九州⼤学

中央分析センター

Raman

IR
SEM
ICPMS

SPM

XPS

CENTER OF ADVANCED INSTRUMENTAL ANALYSISKYUSHU UNIVERSITY
2016

中央分析センター案内

目次------------------------------------------------------1
中央分析センターの趣旨と概要 -----------------------------2
案内図----------------------------------------------------3
測定室案内 -----------------------------------------------5
共同利用機器リスト----------------------------------------7
共同利用機器紹介（1）伊都キャンパス ---------------------13
共同利用機器紹介（2）筑紫キャンパス ---------------------21
装置利用の手引き ----------------------------------------28
関係委員及び職員 ----------------------------------------34
センター規則等 ------------------------------------------37- 1 -中央分析センターの趣旨と概要●センターの目的
科学技術の発展にともない、分析や構造解析に用いる各種機器分析装置や、特殊な研究用試料作製のための大型装置が欠かせなくなってきています。これらの装置はその性能が高度化するにつれて年々大型となり、各講座の予算で購入できる枠をはるかに超えるとともに維持運転も容易ではありません。そこで、共同利用装置として集中設置し、専従技術者を置いて有効に利用することが望まれます。また、近年では境界領域の研究が盛んに行われるようになり、共同利用の必要性はより一層強まっています。
本センターは、このような状況に鑑み、自然科学系分野の研究教育上必要な試料、あるいは物質の分析および特殊研究試料作製を行うための学内共同利用施設として、昭和 57 年 4 月 1 日に設置されました。
本センターは、下記の業務を行うことを目的とし、本学における高度の研究および教育態勢の一層の充実のために、逐年その機能を充実、強化していく予定です。
(1) 大型高性能の分析装置および測定装置を集中設置し、専従技術者の保守運転のもとにそれらの効率的共同利用をはかる。(共同利用)(2) 依頼に応じた迅速かつ確実な分析および測定を行い、データを提供する。(分析サービス)(3)

高度な分析および試料の作製に関する研究と指導、教育を行う。(研究および教育)●センターの概要
センターの共同利用装置としては、センター (筑紫地区) には状態解析機器を中心に、例えばⅩ線光電子分光
分析装置、オージェ電子分光分析装置、赤外分光分析装置、4 軸型自動Ⅹ線回折計、集中法粉末Ⅹ線回折計、光交流法比熱測定装置、超伝導核磁気共鳴装置、超高圧物性測定装置などの 43 装置が、また伊都地区（分室）には表面観察機器を中心に、例えば多様な走査型電子顕微鏡群、超伝導核磁気共鳴吸収装置、ICP 質量分析装置などの54 装置が所管および登録されています。さらにこれらの多くの機器は学内外に広く共同利用に供されています。
今後、さらに各種の装置を整備充実する予定です。
また、センター報告、センター案内、センターニュースなどの発行や関連図書の整備によって利用者への情報を提供して共同利用の円滑化を促すとともに、高度な分析や試料作製法に関する講演会あるいは講習会を随時開
催しています。

●センターの事業(1)

分析装置および試料作製装置などの共同利用
当センターでは、センター所管および各部局から登録された分析装置や試料作製装置などの利用依頼に応じています。利用方法については 10 ページを御覧下さい。
(2) 分析および試料作製などの相談分析および試料作製などに関する質問や相談に応じる窓口を開設しています。
(3) 講習会、講演会、研究会などの開催
学内、学外の講師を迎え、分析化学、機器分析、試料作製などに関連した諸問題について講習会、講演会、研究会などを随時開催しています。
(4) 図書、スライドなどの閲覧および貸出
14 ページに示すような分析化学、機器分析に関する便覧、データ集、分析化学教育スライドなどを常備し、閲覧および貸出に応じています。
(5) センターニュース、センター報告、センター案内の発行
センターニュースは年 4 回発行し、新規の分析装置および試料作製装置などの紹介のほか、 センターの事業についての最新の情報を掲載しています。
センター報告は、年 1 回発行し、機器分析の進歩に関する総説やセンター利用者などによる研究成果を掲載しています。
センター案内は適宜発行し、センター所管および登録機器やその利用方法などセンターの全般的な運営に関する事項を掲載しています。

●センターの配置と建物
センターの建物（面積 1,340m2、3 階建）は、筑紫地区の大学院総合理工学研究院 C 棟の南西側にあり、24 室から構成されています。また伊都地区（分室）は、ウエスト 3 号館工学系研究教育棟Ⅲ(伊都地区、面積 393m2）
内にあり、15 室から構成されています。

- 1 -

案内図

【筑紫キャンパス】○JR 鹿児島本線・・・「大野城駅」下車 徒歩５分
○西鉄大牟田線・・・「白木原駅」下車 徒歩１５分○九州自動車道・・・太宰府インターから１０分

【伊都キ

ャンパス】
- 1 -

○JR 筑肥線・・・「九大学研都市駅」下車→昭和バス「九大工学部前」行きに乗車（約２０分）○博多駅 A 停留所から直行バス・・・西鉄バス（急行）「九大伊都キャンパス（工学部前）」行きに乗車（約５０分）

中央分析センター(伊都分室)

中央分析センターは筑紫キャンパスと伊都キャンパスに設置されています。目的にあった装置をご都合の良いキャンパスで使用することが可能です。

【中央分析センター】〒816-8580 春日市春日公園 6-1
TEL： 092-583-7870（ダイヤルイン）
FAX： 092-593-8421
ホームページアドレス【中央分析センター伊都分室】〒819-0395 福岡市西区元岡 744 番地
TEL： 092-802-2857（ダイヤルイン）
FAX： 092-802-2858

http://bunseki.kyushu-u.ac.jp/bunseki/- 2 -- 3 -

伊都分室測定室案内（ウエスト３号館 工学系研究教育棟Ⅲ）
1階
101

102

103

104

105

106-2

106-3

(SEM1)(SEM2)(SEM3)(SEM4)(ICP-MS)(SEM5)

106-4

107

108

106-1

2階
201
(DSC・
TG/DTA・
AFM・
XrayCT)

202

203

204

205

206

207-2

207-3

(XRD)

(XRF)

(X-Ray)(IR)(Raman・(SEM6)(SEM7)２階(NMR)

AutoSE)207-1

階 部屋番号

１
階

110

名称

装置名（型式）

内線

101

機器分析室 A

7573

102

機器分析室 B (SEM)

103

機器分析室 C (SEM)

104

機器分析室 D (SEM)

105

機器分析室 E (SEM)

106-2

機器分析室 F (ICP-MS)

106-3

機器分析室 F (SEM)

超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡(SU8000)

7578

106-4

機器分析室 F

ドラフト

7578

107

機器分析室 G

分析相談窓口・教員室

2857

108

機器分析室 H

事務室・図書室・複写室

7579

110

実験室 A

201

機器分析室 I202

機器分析室 J (XRD)

203

機器分析室 K (XRF)

204

機器分析室 L (X-ray)

205

機器分析室 M (IR)206

機器分析室 N (Raman)

207-1～3

機器分析室 O (SEM)

低真空高感度走査電子顕微鏡(SU3500)
大気圧走査電子顕微鏡(AeroSurf1500)
低真空分析走査電子顕微鏡(SU-6600)
フラットミリング装置(IM-3000)・イオンミリング装置(E-3500)
超高分解能走査型電子顕微鏡(S-5200)【管理】 林研究室

電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-6701F)
イオンコーティング装置(JFC-1600)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent7500c)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent7700x)超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECX500)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECZ400S)
熱分析（EXSTAR7000)・ドラフト
高分解能 3 次元 X 線 CT システム(SKYSCAN1172)
走査型プローブ顕微鏡(DimensionIcon)・ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡(OLS4000)
粉末Ｘ線回折装置(MultiFlex)
全自動水平型多目的 X 線回折装置(SmartLab)
エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置(EDX-7000)
Ｘ線分析顕微鏡(XGT5000)
単結晶高速Ｘ線構造解析装置(SMART APEX COD システム)【管理】 久枝研究室
フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-620)
マルチチャンネル赤外顕微鏡システム
顕微レーザーラマン分光装置(LabRAM ARAMIS)
自動薄膜計測装置(Auto SE)
走査型電子顕微鏡(SS-550)・電子線 3 次元粗さ解析装置(ERA-8900)
イオンコーティング装置(JFC-1600)・カーボンコータ(SC-701C)

注）研究室管理の部局管理装置のうち分析センター内に設置されている機器を含む
- 4 -

7574
7575
7576
7577
7578

2897
7580
7581
7581
7582
7583
7584
7585

【共同利用機器リスト】【学内用】共同利用機器一覧及び利用経費
管理部局
中央分析
センター

設置
地区
伊都

筑紫

装置名

設置場所

走査型電子顕微鏡(SS-550)
電子線 3 次元粗さ解析装置(ERA-8900)
低真空高感度走査電子顕微鏡(SU3500)
大気圧走査電子顕微鏡(AeroSurf1500)
超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡(SU8000)
低真空分析走査電子顕微鏡(SU6600)
電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-6701F)
粉末Ｘ線回折装置(MultiFlex)
全自動水平型多目的Ｘ線回折装置(SmartLab)
エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDX-7000）
Ｘ線分析顕微鏡(XGT-5000)
高分解能 3 次元 X 線 CT システム
(SKYSCAN1172)
フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-620)
マルチチャンネル赤外顕微鏡システム
顕微レーザーラマン分光装置(ARAMIS)
自動薄膜計測装置(Auto SE)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent 7500c)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent 7700x)
示差熱熱重量同時測定装置(TG/DTA7300)
高感度示差走査熱分析装置(X-DSC7000)
高温型示差走査熱分析装置(DSC6300)
走査型プローブ顕微鏡(DimensionIcon)
3Ｄ測定レーザー顕微鏡(OLS4000)
フラットミリング装置(IM-3000)
イオンミリング装置(E-3500)
イオンコーティング装置(JFC-1600)
イオンコーティング装置(JFC-1600)
イオンスパッタ（MC1000）
カーボンコータ(SC-701C)
オスミウムコータ（HPC-1SW）
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECZ400)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECX500)
超高感度示差走査熱量計(DSC6100)
高感度示差走査熱量計(DSC6220)
オージェ電子分光分析装置(JAMP7800F)
X 線光電子分光分析装置(AXIS165)
蛍光 X 線分析装置(PV9500)
四軸型自動 X 線回折計(CAD4)
光交流法比熱測定装置(ACC-1)
超伝導核磁気共鳴装置(Varian INOVA)
粒型測定システム(ELSZ-OS)
顕微赤外分光分析装置(MFT-2000)
赤外分光分析装置(FTIR4200 & IRT5000)
原子間力顕微鏡(Nano ScopeⅢa)
走査型プローブ顕微鏡(5500SPM)
超高圧物性測定装置
雰囲気中液体急冷装置(OH-SI)
高周波 2 極スパッタ装置(SPF-210HRF)

- 7 -

装置担当者
（内線）

分析依頼料金

利用料金

（円/件）

（円/時間）

W3-207
W3-207
W3-102
W3-1026,700
12,300
7,000
6,300

1,100
1,100
1,600
1,500

W3-10618,0003,200

W3-103W3-105
W3-202W3-202

14,0008,500
5,500
11,000

3,000
1,900
900
2,500

W3-203

4,300

2,600

W3-203

4,800

1,400

W3-201

26,0002,200

W3-205
W3-205
W3-206
W3-2064,600
9,000
16,000
5,000

700
2,900
5,000
900

W3-106

6,400

3,500

W3-106

8,500

5,600

W3-201W3-201W3-201W3-201W3-201
W3-103W3-103W3-105
W3-207
W3-102W3-207
W3-102
W3-110W3-110
中分-306
中分-307
中分-104
中分-103
中分-204
中分-205
中分-204
中分-102
中分-306
中分-306
中分-306
中分-201
中分-201
中分-207
中分-107
中分-107

11,00011,00011,00013,000
9,500
－
－
1,100
1,100
2,300
2,000
5,000
4,900
9,800
23,60023,20098,10010,9006,400
12,300
4,300
2,500

1,800
1,800
1,800
2,500
2,100
1,100
1,100
700
700
1,500
1,600
5,800
1,100
1,500
3,000/件
2,000/件
1,500/件
3,800/件
1,100/件
520/件
1,700/件
1,500/件
12,000/件
2,200/件
1,500/件

渡辺助教(90-2857)

三浦助教（93-7214）

工学
研究院

農学
研究院

伊都

箱崎

ラバープレス(W-R/P)
エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置(EDX-800)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(AV300M)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(AVANCE500)
単結晶高速Ｘ線構造解析装置(SMART APEX CCD ｼｽﾃﾑ)

中分-107

1,700

600/件

中分-207

3,800

1,800

1,500
1,500

1,100
940

36,0003,200

高性能Ｘ線光電子分光解析装置(ESCA5800)

W3-112

24,0002,200

レーザーラマン分光光度計(NRS-3100KK)

W3-1144,900/時間

2,300

超高分解能走査型電子顕微鏡(S-5200)

W3-104－1,700

レーザーラマン分光光度計(NRS-2000)
紫外・可視・近赤外分光光度計(SolidSpec-3700DUV)
近赤外蛍光分光装置(NanoLOG-EXT)
全自動水平型多目的 X 線回折装置(SmartLab)

W3-114

－

3,300

－

1,200

－
－

1,000
2,300

動的二次イオン質量分析装置

W3-21256,000－原子吸光分光光度計(AA-7000)

W3-512－6,300

磁化率測定装置(MPMS-XL7TZ)

CE61-102－540

差動型高温示差熱天秤(TG-DTA2020SA)

W2-1001－2,900

電界放出型走査電子顕微鏡(S-4300SE）

EN41-105－

2,000

10,000

－

2,100

－

10,00010,000

1,800
1,800

－

1,500

－

250

-

7,400/件-

2,000/件

-

850/件

-

4,000/件-

1,500/件-

1,500/件-

1,500/件-

7,000/件
20,000/件-

8,400/件

47,000--5,000/件

次世代シーケンサー
筑紫

W3-204高速液体クロマトグラフ質量分析計(LCMS-IT-TOF)
レーザーイオン化飛行時間質量分析装置(AXIMA-CFR plus)
セルアナライザー Sony EC800
セルソーター Sony SH800
共焦点・超解像顕微鏡

総合理工
学研究院

W3-109
W3-109

MiSeq

産学連携
センター

筑紫

農 4-108

農 7-209

農 7-209

ICP 発光分析装置(SPS1700HVR)

中分-307

表面形状測定装置(DEKTAK3)

中分-202

レーザーラマン分光光度計(NRS-2000)

中分-307

電界放射走査型電子顕微鏡(JSM-6340F)

