Going to the Xtreme
for primary stability andperi-implant health

TSX™

インプラントRestoring Daily Life.™
ZimVie DE NTAL SOLUTIONS

Xcellence Engineered
NEW デザインコンセプト『 即時性と長期臨床実績 』
インプラント埋入時および埋入後から長期経過の各時期にインプラントに要求される機能。
それら要件に応えられるよう TSX は設計されています。

Xtraction Stability
抜歯窩における安定性
インプラント尖端部の深いスレッドと抜歯窩プロト
コルにより、即時埋入を容易にします。（in vitro：
抜歯窩を想定した模型に埋入した試験で埋入トル
クが 35 Ncm 以上）1*

インプラント周囲炎に対するリスクの低減『ペリインプラントヘルス』
TSX ハイブリッドサーフェイス :歯冠部 1.5 mm は特許取得済みのデュアル酸処理（DAE）の表面加工を施し、インプラント周囲炎のリスクを高めることなく、骨の維持を図ります。1-5, 12-14*

Immediacy as Xpected
即時性への期待形成窩に沿って埋入できるボディデザイン。

新設計されたテーパード形状のボディコア部とアグレッシブなスレッドにより、初期安定性の獲得が期待できます。(in vitro: デンスボーン模型への埋入時 70以上の ISQ 値 )1*

2MTX サーフェイス
20 年以上の長期臨床例により実証された
高い骨伝導性 1,7,8*

歯槽骨の維持歯槽骨の維持が期待できるプラット
フォームスイッチング機能 6充実の周辺製品
TSX インプラントは TSV 用の Driva
ドリル、外科用ツールと補綴コンポーネントと互換性があります。

New !

5.4mmD インプラント
Encode エマージェンス
ヒーリングアバットメント
埋入後から補綴修復までの期間にアバットメント周囲の軟組織の封鎖性を維持することで、インプラント周囲炎のリスクを軽減することが期待できます。９* 前臨床試験の結果は必ずしも臨床結果を示すものとは限りません

3Xceptional Immediacy

即時性の追求抜歯窩での初期安定性の獲得
TSX は抜歯窩への即時インプラント埋入に際し、特に尖端部における骨との嵌合を高めるようにデザインされています。 1*

インプラント尖端部での初期安定性の獲得
TSX は、特に尖端部でのインプラントと骨との接触率 IBIC（Initial Bone-to-Implant Contact）を高めるデザインを採用し、初期安定性の獲得が期待できます。IBIC と初期安定性には高い相関関係があります。 10❶

TSX インプラント尖端部における安定性の試験 1*•TSX抜歯窩プロトコルで埋入した場合、埋入トルクが35Ncm以上。

•TSVインプラントに比べ、埋入時に骨と接触するインプラント表面積が25％増加（TSX抜歯窩プロトコルの場合）（In vitro：抜歯窩を想定した模型に、タップを使用せずインプラントの尖端部 4mmのみを埋入）インプラント尖端部における骨との嵌合4.7 mmD × 11.5 mmL

インプラント尖端部4mmを埋入した時のトルク値（平均.Ncm)❶ 抜歯窩を想定した模型にインプラントの尖端部4mmのみを埋入
8060402003.7mm
TSX 抜歯窩プロトコルで埋入

4.1mm

4.7mm

TSX デンスボーンプロトコルで埋入5.4mm**

6.0mm

TSV デンスボーンプロトコルで埋入**TSV 5.4mmD のデンスボーン埋入における尖端部埋入のトルク値は理論的であり、他の TSV のデータポイントから推測されています。

4

埋入方向の予測性形成窩に沿って埋入できるよう設計されたボディ形状
形成窩に沿って TSX インプラントが埋入されることで、その後の補綴修復プロセスが術前計画通りに進むことが期待できます。

❷TSX の初期安定性の評価 1*•デンスボーンにおけるインプラントの安定性（ISQ 値）が 70 以上•デンスボーンプロトコルによる埋入トルクが 70 Ncm 以上•ソフトボーンプロトコルによる埋入トルクが 35 Ncm 以上

801207065606030

埋入トルク ( Ncm Avg )75

ISQ (Avg)

65❷ TSXフルプレースメント時の初期安定性の評価

90
MEDIUM STABILITY

70

HIGH STABILITY（In vitro：模型に従来のドリルプロトコルを用い、タップを使用せずに埋入した平均値）

55
LOW STABILTY

60

503.7mm

ISQ デンスボーンプロトコルで埋入4.1mm

4.7mm

5.4mm

TSX デンスボーンプロトコルで埋入6.0mm

0TSX ソフトボーンプロトコルで埋入* 前臨床試験の結果は必ずしも臨床結果を示すものとは限りません
Osstell ISQ スケールは科学的データの要約であり、Osstell または ZimVie の公式な推奨事項ではありません。

