UV-205-161

取 扱 説 明 書
誘導雷検出避雷器試験装置UV-2CH
この度は誘導雷検出避雷器試験装置 UV-2CH をお求め頂き誠に有り難うございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱って頂くために必要な事項について述べてありますので、ご使用前に必ずお読みください。

1. 概要
ご使用中の誘導雷検出避雷器(形式：UV-2)が、雷サージの侵入により検出表示が赤となった場合、避雷器の部品劣化が考えられます。本器は、検出表示が赤となった避雷器の部品状態を試験し、十分な性能を維持している避雷器については検出表示を黒にリセットして、再び使用できるようにするための試験装置です。

1.1 用途
本器は、誘導雷検出避雷器(形式：UV-2)専用の性能確認及び検出表示のリセットを行うものです。
一度検出してしまった避雷器の性能について合否判定を行い、十分な性能を維持している避雷器については検出表示を黒にリセットして再びご使用になれます。

1.2 特長● 避雷器取付け後、スイッチを押すだけの簡単な操作で合否判定及び検出表示のリセットができます。
● 操作しやすい大型のスイッチを採用。
● 本器は持ち運びに便利で丈夫な取手付のアルミトランクを採用。

1.3 対応機種
避雷器形名
UV-2-1E1
UV-2-1E2
UV-2-1FL

用途
小形プラグイントランスデューサ(Fine シリーズ) 1 出力タイプ用
小形プラグイントランスデューサ(Fine シリーズ) 2 出力タイプ用
ラック収納形トランスデューサ(RS シリーズ)用

2. 仕様及び性能
項目
補助電源
ヒューズ
機能

操作部

表示部

強度構造

その他
付属品

避雷素子試験
表示器試験
避雷器リセット
機能 (１)
電源スイッチ
試験スタート
避雷器リセット
試験回路リセット
電源
避雷素子試験中表示器試験中合格
不合格
避雷器リセット
絶縁抵抗
耐電圧
振動
衝撃
外形寸法
外観色
ケース材質
質量
使用温湿度範囲
保存温度範囲内容
AC100V±10％(AC ケーブル接続) 4.2VA
1A (φ5.2×20mm)
バリスタの劣化確認 ･･･ 保護用バリスタに 1mA を流し、放電開始電圧確認
表示器のコイル導通確認
検出表示をリセットする(避雷素子の放電開始電圧検出及び表示器の導通確認合格後、避雷器リセット可能)
トグルスイッチ
角型プッシュスイッチ(緑)避雷素子試験及び表示器試験スタート
角型プッシュスイッチ(白)避雷素子及び表示器試験合格時のみ操作可能
角型プッシュスイッチ(赤)初期状態に戻す(合格・不合格表示消灯、内部回路のリセット)
φ10.0 ブラケットランプ(赤) 電源スイッチ ON で点灯
φ7.0 LED(緑)避雷素子試験中約 8 秒間点灯
φ7.0 LED(緑)表示器試験中約 4 秒間点灯
φ7.0 LED(緑)避雷素子及び表示器試験合格時点灯
φ7.0 LED(赤)避雷素子及び表示器試験不合格時点灯
φ7.0 LED(緑)
避雷器リセット中約 1 秒間点灯
電源端子-外箱間 10MΩ 以上 DC500V メガー
電源端子-外箱間 AC1500V 1 分間 50/60Hz
変位振幅ピークピーク値 4.0mm，16.7Hz、XYZ 方向 各 1 時間490m/s2 XYZ 正逆方向 各 3 回
横×縦×奥 292(348 取手含む)×189×135mm
フラットシルバー
アルミニウム
約 4kg-10～+55℃ ，5～90％RH (結露しないこと)-40～+70℃
AC ケーブル (2.0m)、本取扱説明書、鍵(トランク施錠用)

注(１) 避雷器リセット機能は、試験に合格しないと働きません。

1

UV-205-161

3. 取扱説明
3.1 各部の名称と機能表示器試験中 LED表示器試験中に約 4 秒間点灯します。

避雷素子試験中 LED
避雷素子試験中に約 8 秒間点灯します。

ヒューズホルダ
ヒューズ適用サイズ
φ5.2×20mm

補助電源端子
付属の AC ケーブルを接続します。

銘板
電源ランプ
電源スイッチが ON のとき点灯します。
AC100V

避雷器取付部
避雷器を避雷器固定レバーにて上部から押えて固定します。

誘導雷検出避雷器
試験装置

試験開始
電源スイッチON

試験手順

避雷器取付けTYPE

UV-2CHAUX.
SUPPLY

AC100V±10%50/60Hz

FUSE

1A

アース線の接続試験スタート
判定
合格

DATE

不合格

避雷素子試験中

電源

避雷器リセット
試験回路リセット表示器試験中避雷器取外し電源スイッチOFF

ON

試験終了
MADE IN JAPANTP-2907合格
電源スイッチ

リード線接続端子

避雷器固定レバー
避雷器を固定するのに使用します。

不合格

反射板
避雷器の表示を上部から確認することができます。
リード線接続端子取付の際に避雷器のアースリード線を接続する端子です。

OFF

避雷器リセット

試験スタート

避雷器リセット

合格 LED
試験合格時に点灯します。この LED が点灯時に避雷器リセットスイッチを押すと検出表示をリセットすることができます。

試験回路リセット

不合格 LED
避雷器に異常があった
場合点灯します。
避雷器リセット LED
避雷器リセット中約 1 秒間点灯します。

避雷器取付部

避雷器リセット
試験スタート
避雷器の表示を赤から黒へ
避雷器の合否判定
試験を開始します。 戻すときに使用します。
試験に合格した場合のみ機能します。

3.2 外形寸法図UV-2CH

2

試験回路リセット
内部試験回路の初期化を行います。
避雷器を取外す前に必ず押してください。また、試験中に押すと試験を中断することができます。

UV-205-161

3.3 避雷器取付・取外し手順(1) 取付方法① 避雷器固定レバーを上げ、避雷器の底面部にある 2 ヶ所の穴(図中 a,b)及び端子を避雷器取付部に合わせて取付けます。

