土壌用ｐＨ／
土壌用ｐＨ／硝酸
ｐＨ／硝酸／Ｅｈ
硝酸／Ｅｈ計／Ｅｈ計ＰＲＮ－４１
ＰＲＮ－４１型用
４１型用
Ｅｈ電極
Ｅｈ電極セット
電極セット
取扱説明書

株式会社

藤原製作所

はじめに
この度は土壌用ｐＨ／硝酸／Ｅｈ計 ＰＲＮ－４１型用Ｅｈ電極セットをお求め頂きまして、有り難う御座います。このＥｈ電極セットはＰＲＮ－４１型専用の土壌用Ｅｈ測定電極セットです。
測定したい土壌(主に水田)に白金電極を設置しておき、測定時にＰＲＮ－４１型と比較電極を接続すれば、Ｅｈ値を直接読み取ることが出来ます。
Ｅｈが高ければ土壌が酸化状態にあり、低ければ還元状態にある事を示します。
・ ご使用の際には本取扱説明書と共に、ＰＲＮ－４１型の取扱説明書をよく読んで戴き、正しく、安全にご使用下さい。
・ 本取扱説明書は、実際に操作されるご担当者のお手元に有るよう、心がけて下さい。
・ ご不明な点や修理が必要な場合は、弊社、又は販売店にご連絡下さい。

取り扱い上の注意
・電極は分解
分解しない
分解しないで下さい。故障の原因になる事があります。
しない
・高温
高温、避けて下さい。
高温、多湿、多湿、又は急激な急激な温度変化がある場所での使用、及び保管は避温度変化
けて・電極に強強い衝撃を衝撃を与えないで下さい。故障の原因になる事があります。
えない・電極のコードを強強く引っ張ったり、ねじったりしないったり ねじったりしないで下さい。
ねじったりしない
・ 電極コネクタ
コネクタ部
本体から外さないでコネクタ部が濡れている時れている時は、ＰＲＮ－４１型本体
本体から電極コネクタを外からさない下さい。

