製品情報

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性

低起泡性

ジェット洗浄・超音波洗浄・浸漬（用手）洗浄のマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
洗浄は、消毒や滅菌を効果的に行い、かつ器具の機能を保持する上で、非常に重要な役割を果たします。適切な洗浄を行うことで、器具表面の付着細菌数を平均4log(99.99%)以上減少させることが可能であると報告されており1）、その後の消毒や滅菌の確実性が期待できます。洗浄方法としては、WD（ウォッシャーディスインフェクター）、超音波洗浄、浸漬（用手）洗浄の3 種 類が主に行われています。パワークイック

マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）は、これら全ての用途にご使用いただける、低起泡性の弱アルカリ性酵素洗浄剤です。本洗浄剤に配合しているタンパ
ク質分解酵素（プロテアーゼ）は高い安定性を有し、弱アルカリ性との相乗効果で優れた洗浄力を発揮します。また、ステンレススチールはもちろん、アルミニウム、銅、真鍮に対する防食性効果も実 現したため、様々な材 質の器 具にご 使 用 いただけます。

パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ界面活性剤（ソホロリピッド Ⓡ）
酵素

硬質表面

汚れ

① 界面活性剤（ソホロリピッド Ⓡ）と酵素が医療器具に付着した汚れに作用します。

ページ

1. 成分および性状など

医療器具のジェット洗浄に

超音波洗浄に浸漬（用手）
洗浄に

1

2. 特 徴2

3. 使用方法2

4. 性 能4

4-1 洗浄力

44-2 防食性

104-3 原液保管中におけるプロテアーゼの安定性

12

マルチ用途酵素洗浄剤

弱アルカリ性

低起泡性

1．成分および性状など
成

分：タンパク質分解酵素（プロテアーゼ）、界面活性剤（ソホロリピッド Ⓡ）、アルカリ剤、酵素安定化剤、防錆剤

性状：外観･･･淡黄色〜黄色・透明液体
臭気･･･原料臭液性：弱アルカリ性（原液および実用液とも）

用

途：医療器具のジェット洗浄、超音波洗浄、浸漬（用手）洗浄性）の洗浄メカニズム② 界面活性剤（ソホロリピッド Ⓡ）が汚れを剥離し、酵素が分解します。

③ 汚れは洗浄液中に分散・溶解されます。

1

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

2. 特 徴·ジェット洗浄･超音波洗浄･浸漬（用手）洗浄とマルチな用途に使用可能です。
高い性能を維持したまま、1 本で 3 種の用途に使用できます。

·洗浄力に優れています。
プロテアーゼと弱アルカリ性の相乗効果で優れた洗浄力を実現しました。

·防食性に優れています。
防錆剤が器具の腐食を防ぎます。ステンレススチールはもちろん、アルミニウム、銅、真鍮を材質とした器具にも使用できます。

·酵素安定性に優れています。
抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。

3. 使用方法·ジェット洗浄機で使用する場合
1 ジェット洗浄機に洗浄剤をセットします。
①※推奨使用濃度0.5％（10Lの水に対し50mL）※汚れの程度により0.2〜0.5％（10 Lの水に対し20〜50 mL）の間でご使用ください。
※自動供給装置のホースの先端が洗浄剤内に漬かっていることを確認してください。

2 医療器具をセットします。
②※分解可能な器具は分解し、鉗子などは開いた状態にしてセットしてください。

3 洗浄機の操作法に従い、③ジェット洗浄します。

2

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性·超音波洗浄機で使用する場合
1 超音波洗浄槽に水で1.0%希釈液を調製します。
①※推奨使用濃度1.0％（10Lの水に対し100mL）

10Lの水※汚れの程度により0.5〜1.0％（10Lの水に対し50〜100mL）の間でご使用ください。

100mL

2 医療器具をセットします。
②※分解可能な器具は分解し、鉗子などは開いた状態にしてセットしてください。
内腔のあるものは洗浄液を注入または吸引して内腔に洗浄液が行き渡るようにしてください。

3 洗浄機の操作法に従い、10〜15分間超音波洗浄してください。
③
4 器具を取り出し、③流水で十分にすすいでください。
※洗浄液は最低1日1回交換してください。
※洗浄液の汚染が激しいときはその都度交換してください。

·浸漬（用手）洗浄で使用する場合
1 容器に水または温水①（40ºC程度）で1.0％希釈液を調製します。
※推奨使用濃度1.0％（10Lの水に対し100mL）※汚れの程度により0.5〜1.0％（10 Lの水に対し50〜100 mL）の間で調節してください。
※温水（40ºC程度）の方が、酵素の活性が増大し、10Lの温水汚れを効果的に除去できます。