中分-201

蛍光寿命測定装置

総理工
A-405
総理工
C-206

レーザーラマン分光装置(Nanofinder 30)
筑紫

W3-612
W3-115農 5201-3

TCS SP8 STEDFT ラマンシステム
偏光変調高感度反射フーリエ赤外分光
システム
X 線回折計(Rigaku RINT2200)
蛍光 X 線分析装置(Rigaku ZSX-miniX)

応用力学
研究所

W3-115EPMA 電子マイクロアナライザー
真空紫外分光光度計(VUV-2000)

- 8 -

総理工
C-107
総理工
C-203
応力研材
料実験棟
EPMA 室産学ｾﾝﾀｰ
4F

小野助教(90-2830)
山田准教授(90-2832)
森川助教(90-2834)
榎本准教授(90-2860)
白木助教(90-2841)
藤ヶ谷准教授(90-2842)
田中教授(90-2878)
久保田助教(90-2808)
稲垣助教(90-3522)
小宮助教(90-3431)
森川助教(90-2952)
赤坂技術職員（99-2899）
松永技術職員（99-2851）
鵜木技術職員（99-2896）
奥川技術職員（99-2861）
河村技術職員（99-2822）
永長准教授(93-7525)
大瀧教授(93-8835)
橋爪准教授(93-7544)
島ノ江教授(93-7876)

藤田准教授(93-7531)
永長准教授(93-7525)
吾郷准教授(93-7817)
松原技術職員(93-7760)
藤野教授(93-8773)

先導物質
化学研究
所

筑紫
先導研
南-209

透過型電子顕微鏡(JEOL JEM-2100XS)
核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA600)
固体高分解能核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA400)
核磁気共鳴装置(JEOL JNM-LA400)

NMR
解析棟
先導研
南-401
先導研
南-215

電子共鳴装置(JEOL JES-FA200)
二重収束質量分析計(JMS-700)
コールドスプレーイオン化飛行時型
質量分析装置(JMS-T100CS)

先導研
南-401

超高輝度 CCD 単結晶 X 線構造解析装置(Varimax (Mo))
X 線単結晶構造解析装置(R-AXIS RAPID(Cu))
マトリックス支援レーザー脱離イオン化
飛行時間型質量分析計(JMS-S3000)
超強力単結晶構造解析システム(FR-E+)
高輝度広角 X 線回折システム薄膜解析部(RINT-TTRⅢ)
高輝度広角 X 線回折システム熱量同時評価部(SmartLab)
高分解能小角散乱装置(NANOSTAR)
伊都

比較社会
文化研究
院

西 技術補佐員(93-8898)
田中（雄）
技術職員
(93-8898)
松本技術職員(93-8898)

先導研
南-215
先導研
北-421

権藤技術職員(93-8898)

先導研
北-205

CE41-107

高分解能二重収束質量分析装置(JMS-700)

CE41-110

Ｘ線回折装置(RINT-2100V)

比文・
言文-702- 9 -出田技術職員(93-8898)

先導研
北-421

超高感度測定用 NMR 装置(AVANCEⅢ 600)

伊都

梅津技術職員田中（雄）技術職員(93-8898)

松本技術職員(93-8898)

矢沢技術職員（90-6214）
岡崎技術職員（90-6219）
桑原准教授（90-5654）

25,000

-

7,700

-

22,000

-

1,100

-

4,500

1,900/件

4,500

-

3,200

-

53,000-42,000

-

3,100

-

41,000-20,000-27,000-33,000

-

6,900

840

4,600

－

3,700/件

24,000【学外用】共同利用機器一覧及び利用経費
管理部局
中央分析
センター

設置
地区
伊都

筑紫

装置名

設置場所

走査型電子顕微鏡(SS-550)
電子線 3 次元粗さ解析装置(ERA-8900)
低真空高感度走査電子顕微鏡(SU3500)
大気圧走査電子顕微鏡(AeroSurf1500)
超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡(SU8000)
低真空分析走査電子顕微鏡(SU6600)
電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-6701F)
粉末Ｘ線回折装置(MultiFlex)
全自動水平型多目的Ｘ線回折装置(SmartLab)
エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDX-7000）
Ｘ線分析顕微鏡(XGT-5000)
高分解能 3 次元 X 線 CT システム
(SKYSCAN1172)
フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-620)
マルチチャンネル赤外顕微鏡システム
顕微レーザーラマン分光装置(ARAMIS)
自動薄膜計測装置(Auto SE)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent 7500c)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent 7700x)
示差熱熱重量同時測定装置(TG/DTA7300)
高感度示差走査熱分析装置(X-DSC7000)
高温型示差走査熱分析装置(DSC6300)
走査型プローブ顕微鏡(DimensionIcon)
3Ｄ測定レーザー顕微鏡(OLS4000)
フラットミリング装置(IM-3000)
イオンミリング装置(E-3500)
イオンコーティング装置(JFC-1600)
イオンコーティング装置(JFC-1600)
イオンスパッタ（MC1000）
カーボンコータ(SC-701C)
オスミウムコータ（HPC-1SW）
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECZ400)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECX500)
超高感度示差走査熱量計(DSC6100)
高感度示差走査熱量計(DSC6220)
オージェ電子分光分析装置(JAMP7800F)
X 線光電子分光分析装置(AXIS165)
蛍光 X 線分析装置(PV9500)
四軸型自動 X 線回折計(CAD4)
光交流法比熱測定装置(ACC-1)
超伝導核磁気共鳴装置(Varian INOVA)
粒型測定システム(ELSZ-OS)
顕微赤外分光分析装置(MFT-2000)
赤外分光分析装置(FTIR4200 & IRT5000)
原子間力顕微鏡(Nano ScopeⅢa)
走査型プローブ顕微鏡(5500SPM)
超高圧物性測定装置
雰囲気中液体急冷装置(OH-SI)
高周波 2 極スパッタ装置(SPF-210HRF)- 10 -

装置担当者（内線）

分析依頼料金

利用料金

（円/件）

（円/時間）

W3-207
W3-207
W3-102
W3-1026,700
15,000
8,800
7,500

1,100
3,000
3,000
2,600

W3-10621,0005,700

W3-103W3-105
W3-202W3-202

19,0009,500
5,500
13,000

9,300
2,800
900
4,200

W3-203

4,600

3,500

W3-203

4,800

1,400

W3-20142,0004,900

W3-205
W3-205
W3-206
W3-2064,600
9,800
25,000
6,000

700
4,200
10,2002,000

W3-106

6,400

3,500

W3-106

8,600

7,300

W3-201W3-201W3-201W3-201W3-201
W3-103W3-103W3-105
W3-207
W3-102W3-207
W3-102
W3-110W3-110
中分-306
中分-307
中分-104
中分-103
中分-204
中分-205
中分-204
中分-102
中分-306
中分-306
中分-306
中分-201
中分-201
中分-207
中分-107
中分-107

14,00014,00014,00015,000
9,900
－
－
1,100
1,100
2,400
2,100
5,000
6,600
12,00088,00029,00099,00014,00014,00013,000
4,500
2,900

3,000
3,000
3,000
3,800
2,500
1,600
1,600
700
700
1,500
1,800
5,900
－
－
4,900/件
3,100/件
29,500/件
22,300/件
4,800/件
394,000/件
9,000/件
18,600/件
1,200/件
1,000/件
3,300/件
4,200/件
24,000/件
3,200/件
1,300/件
2,800/件

渡辺助教(90-2857)

三浦助教（93-7214）

工学
研究院

農学
研究院

伊都

箱崎

ラバープレス(W-R/P)
エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置(EDX-800)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(AV300M)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(AVANCE500)
単結晶高速Ｘ線構造解析装置(SMART APEX CCD ｼｽﾃﾑ)

中分-107

1,800

620/件

中分-207

3,800

1,800

－
－

－
－

－

－

高性能Ｘ線光電子分光解析装置(ESCA5800)

W3-112－－

レーザーラマン分光光度計(NRS-3100KK)

W3-1144,900/時間

2,300

超高分解能走査型電子顕微鏡(S-5200)

W3-104－1,700

レーザーラマン分光光度計(NRS-2000)
紫外・可視・近赤外分光光度計(SolidSpec-3700DUV)
近赤外蛍光分光装置(NanoLOG-EXT)
全自動水平型多目的 X 線回折装置(SmartLab)

W3-114

－

－

－

1,900

－
－

－
－

動的二次イオン質量分析装置

W3-21256,000－原子吸光分光光度計(AA-7000)

W3-512－－磁化率測定装置(MPMS-XL7TZ)

CE61-102－540

差動型高温示差熱天秤(TG-DTA2020SA)

W2-1001－2,900

電界放出型走査電子顕微鏡(S-4300SE）

EN41-105

－

－

－

－

－

－

12,00016,000

2,600
4,600

－

－

－

－

-

7,400/件---

6,200/件-

4,000/件

-

-

-

-

-

-

高速液体クロマトグラフ質量分析計(LCMS-IT-TOF)
レーザーイオン化飛行時間質量分析装置(AXIMA-CFR plus)
セルアナライザー Sony EC800
セルソーター Sony SH800
共焦点・超解像顕微鏡
次世代シーケンサー

総合理工
学研究院

筑紫

MiSeq

筑紫

W3-612
W3-115

農 4-108

農 7-209

ICP 発光分析装置(SPS1700HVR)

中分-307

表面形状測定装置(DEKTAK3)

中分-202

レーザーラマン分光光度計(NRS-2000)

中分-307

電界放射走査型電子顕微鏡(JSM-6340F)

中分-201

蛍光寿命測定装置

総理工
A-405

FT ラマンシステム
偏光変調高感度反射フーリエ赤外分光
システム

総理工
C-206

レーザーラマン分光装置(Nanofinder 30)

産学連携
センター

W3-115

農 7-209

蛍光 X 線分析装置(Rigaku ZSX-miniX)

筑紫

W3-204農 5201-3

TCS SP8 STEDX 線回折計(Rigaku RINT2200)

応用力学
研究所

W3-109
W3-109EPMA 電子マイクロアナライザー
真空紫外分光光度計(VUV-2000)- 11 -

小野助教(90-2830)
山田准教授(90-2832)
森川助教(90-2834)
榎本准教授(90-2860)
白木助教(90-2841)
藤ヶ谷准教授(90-2842)
田中教授(90-2878)
久保田助教(90-2808)
稲垣助教(90-3522)
小宮助教(90-3431)
森川助教(90-2952)
赤坂技術職員（99-2899）
松永技術職員（99-2851）
鵜木技術職員（99-2896）
奥川技術職員（99-2861）
河村技術職員（99-2822）
永長准教授(93-7525)
大瀧教授(93-8835)
橋爪准教授(93-7544)
島ノ江教授(93-7876)

藤田准教授(93-7531)-

7,000/件

総理工
C-107

永長准教授
(93-7525)-

20,000/件

総理工
C-203
応力研材
料実験棟
EPMA 室産学ｾﾝﾀｰ
4F

吾郷准教授(93-7817)-

8,400/件

松原技術職員(93-7760)

47,000

-

-

-

藤野教授
(93-8773)

先導物質
化学研究
所

筑紫
透過型電子顕微鏡(JEOL JEM-2100XS)

先導研
南-209

核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA600)
固体高分解能核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA400)
核磁気共鳴装置(JEOL JNM-LA400)

NMR
解析棟
先導研
南-401
先導研
南-215

電子共鳴装置(JEOL JES-FA200)
二重収束質量分析計(JMS-700)
コールドスプレーイオン化飛行時型
質量分析装置(JMS-T100CS)

先導研
南-401

超高輝度 CCD 単結晶 X 線構造解析装置(Varimax (Mo))
X 線単結晶構造解析装置(R-AXIS RAPID(Cu))
マトリックス支援レーザー脱離イオン化
飛行時間型質量分析計(JMS-S3000)
超強力単結晶構造解析システム(FR-E+)
高輝度広角 X 線回折システム薄膜解析部(RINT-TTRⅢ)
高輝度広角 X 線回折システム熱量同時評価部(SmartLab)
高分解能小角散乱装置(NANOSTAR)
伊都

比較社会
文化研究
院

西 技術補佐員(93-8898)
田中（雄）
技術職員
(93-8898)
松本技術職員(93-8898)

先導研
南-215
先導研
北-421

権藤技術職員(93-8898)

先導研
北-205

CE41-107

高分解能二重収束質量分析装置(JMS-700)

CE41-110

Ｘ線回折装置(RINT-2100V)

比文・
言文-702- 12 -

出田技術職員(93-8898)

先導研
北-421

超高感度測定用 NMR 装置(AVANCEⅢ 600)

伊都

梅津技術職員田中（雄）技術職員(93-8898)

松本技術職員(93-8898)

矢沢技術職員（90-6214）
岡崎技術職員（90-6219）
桑原准教授（90-5654）

25,000

-

7,700

-

22,000

-

1,100

-

4,500

1,900/件

4,500

-

3,200

-

53,000-42,000

-

3,500

-

132,000-

23,000-42,000-83,000

-

6,900

840

8,400

－

3,700/件

24,000【共同利用機器紹介（1）伊都キャンパス】
110 室
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECZ400)
導入年：2016 年 (日本電子株式会社)
溶液試料について核磁気共鳴吸収を高分解能で測定する（使用周
波数 400MHz:1H）。最新のデジタル技術と高周波技術で開発された装置であるため、従来装置に比べて安定した高精度、高感度の測定が可能である。指定の講習会参加者だけが自身で測定可能である。多核測定、温度可変測定等に対応している。
NMR 試料管は先端が破損しているものなどは使用しないこと。

110 室
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECX500)
導入年：2015 年 (日本電子株式会社)
溶液試料について核磁気共鳴吸収を高分解能で測定する（使用周波数 500MHz:1H）最新のデジタル技術と高周波技術で開発された装置であるため、従来装置に比べて安定した高精度、高感度の測定が可能である。DOSY 法など最先端のアプリケーションに対応している。
Delta データ処理ソフトはフリーダウンロードが可能（JEOL
RESONANCE ホームページ参照）。

102 室
低真空高感度走査電子顕微鏡 （SU3500）
導入年： 2015 年（株式会社日立ハイテクノロジーズ）
試料表面の形態を観察する装置である。
[分解能] 3nm (30 kV)、 [加速電圧] 0.3～30kV、[試料ｻｲｽﾞ] 130mm 径まで全領域観察可能、[電子銃] ﾌﾟﾘｾﾝﾀｰﾄﾞ W ﾍｱﾋﾟﾝﾌｨﾗﾒﾝﾄ。非導電性試料の観察には導電処理して高真空で観察、前処理せずに低真空観察、あるいは低加速高真空観察が選択できる。高感度低真空検出器を搭載しているため、低真空観察において反射電子像と同時に試料最表面の微細構造観察が可能である。ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型Ｘ線分析装置を付属しており、試料の観察と同時に元素分析が可能。検出元素範囲；B～U。
導電処理用にイオンスパッタ（MC1000, ﾀｰｹﾞｯﾄ Pt）とオスミウムコータ（HPC-1SW）を設置している。

