土 壌 Ｅ Ｃ ／ ｐ Ｆ 計
ＰＦＣ－ＦＣ－４２型用
ｐＦセンサ
ｐＦセンサ
取 扱 説 明 書

株式会社

藤原製作所

はじめに
この度は土壌ＥＣ／ｐＦ計 ＰＦＣ－４２型用ｐＦセンサをお求め頂きまして、有り難う御座います。このｐＦセンサはＰＦＣ－４２型専用の土壌用ｐＦセンサです。
測定したい土壌にｐＦセンサを設置しておき、測定時にＰＦＣ－４２型を接続すれば、ｐＦ値を直接読み取る事が出来ます。
あらかじめ空隙の大きさが分かっている多孔質のセラミックから適切な空隙の物を複数個揃え、土壌と接するように埋設します。すると毛細管現象により空隙の小さな物から準じ水が満たされて行きます。どの空隙のセラミックまで水が入ったかを測定する事によって、ｐＦ値を知る事が出来ます。
ｐＦセンサには標準タイプ（測定範囲：ｐＦ１．５～２．９）と、高ｐＦ用タイプ（測定範囲：ｐＦ２．５～３．９）の２種類があります。

・ ご使用の際には本取扱説明書と共に、ＰＦＣ－４２型の取扱説明書をよく読んで戴き、正しく、安全にご使用下さい。
・ 本取扱説明書は、実際に操作されるご担当者のお手元に有るよう、心がけて下さい。
・ ご不明な点や修理が必要な場合は、弊社、又は販売店にご連絡下さい。

取り扱い上の注意
・センサは分解分解しない
分解しないで下さい。故障の原因になる事があります。
しない
・高温
高温、避けて下さい。
高温、多湿、多湿、又は急激な急激な温度変化がある場所での使用、及び保管は避温度変化
けて・センサに強強い衝撃を衝撃を与えないで下さい。故障の原因になる事があります。
えない・センサのコードを強強く引っ張ったり、ねじったりしないったり ねじったりしないで下さい。
ねじったりしない
・ センサコネクタ
コネクタ部
本体から外さない
コネクタ部が濡れている時れている時は、ＰＦＣ－４２型本体
本体から電極コネクタを外からで下さい。

目

次ページ

・ はじめに・ 取り扱い上の注意……………………………………………………………

１（１）構成 ………………………………………………………………………
（２）各部の名称 ………………………………………………………………

１１１．構成と各部の名称………………………………………………………………………

２……………………………………………………………………………

４（１）ｐＦセンサの埋設 ………………………………………………………
（２）測定 ………………………………………………………………………

４６

２．動作確認３．測定……………………………………………………………

７…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

７７５．保守……………………………………………………………………………

８６．補用品…………………………………………………………………………

９７．仕様……………………………………………………………………………

９

４．測定の終了と保管（１）保管方法（２）保管場所

１． 構成と各部の名称（１）構成・標準タイプｐＦセンサ(線色線色：線色：灰色)
灰色
EL2124-KM 型

取扱説明書

・高ｐＦ用タイプ
高ｐＦセンサ(線色線色：線色：黄色)
黄色
EL2127-KM 型

取扱説明書（２）各部の名称
センサ支持管

センサ受感部
土壌に接して pF 値を測定する部分です。触らないようにして下さい。

センサコード(5m)

防水キャップ

コネクタ

ｺﾈｸﾀの防水用ｷｬｯﾌﾟです。動作

ﾒｰﾀ本体に接続する時は、PFC-42 型

確認時、測定時以外はｺﾈｸﾀに取説「4.準備」の「5.ｾﾝｻの接続」を被せ、水･埃が入らないようにご参照下さい。

しっかりと止めて下さい。

２．動作確認
注意：
注意：測定を測定を始める前める前に必ず動作確認を動作確認を行って下って下さい。
さい。
注意：
注意：高ｐＦセンサ
ｐＦセンサのセンサの動作確認の動作確認の場合は
場合は、ＰＦＣ－４２、ＰＦＣ－４２型取説
４２型取説「型取説「５－２．土壌ｐＦ
土壌ｐＦ測定ｐＦ測定」
測定」の「４．高ｐＦ仕様（５ｐＦ仕様センサ仕様センサ使用時センサ使用時の使用時の測定」
測定」（５－２２ペー２２ページページ）をご参照
をご参照のうえ
参照のうえ、のうえ、測定レンジをレンジを切り替えて下えて下さい。
さい。
① センサ受感部のセラミックが乾燥している状態で、センサの防水キャップを外し、メータ本体の２ch.にセンサを接続します。
メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を入れ、ｐＦ測定モードにして下さい。

