PyroCube
高速応答、狭視野、LED照準を備えた放射温度センサ
タッチスクリーンユニット
TBPM030※••••••

高速応答 1ms（-F型）
測定温度 0 ～ 500 ℃
測定径 1.6mmと小さな対象物の測定に最適測定位置を示すLED照準を全型式で搭載
温度表示、データ記録、センサ／アラーム設定が可
能な多言語対応タッチスクリーンインターフェース
TBPM030（オプション）
紙、厚いプラスチック、食品、ゴム、電子部品、ケーブ
ル、セラミック、繊維、塗装面、金属、などの材質の表面温度を測定

PyroCube※TBPM030はオプションとなります。

PyroCubuセンサ
仕様

機械的仕様

測定温度範囲0 ～ 500 ℃
応答時間（95% 応答）-S型 ： 10 ms ～ 5 s-F型 ： 1 ms ～ 5 s
平準化機能で調整可
対象物への照準赤LED（全型式に標準装備）、測定位置の表示、ON/OFF切替可※1
精度※2

重量85 g（ケーブル除く）-S型 ： ± 3℃ 又は、1%（どちらか大きい方）-F型 ： ± 3.5℃ 又は、 1% （どちらか大きい方）※2
再現性-S型 ： ± 0.5 ℃-F型 ： ± 1 ℃
分解能-S型 ： ＜ 0.5 ℃-F型 ： ＜ 1.5 ℃（0 ～ 50 ℃）、＜ 0.7 ℃（50℃以上）
放射率
0.3 ～1.0（RS232C又は、タッチスクリーンで設定可）
測定視野
測定視野図を参照

電気的仕様
出力
アナログ出力 x 1、アラーム出力 x 1
アナログ出力4-20 mA（デフォルト設定）、 0-20 mA、 mV/℃
※2
又は、電圧
（RS232C 又は、タッチスクリーンで設定可）
アラーム出力※1
オープンドレイン（DC27V/0.2A ）電源・消費電流DC5 ～ 27 V、最大100 mA
デジタル通信RS232C Modbus RTU（アイソレーション無）

使用環境
保護等級
IP67
動作温度範囲0 ～ 50 ℃
保存温度範囲-15 ～ 70 ℃
動作湿度範囲30 ～ 85 %RH（結露なきこと）

表示
TBPM030タッチスクリーンユニット（オプション）で、センサ設定、データ記録、アラーム出力を設定できます。

LED照準とアラーム
センサ単体
LED照準（ON/OFF付）、又は、アラーム（オープンドレイン）は、共通接続端子であり、機能切換えをRS232Cで選択します。両方を同時に使用できません。
TBPM030と接続したセンサ
TBPM030で設定ができます。2系統のアラーム出力は、オープンドレインの代わりとなります。
※1

条件 ： 周囲温度 23 ± 5 ℃、放射率 1.0、平準化時間 50 ms※2
電圧出力 ： DC 0-1 V、DC 0-5 V, or DC 0-10
型式により選択（型式参照）

測定視野 測定距離（D）と測定径（S）比 （D：S比）

143510050距離[mm]

TBPCU-S1631870200距離[mm]TBPCU-S30

3.90.20.255.507.90.513100200

距離[inc]3.900.80.50.2133.5201000200

距離[inc]

距離[mm]

距離[mm]TBPCU-S557.9

測定径[inc]0.120

測定径[inc]0.70.2

距離[inc]
測定径[inc]7.9

測定径[㎜]

1.62.8

測定径[㎜]

00.550.06

距離[inc]0

測定径[㎜]

53.9

測定径[inc]

0.21.4

測定径[㎜]

測定径[㎜]

測定径[inc]

距離[inc]0TBPCU-F35

07.90.50.3

137020011.80.717300

距離[mm]TBPCU-F70

精度は、表示された最大距離まで有効

TBPM030 仕様

TBPM030 タッチスクリーンユニット
TBPM030（オプション）は、PyroCube用ユニットで、データ記録、アラーム、センサ設定の機能があります。
•••••

ディスプレー部
72 mm抵抗膜タッチTFT、320x240 ピクセル、バックライト付

温度の読取り大きな温度表示は、遠くからでも見やすく、アラーム状態では赤色に変わります。
温度履歴の記録
測定温度のグラフ表示とmicroSDカード（別売）でのデータ記録ができ、Excelと互換性のあるテキスト形式で保存されます。
センサの設定タッチスクリーンでセンサの設定ができます。
アラームの温度設定
2系統のアラームは、Hi、Lo、帯域、又は、エラーとして、個別設定できます。
アラーム状態が発生すると画面が赤くなり、内蔵のリレー出力（24V/1A）で、外部接続の警報装置なども制御できます。
高温物体の測定
オーブンや炉の外にセンサが配置されている場合、反射エネルギー補正を使用することで、対象物の温度を測定できます。