- 13 -

102 室
大気圧走査電子顕微鏡 （AeroSurf1500）
導入年： 2016 年（株式会社日立ハイテクノロジーズ）
含水試料もそのまま大気圧下で SEM による表面観察が可能。低真空から大気（数 Pa～105Pa）の幅広い圧力下で観察できる。低真空モードでは EDX 分析が可能。
隔膜と試料を接近させて観察する際に、接近しすぎると隔膜が破損してしまうので、利用にあたっては注意が必要。
[最大試料サイズ] 55mmΦ、 [最大試料厚さ] 10ｍｍ
液体試料の導入量は 5μL 以下。

103 室

低真空分析走査電子顕微鏡（SU6600）
導入年：2010 年 （株式会社日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ）
ｼｮｯﾄｷｰｴﾐｯｼｮﾝ形電子銃を採用し、最大ﾌﾟﾛｰﾌﾞ電流は200nA。低真空観察ｼｽﾃﾑ付属。ｱｳﾄﾚﾝｽﾞ仕様であるため、
鉄系ｻﾝﾌﾟﾙも導入可能。付属装置として EDX(ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型 X 線分析装置)、WDX（波長分散型 X 線分析装置）、EBSD（電子線後方散乱回折装置）,CL（ｶｿｰﾄﾞﾙﾐﾈｯｾﾝｽ分光装置）を搭載し、試料の多様な情報を得ることができる。
[二次電子分解能] 1.2nm(30kV), 3.0nm(1kV)[反射電子分解能] 3.0nm(30kV)[低真空時真空度]10～300 Pa

フラットミリング装置（IM-3000）,
イオンミリング装置（E-3500）
導入年：2010 年（株式会社日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ）

ｲｵﾝﾋﾞｰﾑﾐﾘﾝｸﾞ法は、ｲｵﾝ銃から放出されたままの、直径約1mm 程度のﾌﾞﾛｰﾄﾞｲｵﾝﾋﾞｰﾑによって、試料表面の原子を表面からはじき出す現象（ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ）を用いて、試料表面の研磨傷の除去や多層膜の断面試料作成を行う技術である。走
査電子顕微鏡用の前処理装置として用いる。
IM-3000： 短時間で広範囲（Φ5mm）を均一に加工することができる。 [最大ﾐﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ（参考値）] Si で約 4μm/h (照射角-60°偏心-4mm)[最大試料ｻｲｽﾞ] Φ50mm×H25mm
E-3500： ｲｵﾝｶﾞﾝは 3 電極方式のﾍﾟﾆﾝｸﾞ形を採用、歪のない平滑な断面作成が可能。
[最大ﾐﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ（参考値）] 約 100μm/h[最大試料ｻｲｽﾞ] 20mm(W)×12mm(D)×5mm(H)- 14 -

104 室超高分解能走査型電子顕微鏡（S-5200）

登録装置

導入年：2001 年 （株式会社日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ）
固体試料表面を観察する装置である。電界放射型電子銃
およびインレンズ方式の採用により、低加速電圧下での高倍率観察（最高 80 万倍）が可能であり、エネルギー分散型 X
線分光による元素分析もできる。但し、インレンズ方式ゆえ、標準的な試料サイズとして概ね 3mm x 5mm x 高さ 1mm より小さくする必要があり、強磁性を有する物質には適用でき
ない。

105 室
電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-6701F)
導入年：2007 年 (日本電子株式会社)
多層膜や超微粒子等の微細構造を容易に観察することができる。冷陰極電界放出形電子銃採用。 2 種(SEI, LEI)の二次電子検出器、半導体反射電子検出器を搭載しているので、目的に応じて選択可能。鉄系試料は導入時に注意が必要。
ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型Ｘ線分析装置付属（検出元素 B～U）。
[二次電子像分解能] 1nm (15kV), .2nm (1kV)

106 室
超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡（SU8000）
導入年：2010 年（株式会社日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ）

Top,Upper,Lower 検出器を搭載し、観察目的に応じた信号情報を得ることができる。ﾘﾀｰﾃﾞｨﾝｸﾞ機能を搭載しているので、極表面のｺﾝﾄﾗｽﾄが観察可能。STEM 検出器、半導体反射電子検出器も装備。導電性の無い試料も適切な加速電圧を選択すると、無蒸着で観察可能。磁性体試料は導入不可。
最大試料ｻｲｽﾞは試料台を準備すれば 100mmΦまで可能。
[二次電子像分解能] 1nm (15kV), 2nm (1kV)

106 室
誘導結合プラズマ質量分析装置 （Agilent7500c）
導入年：2003 年 （ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社）
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ（Inductively coupled plasma; ICP)をｲｵﾝ化源にし、四重極ﾏｽﾌｨﾙﾀを質量分析選択部に用いた溶液試料の超微量元素分析装置である。ppb～ppt ﾚﾍﾞﾙの測定。多原
子ｲｵﾝ干渉低減ｼｽﾃﾑ（H2 ﾓｰﾄﾞ、He ﾓｰﾄﾞ）付属。
サンプルに浮遊物、沈殿がないこと。HF の導入不可。
測定前にサンプル情報用紙に必要事項を記入して提出。

- 15 -

誘導結合プラズマ質量分析装置（Agilent7700x）
導入年：2011 年 （ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社）
Agilent7500c の上位機種。感度が 1 桁程度上がっている。
高ｴﾈﾙｷﾞｰ He ｺﾘｼﾞｮﾝ技術により、より効果的な多原子ｲｵﾝ干渉除去機能を有す。特に多原子ｲｵﾝ干渉を受けやすい
Cr,Fe,As,Se 等で DL(検出限界)や BEC(ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ相当濃度)の低減が可能。サンプルに浮遊物、沈殿がないこと。
HF の導入不可。測定前にサンプル情報用紙に必要事項を記入して提出すること。

201 室
熱分析システム（EXSTAR7000)
導入年：2012 年(ｴｽｱｲｱｲ・ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社)本ｼｽﾃﾑは高温型示差熱熱重量同時測定装置（TG/DTA7300)、高感度示差走査熱量計(X-DSC7000)、高温型示差走査熱量計（DSC6300）で構成される。測定温度範
囲は TG/DTA7300,DSC6300 は室温～1300℃、X-DSC7000
は-80～500℃である。
X-DSC7000 にはﾘｱﾙﾋﾞｭｰｼｽﾃﾑが付属しているので反応中の試料の状態が記録可能。ﾊﾟｰｼﾞｶﾞｽは窒素、ｱﾙｺﾞﾝ、空気。

走査型プローブ顕微鏡(DimensionIcon)
導入年：2010 年（ﾌﾞﾙｶｰｴｲｴｯｸｽｴｽ）

走査型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡（Scanning probe microscope)は、ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｰﾌﾞまたは刺激を加える源を試料表面に近づけて、ﾐｸﾛ領域の応答を測定するような顕微鏡（走査型ﾄﾝﾈﾙ顕微鏡や原
子間力顕微鏡など）の総称である。大型試料用自動ｽﾃｰｼﾞを搭載。観察手法として tapping mode, contact mode, MFM, LFなどが可能。ScanAsyst 機能付。
[ｻﾝﾌﾟﾙ搭載可能ｻｲｽﾞ] 210mm×15mm□[ｽｷｬﾅ稼働範囲] 90um×90um×10um(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞﾙｰﾌﾟ)。

3D 測定レーザー顕微鏡（OLS4000）
導入年：2011 年 （株式会社島津製作所）
共焦点光学系を採用し、試料表面の微細形状を非破壊、大気中で観察・計測する高精細顕微鏡である。接触式粗さ計と互換性を持つ粗さモードを搭載している。
[光源]405nm 半導体ﾚｰｻﾞｰ [総合倍率]108～17,280 倍[平面分解能] 0.12μm[Z 方向表示分解能] 1nm[最大試料高さ]100mm [試料ｽﾃｰｼﾞ] 100mm×100mm（電動）- 16 -

高分解能 3 次元 X 線 CT システム（SKYSCAN1172）
導入年：2014 年（Bruker 株式会社）
測定対象物を回転させながら、X 線透過データを連続して収集し、再構成のデータ処理を行なうと対象物の容積内の全体にわたる内部構造情報を含んだデータに変換することができる。
[X 線源]密閉型マイクロフォーカス X 線源(出力 80kV)[最高分解能] <800nm (但し、この場合のｻﾝﾌﾟﾙｻｲｽﾞの制限有) [搭載可能最大サンプルサイズ] 70mmH, Φ50mm

202 室
粉末Ｘ線回折装置(MultiFlex)
導入年：2003 年(株式会社リガク)

Ｘ線回折装置の測定対象試料は、ｾﾗﾐｯｸｽ、金属、高分子等多岐に渡るが本装置は多様な試料に対応するために、試料を水平に保持して測定する水平型ｺﾞﾆｵﾒｰﾀを採用している。
試 料高温 装置（ ～ 1300℃） 付属 。粉 末 Ｘ線回 折解析 ｿﾌ ﾄ
（PDXL)及び ICDD ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを搭載。未知試料の同定や各種応用解析が可能。他ﾒｰｶｰの装置で測定したﾃﾞｰﾀも解析できる。解析ｿﾌﾄはﾉｰﾄ PC にて貸出可能。

全自動水平型多目的 X 線回折装置
導入年：2012 年（株式会社リガク）

SmartLab GuidanceTM ソフトウェアで、各アプリケーションに最適な光学系ユニットの選択から、測定条件の設定・実行までの測定シーケンスを自動的に設定可能。試料水平保持方式
であるため、薄膜試料に歪み等を与えることなく取り付けることができる。高速 1 次元 X 線検出器を搭載しているので、高係数率・高エネルギー・低ノイズのデータが取得できる。粉末
測定、薄膜測定、微小部測定に対応している。

203 室
エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置(EDX-7000)
導入年：2015 年 （株式会社島津製作所）
非破壊で試料の組成を分析できる。試料観察カメラ付属。
[測定範囲] Na～U

液体窒素レス検出器搭載[試料ｻｲｽﾞ] 最大 300mm 径、100mm 高さ[照射面積] 1,3,5,10mmΦ（4 種自動交換）
ターレットユニットを付属しているので、連続測定が可能。
粉末、バルク、液体などガス以外のサンプルの測定ができる。
- 17 -

Ｘ線分析顕微鏡（XGT5000)
導入年：2004 年 （株式会社堀場製作所）
試料の光学像から測定位置を指定して透過Ｘ線像、蛍光Ｘ
線像（ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ）及び蛍光Ｘ線ｽﾍﾟｸﾄﾙを同時に測定・分析する装置である。Na～U まで測定可能。
[空間分解能]100um,10um（選択可）[最大測定ｴﾘｱ] 100mm×100mm[最大試料ｻｲｽﾞ] 350mm×400mm×40mm

204 室
単結晶高速 X 線構造解析装置（SMART APEX CCD ｼｽﾃﾑ）
導入年：2001 年(ﾌﾞﾙｶｰ株式会社)

登録装置

有機、無機の単結晶試料の結晶構造を MoKa を X 線源として、検出器には CCD ｶﾒﾗを用いて短時間・高精度で解析する。低温測定装置も付属する。
（詳細はｾﾝﾀｰﾆｭｰｽ Vol.24,No.2,2005 参照）

205 室

フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-620)
導入年：1997 年（日本分光株式会社）

分子の振動及び回転状態は、赤外領域の電磁波を吸収することによって励起されるので、これを利用して赤外ｽﾍﾟｸﾄﾙから分子の振動および回転に関する情報を得ることができる。
測定範囲は 7000～400cm-1 であり、分解能は 0.25cm-1。ｻﾝﾌﾟ
ﾙが粉末の場合は一般的には KBｒ錠剤とし、透過法で測定する。真空対応仕様であるので、短時間で CO2 や水蒸気を除去することが可能。遠赤外領域（～50cm-1)の測定にも対応できる。測定範囲は 7800～350cm-1、分解能は 0.25cm-1、
波数正確さは±0.01 cm-1 以内（理論値）。付属品：反射装置、多重反射 ATR、一点反射 ATR、拡散反射、高感
度反射測定装置。各種ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを搭載している。

マルチチャンネル赤外顕微鏡（IRT-7200）
導入年：2015 年（日本分光株式会社）

赤外分析におけるイメージング測定は、試料の化学的な構造を可視化し解析する上で必要不可欠になっている。本装
置では単素子検出器と 16 チャンネルリニアアレイ検出器が搭載されているので、用途に応じて使い分けができる。リニ
アアレイ検出器と高速自動ステージにより従来機に比べ測定時間が大幅に短縮されている。本体部 FT/IR-6800 の仕- 18 -

様は以下の通りである。[測定範囲]7800～350cm-1、 [分解能] 0.07cm-1、 [S/N 比] 55000：1[付属品]一点反射 ATR、高感度反射測定装置。MCT 検出器も搭載しているので、高感度反射測定装置(RAS)と組み合わせると高感度の測定が可能である。

206 室
顕微レーザーラマン分光装置（LabRAM ARAMIS）
導入年：2010 年（株式会社堀場製作所）

ﾗﾏﾝ分光法は分子や結晶の振動ｽﾍﾟｸﾄﾙを測定する分光分析法であり、次のような利点がある； 顕微法によりμm ｵｰﾀﾞｰの空間分解能がある。非接触分析が可能。in-situ 分析が可能。無機物の分析が可能。 本装置は検出器、ﾚｰｻﾞｰ、ｸﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞの切換えが自動であるので、人為的ﾐｽが少なく操作性が良い。広範囲高速ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞと高空間分解能ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ（DuoScan）が可能である。
[搭載ﾚｰｻﾞ波長] 532,633,785nm[検出器] CCD（200～1000nm）, InGaAs（850～1600nm）

自動薄膜計測装置（Auto SE）
導入年：2013 年（株式会社堀場製作所）

偏光した光の電界が描く楕円形状を測定するエリプソメトリ
は、薄膜計測に使われる光学技術であり、分光エリプソメー
タは基板上の薄膜測定を非破壊で行うことができる。本装置
は簡単な操作で 1nm～15μm の膜厚範囲の単層膜から多層膜までの測定が可能である。
[測定方式] 液晶変調方式[波長範囲] 450nm-1000nm[入射角度] 70 度固定

207 室 (SEM3)走査型電子顕微鏡(SS-550)
導入年：2001 年（株式会社島津製作所）

試料表面の形態を観察する装置である。分解能：3.5 nm (30kV)、加速電圧：0.5～30kV、試料ｻｲｽﾞ：125mm 径まで全領域観察可能、電子銃：ﾌﾟﾘｾﾝﾀｰﾄﾞ W ﾍｱﾋﾟﾝﾌｨﾗﾒﾝﾄ。非導電性試料の観察には導電処理して高真空で観察、前処理せずに低真空観察、あるいは低加速高真空観察が選択できる。ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ分散型Ｘ線分析装置(Genesis2000)を付属しており、試料の観察と同時に元素分析が可能。検出元素範囲；B～U。