目

次ページ

・ はじめに・ 取り扱い上の注意……………………………………………………………

１（１）構成 ………………………………………………………………………
（２）各部の名称 ………………………………………………………………

１
１

１．構成と各部の名称………………………………………………………………………

３（１）ＯＲＰ標準液の調製 ……………………………………………………
（２）動作確認 …………………………………………………………………

３４２．動作確認……………………………………………………………………………

６（１）白金電極の埋設 …………………………………………………………
（２）測定 ………………………………………………………………………

６７３．測定……………………………………………………………

８…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

８８……………………………………………………………………………

９（１）比較電極液絡部の湿潤 …………………………………………………
（２）白金電極 …………………………………………………………………

９９

４．測定の終了と保管（１）保管方法（２）保管場所

５．保守

６．補用品

７．仕様

…………………………………………………………………………

９…………………………………………………………………………… １０

１．構成と各部の名称（１）構成
ＯＲＰ粉末試薬

白金電極 EP-201 型(５本)電極リード線
ELW-45 型
取扱説明書

比較電極
4400 型

白金電極スタンド(５本)（２）各部の名称（２－１）白金電極

ＥＰ－２０１型

白金電極保管筒

白金電極部(銀色)
土に埋設する側です。

防雨キャップﾌﾟﾗｸﾞが雨等に濡れないように、被せます。

白金部保護カバー
保管筒に保管する時、被せます。土に埋設するプラグ(金色)時は、外して下さい。

電極ﾘｰﾄﾞ線のﾜﾆ口ｸﾘｯﾌﾟで接続する部分です。

1

（２－２）比較電極

４４００型
乾燥防止キャップ
液絡部の乾燥を防止します。測定時以外は必ず水を入れ、液絡部に取り付けて下さい。

液絡部
内部比較電極と試料を電気的に接続する役目

比較電極コードをします。

比較電極端子電極ﾘｰﾄﾞ線のｼﾞｬｯｸに差し込みます。

（２－３）電極リード線

ＥＬＷ－４５型
コネクタ
ﾒｰﾀ本体に接続する時は、PRN-41 型取説「4.準備」の「4.電極･電極ﾘｰﾄﾞ線の接続」をご参照下さい。

ワニ口クリップ
白金電極のプラグ(金色)を挟みます。

電極コード

ジャック
比較電極端子を差し込みます。

2２．動作確認
注意：
注意：測定を測定を始める前める前に必ず動作確認を動作確認を行って下って下さい。
さい。
ＰＲＮ－４１
ＰＲＮ－４１型取説
４１型取説「型取説「５－３．土壌Ｅｈ
土壌Ｅｈ測定Ｅｈ測定」
測定」の「３．動作確認」
動作確認」（５（５－３８ペ３８ページ）をよく読をよく読んで、んで、正しく動作確認
しく動作確認を動作確認を行って下って下さい。
さい。
（１）ＯＲＰ標準液の調製① 右図の物を準備して下さい。
ⅰ) 純水５００mL の入った容器ⅱ) ＯＲＰ粉末試薬(Ａ剤、Ｂ剤各１袋)ⅲ) 撹拌棒ⅲ)
ⅰ)
ⅱ)② 純水５００mL の入った容器にＯＲＰ
粉末試薬のＡ剤を１袋全量入れて撹拌棒でよく撹拌し、試薬を溶かします。

③ Ａ剤の溶けた容器に更にＯＲＰ粉末試薬のＢ剤を１袋全量(０．３ｇ)入れて、撹拌棒でよく撹拌します。Ｂ剤が一部溶けずに残る事もありますが、そのまま使用します。
注意：
注意：調製した調製したＯＲＰ有効期間は２日間です日間です。
動作確認を行う直前に直前に調製して調製してしたＯＲＰ標準液
ＯＲＰ標準液の標準液の有効期間はです。動作確認を下さい。
さい。
備考：「②」の操作でＡ剤入り５００mL
備考：ＯＲＰ標準液を分けて少量ずつ調製する場合は、の溶液を１回で調製してポリエチレン製瓶に密栓保存(有効期間約６ヶ月間)し、動作確認
時に必要量だけ分割採取し、１００mL に対して０．０６ｇのＢ剤を加えて撹拌し、使用して下さい。
3

（２）動作確認① 右図の物を準備して下さい。

ⅳ)ⅰ)メータ本体と電極リード線ⅱ)比較電極 ４４００型ⅲ)白金電極 ＥＰ－２０１型ⅳ)ＯＲＰ標準液ⅴ)ティッシュペーパーⅵ)電極を洗う水(できれば純水)の入った容器ⅴ)

ⅲ)

ⅵ)
ⅱ)
ⅰ)

② ＯＲＰ標準液に白金電極と比較電極を浸します。白金電極は銀色の細い方の側を標準液に入れます。金色の太い方(プラグ側)を標準液に入れないで下さい。
比較電極は乾燥防止キャップを外し、濡れている部分をティッシュペーパーで拭ってから、標準液に入れて下さい。

③ メータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して電源を入れます。電極リード線のワニ口クリップ側で、白金電極のプラグを挟みます。
電極リード線のジャック側に比較電極端子を差し込みます。

④ リアルタイム測定状態で、測定値が４５０～５００mV で安定している事を確認して下さい。
4注意：
注意：時々測定値が測定値が５００mV５００mV を超える値
える値を示す白金電極があります
白金電極があります。
があります。これは白金部
これは白金部が白金部が酸化して起して起こす現象
こす現象のひとつです現象のひとつです。のひとつです。標準液は標準液は酸性ですので酸性ですので、ですので、白金電極を白金電極を標準液に標準液に浸していると、していると、白金部の白金部の酸化膜酸化膜は徐々に無くなり、くなり、正常値に正常値に戻る場合があります
場合があります。
があります。
測定値が測定値が高い白金電極は白金電極は、暫く標準液に標準液に浸してから動作確認作業してから動作確認作業を動作確認作業を行って下って下さい。
さい。
又、すべての電極すべての電極が電極が範囲にならない範囲にならない場合にならない場合は場合は、比較電極の比較電極の劣化、劣化、メータ本体メータ本体の本体の異常が考えられます。
えられます。

⑤ 電極リード線のワニ口クリップとジャックを各電極から外し、電源を切ります。各電極は電極を洗う水の入った容器で振り洗いし、水気をティッシュペーパーで押さえます。
比較電極は乾燥防止キャップに水を入れて使用する時までに、液絡部が充分隠れるように乾燥防止キャップを被せておきます。

