DIR-530

DIR-530 デジタルタンクデータ受信計

DIGITAL TANKDATA INDICATOR

デジタルタンクデータ受信計
概要

DIR-530 は、当社の各種 2 線式デジタル発信器／タンクトップ取り付け形液面計に接続用のパネルマウント形小形受信計として実績を持つ DIR-500 を RoHS 指令に対応させた受信計です。
① 1 タンク常時監視用受信計② 小規模複数タンク用の安価な受信計③ 上位機器用インターフェース
これらの用途に利用でき、小規模タンクヤードでのタンク回りの監視に当社の各種 2 線式発信器と組合せて安価で高精度なデジタル監視システムを構築できます。

特長

・ 当社製各種 2 線式デジタル発信器／タンクトップ取り付け形液面計に利用可能。
・ 1 タンク用受信計として利用の時は、DC4-20mA 出力 2 点と警報リレー出力 2 点が出力可能。
・ 電源・信号共用の 2 線式単方向デジタル発 信 器の場合、Max4 台接続可能な受信計として利用できる。
・ 電源・信号独立の 2 線式 双方向デジタル発 信 器の場合、Max16 台接続可能な受信計として利用できる。
・ 上位機器との接続は、パラレル出力／シリアル出力（RS232C or RS-485、Modbus-RTU）が用意され、パソコン／DCS ／シーケンサなどの上位機器に接続可能。
・ 既設の 1 タンク用受信計（当社製 DIR-200 形受信計およびDIR-400 形受信計）とは、DIR-200 の警報リセット入力を除き機能的に互換性を保っているため、既設システムの踏襲も可能。
・ レベル・温度およびステータスを同時表示。
・ 3 つのキー・スイッチで行えるメニュー選択式の簡単なデー
タ設定方式を採用。
・ DIN96×96 のコンパクト設計。

TG-L1008-1

TG-L1008-1
TOKYO KEISO CO., LTD.
1
改訂 2010 09 K
初版 2009 09 K

DIR-530 デジタルタンクデータ受信計

仕様および、機能概要
接続可能発信器
内 容
弊社単方向タイプ：DM4-1
弊社双方向タイプ：FW-9000N/DM4-2-1
標準：1台
単方向タイプ：最大4台
双方向タイプ：最大16台

項 目
発信器タイプ
接続可能台数備 考
伝送フォーマット互換型発信器含む
伝送フォーマットの異なる発信器の同時接続不可

出力信号
項 目

4-20mA出力

警報用リレー出力

シリアル出力パラレル出力備 考内 容1）
点数 2点2）
用途 レベル、温度3）
出力範囲 3.6〜21.6mA
4）
ソース標準、シンクも可
5）
シンク時外部よりの供給電源DC24V
6）
許容負荷抵抗 500Ω最大7）
精度 ±0.1%（F.S.）
以下
8）
温度係数 ±0.01%（F.S.）
/℃以下
1）
点数 2点
2）
用途 レベル警報、温度警報、発信器異常
3）接点種類 NO、NC（C接点出力）4）
接点容量 AC125V0.3A、DC30V0.3A ともに抵抗負荷
1）
インターフェース RS-232C又はRS-485
2）
プロトコル Modbus-RTU（スレーブ）
3）
ボーレート 2400/4800/9600/19200bps
1）
タイプ1又は、
タイプ2
2）
フォトカプラによる入出力絶縁型接続発信器数が1台の時のみ出力可能。
ゼロ・スパン値は任意に設定変更可能。

接続発信器数が1台の時のみ出力可能。
レベル警報4点/温度警報2点/発信器異常から出力条件を任意に設定可能。
端子接続。
I/O割付の変更不可
タイプ1：Request信号あり、Ready信号あり
タイプ2：Request信号なし、Ready信号あり

