FibreMini
過酷なアプリケーションに適した高温対応の放射温度センサ
ユニット

光ファイバー型
放射温度センサ

一般仕様
測定温度範囲-MT型 ： 250 ～ 1,000 ℃-HT型 ： 450 ～ 2,000 ℃
最大温度スパン （ -CT型 ）全温度範囲（ 最大1,550 ℃）
最小温度スパン（ -CT型 ）100℃
出力
4-20mA、又は、RS485 Modbus（最大247本のセンサがネットワークに接続）
測定視野
測定視野表を参照
精度
読込み値の±1%
再現性
読込値の±0.5%
放射率0.10 ～ 1.00
放射率設定
-BT型 ： RS485-CT型 ： タッチスクリーン
応答時間
240ms（90%応答）
波長範囲
2.0 ～ 2.6 μ m
電源DC24V±5%
最大消費電流100 mA
最大ループインピーダンス-CT型 ： 900 Ω （4-20 mA出力時）
アラームリレー
極反リレーアラーム x 2（DC24V/1 A、絶縁DC500V）•測定温度範囲 250 ～ 2,000 ℃•

小型センサヘッドの耐熱性 200 ℃•

金属材質の温度測定に適している短波長•

センサヘッドに電子部品が無く、電磁加熱器や強磁場での使用に最適•

タッチスクリーンディスプレイによる簡単操作で、設定やデータ記録•

デジタル出力、アナログ出力の選択可•

アラーム出力を標準装備•

高度な信号処理機能•

内蔵レーザー照準を装備

機械的仕様
センサヘッドユニット

材質

SUS316

アルミキャスト寸法

Φ 12 x 48 mm （接続図参照）

W 98 x H 64 x D 36 mm

取付

M12 x 1.5 mm ネジ

壁掛け用M4 ネジ穴（接続図参照）

光ファイバーケーブル長（センサヘッドとユニット間）

3 m,、5 m 、10 mから選択
着脱式ネジ端子（接続図参照）

ケーブル接続ケーブル仕様 ： AWG28 ～ AWG18
Φ 3.0 ～ 6.5 mmケーブル

ケーブルグランド使用環境
センサヘッドユニット

ユニット（タッチスクリーン無）（タッチスクリーン有）

保護等級

IP65 （NEMA 4）

IP65 （NEMA 4）

動作温度範囲0 ～ 200 ℃

0 ～ 60 ℃

0 ～ 60 ℃

動作湿度範囲

95%RH以下（結露なきこと）

95%RH以下（結露なきこと）

95%RH以下（結露なきこと）

CE 適合

準拠

準拠

準拠

RoHS 適合

準拠

準拠

準拠

電磁適合性
EN61326-1, EN61326-2-3(Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - EMCRequirements - Industrial)タッチスクリーンタッチスクリーン仕様

ユニットの蓋に取付けられたバックライト付タッチスクリーン（オプション）は、大きく、明るい表示です。また、温度表示以外にセンサの設定やグラフ表示、測定した温度履歴の閲覧もできます。
アラームが発生した場合は、赤色のバックスクリーンに切り替わり、迅速、且つ、分かりやすく表示します。アラームモードと閾値は、タッチスクリーンで設定ができます。

タッチスクリーン部

72 mm抵抗膜式タッチTFT、320 x 240 ピクセル、バックライト付

設定項目

温度範囲（-CT型）、温度単位、放射率設定、反射エネルギー補正、アラーム、信号処理、Modbusアドレス（-BT型）、日時、データ記録

温度単位°C ／ °F 切替

温度分解能

0.1°

アラーム設定閾値設定が可能な2系統アラーム、2系統独立のHi/Lo設定
アラーム2は、対象物温度、又は、センサヘッド温度の選択可

信号処理

平均、ピークホールド、谷値ホールド、最大値、最小値

表示画面

アラーム発生時に赤色のバックライトで表示

データ記録 （-CT型、-BT型）

データ記録仕様

FibreMiniは、汎用のデータロガーとして使用できます。

記録間隔

1 ～ 86,400秒（1日相当）

microSDカード

最大32GB （別売）

内蔵クロック用電池

BR1225 3V x 1 （別売）

2GBのmicroSDカード（別売）で、2,840万点の測定データを保存することができ、最小のサンプル間隔（1秒間）の設定で、約1年相当のデータが取れます。

変数設定

対象物温度、センサヘッド温度、ユニット温度、最大、最小、平均、放射率、反射エネルギー補正、
アラームトリガ

データは、CSV形式でmicroSDカードに保存され、表計算ソフトを使用して、簡単に表示や編集することができます。また、アラームイベントもmicroSDカードに保存できます。

ファイル形式

CSV形式

設定項目

サンプル時間、サンプル数、開始日時

タッチスクリーンインターフェースで設定できる記録用のmicroSDカードスロットがあります。サンプル時間とサンプル数の選択や特定時間にデータ記録を開始するスケジュール機能もあります。

microSDカードスロットと電池ホルダは、ユニットの蓋にあるタッチスクリーン基板にあります。
測定値の記録と合わせて、内部クロックによる日時も記録されますが、電源を切断すると、内部クロックはリセットさます。内部クロックを継続させるには、電池（別売）が必要となります。

接続図、寸法図9886

取付穴 x 2（M4 皿ネジ）

36NO2COM2
NC264OP+OPPWRPWR+
NO1COM1NC1

電子ユニットD 36 mm

ケーブルグランド17 AF
高さ 19～2417

アラームリレー x 2（DC24V/1A）

52電源DC24V±5%

光ファイバーケーブル

GND
Modbus マスタ-BT型 ： RS485 Modbus通信

RS-4.6RS+A-CT型 ： 4-20mA出力（温度）14AF ナット x 2
M12 x 1.510.06.3

センサヘッド動作温度上限 200 ℃
14204814測定視野

測定温度範囲 （ ℃ ）測定距離（D）と測定径（S）比 （D：S比）

59.1

距離[inc]
測定径[inc]

測定径[inc]

距離[inc]0118.15.3

2.40.6

059.1

118.1

0.82.2MT

D:S 75:1

測定径[㎜]

測定径[㎜]

D:S 30:1
126001500

HT0.6135
3000

250

122001500

距離[mm]

450

1000

2000

-CT型 ： 4 -20 mA 出力で設定

3000

距離[mm]-30型

40055-75型

型式-BT型 ： デジタル出力で設定（全温度範囲）アクセサリー（オプション）

TBFM2.2 -30- HT -CT- 05M
光ファイバーケーブル長
03M = 3 m
05M = 5 m
10M = 10 m

出力／インターフェース
CT = 4-20mA出力、
アラームリレー x 2、タッチスクリーン有BT = RS485 Modbus出力、アラームリレー x 2、タッチスクリーン有
測定温度範囲MT = 250 ～ 1,000 ℃
HT = 450 ～ 2,000 ℃

MSD

MicroSDカードアダプタ

ABF

可変取付金具

FBF

固定取付金具

APF

エアパージカラー

TBPM180

6chタッチスクリーン

測定視野
30 = 30：1 発散光学系
75 = 75：1 発散光学系
機種
TBFM2.2 = FibreMini（波長2.2μ m）＜代理店＞

立山科学工業株式会社
富山事業所〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地

TEL 050-5535-5824

東京支社〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル6階

TEL 03-5256-0721

名古屋営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

TEL 090-5540-2435

大阪営業所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-600 大阪駅前第3ビル6階17号 TEL 050-5535-5824＜ホームページ＞ http://www.tateyama.jp■記載内容は、お断り無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜e-mailアドレス＞ module@tateyama.or.jp
2016.9 初版