PyroMiniBus
放射温度センサの多点温度監視システム•ユニット TBPM180

•
••
HUB※

••

RS485 Modbus通信対応の非接触温度計
タッチスクリーンによる各種設定、表示、アラーム、データ記録が可能
低コストな6チャンネル温度測定シス
テム
TBPM180をModbusマスタとして、ス
レーブインターフェースによる大規模な温度測定システムを構築
アナログ出力とリレー出力（オプション）
工業用EMC規格に準拠

放射温度センサ※HUBはオプションとなります。

PyroMiniBusは、小型センサヘッド、ディスプレイユニット（オプション）で構成される温度監視シス
テムです。

ModbusマスタのTBPM180
PyrominiBusセンサ（接続数：最大6本）

M-7061
リレー出力ユニット※（オプション）

M-7024アナログ出力ユニット※（オプション）

電源ユニット（別売）

TBPM180（タッチスクリーン仕様）

PyroMiniBusセンサは、工業用途における-20～ 1,000℃の非反射材質の表面温度を測定するのに最適です。
食品、紙、厚いプラスチック、塗装、バルク材質、有機材質の他、汚れ、錆、油性の表面を測定できます。

高信頼性
PyroMiniBusセンサは、冷却を必要とせず、120℃の雰囲気中で測定ができます。

PMBHUB（オプション）

小型Modbus通信
PLCやSCADAに接続可

PyroMiniBusセンサは、長さ45mm（ケーブルグランド含む）と、小スペースな場所での測定に適してます。
※TBPM180へ6台まで接続可

ModbusスレーブのTBPM180
センサ（最大6本）
出力ユニット（最大6台）

センサ（最大6本）
出力ユニット（最大6台）

センサ（最大6本）
出力ユニット（最大6台）

設定
TBPM180は、最大6本までのPyroMiniセンサが接続でき、温度表示、センサを含む各種設定、microSDカード（別売）によるデータ保存ができます。リレー出力ユニット、アナログ出力ユニットは、DINレールに取付けできます。

低コスト
TBPM180は、最大6本のPyroMiniセンサの温度測定、制御ができます。センサ毎に制御ユニットを追加する必要が無いため、低コストで温度測定システムが構築できます。
Modbusマスタ
PLC
SCADA

TBPM180#1

TBPM180#2

TBPM180#247

他のModbusデバイス

RS485
TBPM180は、メインネットワーク上のスレイブデバイスであり、各センサネットワーク上ではマスタデバイスとなります。

ネットワーク対応
TBPM180にはRS485 Modbus通信機能があり、Modbusネットワーク上のPLCやSCADAと接続ができます。TBPM180は、最大6本のPyroMiniセンサを接続できますので、同一ネットワーク上で、多点温度測定システムが構築できます。また、
TBPM180をModbusスレーブとすることで、大規模なシステム構築も可能です。

TBPM180
6chタッチスクリーン
••
••
•
•

ダイレクト入力のタッチインターフェース機能
個別、又は、同時に6チャンネルすべてをタッチスクリーンで表示、設定ができます。また、アラーム発生では、各チャンネル毎に表示が赤に変最大6本のセンサの温度表示、データ記録、アラームを同時、又は、個別に設定
Modbusマスタ、又は、Modbusスレー
ブとして動作microSDカード（別売）で、大容量のデータを保存
バックライト機能
ICP DASユニット（オプション）によるアナログ出力、リレー出力2チャンネルのスクロール機能がある
グラフ表示

温度グラフ機能2チャンネルを同時に温度グラフ表示できます。温度グラフは、スクロールもできます。

わります。

センサ設定
タッチスクリーンで、センサやアラームなどの各種設定ができます。また、データ記録設定
データ測定時間の詳細設定ができます。設定は、開始時間、停止時間、ア設定した内容を保護するパスワード機能もあります。

ラーム発生時間などがあります。測定したデータをmicroSDカード（別売）に保存ができ、設定した内容も合わせて保存できます。

仕様

PyroMiniBusセンサ

TBPM180

測定温度範囲-20 ～ 1,000 ℃
インターフェース
RS485 Modbus RTU
精度

適合センサ
PyrominiBusセンサ、PyroBusセンサ、PyroMini（-BN型、-BT型）センサ
ディスプレイ
72 mm抵抗膜式タッチTFT、320 x 240 ピクセル、バックライト付
電圧± 1℃ 又は、1%（どちらか大きい方）
再現性± 0.5℃ 又は、0.5%（どちらか大きい方）
放射率
0.2 ～1.0
応答時間（95% 応答）
125 ms
測定視野
測定視野図を参照
波長範囲
8 ～ 14 μ m
電源DC 6 ～ 28 V
最大消費電流50 mA
通信レート
9600pbs※
通信フォーマット
8ビット、パリティ無、ストップビット1