5３．測定注意：
注意：測定を測定を始める前める前に必ず白金電極の白金電極の動作確認を動作確認を行って下って下さい。
さい。
（１）白金電極の埋設白金電極を測定する土壌（主に水田）に埋設します。通常、Ｅｈ測定を行う期間、白金電極を埋設したままにしておき、測定の度にメータ本体と比較電極をそれぞれ白金電極に接続して測定します。
① 白金電極スタンドを測定場所に立てて下さい。輪になっている部分を上にして垂直に立て、風などで揺れないようにして下さい。

② 白金電極スタンドの輪に白金電極を通して、測定する深さに埋設して下さい。風などで揺れる時は、テープや紐で白金電極スタンドに固定します。
注意：
注意：白金電極の白金電極の上下を上下を間違えな間違えないように!!
いように!!
水位が水位 が 変化しても変化 してもプラグしても プラグ部分
プラグ 部分が部分 が水 に 浸 らない高らない 高 さに埋設さに 埋設して埋設 して下して 下 さい。

防雨キャップ

電 極 ｽ ﾀ ﾝﾄ ﾞ

白金電極
EP-201型

田面水水 田土壌③ 白金電極のプラグが雨で濡れたり、汚れたりしないように、防雨キャップを被せておいて下さい。

6

（２）測定① 電極リード線が接続されたメータの「ＰＯＷＥＲ」キーを押して、電源を入れます。

PRN－41比較電極② 電極リード線のジャックに比較電極端子を差し込み、乾燥防止キャップをはずし、測定しようとする白金電極の近くの田面水に、比較電極の先端を２～３㎝浸します。

4400 型

白金電極
EP-201 型

田面水③ 白金電極のプラグに被せた防雨キャップを取り、電極リード線のワニ口クリップで白金電極のプラグを挟みます。

土壌

2～3cm

水 田

④ リアルタイム測定の場合は、測定値が安定した時点で数値を読み取ります。
（ＰＲＮ－４１型取説「５－４０」ページご参照）⑤ オートホールド測定の場合は、ＰＲＮ－４１型取説「５－４１」ページをご参照下さい。
注意：
注意：比較電極を比較電極を水中に水中に入れたまま長時間放置れたまま長時間放置しないで長時間放置しないで下しないで下さい。
さい。電極の電極の寿命が寿命が短くなるおそれがあります。
おそれがあります。
⑥ 測定値をメモリする場合は、ＰＲＮ－４１型取説「６－３」ページの「２．データメモリ機能」をご参照下さい。

7４．測定の終了と保管測定が終了した時は、電源を切り、比較電極を電極リード線から外します。比較電極の先端部に付着した土はよく洗い落として下さい。土が取れにくい場合は歯ブラシなどで洗い落とし、ティッシュペーパーで水気を拭き取ります。乾燥防止キャップに水を１／３程入れ、電極先端部に空気がなるべく入らないようにしっかり被せます。
注意：
注意：液絡部は液絡部は汚れ（主に土）が徐々に付着して付着して取して取れなくなりますが、れなくなりますが、薬品や薬品や金ブラシなどでムリなどでムリにムリに汚れを落れを落とさないで下とさないで下さい。
さい。

（１）保管方法
測定期間が終了したら、白金電極も撤収して保管します。電極類は洗浄して保管しますが、誤った保管方法は故障の原因になったり、電極の寿命を縮める原因になります。良好な状態で保管され、必要な時にいつでも使用できるように注意して保管して下さい。
① 白金電極と白金電極スタンドを土壌から抜き取り、清水清水でよく「２．動作清水でよく洗浄でよく洗浄します。
洗浄確認」の操作を行って白金電極が正常正常である
正常である事である事を確認して下さい。正常でない物があれ確認ば補充します。白金電極部
白金電極部に白金電極部に白金部保護カバー
白金部保護カバーをカバーを付けて、白金電極保管筒
けて 白金電極保管筒に白金電極保管筒に入れて保管れて保管して下さい。白金電極スタンドは洗浄したらよく乾燥させ、保管して下さい。
② 電極リードコネクタの汚れを防止できます。
電極リード線
リード線は本体に本体に取り付けたまま保管して下さい。
けたまま③ 比較電極の汚れをよく落としてから保管して下さい。
④ 比較電極液絡部の乾燥防止のため、乾燥防止キャップに水を１／３程入れ、電極先端部に空気がなるべく入らないようにしっかり被せて、保管して下さい。長期保管
長期保管の長期保管の時はキャップ内は、水ではなく飽和塩化飽和塩化カリウム飽和塩化カリウムのカリウムの上澄液を入れて下さい。比較電極の寿命を上澄液長くする事が出来ます。