② 標準センサの場合、表示値がｐＦ２．８～３．０である事を確認します。高ｐＦ
センサでは、ｐＦ３．８～４．０になります。確認できたら電源を一度切ります。

③ 次に水を入れた容器にセンサ受感部を約３０分浸します。

④ 「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を入れます。標準センサの場合、表示値がｐＦ１．２～１．５である事を確認します。
高ｐＦセンサでは、ｐＦ２．２～２．５になります。

2

⑤ メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を切り、メータ本体からセンサを外し、防水キャップを付けます。センサ受感部にティッシュペーパーを輪ゴム等で止め、セラミック受感部を乾燥させてから、測定時まで保管します。直ぐに土壌に埋設する場合は、乾燥作業を省いてもかまいません。

3

３．測定
注意：
注意：測定を測定を始める前める前に必ず動作確認を動作確認を行って下って下さい。
さい。
（１）ｐＦセンサの埋設① 水を入れた容器にｐＦセンサの受感部を浸して、セラミック受感部に水を充分満たしておきます。

② 移植ゴテ等で測定したい深さまで穴を掘ります。土壌表面に肥料などが残っている場
合、石や木屑など堅い物がある場合は、それぞれ取り除いて下さい。
注意：
注意：堅い土壌に土壌に直接センサ
直接センサをセンサを差したり、したり、センサ受感部
センサ受感部に受感部に石などが当などが当たると、たると、センサ受センサ受感部を感部を破損するおそれがあ破損するおそれがあります。
ります。

4

③ センサを埋設する穴に少量の純水を入れ、センサ受感部と土の密着を良くするようにします。

④ 埋設する穴にセンサを差し込みます。

⑤ 掘り起こした土をセンサの周りに少しずつ埋め戻します。なるべく均一に埋め戻して下さい。ときどき純水等を振りかけると、土が締まってセンサをしっかりと支持出来ます。

注意：
注意：コネクタ部
コネクタ部は直接地面に直接地面に置かず、かず、ブロックやブロックや木の枝等を枝等を用いて、いて、地面から地面から少から少し持ち上げておいて下げておいて下さい。
さい。コネクタ部コネクタ部を泥汚れから泥汚れから防れから防げます。
げます。
参考：検土丈やソイルオーガ等を用いてセンサを埋設する事も可能です。センサ支持管の外径が１８mm なので、直径１８mm の穴が開けられる検土丈やソイルオーガ等を使用して下さい。埋設する深さより２～３cm 浅い穴を開け、少量の純水を入れます。センサをゆっくり差し込み、最後に少し強く押し込んで所定の深さに埋設します。この場合、センサ受感部先端の土壌に石や礫等の有無がわかりません。充分注意して作業を行って下さい。

5（２）測定
注意：
注意：測定は測定はセンサをセンサを埋設して埋設して２４して２４時間経過２４時間経過してから時間経過してから行してから行うようにして下うようにして下さい。
さい。埋設後す
埋設後す
ぐは正ぐは正しい測定値
しい測定値が測定値が得られません。
られません。
① コネクタ部に水や泥等が付着している場合は、拭き取ります。センサの防水キャップを外し、コネクタをメータ本体の２ch.に接続します。

② メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を入れ、ｐＦ測定モードにします。標準タイプ、高ｐＦ用タイプによって、測定レンジを切り替えて下さい（ＰＦＣ－４２型取説「５－２２」ページご参照）。

③ リアルタイムに測定値が表示されます。測定値が安定した時点で数値を読み取って下さい。
④ 測定値をメモリする場合は、ＰＦＣ－４２型取説「６－３」ページの「２．データメモリ機能」をご参照下さい。
⑤ センサを複数本設置してある等、次のセンサの測定に移る時は、メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して、電源を切ります。メータ本体からセンサコネクタを外し、測定の終わったセンサの防水キャップを取り付けてから、次の測定に移って下さい。
⑥ データロギング測定を行う場合は、ＰＦＣ－４２型取説「５－１７」ページの「（２）データロギング測定」をご参照下さい。
注意：
注意：近い場所で場所で複数本の複数本のデータロギング
データロギング測定ロギング測定を測定を行うと、うと、センサがセンサが干渉し干渉し合い、測定値が不安定になります
不安定になります。になります。又、絶縁性のない絶縁性のない他のない他の測定器が測定器が近くにある場合くにある場合も場合も、測定値に影響を影響を与える事があります
があります。
ます。