- 19 -

電子線 3 次元粗さ解析装置（ERA8900）
導入年：2008 年（ｴﾘｵﾆｸｽ株式会社）

走査電子顕微鏡に 4 台の二次電子検出器が装備されているため、極微な凹凸やうねりのある試料を容易に観察することができる。また検出器に入る二次電子信号量を定量的に捉え、試料の X,Y の傾斜角度を計算し、3 次元形状を測定し、表面粗さ等の計測を行うことができる。2010 年に EDX ｼｽﾃﾑを導入したので元素分析が可能。
[二次電子分解能] 3.5nm [電子銃] ﾌﾟﾘｾﾝﾀｰﾄﾞﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ[加速電圧] 0.3～35kV [試料ｻｲｽﾞ] Φ125×H10mm（最大径）, Φ50×H30mm（最大厚）, Φ10×H10mm[3 次元測定系] Z 方向分解能 1nm [ﾋﾞｰﾑ走査] ﾃﾞｼﾞﾀﾙ走査, [測定方向] X 方向、Y 方向[測長] X,Y 方向の距離、Z 方向の距離 [傾斜角度解析機能] 等高線、面積率、山数、粒度、表面積、鳥瞰図、JIS 規格粗さﾊﾟﾗﾒｰﾀ

カーボンコータ（SC-701C）
導入年：2010 年 （サンユー電子株式会社）
電子顕微鏡における試料作成用に低真空状態で導電性ｶｰ
ﾎﾞﾝ膜を蒸着(ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)する装置である。
[ｶｰﾎﾞﾝﾎﾙﾀﾞｰ]ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ

[ｺｰﾃｨﾝｸﾞ回数] 1～19 回(任意)[ｺｰﾃｨﾝｸﾞ時間] 0.3 秒/回 (１ﾌﾗｯｼｭ=約 3nm)
[蒸着方法] ｱｰｸ放電

ｲｵﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置 （JFC-1600）
導入年：2007 年(日本電子株式会社)

走査電子顕微鏡の前処理装置として、非導電性試料のｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞを短時間で行うことができる。
[ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ方式] ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ型 [使用圧力] 20Pa 以下[ﾀｰｹﾞｯﾄ] Pt [試料台] 直径 64mm注）105 室にも同じ装置が設置されている。

- 20 -

【共同利用機器紹介（2）筑紫キャンパス】
1. 超高感度示差走査熱量計（セイコーインスツルメンツ DSC6100）[1998 年導入]
試料と基準物質との温度差を測定して熱の出入りを観測する。超高感度であるため生体高分子（蛋白質、DNA、生体膜など）の相転移やゾル-ゲ
ル転移といった極めて微量な潜熱を伴う転移を観測するのに有効。
測定温度範囲：-150℃～500℃
熱流計測方式：熱流束型
感

度：0.2μW

昇降温プログラム速度：0.01～20℃/min
最大試料量：密封容器 70μl
試料容器の種類： 〈密 封 型〉Ag（15μl、70μl）、Al（15μl、 70μl）、SUS（15μl、70μl）〈簡易密封型〉Al（15μl）

2. 高感度示差走査熱量計(（株）エスアイアイ・ナノテクノロジー DSC6220)[2004 年導入]
金属、無機化合物、セラミックスなどの試料では転移に伴う吸・発熱量が比較的大きいためこちらの高感度 DSC を使用する。
測定温度範囲：－１５０℃～７２５℃
熱流計測方式：熱流束型
感

度：１．６μW

昇降温プログラム速度：0.01～100℃/min
最大試料量：密封容器 15μl、オープン型容器 45μl
試料容器の種類： 〈密 封 型〉Ag 15μl

Al 15μl〈オープン型〉Al (φ5.2mm, h2.5mm)

3. オージェ電子分光分析装置（日本電子製 JAMP-7800F）[1996 年導入]

固体試料表面に電子線を照射したときに、試料から発生するオージェ電子のエネルギーを分光し、元素分析を行う。Ｌｉより原子番号の大きい元素の組成分析ができる。電子線ビー
ム径を絞ることが出来るため、2 次電子像を見ながら試料の局所領域をねらって測定できる（この点でＸＰＳよりも優れている）。ただし試料のチャージアップ（特に絶縁物）には注意が必要である（この点でＸＰＳよりに劣る）。測定は超高真空環境で行われる。試料ホルダーは 20mmφ×6mmH と 12mm
φ×4mmH の 2 種類があり試料サイズによって使い分ける。

- 21 -

フィールドエミッション型電子銃を搭載し、オージェ分析領域は最小で 15nm であるが通常は１０～１００μｍΦの分析径で測定する。１wt.%.程度の元素濃度であれば測定可能。半球型静電アナライザーを搭載。Ar スパッタ
によるデプスプロファイル分析、オージェ電子像による元素分布の測定（ライン分析とマッピング分析）、２次電子像による形態観察が出来る。静専用試料室での試料の冷却・加熱や破断・イオンエッチングが可能。各種データ処理機能（元素の帰属、スペクトルの微分、定量分析など）も用意されている。また、オプションとして質量
範囲１～500amu の簡易型２次イオン質量分析装置が組み込まれている。

４. X 線光電子分光分析装置（島津/KRATOS 製作所社製 AXIS-165）[1996 年導入]
[2015 年グレードアップ]
物質に単色 X 線を照射し、X 線
によって励起されて物質表面から放出される光電子のエネルギーを分光分析する。金属、絶縁物、有機物等あらゆる固体表面の元素分析に適用出来る。シャープなシ
グナルが得られるため化学状態(特に酸化数)の推定に威力を発揮する（この点でＡＥＳよりも優れる）。
測定は超高真空環境で行われる。
試料は試料ホルダー（直径１５mm）にカーボンテープを使ってを固定する。粉末も可能である。X 線銃はデュアルアノード（MgKαと AlKα）と単色化
X 線源（AlKα）の 2 種類を搭載している。ＭｇＫαの半値幅約０．７eV、ＡｌＫα（モノクロメーター使用で）の半値幅
０．２～０．３eV。最小分析径は１５μｍφであるが、通常は０．７×０．３ｍｍ２ の分析面積で測定する。１wt.%.程度の元素濃度であれば測定可能。試料の局所領域をねらって測定することはＡＥＳよりも劣る。試料のチャー
ジアップを抑えるための中和銃が付いている。従って絶縁物も測定可能（ＡＥＳよりも優れた点）。測定対象元
素は 3Li～92U。180°球面鏡アナライザー搭載。必要に応じてイオンエッチングが可能。深さ方向の分析、イメージング測定が出来る。各種データ処理機能（元素の帰属、定量分析、波形分離など）も用意されている。

5. 蛍光 X 線分析装置（Philips 社製 PV9500 型）[1985 年導入]
試料にＸ線を照射し発生する蛍光 X 線を分光して元素分析に用いる。Si（Li）を検出器とするエネルギー分散型の X 線分
析装置である。半導体検出器は液体窒素で冷却する。分析
対象となるのは Na より重い元素である。LSI-11 による定性、定量分析（各種プログラム付き）ができる。

- 22 -

6. 四軸型自動 X 線回折計（Nonius 社製 CAD-４型）[1985 年導入]
単結晶の構造解析に用いる。結晶のサイズは０．２ｍｍ角程度が適当（必要に応じて整形）。測定・解析を進めるには結晶性の質が重要である。X 線源は封入
管球（２kW）。ミニコン(VAX3100）制御の回折計。各種ソフトウェア完備。回折測定、データ解析（２組）の同時処理可能。低温用（100K まで）、高温用（1000K まで）の両アタッチメントがある。散漫散乱測定などにも適している。

7. 光交流法比熱測定装置（真空理工製 ACC-1）[2000 年導入]
直径４～５mm、熱さ 50～250μm の板状試料の比熱（熱容量）を測る。 潜熱を伴わない（物質の）相転移（相変態）の比
熱異常測定に最適。 示差熱分析装置と相補的関係にある。
測定温度範囲 80～500K（液体窒素使用）。 試料の昇降温
スピード（最小値１K/hour,標準値 20～60K/hour）。 ロックイ
ンアンプタイムコンスタント１sec。光のチョッピング周波数（１～20Hz）。 試料温度計測用熱電球（アルメル・コンスタンタ
ン 25μmφ）。 炉温存制御用温度計（白金抵抗温度計）。

8．超伝導核磁気共鳴装置(Varian 製 UNITY INOVA)[2005 年更新]
NMR は超伝導磁石によって強磁場をつくりだし原子核の磁気共鳴現象を利用して測定する装置である。この装置は磁場強度１１．７テスラ（プロトンの共鳴周波数で５００MHｚ）、
液体専用機である。分子構造・分子運動に関する情報を得ることが出来る。プローブは汎用タイプ（スイッチャブル）、プ
ロトン専用（インダイレクト）、ナノプローブ（試料が少量の場合使用）の３本が用意されており、磁場勾配パルスの使用が可能。通常の測定では汎用タイプで十分である。測定メ
ニューは豊富で様々な１次元・２次元測定、array による連続測定、数種類の溶媒消去測定が用意されている。乾燥空気を使った冷却装置が取り付けられており（低温側で－２０℃程度まで可能）温度可変測定が長時間にわたりできる。データ処理にも様々な工夫があり、種々のウィンドー関数、ゼロフィリング、線形予測、デジタルフィルターが使える。データは USB フラッシュメモリに保存できる。

- 23 -

9. 粒径測定システム （大塚電子製 ＥＬＳＺ－０Ｓ）[2011 年導入]
動的光散乱法(光子相関)を利用し、測定角度１６５度（後方散乱）、）０．６nm～７μm の範囲の粒径分布を測定することが出来る。光源には半導体レーザー（３０mW）を、検出器には光電子倍増管を使用。測定試料の濃度は０．００１～４０％の範囲で可能。溶媒は水あるいは有機溶媒。試料温度は０～８０℃の範囲で調節可能。そのほかに、パーソナルコ
ンピュータ（WindowsXP）、プリンタ、種々のソフトウェア（キュムラント平均粒径法、ヒストグラム法、重ね書きプロット、粒径モニタープロット等）を装備。

10. 顕微赤外分光分析装置（日本分光製 MFT-2000）[1996 年導入]
顕微赤外分光法では試料を観察したうえで微小部分（物）をねらって分析できる特徴がある。測定波数範囲 5000～
600cm-1。分解能１cm-1。最小分析領域３μm×３μm。接眼レンズ 10 倍、対物レンズ 10～38 倍。顕微多重反射測定装置、高感度反射装置、および加熱・冷却装置（-185℃～＋
600℃）を装備。

11. 赤外分光光度計（日本分光製 FT/IR-4200 and IRT-5000(赤外顕微鏡)）[2012 年導入]
赤外分光光度計は赤外光領域のエネルギーをもつ分子振
動・格子振動に関する情報を得て物質に含まれる分子の構
造推定に利用される。IR スペクトル変化の追跡による構造変化、材料評価、異物分析などに役立つ。本装置は、従来からの装置（上記）よりも感度が 3 倍向上しており、短時間でスペ
クトルの収集が可能である。
●FT/IR-4200：測定周波数範囲：７８００～３５０cm-1。分解能（最大）：0.5cm-1（1 ,2, 4cm-1 に可変可能）。通常の IR ス
ペクトルと全反射法（ATR 法）測定が可能。ATR 測定では表面から２～３μｍの深さまでの情報が得られる。
●IRT-5000（赤外顕微鏡）：測定周波数範囲：７８００～６５０cm-1。最小測定領域：3μｍ×3μｍ。対物レンズ：
10, 16, 32 倍選択可。アパーチャーサイズ：10～200μｍ角。反射/透過測定、自動２次元マッピング測定が可能。

- 24 -

12. 原子間力顕微鏡（Digital Instruments 製 走査型プローブ顕微鏡 Nano Scope3a）[1996 年導入]
カンチレバーで掃引し、そのたわみで試料の原子１個１個の凹凸を分析する。原子間力顕微鏡（AFM）機能として、コン
タクトモード AFM、ノンコンタクト AFM、高振幅モード AFM、電気化学 AFM、摩擦力顕微鏡（LFM）、磁気力顕微鏡（MFM）が可能。試料サイズ 15mmφ×５mm 厚。走査範囲 10μm×10μm、垂直 2.4μm。

13. 走査型プローブ顕微鏡（Agilent Technologies 社製 5500 Scanning probe Microscope）[2010 年導入]
表面形状観察のための原子間力顕微鏡法（Atomic ForceMicroscopy : AFM）と電気特性を調べるための走査ケルビン
プローブ原子間力顕微鏡法（Kelvin probe Force Microscopy :KFM）が可能。
（１） AFM 測定 ： カンチレバーの先端に取り付けられた鋭い探針（先端が数 nm の針）で試料表面をなぞり、探針と試料表面間に働く力を検知することにより表面形状の情報を得ることが出来る。DC と AC モードの２つが使用できる。高さ方向の分解能は 0.1nm 程度。 （２） KFM 測定 ： 探針に電圧を加えて試料表面の静電気力を検知することにより、表面電位測定や絶縁体の帯電分布の観察が出来る。
試料サイズは縦横 1 cm × 1 cm 程度、高さ数 mm 程度。走査範囲は数１０μm。

14. 超高圧物性測定装置（三啓社製 OH-SI）[1988 年導入]
ネジ式、レバー式、クランプ式の３種類のダイアモンドアン
ビルセルを常備。ルビーの R1 蛍光波長の変化を測定する
ため、He-Cd レーザー、顕微鏡、分光器等より構成されている。また高圧下での X 線回折実験用に X 線発生装置とラウエカメラが設置されている。

- 25 -

15. 雰囲気中液体急冷装置（真壁鉄工所製）[1984 年導入]
溶融状態の合金を真空もしくは不活性ガス雰囲気中で急冷し、細線あるいはリボン状の強制固溶体もしくはアモルファス合金を作成することができる。冷却は銅あるいはステンレス鋼製の単ローラー法で行い、冷却速度は任意に設定することができる。一度に作成できる量は数グラムである。

16. 高周波２極スパッタ装置（日電アネルバ製 SPF-210HRF 型）[1985 年導入]
２極プレーナ型の高周波スパッタ装置で、各種薄膜試料の作成とスパッタエッチングができる。スパッタ速度は SiO2 ター
ゲットで 1,000Å/min である。なお装置には薄膜モニターが付いている。

17. ラバープレス（油研工業製 W-R/P）[1984 年導入]
あらかじめゴム製または薄いゴム袋に充填した粉体を高圧水により加圧成形する。最高使用圧力は 3,000kg/c ㎡、ゴム型挿入部の有効容積は 50mm（φ）×300mm（L）である。

