本質安全防爆構造形放射温度計
Ex Tempシリーズ• 本質安全アイソレータとの組合せで、zone0,1,2（ガス）、とzone20,21,22（粉塵）の危険区域に適合• 測定温度 -20 ～ 1,000 ℃• 2線式 4-20mA出力• USBアダプタ（オプション）で、測定温度範囲と放射率を設定• 高応答と高い安定性• 保護等級 IP65
• 最長25mのケーブルを付属

本質安全防爆放射温度計の仕様
一般仕様

使用環境

測定温度範囲

型式を参照

保護等級

IP65（NEMA 4）

最大温度スパン

1,000 ℃

動作温度範囲0 ～ 70 ℃

最小温度スパン100 ℃

動作湿度範囲

95%RH（結露なきこと）

出力

4-20 mA

CE適合

準拠

測定視野

型式を参照

RoHS適合準拠

精度±1 ℃、又は、± 1%（どちらか大きい方）

再現性±0.5 ℃、又は、± 0.5%（どちらか大きい方）

放射率0.2 ～ 1.00 （初期設定0.95）

放射率設定

USB通信にて設定

Ex Tempは、ATEX、IECEx、TIISの認定を受けてます。
ATEX分類Ex Ⅱ1GD

応答時間240 ms （90%応答）

IECEx分類（ガス）Ex ia ⅡC T4 Ga

波長範囲8 ～ 14 μ m

IECEx分類（粉塵）Ex ia ⅢC T135℃ IP65 Da

電源

DC 12 ～ 24 V ± 5%

TISS分類

防爆構造電気規格器具 ia ⅡCT4

最大消費電流25mA危険エリア区分（申請者 Carex Electronics Ltd.）

最大ループインピーダンス アプリケーション

機械的仕様
材質

SUS316寸法Φ 20 x L150 mm（寸法図参照）

取付

M20 x 1.5 mm ネジ、長さ 46 mm、標準 5 m、 10 m、25 m（カスタム対応可）

重量45 g（5 mケーブル含む）-20 ℃ ≦ Ta ≦ 70 ℃

最大入力電圧（DC）

Ui = 28 V

最大入力電流Ii = 93 mA

最大入力電力Pi = 650 mW

最大内部静電容量

Ci = 8 nF

最大内部インピーダンス Li = 0 mH

取付ナット x 2
ケーブル長

周囲温度

ATEX認定番号

CML 14ATEX2079

ICEx認定番号

IECEx CML 14.0032

TIIS合格番号

TC21097

測定視野（測定距離（D）：測定径（S））
7.9
4.4

4
2.4

0.5

距離[inc]
視野径[inc]

視野径[inc]

距離[inc]
00

19.7

0.5

0100

111.9
200
距離[mm]

D :S 15:1
視野径[mm]

視野径[mm]61.9

11.00-02型
Φ 61.9㎜/100㎜、Φ 111.9㎜/200㎜

45.2
500

1.1

1.80.5視野径[inc]

視野径[mm]11.019.71000
距離[mm]

距離[inc]0

視野径[mm]

視野径[inc]

078.6-15型
Φ 45.2㎜/500㎜、Φ 45.2㎜/1000㎜

距離[inc]39.4

3.11.8

D :S 2:1
11.0

39.4

11.0

5.001000.5

3.90.280.49

D :S 30:1
28.60500

45.2
1000
距離[mm]-30型
Φ 28.6㎜/500㎜、Φ 45.2㎜/1000㎜

12.5
200
距離[mm]-CF型
Φ 5.0㎜/100㎜、Φ 12.5㎜/200㎜

本質安全防爆放射温度計と絶線バリア（本安関連機器）の接続(150 ～ 300Ω )設定

寸法図 [ ｍｍ ]Ex Tempは、オプションのUSBアダプタで、Windows専用ソフトがインストールされたパソ取付ナット2個（付属）コンと通信ができます。
設定項目は、放射率、4-20mA（温度範囲）、平均、ピーク／谷値ホールド処理、反射エ150

