REGULATED DC HIGH-VOLTAGE
POWER SUPPLY

直流高圧安定化電源
MODEL: 502
ＩＧＢＴの採用で高速応答を実現。高安定度の直流電源。
Realization of high -speed response andh igh stab ility pow er su ppl y u sing IG BT
出力電圧安定度[5×10-5]以下の優れた性能を発揮する“直流高圧安定化電源”です。高圧発生部をモールド化し、絶縁性・耐久性に優れ、小型・省スペース化を実現。粒子の加速用、高電圧機器のリーク試験、耐圧試験、電力ケーブルの絶縁試験等の電源として、多様なニーズに幅広く対応します。また、苛酷な短絡にも十分対応できるよう、特別に短絡試験も行っています。

特長【ＩＧＢＴ採用】設定電圧に対する高速応答を実現。ノイズの発生を防止。
【高圧発生部をモールド化】従来比 1/5 の小型ボディ。
【出力電圧安定度】5×10-5 以下の高安定度。

“REGULATED DC HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY”
highlights excellent output voltage stability of less than
5×10-5. The HV generating part is molded, and highinsulation and durability are realized as well ascompactness. This model is widely applicable to various
needs as power supply for particle acceleration, leakage
test on high voltage equipment, withstanding voltage
test, insulation test on power cables, etc. A special
short-circuit test is also carried out in order to meet thesevere short-circuit fully.

FEATURES
Adoption of IGBT: Realization of high-speed response
to a preset voltage, and Noiseless.
Molded HV generating part: The compact body is
reduced to one-fifth size of former models.
Stable output voltage: High stability, Less than 5×10-5.

大容量から小容量まで高品質を実現した、モールドタイプの［直流高圧安定化電源］シリーズ。
REGULATED DC HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY SERIES, highlights super quality
not only for large capacity models but also for small capacity models.

用途

定格■一般耐圧試験用■インプラ装置■質量分析用■理化学機器用■粒子加速用■レーザー及びコンデンサ充電用

定電圧安定度 0.005%±0.5V 以下(入力または負荷の全変動に対して)リップル(r.m.s) 0.02%±0.5V 以下(定格最大負荷時)
経時変化 0.05%/8H、0.01％/H(30 分ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ後)
温度係数 0.005%/℃(定格出力電圧 25％～100％)
出力電圧 0～100%連続可変(10 回転ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ)極性 正又は負APPLICATIONRATING■Withstand voltage test
■Ion implantation■Mass analysis■Physical and chemical equipment■Acceleration of particles■Lasers and capacitor chargers

Voltage stability : 0.005%±0.5V or less(against all fluctuations in input and load)
Ripple(r.m.s.) : 0.02%±0.5V or less(at Max. load)
Stability :0.05%/8H 0.01％/H(after warm-up for 30 min.)Temperature coefficient :0.005%/℃(Output voltage 25% -100%)
Output voltage : 0-100% adjustable(Potentiometer with 10 revolutions)
Polarity : Positive or Negative

入力電源 1φ AC100V±10% 50/60Hz
保護装置 ショートおよびアークを含む過電流保護
指示計器 直流電圧計、直流電流計ﾌﾙｽｹｰﾙ、2.5 級
外部制御 ・ON/OFF 制御・電圧調整・電圧、電流ﾓﾆﾀｰ
動作環境 －20℃～＋50℃
保存温度 －40℃～＋85℃

Input power supply : 1φ AC100V±10% 50/60Hz
Protection devices :Protect against excessive current,
including short circuit and arc discharge.
Indicating instruments : DC voltmeter,
DC ammeter with full scales, Grade:2.5
External control : ON/OFF control,
voltage/current adjustment, current monitoringWorking environment : －20℃～＋50℃
Storage Temp. : －40℃～＋85℃

大容量シリーズ LARGE POWER series

小容量シリーズ SMALL POWER series

型式
Model

電圧
Voltage(kV)

電流
Current(mA)

型式
Model

電圧
Voltage(kV)

電流
Current(mA)

ＨＤＶ－２０Ｋ２５ＳＵ

２０２５

ＨＤＶ－２０Ｋ７.５ＳＵ

２０７.５

ＨＤＶ－３０Ｋ１６ＳＵ

３０１６

ＨＤＶ－３０Ｋ５ＳＵ

３０５

ＨＤＶ－４０Ｋ１２ＳＵ

４０１２

ＨＤＶ－４０Ｋ３.５ＳＵ

４０３.５

ＨＤＶ－５０Ｋ１０ＳＵ

５０

１０

ＨＤＶ－５０Ｋ３ＳＵ

５０３

ＨＤＶ－８０Ｋ５ＳＵ

８０５

ＨＤＶ－８０Ｋ１.５ＳＵ

８０１.５

ＨＤＶ－１００Ｋ３ＳＵ

１００３

ＨＤＶ－１００Ｋ１ＳＵ

１００１

名称13 4 29115612 13 14

8710NAME●寸法：W480mm×D450mm×H149mm●質量：18 ㎏●付属品：電源ケーブル・出力同軸ケーブル、各 3m

1入力電源スイッチ

MAIN. SW.

2内外制御切替ｽｲｯﾁ

LOCAL/REMOTE

3高圧 ON スイッチ

HV. ON

4高 圧 O F F /OC 表示・ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ

HV.OFF/OCR

5出 力 電 圧 計

OUTPUT V. METER

6出 力 電 流 計

OUTPUT I. METER

7出 力 電 圧 設 定

V. C

8過電流(定電流)設定

O. C (C.C)

9高 圧 出 力 端 子

OUTPUT

10

外 部 制 御 端 子

REMOTE. INTERFACE

11イ ン タ ー ロ ッ ク

IL. TERMINAL

12入力電源コネクター

INPUT

13ヒュ

ーズ

FUSE14接地

端子GND社〒278-0022 千葉県野田市山崎 2744 番 3
TEL：04-7123-0611(代) FAX：04-7123-0620〒615-8686 京都府京都市右京区梅津高畝町 47 番地
TEL：075-864-8912(代) FAX：075-864-8934

本関西支社●Dimensions :W480mm×D450mm×H149mm●Weight：18 ㎏●Accessories : Input power cable,Output coaxial cable(3 meters each)
出力ケーブル Output HV cable

営業品目●直流高圧安定化電源●高電圧パルス電源●瞬間大電流発生装置●インパルス電圧発生装置●高電圧プローブ●インバータパルス電源●高電圧試験装置●高電圧半導体スイッチ※改良により予告なしに仕様が変更される場合があります。 ※カタログの記載内容は 2015 年 4 月現在