避雷器(UV-2)

a② 避雷器固定レバーを下げ、避雷器を固定してください。
避雷器がしっかりと固定されます。

b③ 避雷器のアース端子を本器のリード線接続端子へ接続してください。
《注意》取付は、正しく確実におこなってください。
正しく取付されていないと正常に試験できないことがあります。
(2) 取外し方法① 本器のリード線接続端子へ接続されている避雷器のアース線を外してください。
② 避雷器固定レバーを上げ、避雷器を取外してください。
避雷器取付部

3.4 試験手順
右図に沿って試験を実施します。
① 電源スイッチ ON
電源スイッチを ON にしてください。このとき電源ランプが点灯することを確認してください。

試験開始①② 避雷器取付け、アース線の接続避雷器を 3.3(1)取付方法に従い、取付けてください。

電源スイッチON避雷器取付け②③ 試験スタート
避雷器を取付け後、試験スタートスイッチを押してください。
④ 判定
試験スタート後、自動で避雷器の合否判定を行います。
試験が終了すると合格または不合格 LED が点灯し、合否をお知らせします。
合格 LED 点灯時、避雷器は正常です。
この場合、⑤避雷器リセットへ進んでください。
不合格 LED 点灯時、避雷器は故障しています。
この場合、⑥試験回路リセットへ進んでください。
⑤ 避雷器リセット④にて合格と判断された避雷器の検出表示を赤から黒へ戻すことができます。
避雷器リセットスイッチを押し、検出表示をリセットしてください。
④にて不合格と判断された避雷器についてはリセットできません。

アース線の接続③試験スタート④

判定
合格⑤避雷器リセット⑥試験回路リセット⑦

避雷器取外し⑧電源スイッチOFF⑥ 試験回路リセット
避雷器を取外す前に必ずこのスイッチを押し、本器の初期化を行ってください。
⑦ 避雷器取外し⑥試験回路リセット後、3.3(2)取外し方法に従い避雷器を取リ外してください。
次の避雷器の試験を行うときは、②へ進んでください。
⑧ 電源スイッチ OFF電源スイッチを OFF にしてください。
⑦で避雷器取外し後、引き続き次の避雷器を取付けるときは OFF にする必要はありません。

3

試験終了

不合格

UV-205-161

4. 保守
4.1 保守(1) 本製品は電源回路にアルミ電解コンデンサを使用しています。コンデンサ容量漏れ防止のため、1 年に 1 度は電源を入れるようにしてください。
(2) アルコール系などの溶剤で銘板を拭きますと、表示事項が消えることがあります。
お手入れは乾いた布での乾拭き程度としてください。

4.2 故障時の対策原則として現品を引取り修理となります。故障と判断されたときは、当社または販売代理店へ連絡、修理を依頼してください。
なお、当社責任外の故障(製造上の責任が認められない場合、製品の分解･改造した場合、お客様の誤用等) につきましては、当社の保証対象外となります。

4.3 保証
本器の保証期間は納入後 1 年間です。保証期間内であっても、分解、改造や指定環境外でご使用された場合には、保証の対象外となります。

5. トラブルシューティング
現象
電源スイッチを ON しても電源ランプが点灯しない
避雷器リセットスイッチを押しても検出表示がリセットしない

推定
AC ケーブルが正しく接続されていない
ヒューズが切れている
機器の故障
合格 LED が点灯していない
正しく取付ができていない機器の故障処置AC ケーブルの接続確認
ヒューズの交換
機器の交換または修理試験条件の確認
取付状態の確認、再取付機器の交換または修理■ 注意事項① ご使用にあたり次の様な環境は避けてください。
衝撃・振動・腐食性ガス・塵埃・水・油・溶剤・直射日光・放射線・強電界・強磁界② 保管場所は周囲温度-40～+70℃，湿度 90％RH 以下で結露しない場所を選定してください。
③ 避雷器取付部には触れないでください。
④ 避雷器の取付は、正しく確実に行ってください。
正しく取付されていないと正常に試験できないことがあります。
⑤ 本器は直接日光が当りますと LED の点灯/消灯が分かりづらくなります。
⑥ 本器は上蓋が取り外し可能な構造となっています。上蓋が開いた状態で取手を持ちますと、上蓋が外れて落下し、破損する恐れがありますのでご注意ください。
■ 環境
下記指定環境外の場合は、保証期間内でも有償修理とさせて頂く事があります。
① 温度範囲：-10～+55℃以内 (保存温度は-40～+70℃)② 湿度範囲：5～90％RH 以内の場所③ 腐食性ガス(SO2/H2S 等)の発生する場所は避けてください。
④ 塵埃の発生する場所は避けてください。
⑤ 機械的な振動のある場所は避けてください。
⑥ 廃棄処分する場合は、産業廃棄物(不燃ゴミ)としてください。

本社 住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３
作成 2018/06/20

4Rev．B