5

Xciting Advantages

歯槽骨の維持とインプラント周囲炎のリスク軽減
DAE サーフェイス

ペリインプラントヘルス

ー Peri-Implant Health ー
TSX インプラントのカラー部には、ZimVie インプラントで長年採用されてきた加工手法である特許取得済みのデュアル酸処理（DAE）を施しており、インプラント周囲炎リスクの軽減が期待できます。 3DAE サーフェイス
一般的にバクテリアが集合することでバイオフィルムの形成とインプラント周囲炎のリスクを高めます。 11 粗さを抑えた DAE 加工のサーフェイスは、機械研磨の表面と同程度のバクテリア付着を示し、バイオフィルムの形成およびインプラント周囲炎のリスクの軽減が期待できます。また DAE サーフェイスは機械研磨表面と比較して、骨とインプラントの高い接触率を保ちます。 3-5

機械研磨サーフェイス

DAEと機械研磨サーフェイス上では同程度のバクテリア付着を示す

機械研磨サーフェイスとデュアル酸処理（DAE）サーフェイス上のバクテリア付着 1, 2*

機械研磨サーフェイス

デュアル酸処理（DAE）サーフェイス

付着した細菌は緑色で着色されており、灰色の領域はインプラント表面です。

6

TSX ハイブリッドサーフェイス
TSX インプラントはカラー部とボディー部に異なる表面加工を採用しています。
ボディ部には Tapered Screw-Vent®インプラントで長期臨床実績のある MTX サーフェイスを継続採用し、カラー部には ZimVie 社で長年用いられている DAE 加工を施しています。 1-5, 12-14 *カラー部のDAEサーフェイスDAE

DAE サーフェイスは機械研磨加工の表面と比較して、インプラント周囲炎のリスクを高めることなく骨の維持を図ります。 1-5, 12-14

MTXMTX サーフェイス

高い骨伝導性と 20 年以上にわたる長期臨床使用の実績があります。 1, 7, 8

組織の良好な維持
Encode® エマージェンスヒーリングアバットメントは 3-in-1コンセプトでデザインされており、ヒーリングアバットメント、インプレッションポスト、スキャンボディの機能が 1 つに集約されています。
ヒーリングアバットメントや印象コーピング、スキャンボディの着脱回数を減らし、インプラント周囲粘膜への損傷を抑えることが、口腔内の健康とインプラントの成功、維持に重要です。
アバットメント周囲に粘膜が付着することにより、インプラントとの接合部のマイクロギャップ部への微生物や口腔内容物の侵入を軽減することが期待できます。9* 前臨床試験の結果は必ずしも臨床結果を示すものとは限りません

7Xcellerated Workflow

ZimVie デジタルワークフロー

TSX インプラントのシミュレーションからガイデッドサージェリー、そして補綴までカバー

ZimVie デジタルワークフローは、インプラントの埋入計画から正確な埋入、審美性の高い補綴物の製作までをカバーするトータルソリューション。
患者さまが期待する臨床的な要求や即時性などに自信をもって応えていただけます。

スキャン計画ガイド

iTero 口腔内スキャナーを用いシミュレーションソフトを使 用

サージカルガイドを使用するこることで、効果的なコンサルテし、TSX インプラントのより詳とで安全安心のインプラント治ーションが可能です。またスキャ

細な埋入のシミュレーションが療を目指します。

ンデータは、シミュレーション／可能になります。

ガイド作成用のデジタルデータとして利用されます。

8

3-in-1
ヒーリングアバットメント

インプレッションコーピング
スキャンボディ埋入治癒とスキャン

CAD/CAM 補綴

Smile

TSV インプラントシステム用のEncode エマージェンス インプ

歯肉の形態に合った審美的なＴＳＸで Smile!

