［ エクス ロン Z Ⅲ ］シリ ーズ

Series
確 か な 測 定を提 供する生 産 現 場 設 置 型ラインナップ型 イプ

EXLON
O ZⅢ
ONEXLONO ZⅢ PlusONEXLONO ZⅢ CNCONEXLONO ZⅢ Plus CNC
ON

EXLON ZⅢ 574 CNC

座標測定機

手動式
MANUAL

EXLON ZⅢ
強靭な門型構造と強い石定盤
測定機本体はブレに強い強靭な門型構造です。
本体ベースには最高品質の平坦度に研磨された精密石定盤を使用。温度変化に強く、安定した精度を求めることができます。

各軸微動ハンドル付きで、簡単に操作。
X軸、Y軸、Z軸それぞれに微動送りハンドルがあり、軸を動かしてワークを測定します。

X軸ハンドル／Z軸ハンドル

正面側面型

1Y軸ハンドル【ZⅢ 453】 1,250mm

570mm

720mm

1,830mm

800mm【ZⅢ 574】 1,400mm

600mm

820mm

2,030mm1,040mm

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

式

EXLON ZⅢ 453

EXLON ZⅢ 574

測定範囲:X軸400mm

500mm

測定範囲:Y軸500mm

700mm

測定範囲:Z軸

300mm

400mm

最小表示量0.001mm

測 定 精 度

4＋5L/1000μm

座 標 検 出光学式リニアエンコーダ

本 体 重 量

350kg

410kg

座標測定機

手 式
手動式
MANUAL

EXLON ZⅢ Plus
電子プローブとCCDカメラを装備。
（EXLON-ZⅢ Plus）

電子プローブによる接触測定とCCDカメラでの画像測定が同一座標系で行えます。
CCDカメラはZ軸と連動しているので、高さの違う測定物への対応も可能です。

ズーム鏡筒による変倍測定が可能
４段階のクリックロック式ズーム鏡筒は測定箇所を拡大して画像処理測定ができます。電子プローブ
では測定できない微細加工部の寸法に最適です。

ズーム倍率×1

正面ズーム倍率×4

側面
EXLON ZⅢ
453 Plus

EXLON ZⅢ
574 Plus

測定範囲:X軸400mm

500mm

測定範囲:Y軸500mm

700mm

測定範囲:Z軸300mm

400mm

型

【ZⅢ 453 Plus】 1,250mm

570mm

720mm

1,830mm

800mm【ZⅢ 574 Plus】 1,400mm

600mm

820mm

2,030mm1,040mm式

最小表示量0.001mm

測定精度:プローブ

4＋5L/1000μm

測定精度:CCDカメラ

5＋5L/1000μm（ズーム倍率3×以上）

座 標 検 出光学式リニアエンコーダ

画 像 検 出高画質CCDカメラ

照 明 装 置

4分割調整式LEDリング照明

ズーム鏡筒

ズーム倍率 ×1.0〜×4.0

本 体 重 量

360kg

420kg

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series2座標測定機

自動式CNCEXLON ZⅢ CNC
EXLO
現場設置型座標測定機
現場設置型
コンプレッサーを使用しない生産現場に設置可能なッサ
ＣＮＣ機。電源電源のみで使用でき、高精度測定が実現できます。

操作性の高操作性の高い
3軸コントロールジョイスティック
3軸コント
各軸移動を直各軸移動を直感的に操作でき、ワークへのアプローチが容易です。

正面

側面
EXLON ZⅢ
453 CNC

EXLON ZⅢ
574 CNC

測定範囲:X軸400mm

500mm

測定範囲:Y軸500mm

700mm

測定範囲:Z軸300mm

400mm

型

3

【ZⅢ 453 CNC】 1,520mm

500mm

1,150mm2,170mm

1,460mm【ZⅢ 574 CNC】 1,640mm

500mm

1,270mm2,290mm1,620mm

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series式

最小表示量0.001mm

測 定 精 度

4＋5L/1000μm

座 標 検 出光学式リニアエンコーダ

本 体 重 量

900kg

1,000kg座標測定機

自動式CNCEXLON ZⅢ Plus CNC
接触タイプ
接触タイプと画像処理のデュアルプローブヘッドでデュアルプ自動測定効率をあげる
自動測定効
外形形状は接触プローブ、微細な箇所や印刷物を外形形状はCCDカメラを組合わせた一連の自動測定が可能にCCDカメラなります。

正面側面
EXLON ZⅢ
453 Plus CNC

EXLON ZⅢ
574 Plus CNC

測定範囲:X軸

400mm

500mm

測定範囲:Y軸

500mm

700mm

測定範囲:Z軸

300mm

400mm

型

【ZⅢ 453 Plus CNC】 1,520mm

500mm

1,150mm2,170mm

1,460mm【ZⅢ 574 Plus CNC】 1,640mm

500mm

1,270mm2,290mm1,620mm式

最小表示量0.001mm

測定精度:プローブ

4＋5L/1000μm

測定精度:CCDカメラ

5＋5L/1000μm（ズーム倍率3×以上）

座 標 検 出光学式リニアエンコーダ

画 像 検 出高画質CCDカメラ

照 明 装 置

4分割調整式LEDリング照明

ズ ー ム 鏡 筒

ズーム倍率 ×1.0〜×5.0

本 体 重 量915kg

1,050kg

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

4

S O F T WA R E
ソフトウェア

EXLON ZⅢ series ソフトウェア

MSU3D-PRO-T

測定ツールはわかりやすいアイコン表示
端面・線・円・面など基本的な要素測定をはじめ、距離・角度や交点・中点を行う組み合わせ計算、原点設定や面補正といった座標系設定をアイコンにて表示して、操作性を追求したコンセプトになっています。