温度単位°C ／ °F
言語対応
日本語、英語、中国語
設定項目
表示温度、LED照準ON/OFF、パスワード、
日時（データ記録時）、ピークホールド 時間／減衰レベル、平準化時間、補正値（ゲイン/オフセット）、放射率、反射エネルギー補正、出力選択、出力温度範囲、エラー極性、アラーム選択（レベル、ヒステリシス）

出力仕様（TBPM030）
アナログ出力、リレー出力 x 2（DC24V/0.2A）
出力選択

最低出力値

出力精度（測定精度へ加算）

DC 0 ～ 1V

30 mV±1.5 mV

mV/℃

30 mV

±1.5 mV

0 ～ 20 mA

0.2 mA±0.02 mA

4 ～ 20 mA

4.0 mA±0.02 mATBPM030 データ記録仕様
記録媒体

設定項目

MicroSDカード（別売）、最大32GB（最小サンプル間隔1秒にて16年分のデータ保存）
1秒 ～ 1日 （設定可）
BR 1225 3 V x 1 （別売）
瞬間測定温度、ホールド温度、アラームイベント

サンプル間隔内部クロック電池
記録設定

データ記録： サンプル時間
サンプルNo.
開始時刻

アラーム記録 ： 発生時
アラーム発生間解除時

寸法図
PyroCubeセンサ
242448.5

ケーブル長2 m （標準）1718430

24.520
接続ケーブルΦ 7
出力コネクタ（TBPM030は不要）

拡張レンズ筺体
（-F型のみ）取付穴 Φ 3.5 x 2
ざぐり Φ 6、深さ 36

単線 AWG28～AWG20ネジ Φ 1.5以下

タッチスクリーンユニット TBPM030（オプション）

9886

タッチスクリーン面

取付穴 x 2（M4 皿ネジ）

36183664

19 - 2448単位[mm]

17 AF

PyroCube接続図（センサ単体）

PyroCube センサ

接続ケーブルDC3.3V
TXD

LED照準
入力

DGND

アラーム
出力
RXD

アナログ出力アナログ出力0 –0 1～V 1 V
0 –05～V 5 V～V10 V
0 –010mV/℃mV/℃～ mA
20 mA
4 –4 20出力コネクタ最小入力電圧
最小入力電圧5V 5 V8V 8 V
13V 13V
5V 5 V
V+（0.02Ax ループ
2V + 2(0.02Ax ループイン
インピーダンス[Ω]ピーダンス[Ω ]

～ mA
20 mA
0 –020

赤DC5 ～27 V
黄黒RXD
GND

SG橙

RS232C

TXD

白

アナログ
出力

LED照準又は緑負荷

R

紫AGND

※

アナログ
出力

DC2 ～27 V

青※照準とアラームの仕様を参照※

アラーム出力アクセサリー（オプション）

TBPM030 接続図

FBC ： 固定取付金具

レンズ保護カバー
PWC ： -S型
PWCF ： -F型

エアパージカラー
APC ： -S型
APC F ： -F型

エアレスダクトカバー
ADP ： -S型
ADPF ： -F型

NO2
COM2
NC2

NO1COM1
NC1

OPOP+
PWR+
PWR-赤黄黒橙白緑紫青

ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ
内部 GND
外部GND

アラームリレー x 2 （DC24V/1A）

電源
DC 5 ～ 27 V

ライトアングルミラー
RAM ： -S型
RAMF ： -F型

温度出力
0-20 mA

A

V

4-20 mAmV/℃
0-1 V DC
0-5 V DC
0-10 V DC

水冷アダプタWCJ ： -S型
WCJF ： -F型）

5m延長ケーブル（コネクタ接続）
PCMCE5

PyroCube センサ

型式
TBPCU - S16 -TBPM030

02M - 01V

PyroCubeセンサ用
タッチスクリーンユニット

電圧出力（オプション）
01V = 0 - 1 V DC
05V = 0 - 5 V DC
10V = 0 - 10 V DC
注意： 全型式にて、0-20 mA、4-20 mA、mV/℃のケーブル長
出力が標準仕様
02M = 2 m
05M = 5 m
10M = 10 m
応答時間、測定視野
S16 = 10ms応答、Φ 1.6mm／35mm
S30 = 10ms応答、Φ 3.0mm／70mm
S55 = 10ms応答、Φ 5.5mm／120mm
F35 = 1ms応答、Φ 3.5mm／100mm
F70 = 1ms応答、Φ 7.0mm／200mm
機種
TBPCU = PyroCubeセンサ＜代理店＞

立山科学工業株式会社
富山事業所〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地

TEL 050-5535-5824

東京支社〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル6階

TEL 03-5256-0721

名古屋営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

TEL 090-5540-2435

大阪営業所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-600 大阪駅前第3ビル6階17号 TEL 050-5535-5824＜ホームページ＞ http://www.tateyama.jp■記載内容は、お断り無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜e-mailアドレス＞ module@tateyama.or.jp
2016.9 初版