ネルギー補正があります。

Φ 20

ケーブル長
標準は、5m、10m、25mです。
ケーブルの延長は可能ですが、認定の再申請が必要となります。

アクセサリー（オプション）
FBL
ABL
APMW
APMN
LCT

46
M20 x 1.5 ネジ

固定取付金具（1軸回転）可変取付金具（2軸回転）
エアパージカラー（-02型専用）
エアパージカラー（-02型以外）
USBアダプタ（ソフトウェア付属）

適合バリア D5014Sの仕様
設置場所
定格電源電圧
入力
放射温度計
印加電圧
出力

： 非危険場所 （ 日本を除き Zone2 （ 第二類危険場所 ）、Group IIC T4 危険場所に設置可能）： DC24V （ DC18V ～ DC30V ） 逆性保護有：4-20mA 2線式、本質安全防爆形放射温度計 Ex Tempシリーズに接続：入力 20mA で約15.0V（ 電圧リップル max 25mVrms、0.5～2.5kHz 周波数帯域 ）、
最小14.5V：4-20mA （最大負荷 550Ω 、応答時間 5ms （ 0 ～ 100%ステップ応答）出力リップル 250Ω 負荷にて20mVrms以下（ 0.5～2.5kHz 周波数帯域 ）：CEマーキング、94/9/EC ATEX 指令、2004/108/CE EMC 指令、2006//95/EC LVD 指令、
2011/65/EU RoHS 指令：使用温度 -40 ～ 70 ℃、使用相対湿度 95% （ 55℃ まで ）：本質安全防爆関連機器、及び、非点火防爆機器（日本を除く）
TISS [ Ex ia ] IIC （詳細は、別紙、絶縁バリア D5014S/D5014D データシート参照）

適合規格
環境条件
防爆認証記号

検定合格番号と準拠規格
種類

認定機関

検定合格番号

準拠規格

防爆TISS

TC21005号

工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2008）

DEKRA

BVS 10 ATEX E 113 X

EN60079-0 , EN60079-11 , EN60079-26

IECEx BVS 10.0072X

EN60079-0 , EN60079-11 , EN60079-26

C-IS-236198-04

IEC61508

機能安全TUV SUD

絶縁バリア D5014Sの仕様

絶縁バリアの取付け、及び、配列端子
適合電線
推奨締め付けトルク
寸法
重量： T35DINレール （ EN50022準拠 ）、パワーバス、及び、ターミナルボードに取付け可能： 0.25 ｍｍ2 ～ 2.5 mm 2 ～： 0.5 N ・ ｍ ～ 0.6 N ・ ｍ： W 12.5 mm x D 123 mm x H 120 mm： 約130ｇ

本質安全防爆放射温度計の型式
TBEX- 15 -MT -U -10M
ケーブル長
05M = 5 m
10M = 10 m
25M = 25 m

ユーザー設定U = USBアダプタ（オプション）による設定
測定温度範囲LT = -20 ～ 100 ℃
MT = 0 ～ 250 ℃
HT = 0 ～ 500 ℃
XT = 0 ～1,000 ℃
ST = -20 ～1,000 ℃（USB通信で温度設定）
測定視野
02 = 2：1 発散光学
15 = 15：1 発散光学
30 = 30：1 発散光学
CF = 近焦点光学＜代理店＞

立山科学工業株式会社
富山事業所〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地

TEL 050-5535-5824

東京支社〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル6階

TEL 03-5256-0721

名古屋営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

TEL 090-5540-2435

大阪営業所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-600 大阪駅前第3ビル6階17号 TEL 050-5535-5824＜ホームページ＞ http://www.tateyama.jp■記載内容は、お断り無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜e-mailアドレス＞ module@tateyama.or.jp
2016.9 初版