測定と同時に要素を3Dグラフィックフィールドに展開
面、線、円、円筒、円錐など測定した要素をグラフィック画面上に表示します。
この画面から組み合わせ計算が可能。ワーク座標系設定も簡単です。描かれた図形はDXF,IGES形式で保存でき、CAD/CAMソフト上で比較、編集が可能です。

測定プログラム編集が可能
測定をしながら測定プログラムを作成することが可能。
測定要素とグラフィックが連動しているので、測定箇所を視覚的に捉えることができます。

測定データをExcelへ転送
測定データはソフトウェアから一括出力の他に測定直後にExcelに転送する[Excel Link」を搭載。
転記ミスがなくなり、データ管理が簡単です。

5

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

S O F T WA R E
ソフトウェア

EXLON ZⅢ Plus ソフトウェア

MSU3D-PRO-VT

測定者ごとの視差のない画像処理測定

ツールバーに変更した画像測定ツールは画像エリアにある測定箇所にマウスポインタを近づけるだけで測定ツールが表示され、画像処理測定を行います。
従って測定者による目視誤差をなくし、安定した測定結果が得られます。

1.マウスポインタを近づける

2.測定ツールが表示

3.画像処理検出による測定

使用するヘッドをソフトウェアで切り替え可能
接触測定ヘッドとCCDカメラを装備しているEXLON-Z Ⅲ
Plusはソフトウェア上で使用するヘッドを切り替えるだけで座標系が自動的にオフセットします。接触測定と画像測定が同一座標系で測定できます。

CCD画像は画像ファイルとして保存
CCDカメラから映し出された画像はJPG,BMP形式での画像保存が可能です。形状確認画像として保存するなど様々な用途に使用出来ます。

1.5
21
BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

6

OPTIONPROGRAM
M SU -3 D - PRO

オプションプログラム

座標測定 測定評価ソフト

CADWORK
IGESモデルを読み込み、事前に測定プログラムを作成することができます。
また、形状比較判定機能により曲面形状を座標点で捉えた時の公差表示をグラフィック画面上に表示することが可能。測定結果から
CAD/CAMへリバースエンジニアリングできるデー
タを提供できます。

画像測定 測定プログラム支援ソフト
DXFファイルを読み込み、オフラインで測定プログラムを視覚的に作成できます。
画像測定
ツールをグラフィックのライン上に合わせるだけで自動的に測定プログラムへ変換。
多品種の測定ワークの測定プログラ
ムを短時間に作成することができます。

7

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

EDIT

OPTION PARTS
測定ワークに合わせて選べる

オプションパーツ

プローブヘッド
プローブヘッドはTP8を標準装備とし、測定用途に合わせた各種プローブヘッドへ交換オプションをご提案致します。
プローブヘッド TP8

プローブヘッド MH20i

プローブヘッド PH6

プローブヘッド PH10Plus

手動式測定機用のスタンダードプローブヘッド

15°
分割の振り分けで多角面の測定に適しています

接触圧の異なるモジュール交換可能のコンパクトプローブヘッド

自動機用モータヘッド
測定プログラムと連動した角度変換が可能※CNC機専用オプション

センサーモジュールスタンダードモジュール SF

ローフォースモジュール LF

ミディアムフォースモジュール MF

接触圧0.08N

接触圧0.055N

接触圧0.1N

ツールスコープ
スタイラスでは入らない小さな穴や接触すると変形してしまうような製品、薄いワークの測定に適しています。
※EXLON ZⅢの専用オプションです。

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

8

OPTION PARTS
測定ワークに合わせて選べるオプションパーツ

対物レンズ
使用倍率で選べる
レンズ
ズーム鏡筒に簡単に取り付けることができます。
レンズ取付後は使用倍率で画像補正作業を行うのみで対応できます。
※EXLON ZⅢ Plus用オプションです。

0.5X

1.5X

2X

「Fixture」

測定ワーク クランピングキット

ワークを固定する、繰り返し測定用の専用据え置き冶具をつくるクランピングキットです。固定する際は専用工具は不要で手締めで十分な保持力を持っています。
また、測定ワークに合わせて組み立てるだけなので、専用固定台を複数揃えることがなく、多様なパターンを構築することができます。

9BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

KANONの「確かな測定数値」が「確かな製品づくり」に貢献します。

CNC 三次元測定機

CADNAVI EXLON
0.5μm分解能の高精度三次元測定機

二次元画像測定機

EXLON-ｙ
測定箇所を高倍率で測定する非接触型画像測定機

画像測定器

EXLON-S
ワークの特徴をサーチして自動測定を行う画像測定器

BESTOOL-KANON / EXLON ZⅢ series

10

2018

10

2018.10-2000