倍数性・異数性・ゲノムサイズ解析用フローサイトメーター

CyFlow Ploidy Analyser

コンパクトでユニークなデザイン

オートローダーのオプション

ビルトイン15インチTFT画面

蛍光色素 DAPI または PI による高精度のDNA解析を提供

CyView™はシステム制御と倍数性やゲノムサイズ測定のデータ解析が統合されたソフトウェアです。
サンプル調製の際に断片化した核の影響を取り除いた上で、倍数性やゲノムサイズをヒストグラム上で解析することができます。

CyView™はピークの検出を2種類の自動アルゴリズムで行うか、手動で行うかを選択することができます。

装置の特徴

多用途性

簡便さと迅速性· 葉、実生、根、花、種子などの植物試料が測定可能· 2分以内に倍数性とゲノムサイズ解析が可能· 分裂中期の染色体の調製および染色は不要

可動性· 顕微鏡による解析より時間を節約· 調製済みキットで簡単かつ迅速なサンプル調製· 96ウェルプレートもしくは120本のチューブ用オートローダーサンプラー搭載可能(オプション機能)· 様々な場所で測定可能なコンパクトさと堅牢さを備えた装置

分野と用途アグロサイエンス | 育種 | 水産養殖
· 倍数性の決定· 核内倍数性(Endopolyploidy)· ホモ/異数ハイブリッド· 無融合生殖(Apomixis)および繁殖形式· C-value02· 異数性(Aneuploidy)· ゲノムサイズの決定

CyFlow Ploidy Analyser· 断片倍数性(Agmatoploidy)· 異質倍数性ゲノム組成(Allopolyploid genomecomposition)· 性の決定· 細胞型の分布· 希少細胞型· 細胞や精子の細胞数計測

CyFlow Ploidy Analyser

2種類の励起波長を選択可能

解析に適した調整用試薬ラインナップ

TM

Partec CellTrics

CyFlow Ploidy Analyserは、DNAを染色する蛍光色素を使用することで倍数性やゲノムサイズの解析をすることができます。ゲノムサイズ解析には、検出される各ピークのCV値が低く、ゲノムサイズに比例した染色が行えるDNAインターカ

レーターが適しています。
一般的に、これらの用途に用いる蛍光色素としてはヨウ化プロピジウム(PI)やDAPIが挙げられます。

波長532 nmのグリーンレーザーが搭載されたCyFlow Ploidy

Vicia faba (ソラマメ) 2n 二倍体, 倍数性試験,

DAPI staining

Analyserは、PIを最高の効率で励起できるため、波長488nmのブルーレーザーを搭載した標準的なフローサイトメー

ターよりも優れた結果が得られます。

DAPIは他の細胞小器官への影響が少なく、DNAへの結合能が良いので、倍数性レベルと異数性を解析するのに適した色素です。
波長365 nmのUV-LEDを搭載したCyFlow Ploidy

Analyserは、DAPIを効率よく励起することができます。

Lycopersicon esculentum (トマト) 1.96 pg DNA (2n),

ヨウ化プロピジウム (PI)

Pisum sativum (エンドウ) 9.09 pg DNA (2n),

ヨウ化プロピジウム (PI)Vicia faba (ソラマメ) 4n
DAPI staining

四倍体, 倍数性試験,

Zea mays (トウモロコシ) 2n
CyStain DAPI staining

二倍体,

Zea mays (トウモロコシ) 4n 四倍体,
Cystain DAPI staining

CyFlow Ploidy Analyser

03

仕様
CyFlow Ploidy Analyserは植物や動物細胞の倍数性解析や高精度のDNA/ゲノムサイズ解析用に設計された、コンパクトなフローサイトメーターです。
光源· UV-LED(365 nm)/Nd-YAGグリーンレーザー(532 nm)

光学系· 1または2パラメーター

流路系· クォーツ製フローセル· サンプル量:最大1000 μl· サンプル速度:0.2–20 μl/秒で調整可能· 液体レベルセンサーによるシース液と廃液量の監視