- 26 -

18. エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置(株式会社島津製作所製 EDX-800)[1999 年導入]
[2015 年伊都地区から筑紫地区へ移設]
試料にＸ線を下面から照射することにより、試料に含まれる元素から発生する蛍光Ｘ線を測定することでその組成を分析する。C～U までの元素の非破壊、迅速測定が可能。粉末、
ﾊﾞﾙｸ、液体、ｵｲﾙ等試料の状態を問わない（ｶﾞｽ以外測定可能）。試料室の対応最大径 300mm、最大高さは 150mm である。軽元素の感度向上のために真空、He 雰囲気での測定に対応している。不明試薬の分析にも利用可能。FP(ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀ
ﾙﾊﾟﾗﾒｰﾀ)法により標準試料を準備しなくても定量可能であるが、標準試料を用意すればより正確に定量可能。

- 27 -

装置利用の手引き●申込みと利用
共同利用機器リストより利用目的に応じて選択の上、次の要領で申込みと利用を行って下さい。
装置は中央分析センターが管理する所管装置と研究室が管理する部局管理装置(登録装置)があります。
(1) 装置の利用方法としては、担当オペレーターに依頼する場合と、利用責任者の側で装置を利用する場合の二つの方法があります。この各々の場合では装置利用経費が異なりますので、装置
利用経費表をご覧下さい。
(2) HP の装置予約状況を確認の上、予約は原則としてメールでお願いします。
(3) 利用申込書は HP よりダウンロードし、必要事項を記入の上、利用当日に持参して下さい。
(4) 利用の許可は、センター長または伊都分室長が行います。
但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用が認められない場合もありますので、ご留意下さい。
・利用申込書の記載が不備の楊合・試料がオペレーターまたは装置に害を及ぼすおそれのあるもの
・試料の準備処理が不十分で、装置にかけるのが不適当と判断されるもの
・測定が異常に長時間に及ぶもの
・その他センター長（伊都分室長）が不適当と認めたもの(5) 利用当日は必要事項を記入した申込書を、試料と共に持参して下さい。
・依頼分析の場合は、担当オペレーターに試料を渡し、測定終了時に測定室に行き、担当
オペレーターから測定結果を直接受け取って下さい。
・利用責任者の側で装置を利用する場合は、装置管理者の指示に従って装置を利用し、装置利用
後は利用記録などに必要事項を記入して下さい。
(6) 装置利用後には、利用者は装置管理者から申込書に所定の事項を記入してもらい、これをセンター事務室（伊都分室事務室）に提出して下さい。
(7) 利用責任者の提出した試料が不可抗力によって損害を受けたときは、センターは、その生じた損害を賠償しませんのでご了承下さい。

謝辞ならびに論文別刷の寄贈について
中央分析センターの機器を利用して行った研究の成果を学会誌等に発表される場合には、論文にその旨ご記載していただくと共に（文例下記）、その論文の別刷 1 部を当センターにご寄贈いただくようお願いします。
文例（実験の項または論文末尾に記入）○ (本研究における)○○○の測定(分析)には、九州大学中央分析センターの○○○(装置）を利用した。
○ The measurement of ○○○ was madeThe ○○○ analysis was performed

using ○○○ at the Center of Advanced Instrumental

Analysis，Kyushu University．
○ We are indebted to Dr.(Mr.) ○○○，the Center of Advanced Instrumental
Analysis，Kyushu University forthe measurement of ○○○the ○○○ analysis.

- 28 -

中央分析センター伊都分室 利用申込書◆利用終了後に太線枠内を全てご記入の上ご提出ください。 （H28.4 改定）
項

目

職

氏

名

印

所 属 部 局 ・部 門 ・講 座 等

連絡先(Tel)

利 用 責 任 者
利

用

下記該当箇
所に○

者

利用者の身分研

究

題教授 ・ 准教授 ・ 講師 ・ 助教 ・ 技官 ・ 学部生 ・ 修士 ・ 博士 ・ 各種研究員 ・ その他

目

□所管装置
□部局管理装置

利 用 装 置 名
支払希望経費
利

用

日

予算コード

運営費交付金・使途特定寄付金・科学研究費・共同研究費・受託研究費
その他経費（
）

時

年

月

日

：
利用時間計

～

サンプル件数：[]【依頼分析の場合は下記もご記入ください。】
爆発性の 有

無

毒性の

有

無

吸湿性の 有無刺激性の 有無腐食性の 有

無

悪臭の

無

試料名称等

試
料

試 料 の返 却

要

不要

有

件数

測定条件等
【ご注意】
（１）
所管装置の利用料金は、上記 5 種類の経費で支払うことが可能です。請求は月末締めで行いますので、提出時に必ず支払い予算種別をご記入下さい。外部資金（寄附金を除く）での利用料金の支払いは２月分利用料までです。３月分利用料は「運営費交付金・使途特定寄付金」に限定されます。
（２）
科研費の場合は、４月の交付申請書提出時、機器使用料の項目を記入して申請して下さい。
（３）
科学技術振興調整費による支払いはできませんので、ご注意下さい。
（４）
利用終了後に利用時間とサンプル件数をご記入の上(利用記録簿と同じ内容)、ご提出ください。
（５）
工学研究院所属の部局管理装置（旧名称；登録装置）の利用料金の支払いは、H21.6 月より外部資金での支払が可能になります。上記（１）と同様の処理を行います。
（６）
部局管理装置利用終了後は、利用者は装置責任者による押印・必要事項の記入を受け、ご提出ください。
（７）
部局管理装置担当者は利用者の利用終了後に、「利用承認印」と「測定及び利用」の欄の押印と必要事項の記入をお願いします。
（８）
利用に際しては「機器取扱いの安全上の注意」をご熟読ください。
【以下センター及び登録装置責任者記入】
処 理 日

年

月

（登録装置担当者は＊に押印・ご記入ください）
日

処理番号

利

用

承

認

印

装置管理者＊

センター長(伊都分室長)
測 定 及 び利 用 （装 置 責 任 者 記 入 ）

利 用 装 置 名＊
利用日・件数・時間 ＊Ａ ： 担当オペレーター
Ｂ ： 利用者自身

利用の種類＊
年

月

装置責任者氏名＊

日

件

時間
印

利 用 経 費

中央分析センター伊都分室 利用申込書 【学外用】◆利用終了後に太線枠内を全てご記入の上ご提出ください。

項

目

職

氏

名

印

所属

連絡先(Tel)

利用責任者
利

用

者

利用目的

□所管装置
□部局管理装置

利用装置名年

利 用 日 時請求書送付先（住所・氏名）

月

日

：
利用時間計

～

サンプル件数：[]

吸湿性の 有 無

試料名称等〒その他連絡事項

依頼分析の場合は下記もご記入ください。
爆発性の

有 無

毒性の

試

刺激性の

有 無

腐食性の 有 無料

試 料 の返 却

要

有 無

不要

悪臭の 有

無

件数

測定条件等
【ご注意】
（１）
（２）
（３）
（４）

利用終了後に利用時間とサンプル件数をご記入の上（利用記録簿と同じ内容）、ご提出ください。
部局管理装置利用終了後は、利用者は装置責任者による押印・必要事項の記入を受け、ご提出ください。
部局管理装置担当者は利用者の利用終了後に、「利用承認印」と「測定及び利用」の欄の押印と必要事項の記入をお願いします。
料金は月末締めで計算し、翌月に担当係より請求書が送付されます。都度請求をご希望の場合は、その旨お知らせください。

【以下センター及び登録装置責任者記入】
処 理 日

年

月

（部局管理装置担当者は*に押印・ご記入ください）
日

処理番号

利

用

承

認

印
装置管理者*

センター長(伊都分室長)

測 定 及 び利 用 （装 置 責 任 者 記 入 ）
利 用 装 置 名 *利用の種類*

利用日・件数・時間*

年

装置責任者氏名*

月日

Ａ：担当オペレーター
Ｂ：利用者自身
件

時間
印

利用経費
備考

中央分析センター利用申込書
項

目

職

氏

名

印

（

校費・学外

所属部局・学科・講座等）

連絡先（℡/mail ）
℡
mail

利用責任者

℡
mail

利用者

研究題目
利用装置名

□ 所管装置希望利用日時

年

月

日

時から

□ 登録装置時まで＜学外利用の場合＞
請求書送付先〒（住所・氏名）その他連絡事項

名
試

称

数量(件数

含有元素あるいは化合物

料状

態 (気・液・固体)

特性 (融点・沸点等)

希

構造式

爆発性

有 ・ 無

毒性

有 ・ 無

吸湿性

有 ・ 無

刺激性

有 ・ 無

腐食性

有 ・ 無

悪臭

有 ・ 無

試料の返却

要

)

・

不要

・

その他

望 利 用 条 件

X 線取扱者登録の有無

有 ： 登録番号

無(X 線装置利用者のみ記入)（

以下センター記入 ）測 定 お よ び 利 用 （装置責任者記入）
利 用 期 日利 用 の 種 類

年

月

日

時から

時まで

A

（ 担当オペレーター ）B（ 依 頼 者 ）装置管理者氏名
センター長利用承認

経 費 種 別印

印

利用件数(時間)

利 用 経 費

装置責任者確認件（

時間）

A 学 内 校 費B 学 外 利 用円
印

外部資金による装置申込書（中央分析センター）
項 目

職

氏名

印

所属部局・学科・講座等

連絡先（電話/メールアドレス）
tel

利用責任者

mail
tel

利用者

mail

研究題目
試料の内容

毒性の 有 ・ 無

希望利用日時腐食性の 有 ・ 無
年

No.

月

装 置 名

1

超高感度示差走査熱量計（DSC6100）2高感度示差走査熱量計（DSC6220）

3

オージェ電子分光分析装置(JAMP7800F)

4

X線光電子分光分析装置(AXIS165)5蛍光X線分析装置(PV9500)

6四軸型自動X線回折計(CAD4)7光交流法比熱測定装置(ACC-1)8超伝導核磁気共鳴装置(Varian INOVA)

9

粒径測定システム(ELSZ-0S)

10

顕微赤外分光分析装置(MFT-2000)

11

赤外分光光度計(FTIR4200 and IRT5000)

12

原子間力顕微鏡(Nano ScopeⅢa)

13

走査型プローブ顕微鏡(5500SPM)

14

超高圧物性測定装置

15

雰囲気中液体急冷装置(OH-SI)

16

高周波数２極スパッタ装置(SPF-210HRF)

17

ラバープレス(W-R/P)

18

エネルギー分散型蛍光X線分析装置（EDX-800）

刺激性の 有 ・ 無
日吸湿性の 有 ・ 無

時から爆発性の 有 ・ 無

時まで

科学研究費

共同研究費

受託研究費

自主
測定

自主
測定

自主
測定

依頼
測定

依頼
測定

依頼
測定

その他
自主
測定

依頼
測定

月

日

外 部 資 金 コ ー ド 番 号(1) 「科学技術振興調整費」による支払いは出来ませんので、ご注意下さい。
(2) 「外部資金コード番号」は会計処理に必要になりますので、各研究室会計システムにてご確認のうえご記入下さい。
センター長（分室長）利用承認

利用件数（時間）㊞ 装置責任者確認印

利用経費

㊞
会計処理
年月日

年

外部資金による登録装置申込書（中央分析センター筑紫地区）
項 目

職

氏名

印

所属部局・学科・講座等

連絡先（電話/メールアドレス）
tel

利用責任者

mail
tel

利用者

mail

研究題目
試料の内容

毒性の 有 ・ 無腐食性の 有 ・ 無
年

希望利用日時No.

刺激性の 有 ・ 無

月

日

装 置 名

1

透過型電子顕微鏡(JEOL JEM-2100XS)

2

核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA600)

3固体高分解能核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA400)

4電子共鳴装置(JEOL JES-FA200)5二重収束質量分析計(JMS-700)

6

コールドスプレーイオン化飛行時型質量分析装置(JMS-T100CS)

吸湿性の 有 ・ 無

時から爆発性の 有 ・ 無

時まで

科学研究費

共同研究費

受託研究費

自主
測定

自主
測定

自主
測定

依頼
測定

依頼
測定

依頼
測定

その他
自主
測定

依頼
測定

月

日

7 先導研 超高輝度CCD単結晶X線構造解析装置(Varimax (Mo))
8X線単結晶構造解析装置(R-AXIS RAPID (Cu))

9

マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計(JMS-S3000)

10

超強力単結晶構造解析システム (FR-E+)

11

高輝度広角Ｘ線回折システム薄膜解析部(RINT-TTRⅢ)

12

高輝度広角Ｘ線回折システム熱量同時評価部 (SmartLab)13

高分解能小角散乱装置 (NANOSTAR)

14 応力研 EPMA電子マイクロアナライザー
15

ICP発光分析装置(SPS1700HVR)

16

レーザーラマン分光光度計(NRS-2100)
電界放射走査型電子顕微鏡(JSM-6340F)

17
総理工

18

X線回折計(Rigaku RINT2200)

19

蛍光X線分析装置(Rigaku ZSX-miniX)

20

レーザーラマン分光装置(Nanofinder 30)
外 部 資 金 コ ー ド 番 号(1) 「科学技術振興調整費」による支払いは出来ませんので、ご注意下さい。
(2) 「外部資金コード番号」は会計処理に必要になりますので、各研究室の会計システムにてご確認のうえご記入下さい。
センター長（分室長）利用承認
利用件数（時間）㊞装置責任者確認印
利用経費

㊞
会計処理
年月日

年

関係委員及び職員
九州大学中央分析センター委員会委員(任期:平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日)
委員長 センター長

教 授

島 ノ 江 憲 剛委員

教 授

後 藤 雅 宏工学研究院長

教 授

高 松

洋

総合理工学研究院長

教 授

原 田

明

理学研究院

教 授

渡 部 行 男

〃

教 授

徳 永

工学研究院

教 授

宮 原 広 郁〃教 授

古 田 弘 幸

農学研究院

教 授

下 田 満 哉

比較社会文化研究院

教 授

狩 野 彰 宏

医学研究院

教 授

康

歯学研究院

教 授

清 島

薬学研究院

教 授

王 子 田 彰 夫

芸術工学研究院

教 授

浦 濱 喜 一システム情報科学研究院

教 授

興総合理工学研究院

教 授

西 田

応用力学研究所

教 授

新 川 和 夫先導物質化学研究所

教 授

柳 田

工学部等事務部長

事務部長 出 嶋 敏 弘

筑紫地区事務部長

事務部長 江 藤 竜 美

伊都分室長- 34 -

信

東 天
保

雄 司
稔

剛

九州大学中央分析センター運営委員会委員(任期:平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日)
委員長 センター長