ガイデッドサージェリーキットをレッション システムと iTero 口

カスタムメイドの補綴物を作製用いることで、計画通りの正確腔内スキャナーを使用することできます。メンテナンスのしやすな埋入ができます。

で、軟組織を自然な形態で治癒さと患者の笑顔を獲得します。

させ、最終的な補綴物までのワークフローを加速させます。

9

Xtensive Options

充実の周辺製品
TSX は TSV インプラントシステムと同じ外科ツール、補綴コンポーネントを使用しています。
ZimVie は、外科、補綴、およびデジタルソリューションを包括的に提供します。
TSX インプラントシステムは、より効率的で高い予知性と即時性を目指した様々なツールを取り揃えています。

Dríva® ゴールドドリル•切削効果を高める、より深くなったカッティングフルート•ゴールドベースのカラーにより深度ラインの視認性を向上•洗浄滅菌の容易な外部注水ドリル

カッティング 効率の向上

従来型 VS ゴールド ドリル（2.3mm Dríva ドリル）
従来型

5.49

ゴールド
ドリル

4.74

従来型

抵抗が減

5.77

ゴールドドリル15回目

16.5%

4.82
0

1

1回目

13.7%

1

234

抵抗が減

5

平均の切削抵抗力（N）

67

社内資料

Z-HIGH
トルクインディケーティング
ラチェットレンチ

外科手術

目と指先に伝わる確かなトルク

TSX インプラントは TSV の外科ツール、ソフトボー

Z-HIGHトルクインディケーティング ラチェットレンチ

ンおよびデンスボーンのプロトコルと互換性があり（ZTIRW）は、50 から 90 Ncm の埋入トルク値を計ました。

Ncm まで使用できます。

ます。また、新しく Dríva ゴールドドリルが追加され10測でき、 本体シャフト部を用いることで最大 150

TSX インプラント

プラットフォーム・スイッチングNew!

5.4 mmD インプラント

アライメントピン•TSXインプラントにはカラーコード化されたアライメントピンが同梱されています。

•複数の TSX インプラント埋入時に平行性が確認できます。

補綴コンポーネント
TSX インプラントは、TSV® の幅広い補綴コン

ポーネントと CAD/CAM ソリューションに互換性があり、さまざまな製品と組み合わせて使用できます。

プラットフォームのサイズによってカラーコード化された
アライメントピン

11Xperience TSX

TSXインプラント
TSX インプラント

カバースクリュー、アライメントピン付属
インプラント直径

プラットフォーム

インターナルコネクション

3.7 mmD

3.5 mmD

4.1 mmD

インプラントの長さ8 mmL10 mmL

11.5 mmL

13 mmL

16 mmL

2.5 mmD

TSX37B8

TSX37B10

TSX37B11

TSX37B13

TSX37B16

3.5 mmD

2.5 mmD

TSX41B8

TSX41B10

TSX41B11

TSX41B13

TSX41B164.7 mmD

3.5 mmD

2.5 mmD

TSX47B8

TSX47B10

TSX47B11

TSX47B13

TSX47B165.4 mmD

4.5 mmD

2.5 mmD

TSX54B8

TSX54B10

TSX54B11

TSX54B13

TSX54B166.0 mmD

4.5 mmD

2.5 mmD

TSX6B8TSX6B10

TSX6B11

TSX6B13

TSX6B16

重要 : TSX4.7 mmD インプラントは、緑のカラーコードの 3.5 mm プラットフォームになります。
同様に、TSX6.0 mmD インプラントは、紫のカラーコードの 4.5 mm プラットフォームになります。（TSV インプラントとは異なります。）