機能・定格
項 目

表示機能

キー操作
警報の設定および判定
フロート制御電源電圧
消費電力
動作周囲環境
設置
外形寸法
塗装色
質量
端子構造
適合電線
適合規格
付属品

備 考
複数タンク接続時は、自動スキャンを行う。
データ取込毎に表示中のタンクデータを更新。

内 容
タン ク No. ：1桁
レベル［mm］ ：6桁 FW-9000の時は0.1mm単位で表示
温 度［℃］ ：4桁 小数点以下1桁
ステ ータス ：2桁
表示中タンクの警報／エラー／フロート状態を記号で表示。
そ の 他 ：LED24個
表示中タンクの動作モード／フロート状態／警報状態を表示。
アップ、ライト、エンターの3キーキー仕様 メンブレンスイッチ 直径8mm
各タンク個別に下記の警報値の設定が可能。
レベル 4点（HH/H/L/LL）
温 度 2点（TH/TL）
計測／巻上／停止等のリモート制御が可能。

データ取込毎に設定値と取込データを比較し、判定する。
但し、判定結果の表示は表示中のタンクのみ。
警報動作はノンロックタイプ
接続発信器がFW-9000Nの時のみ。
フロート状態をステータスおよびLEDに表示。

AC85〜250V、50/60Hz
約20VA
（定常時）
温度10〜40℃、湿度20〜80%
パネルマウント方式
パネルカット寸法 90.5
（W）
×90.5
（H）
公差 ＋1 −096（W）
×96
（H）
×265
（D）
パネル 黒、本体 SPCCニッケルメッキ
約2kg
差込み式ネジ締付け形端子
電源、接地
0.5〜2.5mm2
その他の信号 0.5〜1.5mm2RoHS
ヒューズ 1式（2.0A 2個、0.5A 2個）
パネル取り付け金具 1式

結露無きこと。
専用取り付け金具付属
裏面端子除く

外形寸法（DIR-532）
13252

3096.696.6

DIR-530

前面パネル

側面パネル取り付け金具+1909090.5 - 0+190.5 - 0

裏面

2TOKYO KEISO CO., LTD.

パネルカット寸法

TG-L1008-1

DIR-530 デジタルタンクデータ受信計

各部の名称
・フロントパネル・リアパネル（DIR-532）

12
CN1

3
7

CN2

4

Scan

Host(S)

11Host(P)TH

Adjust
Span
Alarm
Float
Data
ModeUp
Stop
Meas3
Meas2
Meas1
Float

9No.

F2

PW

T2

12TL
HHH
L
LL
Alarm

T1

13

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
TYPE: DIR-532

DIR-530

MFG. No. :1234

TAG No. :S/N No. :TOKYO KEISO CO., LTD.

DATE:

8F1ON5F4OFF

F3610

名

No.

称名

No.

称

⑧ 動作モード表示部⑨ フロート状態表示部② レベル表示部⑩ 警報表示部③ ステータス表示部④ 温度表示部⑪ アップキー⑤ 発信器スキャンモニタ
⑫ ライトキー⑥ シリアル上位通信モニタ ⑬ エンターキー⑦ パラレル上位通信モニタ① Tank No. 表示部

名

称

PW

電源スイッチF1, 2電源ライン用のヒューズ

F3, 4発信器の信号ライン用のヒューズ

T1

電源ライン用の入力端子

T2信号ライン用の入出力端子

CN1, CN2 パラレル出力用のコネクタ

各種接続例(1) 1タンク用受信計としての利用例

計器室

現場

タンクトップ取付形液面計(FW-9000N)

警報出力 (2点)ｍｍ℃

DC4 〜20 mA出力 (2点)ＤＩＲ−５００

上位の各機器
・計算機
ｍｍ

℃

AC電源

ＤＩＲ−５００各種2線式デジタル発信器(DM4)(2) 単方向発信器

シリアル (モドバス)
又は、パラレル取合4タンク用受信計としての利用例

・パ−ソナルコンピュ−タ

上位の各機器・計算機

タンクトップ取付形液面計ｍｍ...