教 授

島 ノ 江 憲 剛

委員 伊都分室長

教 授

後 藤 雅 宏

理学研究院

教 授

徳 永

医学研究院

教 授

池 田 典 昭

薬学研究院

准教授

濱 瀬 健 司

工学研究院

教 授

古 田 弘 幸システム情報科学研究院

准教授

吉 田

総合理工学研究院

准教授

西 堀 麻 衣 子

農学研究院

教 授

松 井 利 郎先導物質化学研究所

教 授

柳 田

信

敬

剛

中央分析センター伊都分室委員会委員 （平成２８・２９年度）
委 員 長

分 室 長

教 授

後藤 雅宏

工学研究院委員（環 境 都 市）

教 授

久場 隆広

（機 械 系）

准教授

渡邊 裕章

（化 学 工 学）

准教授

星野 友

（応用化学・機能）

准教授

中野 幸二

（応用化学・分子）

准教授

伊勢 裕彦

（地球資源システム工学）准教授

米津 幸太郎（材 料 工 学）

准教授

佐藤 幸生

（航空宇宙工学）

教 授

高橋 厚史

（海洋システム工学）

准教授

後藤 浩二

- 35 -（エネルギー量子工学）准教授

稲垣 八穂広システム情報科学研究院委員

准教授

吉田 敬

人間環境学研究院委員

准教授

小山 智幸

理学研究院委員

地球惑星科学部門准教授

石橋 純一郎生物科学部門

准教授

古賀 誠人

生命機能科学部門

教 授

松井 利郎

生命機能科学部門

准教授

中山 二郎

教 授

古田 弘幸

農学研究院委員

中央分析センター運営委員会工学研究院委員

中央分析センター職員
センター長

教 授

島ノ江 憲剛助 教

三浦 好典（兼任：総合理工学研究院）

事務補佐員 敷田 万理

中央分析センター伊都分室職員
分 室 長

教 授

後藤 雅宏 （兼任：工学研究院）

助 教

渡辺 美登里教務員

岩永 知奈- 36 -

センター規則等●センター規則、利用規程
九州大学学内共同教育研究センター規則
平成２６年度九大規則第９２号
制定：平成２７年２月２４日
最終改正：平成２７年１０月２６日（平成２７年度九大規則第２０号）（趣旨）
第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号。以下「学則」という。）第１３条第２項の規定に基づき、学内共同教育研究センター（以下「センター」という。）の内部組織その他必要な事項を定めるものとする。
（目的及び業務）第２条 各センターの目的及び業務は、別表１に定めるとおりとする。
（運営委員会等）
第３条 各センターに、運営委員会等を置く。
２ 運営委員会等は、センターの長（以下「センター長」という。）がつかさどる教育研究等に関する事項について審議し、及びセンター長の求めに応じ、意見を述べることができる。
３ 各運営委員会等の名称及び構成員は、別表２のとおりとする。
第４条 運営委員会等に委員長を置き、原則として当該センター長をもって充てる。ただし、次に掲げる委員会にあっては、当該各号に定める者をもって充てる。
(1) 熱帯農学研究センター 委員の互選により選出された者(2) 韓国研究センター 国際交流推進機構の副機構長(3) ＥＵセンター 国際交流推進機構の副機構長(4) アジア太平洋未来研究センター 総長が指名する理事
２ 委員長は、運営委員会等を主宰する。
第５条 運営委員会等は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
２ 運営委員会等の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
３ 運営委員会等が必要と認めるときには、運営委員会等に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
４ 運営委員会等の委員に任期を付する場合の任期は、２年とし、再任されることができる。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第６条 センターに、専門的事項を審議するため、必要に応じて、専門委員会等を置くことができる。
（協力教員）
第７条 センターに、別表１に定めるセンターの目的を達成するため、協力教員を置くことができる。
２ 協力教員は、九州大学（以下「本学」という。）の教員のうちから、センター長の申出に基づき、総長が任命する。
３ 協力教員の任期は、２年とし、再任されることができる。
（アドバイザー等）
第８条 センターに、センターの運営に関し指導・助言を求めるため、アドバイザー等を置くことができる。
２ アドバイザー等は、学内外の有識者のうちからセンター長が指名又は委嘱する者をもって充てる。
３ センターに、必要に応じ、アドバイザー等から組織されるアドバイザリー委員会等を置くことができる。
（生物環境利用推進センター）
第９条 生物環境利用推進センターに、実験施設を置く。
２ 前項の実験施設に利用に関し必要な事項は、別に定める。
（アイソトープ統合安全管理センター）
第１０条 アイソトープ統合安全管理センター（以下この条及び次条において「センター」という。）に、次に掲
げる実験施設を置く。
(1) アイソトープ総合センター箱崎地区実験室(2) アイソトープ総合センター病院地区実験室(3) アイソトープ総合センター病院地区学生実習室(4) アイソトープ総合センター伊都地区実験室- 37 -

(5) 全学核燃料物質取扱施設
第１１条 前条の各実験施設に、室長を置く。
２ 室長は、本学の教授及び准教授のうちからセンター長の推薦により、総長が任命する。
３ 室長は、センター長を助け、当該実験施設の業務を掌理する。
４ 室長の任期は、２年とし、再任されることができる。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
（中央分析センター）
第１２条 中央分析センター（以下この条から１６条までにおいて「センター」という。）に、伊都分室を置く。
第１３条 前条の伊都分室に、室長を置く。
２ 室長は、本学の教授及び准教授のうちからセンター長の推薦により、総長が任命する。
３ 室長は、センター長を助け、当該分室の業務を掌理する。
４ 室長の任期は、２年とし、再任されることができる。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第１４条 センター長は、センター以外の部局が管理する分析装置、測定装置及び試料作成装置等（以下「部局管理装置」という。）の有効利用を図るため、当該部局の長との協議の上、共同利用に供することが適当と認められる部局管理装置をセンターに登録し、大型高性能分析装置及び測定装置の共同利用に関する業務に利用することができる。
２ 前項の装置の登録に関し必要な事項は、センター委員会が別に定める。
第１５条 センターの利用を希望する者は、センター長の許可を得なければならない。
２ センター長は、別表１に定めるセンターの目的を妨げない範囲内で、他大学及び民間機関等に所属する研究者にセンターを利用させることができる。
３ センター長は、センターに登録された部局管理装置の利用を希望する者がいる場合は、当該装置を管理する部局の長との協議の上、当該利用の許可又は不許可を決定する。
４ 前項のほか、センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。
第１６条 センター又は伊都分室における具体的事項を円滑に処理するため、それぞれ幹事若干人を置くことができる。
２ センター又は伊都分室の幹事は、それぞれ運営委員会又は伊都分室委員会の同意を得てセンター長が委嘱する。
（留学生センター
第１７条 留学生センターに、外国人留学生等に対し日本語等の教育を行うため、次に掲げるコースを置く。
(1) 日本語研修コース(2) 日本語・日本文化研修コース(3) 日韓共同理工系学部留学生予備教育コース(4) 外国人短期留学コース
２ 前項のコースに関し必要な事項は、別に定める。
（医療系統合教育研究センター）
第１８条 医療系統合教育研究センター（以下この条において「センター」という。）に業務主任を置き、センターの教員のうちからセンター長が指名する。
２ 業務主任は、センター長の命を受け、センターの業務を整理する。
（超顕微解析研究センター）
第１９条 超顕微解析研究センター（以下この条から２３条までにおいて「センター」という。）に主任を置く。
２ 主任は、本学の教員のうちから、センター長の推薦により、総長が任命する。
３ 主任は、センター長を助けてセンターの業務を整理する。
４ 主任の任期は、２年とし、再任されることができる。ただし、当該主任への就任時におけるセンター長の任期の終期を超えることはできない。
第２０条 委員長は、センターの運営の具体的、専門的事項に関し必要があると認めるときは、専門委員を置くことができる。
第２１条 センターの設備等の使用を希望する者は、センター長の許可を得なければならない。
第２２条 前条のほか、センターの設備等の使用に関し必要な事項は、別に定める。
第２３条 センターの施設及び設備の維持管理並びに予算の経理その他センターの管理は、工学研究院において行う。
２ センターの管理運営の円滑な実施に資するため、工学研究院長は、前項の管理に関し必要があると認めるときは、適宜センター長と協議することができる。
（西部地区自然災害資料センター）
第２４条 西部地区自然災害資料センター（以下この条から２６条までにおいて「センター」という。）に、主任を置く。
２ 主任は、本学の専任の准教授、講師又は助教のうちからセンター長の推薦により、総長が任命する。

- 38 -

３ 主任は、資料の整理・検索等センターの業務を処理する。
第２５条 委員長は、センターの運営及び研究の具体的、専門的事項に関し必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる
第２６条 センターの利用を希望する者は、運営委員会の定めるところにより、センター長の許可を得なければならない。
（大学文書館）第２７条 文書館（以下この条から３１条までにおいて「文書館」という。）に、次に掲げる資料室を置く。
法人文書資料室
大学史資料室
第２８条 前条に規定する室に、それぞれ室長を置く。
２ 室長は、当該室の業務を掌理する。
第２９条 第２７条に規定する室に、室員として教員及び事務職員を置くことができる。
２ 室員は、室長の命を受け、大学文書館の業務を処理する。
第３０条 文書館に、別表１に定める文書館の目的を達成するため、次に掲げる兼任の職員を置く。
(1) 本学の教員のうちから、センター長の推薦により総長が任命する者(2) 総務部総務課長
２ 前項第１号に規定する兼任の職員の任期は、２年とし、再任されることができる。
第３１条 文書館が所蔵する資料の利用に関し必要な事項は、総長が別に定める。
（アドミッションセンター）第３２条 アドミッションセンターの職員は、基幹教育院の教員をもって充てる。
（低温センター）第３３条 低温センターに、寒剤供給業務等を円滑に行うため、次に掲げる地区センターを置く。
(1) 箱崎地区センター(2) 伊都地区センター
第３４条 前条の各地区センターに、地区センター長を置く。
２ 地区センター長は、低温センターの教授及び准教授のうちから、センター長が任命する。
３ 地区センター長は、当該地区センターの業務を掌理する。
４ 地区センター長の任期は、２年とし、再任されることができる。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
（加速器・ビーム応用科学センター）
第３５条 加速器・ビーム応用科学センター（この条及び次条において「センター」という。）に、次の施設を置く。
(1) ＦＦＡＧ加速器施設(2) ガンマ線照射施設
第３６条 センターに、箱崎分室を置く。
２ 前項の箱崎分室に、分室長を置く。
３ 分室長は、センターの教授及び准教授のうちから、センター長が任命する。
４ 分室長は、箱崎分室の業務を掌理する。
５ 分室長の任期は、２年とし、再任されることができる。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
（先端医療イノベーションセンター）
第２７条 先端医療イノベーションセンターに、当分の間、臨床試験統括管理責任者を置き、理事又は副学長のうちから、総長が任命する。
２ 臨床試験統括管理責任者は、総長の命により、センター長に代わって、臨床試験に係る部門の業務を掌理する。
（キャンパスライフ・健康支援センター）
第３８条 次に掲げる地区にキャンパスライフ・健康支援センターの分室を置く。
(1) 伊都地区センターゾーン(2) 伊都地区ウエストゾーン(3) 箱崎地区(4) 病院地区(5) 筑紫地区(6) 大橋地区（事務）第３９条 センターに関する事務は、別表３に定める事務組織において処理する。
（雑則）
第４０条 この規則に定めるもののほか、各センターの組織及び運営に関し必要な事項は、各運営委員会等の議を- 39 -

経て、各センター長が定める附 則
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
２ この規則施行の際現に次項に掲げる廃止前の規則（以下「旧規則」という。）の規定に基づき、運営委員会等相当の委員又は協力教員その他の役職に任命されている者は、この規則の相当規定に基づき任命されたものとみなし、その任期については、旧規則による在任した期間を控除した期間とする。
３ 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 九州大学生物環境利用推進センター規則（平成２２年度九大規則第１４３号）(2) 九州大学熱帯農学研究センター規則（平成１６年度九大規則第３２号）(3) 九州大学アイソトープ総合センター規則（平成１６年度九大規則第３４号）(4) 九州大学中央分析センター規則（平成１６年度九大規則第３５号）(5) 九州大学留学生センター規則（平成１６年度九大規則第３６号）(6) 九州大学総合研究博物館規則（平成１６年度九大規則第３７号）(7) 九州大学システムＬＳＩ研究センター規則（平成１６年度九大規則第３８号）(8) 九州大学国際宇宙天気科学・教育センター規則（平成２３年度九大規則第９１号）(9) 九州大学韓国研究センター規則（平成１６年度九大規則第４０号）(10) 九州大学医療系統合教育研究センター規則（平成１６年度九大規則第４１号）(11) 九州大学超伝導システム科学研究センター規則（平成１６年度九大規則第４３号）(12) 九州大学感性融合デザインセンター規則（平成１６年度九大規則第４４号）(13) 九州大学産学連携センター規則（平成１６年度九大規則第４５号）(14) 九州大学超顕微解析研究センター規則（平成２５年度九大規則第９１号）(15) 九州大学環境安全センター規則（平成１６年度九大規則第４７号）(16) 九州大学西部地区自然災害資料センター規則（平成１６年度九大規則第４８号）(17) 九州大学文書館規則（平成１６年度九大規則第２０１号）(18) 九州大学ロバート・ファン／アンドレプレナーシップ・センター規則（平成２２年度九大規則第４８号）(19) 九州大学アドミッションセンター規則（平成１６年度九大規則第５４号）(20) 九州大学水素エネルギー国際研究センター規則（平成１６年度九大規則第５５号）(21) 九州大学未来化学創造センター規則（平成１６年度九大規則第１９８号）(22) 九州大学バイオアーキテクチャーセンター規則（平成１６年度九大規則第１９９号）(23) 九州大学鉄鋼リサーチセンター規則（平成１６年度九大規則第２００号）(24) 九州大学低温センター規則（平成１７年度九大規則第４３号）(25) 九州大学加速器・ビーム応用科学センター規則（平成１８年度九大規則第４５号）(26) 九州大学稲盛フロンティア研究センター規則（平成１９年度九大規則第３０号）(27) 九州大学炭素資源国際教育研究センター規則（平成１９年度九大規則第７０号）(28) 九州大学シンクロトロン光利用研究センター規則（平成２１年度九大規則第１６号）(29) 九州大学先端融合医療創成センター規則（平成２１年度九大規則第１７号）(30) 九州大学極限プラズマ研究連携センター規則（平成２１年度九大規則第３８号）(31) 九州大学有体物管理センター規則（平成２１年度九大規則第６４号）(32) 九州大学分子システム科学センター規則（平成２２年度九大規則第３号）(33) 九州大学日本エジプト科学技術連携センター規則（平成２２年度九大規則第１４号）(34) 九州大学プラズマナノ界面工学センター規則（平成２２年度九大規則第３１号）(35) 九州大学先端医療イノベーションセンター規則（平成２２年度九大規則第３２号）(36) 九州大学ＥＵセンター規則（平成２２年度九大規則第４９号）(37) 九州大学環境発達医学研究センター規則（平成２２年度九大規則第７６号）(38) 九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター規則（平成２３年度九大規則第３９号）(39) 九州大学バイオメカニクス研究センター規則（平成２３年度九大規則第６９号）(40) 九州大学次世代家訓燃料電池産学連携研究センター規則（平成２３年度九大規則第７３号）(41) 九州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター規則（平成２３年度九大規則第１０４号）(42) 九州大学先端素粒子物理研究センター規則（平成２４年度九大規則第１２号）(43) 九州大学グリーンアジア国際リーダー教育センター規則（平成２４年度九大規則第３１号）(44) 九州大学分子システムデバイス国際リーダー教育センター規則（平成２４年度九大規則第３８号）(45) 九州大学オルガネラホメオスタシス研究センター規則（平成２４年度九大規則第４３号）(46) 九州大学水素材料先端科学研究センター規則（平成２４年度九大規則第６０号）(47) 九州大学アジア埋蔵文化財研究センター規則（平成２４年度九大規則第６２号）(48) 九州大学エネルギー基盤技術国際教育研究センター規則（平成２４年度九大規則第６３号）(49) 九州大学キャンパスライフ・健康支援センター規則（平成２４年度九大規則第６４号）- 40 -

