Ports

61.0˝ Ports

301020 30 40 50 60 70 80 90 100 110
流量 – GPM (=3.78L/min)

12+VDC

044.8
55
65.9
7687.599110122135147158
170183
195
207
22025

RFOタイプの信号出力はユニットに供給される入力DC電圧のオン/オフパルスで一般的なデジタル論理回路に適合できます。入力電圧範囲は4.5～24VDCです。
また、出力周波数は流量に比例し、大体15Hz(低流量時)～225Hz(大流量時)の範囲になります。

1˝1725.9344312201/2˝ Ports

1/4˝ Ports3

参考例:
低流量6015

信号出力134190137
1863410流量 – GPM (=3.78L/min)90

出力周波数（Hz）

012 34512周波数と流量 対比表（平均値）
RFO(RFO-PW) シリーズ – 配管接続部サイズによる
1/4˝
1/2˝
1/2˝
3/4˝

1/2˝ Ports

30

PSID (=6.9kPa)

2. 出カパルスの電圧レベルは入力電圧(4.5～24VDC)と同様で、周波数は流量に比例します。出力信号はデジタルレイトメータ、総量計、又は他の電子制御器の入力信号として使用できます。

PSID (=6.9kPa)

低流量範囲

流入側

1/4˝Ports

60

磁気ロータ

流出側

9

大流量0+VDC

0TIME

226130

93

43128
163
196607491107
123137153
170
1850TIME

12+VDC

TIME

注）流量-周波数の関係曲線については別途お問合せください。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

12

BU24_C_RFO-PW_20210528

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

製品断面図

PSID (=6.9kPa)

動作原理

RFO-PW TYPE

2