TSX／ TSV インプラント用 EncodeR エマージェンスヒーリングアバットメント
インプラントプラットフォーム

12エマージェンス
プロファイル

カフ高さ
3 mm

5 mm

7 mm

3.5 mmD

3.8 mmD

TEEHA333

TEEHA335

TEEHA337

3.5 mmD

5.0 mmD

TEEHA353

TEEHA355

TEEHA357

3.5 mmD

6.5 mmD

TEEHA363

TEEHA365

TEEHA367

4.5 mmD

4.5 mmD

TEEHA443

TEEHA445

TEEHA447

4.5 mmD

5.5 mmD

TEEHA453

TEEHA455

TEEHA457

4.5 mmD

6.5 mmD

TEEHA463

TEEHA465

TEEHA467

サージカルキット
製品番号

製品名

TSVKITG

TSX ／ TSVサージカルキットG［ 3.7 〜 6.0 mmDインプラント対応（5.4mmD除く）］

STRKITG

TSX／ TSVスターターキットG［ 3.7 mmD、4.7mmDインプラントのみ対応 ］

TSVTRAYDG

TSX／TSV サージカルトレイG & ドリルG［ 3.7〜 6.0 mmD インプラント用のドリルおよびケース／トレイのセット（5.4mmD除く）］

DSKIT

ドリルストップキット

TSV51D44SG*

5.1／4.4mmD Dríva ゴールドステップドリル 16mmL（5.4mmD TSXインプラント用）

TSV51D44G*

5.1／4.4mmD Dríva ゴールドステップドリル 22mmL（5.4mmD TSXインプラント用）TSV44SG*

4.4mmD Dríva ゴールドドリル 16mmL（5.4mmD TSXインプラント用）

TSV44G*

4.4mmD Dríva ゴールドドリル 22mmL（5.4mmD TSXインプラント用）

ZTIRW

Z-Highトルク インディケーティング ラチェット レンチ（オプション）

従来のTSVサージカルキット(TSVKIT)内のドリルだけを、Drivaゴールドドリルにアップグレードできるセットです* TSX インプラント 5.4 mmD デンスボーンプロトコル用の最終ドリル（TSV51D44SG ／ TSV51D44G）およびソフトボーンプロトコルの最終ドリル（TSV44SG ／ TSV44G）は、別売りになりサージカルキットには含まれていません。

TSVKITG

Drivaゴールドドリル

ZTIRW

表示価格はすべて税抜きとなります。

13

References
1. Data on file.
2. Xuesong Wang, Olga Sanchez, Elnaz Ajami, Hai
Bo Wen. Impact of Implant Surface Roughness on
Pathogenic Bacterial Adhesion. Abstract N°
EAO-266. European Association for
Osseointegration, Geneva 2022. Accepted for
publication at COIR Special Issue.
3. Zetterqvist L, Feldman S, Rotter B, et al. A
prospective, multicenter, randomizedcontrolled
5-year study of hybrid and fully etched implants
for the incidence of peri-implantitis. J Periodontol.
2010; 81:493-501.
4. Mendes VC, Moineddin R, Davies JE. Discrete
calcium phosphate nanocrystalline deposition
enhances osteoconduction on titanium-based
implant surfaces. J Biomed Mater Res A. 2009;90(2):577-85.
5. Davies JE, Ajami E, Moineddin R, Mendes VC.
The roles of different scale ranges of surface
implant topography on the stability of the bone/
implant interface. Biomaterials 2013; 34:3535-35456
6. Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching: a newconcept in implant dentistry for controlling
postrestorative crestal bone levels. Int J Periodontics
Restorative Dent 2006; 26(1):9-17.
7. Trisi P, Marcato C, Todisco M. Bone-to-implant
apposition with machined and MTX microtextured
implant surfaces in human sinus grafts. Int J
Periodontics Restorative Dent 2003; 23(5): 427-437.
8. Todisco M, Trisi P. Histomorphometric evaluationof six dental implant surfaces after early loading inaugmented human sinuses. J Oral Implantol.
2006;32(4):153-166.
9. Abrahmsson I, Berglundh T, Lindhe J. The mucosal
barrier following abutment dis/reconnection.
An experimental study in dogs. J Clin Periodontal
1997 Aug; 24(8):568-72.

14

10. Huang HL, Tsai MT, Su KC, Li YF, Hsu JT,
Chang CH, Fuh LJ, Wu AY. Relation between
initial implant stability quotient and bone-implantcontact percentage: an in vitro model study. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013
Nov;116(5):e356-61.
11. Subramani et al. Biofilm on dental implants:
a review of the literature. Int J Oral Maxillofac
Implants 2009; 24(4):616-26.
12. Park SJ, Sanchez O, Ajami E, Wen HB. Bacterial
Adhesion to Different Dental Implant Collar
Surfaces: An in-vitro comparative study. 34th
Annual Meeting Academy of Osseointegration,
Washington, DC, March 2019.
13. Bermejo P, Sanchez MC, Llama-Palacios A,Figuero E, Herrera D, Sanz Alanso M. Biofilm
formation on dental implants with different
surface micro-topography: An in vitro study.
Clin Oral Impl Res 2019; 30:725–734.
14. Albrektsson T, Wennerberg A. Oral Implant
Surfaces: Part 1-Review Focusing on Topographic
and Chemical Properties of Different Surfaces
and In Vivo Responses to Them. Int J Prosthodont
2004; 17(5):536-543.

販 売 名：TSXインプラント
承 認 番 号：30500BZX00269000
販 売 名：Driva ゴールドドリルキット
認 証 番 号：305AGBZX00080000

販 売 名：Driva ゴールドドリル
認 証 番 号：305AGBZX00081000
販 売 名：TSVサージカルツール
届 出 番 号：13B1X00079000055

15

●製造販売元

ジンヴィ・ジャパン合同会社〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F

TEL. 0120-418-890 FAX. 0120-118-084© 2024 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD 0135 2024/1