(50) 九州大学味覚・嗅覚センサ研究開発センター規則（平成２５年度九大規則第４２号）(51) 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター規則（平成２５年度九大規則第４８号）(52) 九州大学アジア太平洋未来研究センター規則（平成２５年度九大規則第７９号）(53) 九州大学サイバーセキュリティセンター規則（平成２６年度九大規則第６１号）
附 則（平成２７年度九大規則第３号）
この規則は、平成２７年６月１日から施行する。
附 則（平成２７年度九大規則第２０号）
この規則は、平成２７年１１月１日から施行する。
別表１
センター名

目的

業務

中央分析センター

本学において教育研究に従事(1) 大型高性能分析装置及び測定装置の共同利用に関する者のために教育研究上必すること。

要な分析及び試料作成等を行(2) 各種分析及び測定を行い、データを提供すること。

うことにより、本学の教育研究(3) 大型試料作成装置による研究用特殊試料の作成をの進展に資すること。

行うこと。
(4) 各種分析、測定及び試料作成に関する教育研究及び広報に関すること。

別表２
センター名

運営委員会等の名称

運営委員会等の構成員

中央分析センターセンター委員会(1) センター長及び伊都分室の室長(2) 副センター長を置いた場合は、その副センター長(3) 工学研究院長及び総合理工学研究院長(4) 理学研究院、工学研究院及び農学研究院の教授のうちから選ばれた者 各２人
(5) 比較社会文化研究院、医学研究院、歯学研究院、薬学研究院、芸術工学研究院、システム情報科学研究院、総合理工学研究
院、応用力学研究所及び先導物質化学研究所の教授のうちから選ばれた者 各１人(6) 工学部等事務部長及び筑紫地区事務部長

別表３
センター名

担当する事務組織

中央分析センター

筑紫地区事務部及び工学部等事務部- 41 -

九州大学中央分析センター利用規程
平成１８年度九大規程第５６ 号
制定：平成１９年４月１日
最終改正：平成２８年５月２４日(平成２８年度九大規程第５号)（趣旨）
第１条 この規程は、九州大学学内共同教育研究センター規則（平成２６年度九大規則第９２号）第３１条の規定に基づき、中央分析センター（以下「センター」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
（利用の手続）第２条 センターの設備の使用を希望する者及び試料の分析等の依頼を希望する者は、所定の申込書によりセンター長に申請し、その許可を得なければならない。
（設備の使用者の義務）
第３条 設備の使用者（以下「使用者」という。）は、センターの利用心得及び職員の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって設備を使用しなければならない。
（損害賠償）
第４条 使用者が、その責めに帰すべき事由により、施設の設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
（利用料）
第５条 使用者及び試料の分析等の依頼者は、設備の利用に要する利用料を納付するものとし、その額は別表のとおりとする。
２ 前項に規定する利用料は、経費の振替又は九州大学が指定する口座への振込により、所定の期日までに支払わなければならない。
３ 前２項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
４ 既納の利用料は、原則として返還しない。
（雑則）
第６条 この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。
附則（平成１９年度九大規程第４９号）
この規程は、平成２０年４月１日から施行する。
附則（平成２０年度九大規程第１０６号）
この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
附則（平成２１年度九大規程第７号）
この規程は、平成２１年６月１日から施行する。
附則（平成２１年度九大規程第２２号）
この規程は、平成２１年７月１日から施行する。
附則（平成２１年度九大規程第３７号）
この規程は、平成２１年９月１日から施行する。
附則（平成２１年度九大規程第６６号）
この規程は、平成２１年１１月１日から施行する。
附則（平成２１年度九大規程第１０２号）- 42 -

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
附則（平成２２年度九大規程第２１号）
この規程は、平成２２年７月１日から施行する。
附則（平成２２年度九大規程第２５号）
この規程は、平成２２年８月１日から施行する。
附則（平成２２年度九大規程第６２号）
この規程は、平成２２年１０月１日から施行する。
附則（平成２２年度九大規程第１０１号）
この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。
附則（平成２２年度九大規程第１１７号）
この規程は、平成２３年１月１６日から施行する。
附則（平成２２年度九大規程第１９１号）
この規程は、平成２３年４月１日から施行する。
附則（平成２３年度九大規程第１５号）
この規程は、平成２３年６月１日から施行する。
附則（平成２３年度九大規程第２５号）
この規程は、平成２３年８月１日から施行する。
附則（平成２３年度九大規程第７７号）
この規程は、平成２３年１２月１日から施行する。
附則（平成２３年度九大規程第１０９号）
この規程は、平成２４年４月１日から施行する。
附則（平成２４年度九大規程第６７号）
この規程は、平成２５年３月１日から施行する。
附則（平成２５年度九大規程第４号）
この規程は、平成２５年５月１日から施行する。
附則（平成２５年度九大規程第５５号）
この規程は、平成２５年１２月１日から施行する。
附則（平成２５年度九大規程第１２５号）
この規程は、平成２６年４月１日から施行する。
附則（平成２６年度九大規程第１号）
この規程は、平成２６年５月１日から施行する。
附則（平成２６年度九大規程第５号）
この規程は、平成２６年６月１６日から施行する。
附則（平成２６年度九大規程第９号）
この規程は、平成２６年８月１日から施行する。
附則（平成２６年度九大規程第６３号）
この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。
附則（平成２６年度九大規程第８８号）
この規程は、平成２７年２月１日から施行する。
附則（平成２６年度九大規程第９５号）
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。
附則（平成２６年度九大規程第１１４号）
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

- 43 -

附則（平成２７年度九大規程第１号）
この規程は、平成２７年４月２７日から施行する。
附則（平成２７年度九大規程第３３号）
この規程は、平成２７年１１月１日から施行する。
附則（平成２７年度九大規程第５５号）
この規程は、平成２８年１月１８日から施行する。
附則（平成２７年度九大規程第６６号）
この規程は、平成２８年２月２６日から施行する。
附則（平成２７年度九大規程第９９号）
この規程は、平成２８年３月３１日から施行する。
附則（平成２８年度九大規程第５号）
この規程は、平成２８年５月２４日から施行する。

別表（第５条第１項関係）
１．１件当たりの利用料を設定する設備
管理部局
中央分析
センター

設備の
設置場所
筑紫地区

設備名
超高感度示差走査熱量計(DSC6100)
高感度示差走査熱量計(DSC6220)
蛍光 X 線分析装置(PV9500)
光交流法比熱測定装置
レーザー粒径解析装置(LPA-3000/3100)
顕微赤外分光分析装置(MFT-2000)
原子間力顕微鏡(NanoScopeⅢa)
超高圧物性測定装置
高周波 2 極スパッタ装置(SPF-210HRF)
ラバープレス

比較社会文
化研究院
総合理工
学研究院

先導物質
化学研究所

利用料（円／件）
本学が管理する 左記以外の経経費による場合 費による場合
3,000
4,900
2,000
3,100
1,500
4,800
3,800
9,000
1,100
1,200
520
1,000
1,500
4,200
2,200
3,200
1,500
2,800
600

620

オージェ電子分光分析装置(JAMP-7800F)
X 線光電子分光分析装置(AXIS-165)
4 軸型自動 X 線回析計(CAD-4)
超伝導核磁気共鳴装置(Varian INOVA)
雰囲気中液体急冷装置
環境制御型走査型プローブ顕微鏡(Agilent5500)
フーリエ変換赤外分光光度計(4200ST)

12,0001,700

29,50022,300394,000
18,6001,300
24,0003,300

伊都地区

X 線回折装置（RINT-2100V）

3,700

3,700

筑紫地区

ICP 発光分析装置（SPS1700HVR）
Ｘ線回折計（RINT2200）
蛍光Ｘ線分析装置（ZSX-mini）
レーザーラマン分光分析装置（NRS2100）
電界放射走査型電子顕微鏡（JSM-6340F/-5310）
レーザーラマン分光装置(Nanofineder 30)

7,400
7,000
20,000
850
4,000
8,400

7,400
7,000
20,000
6,200
4,000
8,400

電子スピン共鳴装置(JES-FA200)

1,900

1,900

筑紫地区

備考

１回に
つき

2．１時間当たりの利用料を設定する設備
管理部局

設備の
設置場所

利用料（円／時間）
本学が管理する 左記以外の経経費による場合 費による場合

設備名- 44 -

備考

中央分析
センター

工学研究院

農学研究院

先導物質化
学研究所

筑紫地区
伊都地区

伊都地区

箱崎地区

伊都地区

蛍光 X 線分析装置(EDX-800)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECP400)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent7500c)
Ｘ線回折計(MultiFlex)
Ｘ線分析顕微鏡（XGT-5000)
走査型電子顕微鏡(SS-550)
電界放出型走査電子顕微鏡（JSM-6701F)
イオンコーティング装置（JFC-1600)
フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-700)
フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-620)
電子線 3 次元粗さ解析装置(ERA8900)
顕微レーザーラマン分光装置(ARAMIS)
超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡(SU8000)
低真空分析走査電子顕微鏡(SU6600)
フラットミリング装置(IM-3000)
イオンミリング装置(E-3500)
カーボンコータ(SC-701C)
走査型プローブ顕微鏡(DimensionIcon)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent7700x)
3D 測定レーザー顕微鏡（OLS4000）
全自動水平型多目的 X 線回折装置（SmartLab）
熱分析装置（EXSTAR7000）
自動薄膜計測装置(Auto SE-UK)
高分解能 3 次元 X 線 CT システム(SKYSCAN1172)
エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDX-7000）
マルチチャンネル赤外顕微鏡システム
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECX500)
低真空高感度走査電子顕微鏡(SU3500)
イオンスパッタ（MC1000）
オスミウムコータ（HPC-1SW）
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECZ400)
大気圧走査電子顕微鏡(AeroSurf1500)
超伝導核磁気共鳴吸収装置（AV300M）
超伝導核磁気共鳴吸収装置（AVANCE500）
単結晶高速 X 線構造解析装置（SMART APEX）
高性能 X 線光電子分光解析装置（ESCA5800）
超高分解能走査型電子顕微鏡（S-5200）
レーザーラマン分光光度計（NRS-2000）
磁化率測定装置（MPMS-XL7TZ）
差動型高温示差熱天秤（TG-DTA2020SA）
原子吸光分光光度計（AA-7000）
紫外・可視・近赤外分光光度計（SolidSpec-3700DUV）
レーザーラマン分光光度計(NRS-3100KK)
電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM)
近赤外蛍光分析装置(NanoLOG-EXT)
全自動水平型多目的 X 線回折装置(SmartLab)
高速液体クロマトグラフ質量分析計(LCMS-IT-TOF)
レーザーイオン化飛行時間質量分析装置(AXIMA-CFR
Plus)
セルアナライザー Sony EC800
セルソーター Sony SH800
共焦点・超解像顕微鏡 TCS SP8 STED
次世代シーケンサー MiSeq
超高感度測定用 NMR 装置(AVANCE Ⅲ 600)

- 45 -

1,800
800
3,500
900
1,400
1,100
1,900
700
800
700
1,100
5,000
3,200
3,000
1,100
1,100
1,600
2,500
5,600
2,100
2,500
1,800
900
2,200
2,600
2,900
1,500
1,600
1,500
5,800
1,100
1,500
1,100
940
3,200
2,200
1,700
3,300
540
2,900
6,300
1,200
2,300
2,000
1,000
2,300
1,200

1,800
3,500
900
1,400
1,100
2,800
700
800
700
3,000
10,200
5,700
9,300
1,600
1,600
1,800
3,800
7,300
2,500
4,200
3,000
2,000
4,900
3,500
4,200
3,000
1,500
5,900
2,600

1,700
540
2,900
1,900
2,300

1,200

1,200

1,200

1,800
1,800
1,500
250

2,600
4,600

840

840

3．次の設備を使用する試料の分析等を依頼する場合
管理部局
中央分析
センター

設備の
設置場所
筑紫地区

農学研究院

オージェ電子分光分析装置(JAMP-7800F)
X 線光電子分光分析装置(AXIS-165)
4 軸型自動 X 線回析計(CAD-4)
光交流法比熱測定装置
超伝導核磁気共鳴装置(Varian INOVA→JIM-GSX500)
超高圧物性測定装置
雰囲気中液体急冷装置
高周波 2 極スパッタ装置(SPF-210HRF)

利用料（円／件）
本学が管理する 左記以外の経経費による場合 費による場合
23,60088,00023,20029,00098,10099,00010,90014,0006,400
14,00012,30013,000
4,300
4,500
2,500
2,900

ラバープレス

1,700

1,800

蛍光 X 線分析装置(EDX-800)
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECP400)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent7500c)
Ｘ線回折計(MultiFlex)
Ｘ線分析顕微鏡（XGT-5000）
走査型電子顕微鏡(SS-550)
電界放出型走査電子顕微鏡(JSM-6701F)
イオンコーティング装置（JFC-1600）
フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-700)
フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-620)
電子線 3 次元粗さ解析装置(ERA8900)
顕微レーザーラマン分光装置(ARAMIS)
超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡(SU8000)
低真空分析走査電子顕微鏡(SU6600)
カーボンコータ(SC-701C)
走査型プローブ顕微鏡(DimensionIcon)
誘導結合プラズマ質量分析装置(Agilent7700x)
3D 測定レーザー顕微鏡（OLS4000）
全自動水平型多目的 X 線回折装置（SmartLab）
熱分析装置（EXSTAR7000）
自動薄膜計測装置(Auto SE-UK)
高分解能 3 次元 X 線 CT システム(SKYSCAN1172)
エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDX-7000）
マルチチャンネル赤外顕微鏡システム
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECX500)
低真空高感度走査電子顕微鏡(SU3500)
イオンスパッタ（MC1000）
オスミウムコータ（HPC-1SW）
超伝導核磁気共鳴吸収装置(JNM-ECZ400)
大気圧走査電子顕微鏡(AeroSurf1500)

