PyroUSB
USB通信、mA出力を備えた放射温度センサ•••••••••••

高速、高精度な非接触温度センサ
非金属の測定に適した汎用センサ
スチール製ローラや他の多くの金属表面のような低温の反射材質に適した短波長タイプもあり付属のケーブルとソフトウェアを使用して、USB通信によるセンサ設定
最大/最小/平均/瞬時値、ピーク/谷値ホールド、反射エネルギー補正の設定
OPCサーバー機能
ステンレス製の密封筺体によるIP65対応
測定視野の選択
4-20mA出力
簡単なセンサ設定
充実したアクセサリー（オプション）

2線式4-20mA出力仕様

PyroUSBは、240msの優れた応答性で、-40～2,000℃の温度を測定できます。0-20mA出力、4-20mA出力を選択でき、多種な表示器、コントローラ、データロガーとの互換性を持ってます。

PyroUSB（汎用）電源
赤+-+黒（青）表示器/
コントローラ電源
赤+-+黒（青）表示器/
コントローラUSB
PC-

センサは、4-20mAケーブル、USBを接続することで動作します。USBケーブルは、センサ端がIP65対応コネクタとなってます。USBが未接続の場合は、IP65キャップにて接続部を保護します。

-青-

緑

PyroMini2.2（高温）は、45～2,000℃まで測定できます。金属のような反射面を測定する場合、汎用センサより適してます。
また、ガラスを通しての温度測定にも使用できます。

+電源+

PyroUSB（汎用）は、-40～1,000℃まで測定できます。紙、厚いプラスチック、医薬品、ゴム、アスファルト、塗装面などの高放射率材質の測定に適してます。

PyroUSBは、付属されているUSBケーブルとソフトウェアで、温度測定範囲、放射率、反射エネルギー補正、フィルタ値、最大/最小/平均/瞬時値、ピーク/谷値ホールドなどの設定や変更ができます。また、OPCクライアントとして、監視や調整ができます。その他の機能として、データ収集、アラーム、グラフ表示などがあります。

PyroUSB2.2（ 高温用 ）赤

波長選択は、測定材質やアプリケーションによって、選択できます。

表示器/コントローラ

黄電源赤+-青緑表示器/
コントローラ+黄USB
PC

全型式N/CUSB
PC

注意 ： センサは、ケーブルのシールド線、又は、センサ筺体のどちらかを1点で接地して下さい。

39.4
3.2

19.70.61000
距離[mm]

1532

118.1
8.5

3.90.6測定径[inc]

測定径[inc]

59.1

215
3000

1500

0.20.6155150100

距離[mm]TBPU-CF

59.1

118.1
5.3

2.40.6

TBPU-15-**-2.2

距離[inc]59.1

015

6000.6測定視野

3000
距離[mm]

15200

TBPU-25-**-2.2

PyroUSB（汎用）

PyroUSB2.2（高温）-40 ～ 1,000 ℃

45 ～ 2,000 ℃から選択（型式参照）

測定視野表を参照
4-20mA（温度に対してリニア出力）

出力設定方法55
3000

1500距離[mm]

※

放射率

0.3

1.215

7.5300100200距離[mm]

TBPU - xx - x
冷却
N = 冷却なし
C = エアパージカラー用
冷却／空冷アダプタ
測定視野15 = 15 : 1 発散光学系
30 = 30 : 1発散光学系
CF = 近焦点光学系（Φ 5mm/100mm）

4-20mA／0-20 mAの選択（温度に対してリニア出力）型式（ PyroUSB2.2 ）TBPU- xx - xx - 2.2 - x
冷却
N = 冷却なし
C = エアパージカラー用
冷却／空冷アダプタ
測定温度範囲LT = 45 ～ 300 ℃（TBPU-15のみ）
PT = 100 ～ 400 ℃（TBPU-15のみ）
MT = 250 ～ 1,000 ℃

240ms （90%応答）

波長2.0 ～ 2.6 μ m

8 ～ 14 µm

電源DC24V （最大DC26V）

センサへの最小印加電圧

DC6V

DC11V

HT = 450 ～ 2,000 ℃

900 Ω @ DC24V

最大ループインピーダンス
最大スパン

全温度範囲

最小スパン

100°C

測定視野
15 = 15 : 1 発散光学系（TBPU-15-LT、TBPU-15-PT)
25 = 25:1 発散光学系（TBPU-25-MT、TBPU-25-HT)
75 = 75:1 発散光学系（TBPU-75-MT、TBPU-75-HT)
CF = 近焦点光学系（Φ 7.5mm/500mm）（TBPU-CF-MT、TBPU-CF-HT）※

物体温度 ＞ Tmin （最低測定温度表を参照）

機械的仕様

最低測定温度
スチール鋼
Φ 25 mm x 106.5 mm
M20 x 1 mm ピッチ
175 g（ケーブル1mを含む）
1 m （オプションで延長可）
1m（TBPU-15-LT-2.2 のみ）アクセサリー（オプション）

使用環境動作湿度範囲

0.6

TBPU-CF-**-2.2

0.1 ～ 1.0

応答時間

保護等級
動作温度範囲39.4

TBPU-75-**-2.2

USB2.0に準拠したパソコン±1℃ 又は、 読込値の±1%±2℃ 又は、 読込値の±1%（どちらか大きい方）（どちらか大きい方）±0.5℃ 又は、 読込値の±0.5%（どちらか大きい方）

※

材質
寸法
取付ネジ
重量
ケーブル長
USBケーブル長

19.7型式（ PyroUSB ）測定温度範囲

再現性

距離[inc]
0D:S 75:1

135

1500

118.1
2.20.8

一般仕様

精度

200
距離[mm]

D:S 25:1

測定径[㎜]

測定径[㎜]

1501000
距離[mm]

距離[inc]
0D:S 15:1

1000.6

TBPU-30
距離[inc]0485000TBPU-15

PyroUSB2.2（高温）距離[inc]7.9測定径[inc]

500

03.9

測定径[㎜]

82

測定径[㎜]

480

D:S 30:1

測定径[㎜]

測定径[㎜]

D:S 15:11539.4

測定径[inc]

1.90.6

距離[inc]0

測定径[㎜]

19.7

測定径[inc]

距離[inc]0測定径[inc]

PyroUSB（汎用）

測定径[inc]

測定視野 測定距離（D）と測定径（S）比 （ D：S比 ）IP65
0 ～ 70 ℃ （高温測定の冷却アダプタ有）
95%RH以下（結露なきこと）＜代理店＞

グラフは、表面放射率（ε ）とセンサ温度（Ts）にて決定される最低測定温度（Tmin ）を示す。

FBL ： 固定取付金具
アナログ出力用延長ケーブル（最大30m）
PUCE ： PyroUSB 冷却なし用
PUCEHT ： PyroUSB WJ用
PU2.2CE ： PyroUSB2.2用
PWL ： PyroUSB用プラスチック保護窓
デュアルレーザー照準用取付金具
DLSBFL ：固定
DLSBAL ：可変

立山科学工業株式会社
富山事業所〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地

TEL 050-5535-5824

東京支社〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル6階

TEL 03-5256-0721

名古屋営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

TEL 090-5540-2435

大阪営業所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-600 大阪駅前第3ビル6階17号 TEL 050-5535-5824＜ホームページ＞ http://www.tateyama.jp■記載内容は、お断り無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜e-mailアドレス＞ module@tateyama.or.jp
2016.9 初版