No.99MBF101B
SERYES No. 515

セラキャリパチェッカ
Cera Caliper Checker
ユ‐ザ‐ズ マニュアル

User’sManual

ご使用前にこの「ユーザーズマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。
Read this User’s Manual thoroughly before operating theinstrument. After reading, retain it close at hand for future reference.

ユ‐ザ‐ズマニュアル

セラキャリパチェッカ

目次

1． 名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2． コード番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3． 構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4． 機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45． 性能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
6． 使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6.1 検査例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6.2 チェック方法・・・・・・・・・・・・・・・・6
7．付属品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

8．特別付属品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

9．注意事項

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

サービスの窓口

・・・・・・・・・・・・・・・・・・17-i-1．名 称
セラキャリパチェッカ
2．コード番号
コード番号

符号

測定範囲

515‐555

CC‐300C

20 ～ 300mm

515‐556‐2

CC‐600C

20 ～ 600mm

３．構成
セラキャリパチェッカは、図１に示す様に、本体、測定ブロック、間隔ブロッ
ク、上部プレート、下端ブロック、目盛板等から成っています。測定ブロック
及び下端ブロックはセラミックス（ZrO2）製です。

上部プレート
目盛板

間隔ブロック

本体
測定ブロック（セラミックス）

下端ブロック（セラミックス）

図1-3-４．機能
コード番号515-555

515-556-2

セラキャリパチェッカ300

セラキャリパチェッカ600

外側測定20, 50, 100, 150
200, 250, 300

20, 50, 100, 150,200, 250, 300, 350, 400,450, 500, 550, 600

内側測定20, 50, 100, 150
200, 250, 300

20, 50, 100, 150, 200,250, 300, 350, 400, 450,500, 550, 600

高さ測定

20, 50, 100, 150
200, 250, 300

20, 50, 100, 150
200, 250, 300, 350, 400,450, 500, 550, 600

約4kg

約8.5kg

項目

名称測定
範
囲

質量
５．性能
コード番号515-555

515-556-2

中央寸法の偏差±0.005mm±0.005mm（300mm以下）±0.007mm（300mmを超え）

寸法偏差幅0.002mm

0.002mm（300mm以下）
0.004mm（300mmを超え）

測定面の粗さブロックの硬度

Ry 0.08
HV 1350

Ry 0.08
HV 1350

項目注）上記性能は 20℃での規格値です。
測定面にセラミックスを採用しておりますので、耐磨耗性が大幅に向上し、長期間安定した精度を維持できます。

-4-

６．使用方法
本器は、ノギス、ハイトゲージ等の精度チェックに用いることを目的としています。検査の際の使用例を以下に示します。
６.１ 検査例

セラキャリパチェッカ

ハイトゲージH

図2

ハイトゲージ検査例

ノギス

L

上部プレートセラキャリパチェッカ

L

下端ブロックノギス
セラキャリパチェッカ
図3

ノギス検査例（外側測定）

図4-5-ノギス検査例（内側測定）

６．２ チェック寸法● ハイトゲージおよびノギス外側チェック寸法

・CC-300C 測定範囲
20, 50, 100, 150,20, 50, 100, 150,600

300
350, 400, 450, 500, 550

・CC-600C 測定範囲
200, 250, 300, 350,400, 450, 500, 550,600

100

150

200

250

200, 250, 300

2050

下端ブロック

単位：ｍｍ基準

図5-6-● ノギス内側チェック寸法
・CC-300C 測定範囲：20, 50, 100, 150, 200, 250, 300
単位：ｍｍ

300
250
200
150
100
下端ブロック5020

基準図6・CC-600C 測定範囲：20, 50, 100, 150, 200, 250, 300,350, 400, 450, 500, 550, 600

下端ブロック

単位：ｍｍ
600
250, 300, 350, 400, 450, 500, 550
200
150
100
5020

基準

図7-7-７．付属品
１）クリアカバー２）ユーザーズマニュアル
３）検査成績書
８．特別付属品
木箱 CC‐300C ・・・ パーツ№602162
CC‐600C ・・・ パーツ№602164
９．注意事項１）持ち運びの際や、基準定盤に置く場合は、衝撃を与えない様に、静かに取扱い下さい。
２）使用の際は、ブロック部の塵埃を清潔な綿布やガーゼで、丁寧に拭き取ります。使用後は、間隔ブロック部に上質の防錆油えお薄く塗って下さい。
３）定盤上で使用の際は、定盤面を布などできれいに拭いて下さい。
４）ブロック部は、製作の際、精密に組立て調整してありますので、調整分解することは避けて下さい。万一不具合な現象を生じた際には、そのままの状態で最寄りの弊社営業所へご連絡下さい。

-8-

サービスの窓口
 商品の取扱い・トラブルなどに関するお問い合せはお近くのサービスセンターへ
宇都宮ＳＣ

宇都宮市平松本町 796-1〒321-0932
TEL：(028) 660-6280
FAX：(028) 660-6257

東京ＳＣ

横浜市都筑区池辺町 3286
〒224-0053
TEL：(045) 938-5718
FAX：(045) 938-5721

名古屋ＳＣ

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒466-0064
TEL：(052) 731-7100
FAX：(052) 731-6110

安城ＳＣ

安城市住吉町 5-19-5
TEL：(0566) 96-0745

大阪ＳＣ

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒559-0034
TEL：(06) 6613-8813
FAX：(06) 6613-8818

福岡ＳＣ

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒812-0016
TEL：(092) 411-2909
FAX：(092) 482-7894〒446-0072
FAX：(0566) 96-0747

営業の窓口
東北営業センタ

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒984-0002
TEL: (022) 231-6881
FAX: (022) 231-6884

北関東営業センタ

宇都宮市平松本町 796-1〒321-0932
TEL: (028) 660-6240
FAX: (028) 660-6248

南関東営業センタ

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
TEL: (044) 813-1611
FAX: (044) 813-1610

甲信営業センタ

諏訪市中洲 582-2〒392-0015
TEL: (0266) 53-6414
FAX: (0266) 58-1830

東海営業センタ

安城市住吉町 5-19-5
TEL: (0566) 98-7070

関西営業センタ

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒559-0034
TEL: (06) 6613-8801
FAX: (06) 6613-8817

西部営業センタ

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒812-0016
TEL: (092) 411-2911
FAX: (092) 473-1470〒446-0072
FAX: (0566) 98-6761◆ 測定工具に関するお問い合わせ
測定工具ご相談窓口
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
TEL: (044) 822-5151
FAX: (044) 813-1691-17-株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533

http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8533, Japan
Tel: +81 (0)44 813-8230

Fax: +81 (0)44 813-8231

Home page: http://www.mitutoyo.co.jp/global.html