コンピュータ· ビルトインWindows 10™ OSコンピュータ、15インチTFT LCDディスプレイ、USBポート×4、キーボード、
マウス

機器・消耗品・試薬情報
品番CC994237
AN834999
BG111836
CC270652
CJ100861BV637599

ソフトウェア· Windows 10™ OS· CyView™ ソフトウェア· データ出力フォーマット Flow Cytometry Standard(FCS)3.0· 細胞絶対数カウント機能· 自動スタート、自動保存機能· DNAヒストグラムと2パラメータードットプロット(64–4096チャネル表示)· リニアおよびログ表示· 2種類のアルゴリズムによる自動、または手動DNAピーク解析· 96ウェルプレートおよび120本チューブでの倍数性解析
自動ワークフロー本体· 寸法:幅381 mm × 高さ 279.5 mm × 奥行 280 mm(オートローダーなし)
幅741 mm × 高さ 279.5 mm × 奥行 370 mm(オートローダーあり)
ディスプレイ開時 高さ 528 mm· 重量:11.5 kg· 電源:AC 100-240V、50/60 Hz· 消費電力:60 VA· 動作環境:15–30 °C、湿度20–85 %(結露しないこと)

CyFlow Ploidy Analyser
製品名
製品説明
UV-LED ‒ 365nm, 1パラメーターCY-S-3039_V1 CYFLOW PLOIDY
532 nm 30 mW green laser, 2パラメーター
CY-S-3039_V2 CYFLOW PLOIDYUV-LED ‒ 365 nm, 532 nm 30 mW green laser, 2パラメーター
CY-S-3039_V3 CYFLOW PLOIDY
Cube6 / Ploidy Analyser用オートローダー
CY-S-3080-6 CUBE 6 AUTOLOADER
別売品
PC用キーボード
06-500-1040 KEYBOARD
PC用マウス
06-500-1041 MOUSE

品番
BY978539
AE733976

消耗品
製品名
包装単位
10 L
CyFlow SHEATH
250 ml04-4009_R Cleaning Solution
250 ml04-4010_R Decontamination Solution
250 ml04-4012_R Hypochlorite Solution
500本
04-2000 Sample Tubes 3.5 ml10個04-004-1000 Inline Filter for Sheath
ビーズ・コントロール試薬(レーザーにあわせて)
製品名
包装単位
1.5 ml05-4022 Calibration Beads UV
200 tests, 2 ml
05-4006_R Green Calibration Beads

品番CU246612
AF009546
CK250398
BH251553
AN695184
BF518636
BG488498

CyStainシリーズ(サンプル調製・染色試薬)
製品名
調製ステップ
CyStain UV Ploidy
1ステップ
CyStain UV Precise P
2ステップ
CyStain UV Precise T
2ステップ
CyStain PI Absolute P
2ステップ
CyStain PI Absolute T
2ステップ
CyStain UV OxProtect
1ステップ
CyStain PI OxProtect
1ステップ

品番CG974836
AE454494
BK728861
AU668623
CB632918
AE089687※ 本製品(項目)は研究用であり、診断に用いることはできません。
製造販売元
本社

お問合せ先神 戸
東 京

核抽出条件
中性
強酸性
弱酸性
強酸性
弱酸性
中性
中性

蛍光色素
DAPI
DAPI
DAPI
PIPIDAPIPI〒651-0073

R&I営業推進部

神戸市西区室谷 1-3-2
東京都品川区大崎 1-2-2

sysmex-fcm.jp

製品説明
キャリブレーションビーズ 2.5 μm, UV
キャリブレーションビーズ Green laser

取扱店

神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1

日本・東アジア地域本部

製品説明
シース液
洗浄液
除染液
洗浄液(次亜塩素酸水溶液)
サンプルチューブ 3.5 ml
シース液ボトル用交換フィルター〒651-2241〒141-0032* 外観、仕様等については改良のため予告なしに変更することがあります。

PA_2312_Ⅶ