DC 10 ～ 30 V
最大消費電流100 mA
設定項目（チャンネル共通）
温度単位、日時、データ記録、グラフチャンネル、アラーム記録
設定項目（チャンネル単位）
信号処理、放射率、反射エネルギー補正、アラーム、Modbusアドレス
アラーム設定センサ毎に2系統のアラーム設定（Hi/Lo、閾値）、最大12アラームまで
温度単位°C ／ °F 切替
温度分解能
1°
信号処理
設定可能時間で平準化
表示周期120 ms／センサ（6本のセンサ接続時は、720ms）

データ記録※ご使用環境に合わせて変更対応できます。

記録間隔
1 ～ 86,400 秒（1日相当）
microSDカード
最大32GB（別売）内部クロック用電池
BR 1225 3V x 1（別売）変数
対象物温度、センサヘッド温度、アラーム発生
ファイル形式
CSV形式（Excelと互換性あり）
設定項目
測定間隔、測定数、測定の開始日時

設定
TBPM180又は、RS485 Modbus通信で、放射率、平準化、反射エネルギーを設定

機械的仕様
材質
ステンレス鋼寸法
Φ 18 x L45 mm
ケーブル長
標準 1m（オプションで延長可）
重量85 g（1mケーブル含む）

機械的仕様
材質
アルミダイキャスト
ケーブル接続着脱式ネジ端子（適合ケーブル：AWG28 ～ AWG18）
寸法W 98 x H 64 x D 36 mm（ケーブルグランドを除く）
重量280 g

使用環境
保護等級
IP65
動作温度範囲0 ～ 120 ℃
動作湿度範囲
95%RH以下（結露なきこと）

使用環境
保護等級
IP65
動作温度範囲0 ～ 60 ℃
動作湿度範囲
95%RH以下（結露なきこと）

適合
RoHS適合準拠
電磁適合性
EN61326-1、EN61326-2-3に準拠

RoHS適合準拠
電磁適合性EN61326-1、EN61326-2-3に準拠

距離[inc]0484.42.40.5

測定径[inc]適合

測定距離（D）と測定径（S）比 （D：S比）
測定径[inc]

測定視野距離[inc]00.5

19.7

100111.9200

距離[mm]-02型

測定径[㎜]

測定径[㎜]

61.9
02.5

D:S 20:1

D:S 2:1
11.9

39.4

1.5

11.9
36.9
0500

61.9
1000

距離[mm]-20型

寸法図
センサヘッドTBPM1809886

Φ 18.6 Φ 18M16 x 1 ネジ

取付ナット
（付属品）
4

取付穴 x 2（M4 皿ネジ）

Modbus ス
レーブ

6412Modbus
マスタ

1000
（標準）

364513

エアパージカラー（オプション）

タッチスクリーン裏面

181/8" BSP
空気注入口

着脱栓APSN ： -02型専用
APSW ： -02型以外

18
19 ～ 24

17 AF

Φ4048

Φ
2936

25

1850
PMBHUB（オプション）
11 AF

PMBHUB仕様

13～15

材質
アルミダイキャスト
接続
着脱式ネジ端子（適合ケーブル：AWG28 ～ AWG18）
重量250 g
保護等級
IP65
筺体寸法
PM180と同じ

17 AF
裏面
ネジ端子
19～24

単位[㎜]

アクセサリー（センサオプション）

型式
TBPMB - 20
測定視野
02 = 2：1 発散光学系
20 = 20：1 発散光学系

PMBHUB
ABS
FBS
PMBCE
LSTS
DLSBFSDLSBAS

HUB（6本までセンサ接続可）
可変取付金具
固定取付金具延長ケーブル
レーザー照準ツール
デュアルレーザー照準用固定金具
デュアルレーザー照準用可変金具

機種
TBPMB = PyroMiniBusセンサ

アクセサリー（TBPM180オプション）
TBPM180

6チャンネルタッチスクリーン＜代理店＞

M-7061
M-7024

12チャンネルModobusリレー出力ユニット
4チャンネルModbus電圧／電流出力ユニット

立山科学工業株式会社
富山事業所〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地

TEL 050-5535-5824

東京支社〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル6階

TEL 03-5256-0721

名古屋営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

TEL 090-5540-2435

大阪営業所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-600 大阪駅前第3ビル6階17号 TEL 050-5535-5824＜ホームページ＞ http://www.tateyama.jp■記載内容は、お断り無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜e-mailアドレス＞ module@tateyama.or.jp
2016.9 初版