（２）保管場所
次のような場所に保管して下さい。
・ 常温に近いところ
・ 直射日光の当たらないところ
・ 湿気の少ないところ
・ 振動のないところ
・ 塵、埃の少ないところ
・ 腐食性のガスのないところ
・ 水のかからないところ
注意：窓を閉め切った自動車内った自動車内や自動車内や、直射日光の直射日光の当たるところ、たるところ、冷暖房器具の冷暖房器具の近くなどは、くなどは、変形、変形、変色、変色、故障の故障の原因になりますので原因になりますので、になりますので、そのような場所そのような場所に場所に放置しないで放置しないで下しないで下さい。
さい。
8５．保守（１）比較電極液絡部の湿潤
比較電極の液絡部は常に湿潤した状態にして下さい。
① 比較電極を使用しない時は、乾燥防止キャップに水を入れ、電極先端部に空気が入らないように被せておいて下さい。
② 液絡部を乾燥させてしまった時は、８０℃に温めた水に電極を浸し、室温まで徐々に冷ましながら一昼夜程放置して下さい。

（２）白金電極
動作確認作業で時々測定値が５００mV を超える値を示す白金電極があります。これは白金部が酸化して起こす現象の可能性があります。空気中で保管していると、空気中の酸素と白金部に残った不純物が反応して、白金表面に酸化膜を作ってしまいます。白金そのものは酸化しにくい性質ですので、酸化膜が無くなれば動作は正常に戻ります。標準液は酸性ですので、白金電極を標準液に浸していると、白金部の酸化膜は徐々に無くなり、正常値に戻る場合があります。測定値が高い白金電極は、暫く標準液に浸してから動作確認作業を行って下さい。

６．補用品
以下の補用品を準備しておくと、万一壊れたり無くなった場合に便利です。
① 白金電極 ＥＰ－２０１型② 比較電極 ４４００型③ 電極リード線 ＥＬＷ－４５型④ ＯＲＰ粉末試薬⑤ 白金電極スタンド

9７．仕様
① 白金電極・型
式 ： ＥＰ－２０１型
・白金部寸法 ： φ０．５、Ｌ＝１５±３㎜
・支持管材質 ： 内管 ガラス管
外管 アクリルパイプ
・プラグ材質 ： ニッケル 局部金・内 部 導 線 ： 銀・使 用 温 度 ： １０～４０℃・外 形 寸 法 ： φ１０、Ｌ＝２３５±５㎜
・重量 ： 約２０ｇ
② 比較電極・型
式 ： ４４００型
・内 部 電 極 ： 塩化銀電極
・内 部 液 ： 飽和塩化カリウム（無補給）・内 部 抵 抗 ： ２０ＫΩ以下
・電 極 電 位 ： 約２００mV（２５℃）、対標準水素電極電位・使 用 温 度 ： ０～５０℃・外 形 寸 法 ： 電極部 φ１２×１３０㎜
リード線 ６５㎝リード線ホーンチップ端子付き
・重量 ： 約４０ｇ
③ 電極リード電極リード線
リード線・型式 ： ＥＬＷ－４５型
・電極接続部 ： 白金電極側 ワニ口クリップ（金メッキ）
比較電極側 ホーンチップ端子差し込み型
・使 用 温 度 ： ０～５０℃・外 形 寸 法 ： リード線 φ６、Ｌ＝１，０００㎜
・重量 ： 約８０ｇ

10株式会社 藤原製作所
本社〒114-0024 東京都北区西ヶ原１丁目４６番１６号
TEL.03-3918-8111
FAX.03-3918-8119
URL:http://www.fujiwara-sc.co.jp
E-mail:info@fujiwara-sc.co.jp
11