3,800
6,000
6,400
5,500
4,800
6,700
8,500
1,100
4,000
4,600
12,30016,00018,00014,0002,000
13,0008,500
9,500
11,00011,0005,000
26,000
4,300
9,000
9,800
7,000
2,300
5,000
4,900
6,300

3,800
6,000
6,400
5,500
4,800
6,700
9,500
1,100
4,000
4,600
15,00025,00021,00019,0002,100
15,0008,600
9,900
13,00014,0006,000
42,0004,600
9,800
12,000
8,800
2,400
5,000

伊都地区

X 線回折装置（RINT-2100V）

24,00024,000伊都地区

超伝導核磁気共鳴吸収装置（AV300M）
超伝導核磁気共鳴吸収装置（AVANCE500）
単結晶高速 X 線構造解析装置（SMART APEX）
高性能 X 線光電子分光解析装置（ESCA5800）
動的二次イオン質量分析装置（SIMS4000）

1,500
1,500
36,00024,00056,00056,000

レーザーラマン分光光度計(NRS-3100KK)

4,900

4,900

高速液体クロマトグラフ質量分析計

10,00010,000

伊都地区

比較社会文
化研究院
工学研究院

設備名

箱崎地区

- 46 -

備考

１回に
つき

7,500

1 時間
当たり

応用力学
研究所
先導物質
化学研究所

筑紫地区
筑紫地区

伊都地区

レーザーイオン化飛行時間質量分析装置
セルアナライザー Sony EC800
セルソーター Sony SH800

2,100
10,00010,0002,400
12,00016,000電子線マイクロアナライザー(EPMA)

47,00047,000透過型電子顕微鏡(JEM-2100XS)
飛行時型質量分析計(JMS-T100CS)
二重収束質量分析計(JMS-700)
超高輝度迅速型単結晶 X 線回折装置(Varimax(Mｏ))
固体超伝導核磁気共鳴装置(JNM-ECA400)
超伝導核磁気共鳴装置(JNM-ECA600)
電子スピン共鳴装置(JES-FA200)
単結晶Ｘ線構造解析装置(R-AXIS RAPID(Cu))
超伝導核磁気共鳴装置(JNM-LA400)
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型
質量分析装置(JMS-S3000)
超強力単結晶Ｘ線結晶構造解析装置(FR-E+)
高輝度広角Ｘ線回折システム薄膜解析部(RINT-TTR
Ⅲ)
高輝度広角Ｘ線回折システム熱量同時評価部(SmartLab)
高分解能小角散乱装置(NANOSTAR)
超高感度測定用 NMR 装置(AVANCE Ⅲ 600)
高分解能二重収束質量分析装置(JMS-700)

25,0003,200
4,500
53,00022,0007,700
4,500
42,000
1,100

25,0003,200
4,500
53,00022,0007,700
4,500
42,000
1,100

3,100

3,500

41,000132,000

20,00023,00027,00042,00033,0006,900
4,600

83,0008,400
8,400- 47 -

中央分析センター防災心得（平成２年６月３０日 中央分析センター運営委員会決定）
中央分析センター（以下「センター」という。
）に所属する者並びにセンターにおいて実験あるいは測定を行う者（学生及び研究生を含む。
）は、センター建物内において次の事項を遵守しなければならない。
１．一般的心得（１）入退出時には、事務室前の名標板の自己の名札を点検し、センター建物内での在・不在を明示しておくこと。
（２）退出時及び長時間不在にする場合には、電源スイッチを切り、ガス及び水道の元栓を締める等の処置を行い、戸締りと火気の安全を確認すること。
（３）平日午後５時以後（土曜日、日曜日、祝祭日等の休日は終日）にセンター建物内に在室する者は、センター責任者並びに利用責任者の承認を得た上で、別記様式の「時間外在室届」を同日午後３時（土曜日、休日の場合は前日の提出期限時刻）までにセンター事務室に提出すること。ただし、止むを得ない理由のために定刻までに責任者の承認が得られない場合には、承認が得られ次第できるだけ速やかに警務員に直接提出すること。
（４）時間外在室中に実験室、研究室を一時不在にする場合には、出入口扉に行き先を明示し、施錠すること。
（５）消火器具、消火栓、火災報知機、非常電話、避難器具の設置場所を確認しておくと共に、これらの操作法についても熟知しておくこと。
（６）特に指定された場所以外では喫煙しないこと。また、指定された場所における吸い殻、マッチ等の火気の後始末を確実に行うこと。
（７）センター建物内においては、事故発生時に迅速に避難ができるような適切な服装と履物を着用すること。
２．研究実験従事者の心得（１）研究実験における事故防止並びに、建物の効率的使用を図るため、常に実験台上、研究室内外の整理及び整頓に努めること。
（２）大量の有機溶媒等の引火性物質、劇毒物や爆発性物質等の危険薬品、揮発性の悪臭物質、刺激性物質等を使用する場合には、前以てセンター職員の承認を得た上で使用すること。また、同室者にもその使用を周知させること。
（３）危険物質あるいは有害物質を取り扱う実験においては使用に先立って、次項に示すような想定される事故の対策及び処置を検討し、必要な薬品、器具等を準備しておくこと。
（イ）引火性物質に対する消火方法。
（ロ）劇毒物に対する除害・洗浄方法。
（ハ）揮発性の悪臭および刺激性物質に対する洗気・除害方法。
（４）危険薬品等は、適切な危険物保管専用容器を用意してその中に安全に保管し、使用する場合には実験に必要な量だけを取り出すこと。
（５）揮発性の悪臭物質あるいは刺激性物質を発生する実験においては、次の事項を遵守すること。
（イ）ドラフト設備内で行ない、密閉型実験装置を使用すること。
- 48 -

（ロ）実験装置から排出される悪臭又は刺激性物質は適切な洗気・除害装置を通して実験装置外に導くこと。
（６）有害物質を含む有機および無機実験廃液は、九州大学排出水および廃棄物処理規則・細則に従って逐次処理すること。大量の実験廃液を実験室内に貯溜しないこと。
（７）危険を伴う実験を行なう場合には二人以上で行なうこと。
（８）終夜無人運転を行なう場合には、実験室出入り口扉にその旨を表示し、連絡先（電話番号）、運転中の装置及びその実験内容を併記すること。
（９）高圧ガス容器を使用または保管する場合には、転倒を防ぐ適切な措置を講じること。
（１０）実験用電気配線には、使用電力に充分耐える性能の電線を使用し、必要な場合には過電流防止のためのブレーカーをつけること。
（１１）放射性同位体元素等を使用する場合には、九州大学放射線障害予防規則等の関連規則を順守すること。
（１２）危険薬品を取り扱う実験に際しては、上記（1）～（11）項の注意事項に加えて次の事項を遵守すること。
（イ）実験中は必ず防災眼鏡を着用すること。
（ロ）金属ナトリウム、カリウム、有機金属化合物等の禁注水性試薬は、使用後必ず適切な専用容器に安全に保管すること。
（ハ）引火性の低沸点物質の取扱い並びに冷蔵庫等の密閉室中での保存には特別の注意を払い、防災に努めること。
（ニ）ドラフト設備内でのガス栓、水道管、及び電気配線の腐食に対する保守に不断の注意を払うこと。
（１３）高電圧、高電流、高圧、高温度、極低温等を伴う装置、レーザー光源、重量物等を取り扱う実験、
大型実験装置の組み立て及び工作作業等を行う場合には、上記（1）～（11）項の注意事項に加えて、次の事
項を遵守すること。
（イ）大型実験装置の組み立て、重量物を取り扱う場合等には、安全靴とヘルメットを着用し、安全に留意すること。
（ロ）水銀灯、レーザー光源等の強力な光線を取り扱う実験においては、遮光眼鏡を着用すること。
３．実 施
この心得は、平成２年６月３０日から実施する。

- 49 -

別記： 時間外在室様式

中央分析センター時間外在室届センター責任者 氏名・職

印

氏名・職

印

利用責任者

連 絡 先

電話番号（

－

）
・内線（

）

所 属
在室者氏名

所属・身分

在 室 年 月 日・時 間
平成

内線（

室 名

）

年

月

日（

曜日）

時

分

月

日（

曜日）

時

分

～

装 置 名

注 意：
１．平日午後 5 時以降（土、日曜日、祝祭日等の休日は終日）にセンター建物内に在室する者は、センター責任者及び利用責任者の承認を得た上で、「時間外在室届」を午後 3 時（休日の場合は前日の提出期限時刻）までにセンター事務室に提出すること。
２．事務室備え付けの時間外在室ノートに必要事項を記入し、部屋の鍵を借り受けること。鍵は時間外在室終了後、所定の場所に返却すること。
３．止むを得ない理由のために定刻までに責任者の承認が得られない場合には、承認を取り次第できるだけ速やかに警備員に直接提出すること。
４．時間外在室中は、利用責任者が使用室及び装置の管理の責任を負うこと。
５．センター責任者が不在の場合には、助教授、講師、助手が代わって時間外在室の要否を判断し、承認印を捺印すること。
以上- 50 -

中央分析センター伊都分室防災心得（平成 2 年 10 月 25 日 中央分析センター工学分室委員会決定）
中央分析センター（伊都分室）（以下「伊都分室」という。
）に所属する者並びに伊都分室を利用する者（学生及び研究生を含む）は、伊都分室測定室において次の事項を遵守しなければならない。
1． 一般的心得(1) 機器使用時は、測定室出入口扉の札で在・不在を明示しておくこと。
(2) 退出時及び長時間不在にする場合には、所定の電源スイッチを切り、戸締まりと火気の安全を確認すること。
(3) 平日午後 5 時以後（土曜日、日曜日、祝祭日等の休日は終日）に伊都分室測定室に在室する者は、伊都分室責任者並びに利用責任者の承認を得た上で、別記様式の「時間外在室届」を同日午後 3 時（土曜日、日曜日、祝祭日の場
合は前日の提出期限時刻）までに伊都分室事務室に提出すること。
(4) 時間外在室中に測定室を一時不在にする場合には、必ず施錠すること。
(5) 消火器具、消火栓、火災報知器、非常電話、避難器具の設置場所を確認しておくと共に、これらの操作法についても熟知しておくこと。
(6) 測定室内（廊下も含める）では絶対に喫煙しないこと。
(7) 伊都分室測定室内においては、事故発生時に迅速な避難ができるように安全な履物を着用すること。
2． 機器利用者の心得(1) 機器利用における事故防止並びに測定室の効率的使用を図るため、常に実験台上、測定室内外の整理及び整頓に努めること。
(2) 引火性物質、劇毒物や爆発性物質等の危険薬品、揮発性の悪臭物質、刺激性物質等を使用せざるを得ない場合には、前もって伊都分室職員の承認を得た上で使用すること。また、同室者にもその使用を周知させること。
(3) 揮発性の悪臭物質あるいは刺激性物質を発生する可能性のある試料の測定は避けること。また、やむを得ずそのような試料を測定室内において使用する場合は、悪臭物質あるいは刺激性物質が室内に漏れ出さない状態に保つこと。
(4) 危険物質あるいは有害物質を取り扱う実験においては、使用に先立って次項に示すような想定される事故の対策及び処置を検討し、必要な薬品、器具等を準備しておくこと。
① 引火性物質に対する消火法。
② 劇毒物に対する除害・洗浄法。
③ 揮発性の悪臭及び刺激性物質に対する洗気・除害方法。
(5) 測定室内に持ち込む危険薬品等は必要最低限にし、測定終了後は直ちに持ち帰ること。
(6) 有害物質を含む有機及び無機廃液は、必ず持ち帰って処理すること。
(7) 時間外測定並びに無人運転を行う場合には、測定室出入口扉にその旨を表示し、「時間外在室届」を提出すること（別記「時間外在室届」提出の際の注意事項参照）。
(8) 高圧ガス容器を使用又は保管する場合には、転倒を防ぐ適切な措置を講じること。
(9) 実験用電気配線には、使用電力に充分耐える性能の電線を使用し、必要な場合には漏電防止のためのブレーカを付けること。
(10) 国際規制物資を使用する場合には、伊都分室職員に連絡し、必要な指示を受けること。
(11) 危険薬品を取り扱う実験に際しては、上記(1)～(10)項の注意事項に加えて、次の事項を遵守すること。
① 測定中は必ず防災眼鏡を着用すること。
② 金属ナトリウム、カリウム、有機金属化合物等の禁注水性試薬は、使用後必ず適切な専用容器に安全に保管すること。
③ 引火性の低沸点物質の取扱い並びに冷蔵庫等の密閉室中での保存には特別の注意を払い、防災に努めること。
④ ドラフト設備内でのガス栓、水道管、及び電気配線の腐食に対する保守に不断の注意を払うこと。
(12) 高電圧、高電流、高圧、高温度、極低温等を伴う装置、レーザー光源、重量物等を取り扱う実験、大型実験装置の組み立て及び工作作業等を行う場合には、上記(1)～(11)項の注意事項に加えて、次の事項を遵守すること。
① 大型実験装置の組み立て、重量物を取り扱う場合等には、安全靴とヘルメットを着用し、安全に留意すること。
② 水銀灯、レーザー光源等の強力な光線を取り扱う実験においては、遮光眼鏡を着用すること。
3． 実 施この心得は、平成 2 年 10 月 25 日から実施する。
※「時間外在室届」提出上の注意① 平日午後 5 時以後（土曜日、日曜日、祝祭日等の休日は終日）に伊都分室測定室に在室する者は、伊都分室責任者並びに利用責任者の承認を得た上で、同日午後 5 時（土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日の提出期限時刻）までに伊都分室事務室に提出すること。
② 時間外在室届提出の際に測定室の鍵を借り受けること。なお、鍵は翌日の午前 11 時までに返却すること。
③ 時間外在室中は、利用責任者が使用室及び装置の管理の責任を負うこと。
④ 緊急時の連絡先は、夜間連絡が可能な電話番号（自宅等）を記入すること。

- 51 -

別記：「時間外在室届」様式

中央 分析センター 伊都分室
時間外在室 届所属

利 用 責 任 者
（

教

員

）

職 ・ 氏 名
連

絡

所

印

先 内線
属

装 置 利 用 者 身分・氏名
連

絡

先 内線

使 用 室 名使 用 装 置 名
試料の危険性在 室 期 間

年

月

日

：

～

年

月

日

：

職員氏名
緊急時連絡先
電話番号

鍵の貸出

有 ・ 無

鍵№

返却確認

カードの貸出

有 ・ 無

カード№

返却確認

[注意] 時間外在室届は平日 17 時までに提出して鍵（必要に応じてカード）を借り受けてください。
利用終了後は速やかに鍵とカードを返却してください（107 室前のケースに返却）。

- 52 -