6

４．測定の終了と保管測定が終了した時は、センサを土壌から掘り起こします。付着した土をスポンジ等で洗い落とし、水気を拭いて下さい。水を入れた容器にｐＦセンサの受感部を３０分程浸して、セラミック受感部に水を充分満たします。ｐＦセンサを水から引き上げ、受感部にティッシュペーパーを輪ゴム等で止め、セラミックを乾燥させます（セラミック受感部の洗浄になります）。セラミックがよく乾燥してから保管して下さい。
注意：
注意：センサコードやセンサコードやセンサ支持管
センサ支持管は支持管は汚れ（主に土）が徐々に付着して付着して取して取れなくなりますが、すが、薬品や薬品や金ブラシ等ブラシ等でムリにムリに汚れを落れを落とさないで下とさないで下さい。
さい。
注意：
注意：測定中圃場
測定中圃場に圃場にセンサコードをセンサコードを這わせていると、わせていると、動物に動物にコードをコードを囓られる事られる事があります。
ます。測定中や測定中や測定終了時に測定終了時に点検して点検して下して下さい。
さい。浅い噛み跡であればビニルテープであればビニルテープ等で補修して補修して下さい。
して下さい。

（１）保管方法
誤った保管方法は故障の原因になったり、センサの寿命を縮める原因になります。良好な状態で保管され、必要な時にいつでも使用できるように注意して保管して下さい。
① コネクタの防水防水キャップ
コネクタの汚れ防水キャップはキャップはコネクタにコネクタに取り付けたまま保管けたまま保管して下さい。
保管を防止できます。
② センサの汚れをよく落としてから保管して下さい。
③ センサ受感部は充分乾燥させてから保管して下さい。

（２）保管場所
次のような場所に保管して下さい。
・ 常温に近いところ
・ 直射日光の当たらないところ
・ 湿気の少ないところ
・ 振動のないところ
・ 塵、埃の少ないところ
・ 腐食性のガスのないところ
・ 水のかからないところ
注意：窓を閉め切った自動車内
った自動車内や自動車内や、直射日光の射日光の当たるところ、たるところ、冷暖房器具の冷暖房器具の近くなどは、
くなどは、変形、変形、変色、変色、故障の故障の原因になりますので原因になりますので、になりますので、そのような場所
そのような場所に場所に放置しないで放置しないで下しないで下さい。
さい。

7

５．保守
「２．動作確認」で表示値が上限値まで上がらなくなった、下限値まで下がらなくなった等、測定範囲にならなくなった時は、セラミック受感部への塩類等の目詰まりが考えられます。そのような時はセラミックセラミック受感部
セラミック受感部の受感部の温水洗浄を行って下さい。
温水洗浄① センサ受感部の黒い部分を初温７０℃位の温水（水道水で可）に浸して下さい。

② そのまま１時間位放置して下さい。温度が下がってきても、そのままにして下さい。

③ センサを水から引き上げ、水気を拭き取り、セラミック部にティッシュペーパーを輪ゴム等で止め、１晩放置します。

④ ①～③の作業を２～３回繰り返して下さい。

⑤ 上記の作業を行ってから「２．動作確認」を行って下さい。
注意：
注意：高ｐＦ用
ｐＦ用タイプのタイプのセンサのセンサの動作確認を動作確認を行う場合は場合は、セラミック受感部セラミック受感部を受感部をシリカゲル等に入れ、１晩放置して晩放置して充分乾燥して充分乾燥させてから充分乾燥させてから動作確認作業させてから動作確認作業を動作確認作業を行って下って下さい。
さい。
8

６．補用品
以下の補用品を準備しておくと、万一壊れたり無くなった場合に便利です。
① 土壌用ｐＦセンサ ＥＬ２１２４－ＫＭ型② 土壌用高ｐＦセンサ ＥＬ２１２７－ＫＭ型

７．仕様
製型

品

名 ： 土壌用ｐＦセンサ
式 ： 標準タイプ ＥＬ２１２４－ＫＭ型
高ｐＦタイプ ＥＬ２１２７－ＫＭ型
製 品 分 類 ： セラミックス電極式
測 定 範 囲 ： 標準タイプ ｐＦ１．５～２．９
高ｐＦタイプ ｐＦ２．５～３．９
分 解 能 ： ０．１ｐＦ
使 用 温 度 ： ０～５０℃
組合せ本体 ： ＰＦＣ－４２型
外 形 寸 法 ： センサ部 φ１８×２５０㎜
リード線 φ６、Ｌ＝５ｍ
センサ重量 ： 約３５０ｇ

910

株式会社 藤原製作所
本社〒114-0024 東京都北区西ヶ原１丁目４６番１６号
TEL.03-3918-8111
FAX.03-3918-8119
URL:http://www.fujiwara-sc.co.jp
E-mail:info@fujiwara-sc.co.jp
11