NMR5000
タンクデータ受信計
概 要
NMR5000 は、256 台までの発信器に対応した大容量接続のタンクデータ受信計です。
パネル前面から内部にアクセスできる構造となり、従来機種に比べてメンテナンス作業性を大幅に改善しました。内部基板はスロット方式でホットスワップ対応なので、稼動させた状態で基板交換等の作業が可能です。また、50℃までの周囲温度に対応できるようになり、それをファンレスで実現しています。軽量化、省電力化にも対応しています。OS にはWindows 10 IoT を採用しました。従来形 NMR シリーズとは置換えだけで更新可能で、また他社製受信計からの更新も可能です。

主要仕様
接続容量

: 最大 256 発信器
（双方向）

外部通信

: LAN、RS-232C、パラレル通信等

入力電源: AC100 〜 240V ±10% 50/60Hz

消費電力: 100VA
（最大）

排気ファン

: 0個

周囲温度

: 0 〜 50°C

周囲湿度

: 20 〜 80%（ただし結露ないこと）

設置方法: パネルマウント、デスクトップ、記憶媒体: SSD（ソリッドステートドライブ）

パネルカット: 392（W）
× 177（H）

外形: 388（W）× 200（H）× 302（D）

質量: 10kg 程度

メンテナンス関連: フロントアクセス 方式、19 インチラック

ホットスワップ対応
交換部品（ ）:推奨交換周期: 電源ユニット（5 年）
ヒューズ（5 年）
その他部品（7 年）

機 能❏ 自己診断機能
自動サンプリングしたデータを正誤判断するほか、発信器、インターフェースの動作状態を診断します。
❏ 警報監視機能
データを常時監視し警報領域に到達した場合には、即座にランプおよびブザーによりオペレータに通知します。（接点出力も可能）
警報は、発信器ごとにレベル 4 点、温度 2 点まで設定可能です。
❏ 液面計制御機能
画面から、巻上げ等のリモート操作することができます。
接続されている発信器により、操作内容が異なります。
❏ 上位計算機取り合い機能
レベル、温度等のデータを上位計算機へ送信します。LANと RS-232C 通信 2 チャンネルを標準装備しています。パラレル通信はオプションで追加可能です。
❏ 容量表示機能オプション
タンクテーブルを登録することにより、見掛容量表示が可能となります。また、JIS K-2249, ASTM D-1250 Table54A
Table 54B で算出された換算容量を表示することも可能です。

TG-L1027-J01
２版 2019 10 K
初版 2018 08 K

NMR5000 タンクデータ受信計

形式コード
形式コード
NMR5000

‒
‒ ✽ ✽

̲

IF1
✽ ✽IF2✽ ✽IF3✽ ✽IF4（スペース）
通信基板
IF5
IF6
IF7
IF8
CN1
CN2
CN3
CN4
コネクタ基板CN5
CN6
CN7CN8‒✽ ✽※ 表１「内部基板仕様コード表」にて選択✽ ✽✽ ✽✽ ✽

‒ ✽✽
✽✽✽✽

‒ 0
‒ 1
‒ 2

設置方法

ソフト基本仕様

表 1：内部基板仕様コード表

デジタル入出力基板（入力 16 点、出力 16 点）

デジタル出力基板（出力 32 点）アナログ入力基板（入力 4 点）
アナログ出力基板（出力 4 点）なし
あり
（M4 ネジ端子 3 極）あり
（アンフェノール 14 極）
0
LAN 1 ポート＋ RS-232C 2 ポート
1
LAN 2 ポート＋ RS-232C 1 ポート
2
LAN 1 ポート＋ RS-232C 3 〜 6 ポート
3
LAN 2 ポート＋ RS-232C 2 〜 5 ポート
0なし
1
8.4 インチ2
12.1 インチ0
パネルマウント1
デスクトップ219 インチラック
319 インチラック（面合わせ：奥行方向）
0 レベル、温度監視
1 カスタム仕様

表 2：背面コネクタ基板仕様コード表

仕デジタル入力基板（入力 32 点）※ 表２「背面コネクタ基板仕様コード表」にて選択✽表示器

他社 通信基板（MDP/V1 フォーマット）

背面コネクタ基板仕様✽外部通信ポート数

単方向通信基板容

内部基板仕様ウォッチドッグタイマー監視 CN9基板なし
双方向通信基板内‒様

FW/DM-II フォーマット
DM フォーマットDB-M フォーマット（36V）
DB-ML フォーマット
DB-M フォーマット（24V）
Ch1：他社通信、Ch2：他社通信
Ch1：他社通信、Ch2：TIC 通信
フォトカプラ入力（内部電源）
フォトカプラ入力（外部電源）
フォトカプラ入力（内部電源）
フォトカプラ出力（内部電源）
フォトカプラ入力（外部電源）
フォトカプラ出力（外部電源）
フォトカプラ入力（内部電源）
フォトリレー出力
フォトカプラ入力（外部電源）
フォトリレー出力
フォトカプラ入力（内部電源）
フォトリレー出力（出力 8 点）✽1
フォトカプラ入力（外部電源）
フォトリレー出力（出力 8 点）✽1
フォトカプラ出力（内部電源）
フォトカプラ出力（外部電源）
フォトリレー出力
フォトリレー出力（出力 16 点）✽1電流入力
電圧入力
電流出力
電圧出力

コード0 0
W 0
S 0
S 1
S 2
S 3
E 0
E 1
1 0
1 12021222324253333445501230
101仕 様コネクタなしM4 ネジ端子 6 極
差込型端子
アンフェノール 36 極
アンフェノール 50 極D-sub 9 極（オス）inch ネジ

コード012345✽1: 共通コモンを使用せずに、1 信号を 2 線で通信する仕様です。
その場合の出力点数は、半分になります。

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1027-J01

NMR5000 タンクデータ受信計

表示画面
タッチパネル式 LCD を採用し、以下が表示可能されます。
● メインメニュー画面● １タンク画面● タンクリスト画面（8 タンク表示＆ 16 タンク表示）● タンクグラフ画面（2 タンク表示＆ 4 タンク表示）● タンク状態画面（エラー、レベル警報、温度警報）● スロット状態画面● 履歴画面（エラー履歴＆アラーム履歴）

画面例

TG-L1027-J01

メインメニュー画面

1 タンク画面

リスト画面（8 タンク）

リスト画面（16 タンク）

グラフ画面（2 タンク）グラフ画面（4 タンク）TOKYO KEISO CO., LTD.

3

NMR5000 タンクデータ受信計

4

タンク状態画面（エラー）

タンク状態画面（レベル警報）

タンク状態画面（温度警報）

スロット状態画面

エラー履歴画面アラーム履歴画面

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1027-J01

NMR5000 タンクデータ受信計

標準外形寸法単位 : mm〔表示器8.4インチ〕
302
6388

22230

44

Front View

172

132.5

200

200

NMR5000

Side View〔表示器12.1インチ〕
302

6388

2244230

236
132.5

264

264

NMR5000

Front View

Side View〔表示器なし〕
370

13230

24.5

132.5

132.5

NMR5000

Front View

TG-L1027-J01

Side View

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

NMR5000 タンクデータ受信計〔表示器8.4インチ〕〔共通〕
414392
370

4-6φ

132.5

177

140

CN1

CN2

CN3

CN4CN5CN6CN7CN8CN9LAN1LAN2COM1 COM2 COM3 COM4

18.5AC-IN

Rear View

Panel Cut Dimension〔表示器12.1インチ〕
4144-6φ18.5140241392

Panel Cut Dimension

6TG-L1027-J01