単方向発信器の同一信号フォーマット
出力分4台接続可。

℃

ＤＩＲ−５００

シリアル (モドバス)
又は、パラレル取合

AC電源

・DCS

・DCS
・パ−ソナルコンピュ−タAC電源
単方向2線式デジタル発信器(DM4-1)(3) 双方向発信器

16タンク用受信計としての利用例

上位の各機器

タンクトップ取付形液面計 (FW-9000N)

・計算機
...

JB

ｍｍ

℃

・DCS

ＤＩＲ−５００

シリアル (モドバス)
又は、パラレル取合FW-9000
フォーマットの発信器
16台接続可。

・パ−ソナルコンピュ−タAC電源

双方向2線式デジタル発信器［DM4-2 (FW-9000フォーマット)］

TG-L1008-1

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

DIR-530 デジタルタンクデータ受信計

ご注文時指定事項
・型番□ DIR-531…パラレル出力なし□ DIR-532…パラレル出力あり
・仕様
1. 接続発信器
単方向タイプ

双方向タイプ1）接続発信器□FW-9000N

2）発信器フォーマット

□DM4-2□FW-9000□DM4-1□FW-9000N

□DM

□DB-M

□DB-ML□DM）□＿＿＿＿＿＿台（最大4）＿＿＿台（最大16）3）接続発信器数

□その他
（＿＿＿台

2. 出力
項 目
出力24-20mA出力＊1

レベル設定値
温度設定値

1タンク用受信計として利用時の警報値

リレー1
リレー2

リレー出力 ＊1、＊2

ご指示なきときの出荷設定値

内 容出力1

シリアル出力□レベル □温度□なし

レベル□レベル □温度□なし

温度

ゼ ロ 値 ̲̲̲̲̲̲［mm］

0［mm］スパン値 ̲̲̲̲̲̲［mm］

20,000［mm］

ゼ ロ 値 ̲̲̲̲̲̲［℃］

0.0［℃］

スパン値 ̲̲̲̲̲̲［℃］
HH ：̲̲̲̲̲̲̲̲̲
［mm］
H：̲̲̲̲̲̲̲̲̲
［mm］
L ：̲̲̲̲̲̲̲̲̲［mm］
LL ：̲̲̲̲̲̲̲̲̲
［mm］
TH ：̲̲̲̲̲̲̲̲̲［℃］
TL ：̲̲̲̲̲̲̲̲̲
［℃］

100.0［℃］□LL □L □H □HH □TL □TH □ER □なし

H□LL □L □H □HH □TL □TH □ER □なし

L

□接続なし
□接続あり
インターフェース □RS232C □RS485
プロトコル Modbus-RTU（スレーブ）
アドレス ̲̲̲̲RS232C

ボーレート □2400
ビット構成 □N81

999,999［mm］
20,000［mm］
0［mm］‒99,999［mm］
999,9［℃］‒199,9［℃］

□4800
□E81

□9600
□O81

□19200□なし□あり
方式 □タイプ1（Requestあり、Readyあり）□タイプ2（Requestなし、Readyあり）
接続コネクタ □CN1のみ（レベル出力のみ）□CN1+CN2（レベルおよび温度出力）

パラレル出力019600
N81

タイプ1
CN1のみ

＊1：接続発信器数が1台のときのみ指定可能＊2：LL〜HHはレベル警報、TL・THは温度警報、ERは発信器異常

オプション
品 名

備 考

部品番号

パネル取り付け金具

DIR530-MF

1式

信号ライン用ヒューズ

DIR530-FS05

0.5A 2個電源ライン用ヒューズ

DIR530-FS20

2.0A 2個

シリアル通信ケーブル

DIR530-SCB-□m

D-Sub 9pinコネクタ

パラレル通信ケーブル-1

DIR530-PCB1-□m

片側コネクタ付き

パラレル通信ケーブル-2

DIR530-PCB2-□m

両側コネクタ付き

パラレル通信ケーブル中継端子台

DIR530-PTB

両側コネクタ付きケーブル用※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
4

TOKYO KEISO CO., LTD.

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-L1008-1