100mL

2 医療器具を10分間以上浸漬してください。
②※分解可能な器具は分解し、鉗子などは開いた状態にして浸漬してください。
内腔のあるものは洗浄液を注入または吸引して内腔に洗浄液が行き渡るようにしてください。
※汚れの程度により、浸漬時間を調節してください。
※必要に応じてブラッシング洗浄を加えてください。

3 器具を取り出し、流水で十分にすすいでください。
③※洗浄液は最低1日1回交換してください。
※洗浄液の汚染が激しいときはその都度交換してください。

3マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

4. 性 能4-1

洗浄力
使 用 後 の 医 療 器 具を洗 浄 する酵 素 系 洗 浄 剤として、多くの 製 品 が販 売されています。
それらの 製 品 のほとんどが界 面 活 性 剤とタンパク質 分 解 酵 素（プロテアーゼ）を配 合していますが、界面活性剤とプロテアーゼの種類や配合量はそれぞれ異なり、洗浄力にも影響します。そこで、ジェット洗 浄 、超 音 波 洗 浄 および浸 漬 洗 浄におけるパワークイック マ ル
チ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）と他社品の洗浄力を調べました。

4 - 1 - 1 ．ジェット洗浄機による T O S I を用いた洗浄力試験＜方法＞
ドイ
洗 浄 評 価インジケーター TOSI（ Pereg 社 、ツ）をジェット式 洗 浄 機 W D - 3 2（ サ ラヤ ）に図 1 のようにセットし、パ ワ ー クイック マ ル チ 用 途 酵 素
洗 浄 剤（ 弱アルカリ性 ）および他 社 品で洗 浄しました 。洗 浄 後 の T O S I は 、パワークイック残 留タンパク検 出 液（サラヤ）で染 色しました。

図1

TOSI の設置方法＜結果＞
結果を表 1 に示します。パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）、他社品

A 、C および D では汚 染 物は全て除去されました。これに対し、他社品 B では汚染物が残 存し、水 道 水と同 程 度 の 洗 浄 力 で あることがわかりました 。このことから、パ ワ ークイック
マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）はいずれの他社品と比較しても同等以上の洗浄力を示すことがわかりました。

表1
パワークイック
マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

4

TOSIを用いた洗浄力試験の結果（ジェット洗浄機）

他社品 A

他社品 B

他社品 C他社品 D水道水

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

4 - 1 - 2 ．ジェット洗浄機によるレバー汚染液を用いた洗浄力試験＜方法＞
市販されている牛生レバーに半重量の蒸留水を加え、ホモジナイズしたものをレバー汚染液としました。ここで使 用したレバー汚染液は、タンパク質、糖質および脂質から成る複 合
汚れであり、医療器具の洗浄剤の性能評価に非常に適しています 2 ）。この汚染液 100μL を（ 50mm×30mm×0.8mm（ L×W×T ））にステンレススチールテストピース（ SUS304 ）20mm×20mm の大きさに塗布後、一晩乾燥させたものを汚染テストピースとしました。
これを図 2 のようにジェット式洗浄機 WD-32（サラヤ）にセットし、パワークイック マルチ
用 途 酵 素 洗 浄 剤（ 弱 ア ルカリ性 ）および他 社 品で洗 浄しました。洗 浄 後 のテストピースをパワークイック残留タンパク検出液（サラヤ）で染色後、1 枚ずつ表 2 のスコア表に従い採点し、平均値（＝汚染残存度）を算出しました。

図2

汚染テストピースの設置方法

表2

スコア表

01234

全て除去

10％程度残存20％程度残存30％程度残存40％程度残存

5678950％程度残存60％程度残存70％程度残存80％程度残存90％以上残存

5

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性＜結果＞
結果を図 3 に示します。パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）、他社品

A 、C 及び D では汚染物は完全に除去されましたが、他社品 B では汚染物が残存していました。このことから、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）はいずれの他社品と比較しても同等以上の洗浄力を示すことがわかりました。

悪い

97.7

汚れ残存度

63

良い

02.700

パワークイックマルチ用途
酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

他社品A

図3他社品B00

他社品C

他社品D

水道水

レバー汚染液を用いた洗浄力試験の結果（ジェット洗浄機）

4 - 1 - 3 ．超音波洗浄機による T O S I を用いた洗浄力試験＜方法＞ドイツ）を超音波洗浄機（ US-4 、エスエヌディ）
洗浄評価インジケーター TOSI（ Pereg 社、により、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）および他社品の実用液を用いて 20 ℃で 10 分間洗浄しました。洗浄後の TOSI は、パワークイック残留タンパク検出液（サラヤ）で染色しました。
＜結果＞
結果を表 3に示します。パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）、他社品 Cおよび D では汚染物は完全に除去されましたが、他社品 E では汚染物が残存していました。
このことから、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）はいずれの他社品と比較しても同等以上の洗浄力を示すことがわかりました。

6マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

表3
パワークイックマルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

TOSIを用いた洗浄力試験の結果（超音波洗浄機）
他社品 C

他社品 D

他社品 E

水道水

4 - 1 - 4 ．超音波洗浄機によるレバー汚染液を用いた洗浄力試験＜方法＞と同様のレバー汚染テストピースを超音波洗浄機に投入し、パワークイック マル
4-1-2 ．
チ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）および他社品の実用液を用いて 20 ℃で 10 分間洗浄しました。洗 浄 後 のテストピースをパワークイック残 留タンパク検 出 液（ サラヤ ）で染 色 後 、1 枚ずつ表 2 のスコア表に従い採点し、平均値（＝汚染残存度）を算出しました。
＜結果＞
結果を図 4 に示します。パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）、他社品

C および D では汚れはほぼ全て除 去されましたが、他 社 品 E では汚 染 物が残 存していました。このことから、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）はいずれの他社品と比較しても同等以上の洗浄力を示すことがわかりました。
9悪い

汚れ残存度63.03

良い00.20.30.3

パワークイック
マルチ用途
酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

他社品C

他社品D

図4

他社品E

3.7

水道水

レバー汚染液を用いた洗浄力試験の結果（超音波洗浄機）

7

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

4 - 1 - 5 ．浸漬洗浄による T O S I を用いた洗浄力試験＜方法＞ドイツ）を使用して洗浄力試験を行いました。
洗浄評価インジケーター TOSI（ Pereg 社、TOSI をパワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）および他社品の実用液に投入し、40ºC では 5 、10 分間、20ºC では 20 、40 分間浸漬を行いました。浸漬後 、TOSI を引き上げて流 水で軽くすすぎ、乾 燥させた後にパワークイック残 留タンパク検出液（サラヤ）で染色しました。
＜結果＞
結果を表 4 に示します。パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）および他社品 C では 40ºC で 10 分後、汚染物が完全に除去されていましたが、他社品 D 、E および F
ではいずれも残存していました。20 ℃においては 40 分後、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）、他社品 C および D では汚染物が完全に除去されましたが、他社品 Eおよび F では汚染物が残存していました。このように、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）は、いずれの他社品と比較しても同等以上の洗浄力を示すことがわかりました。

表4
パワークイックマルチ用途
酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

TOSIを使用した洗浄力試験の結果（浸漬洗浄）
他社品 C

他社品 D

他社品 E

他社品 F

5分

10 分

5分

10 分

5分

10 分

5分

10 分

5分

10 分

20 分

40 分

20 分

40 分

20 分

40 分

20 分

40 分

20 分

40 分

40℃

20℃

8

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

4-1-6．浸漬洗浄によるISO/TS 15883-5 3）記載のモデル汚れを使用した洗浄力試験＜方法＞

ISO/TS 15883-5に記載されているモデル汚れ（表 5 ）100μL を、ステンレススチール（ 50mm×30mm×0.8mm（ L×W×T ））に 20mm×20mm のテストピース（ SUS304 ）大きさに塗布後、室温で 2 時間放置したものを汚染モデルテストピースとしました。これをパワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）および他社品の実用液に投入し、40ºC では 10 、20 分 間 、20ºC では 20 、40

表5分間浸漬を行いました。浸漬後、汚染モデル試験に用いたモデル汚れモデル汚れの配合

テストピースを引き上げて、流 水で軽くすす
卵黄

100mL

馬脱繊維血液

10mL

ムチン2g

ぎ、乾 燥させた後にパワークイック残 留タン
パク検出液（サラヤ）で染色しました。

＜結果＞
結 果 を 表 6 に示します 。パ ワ ークイック マ ル チ 用 途 酵 素 洗 浄 剤（ 弱 ア ル カリ性 ）では40 ℃で 20 分後、汚染物が完全に除去されましたが、他社品 C 、D 、E および F ではいずれも汚染物が残存していました。20 ℃では 40 分後、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性 ）および他 社 品 F ではほとんどの汚染物が除去されていましたが、他社品 C 、Dおよび E では多くの汚染物が残存していました。このことから、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）はいずれの他社品と比較しても同等以上の洗浄力を示すことがわかりました。

表6

ISO/TS 15883-5 記載のモデル汚れを使用した洗浄力試験の結果（浸漬洗浄）
パワークイック
マルチ用途
酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

他社品 C

他社品 D

他社品 E

他社品 F

10 分

20 分

10 分

20 分

10 分

20 分

10 分

20 分

10 分20 分

20 分

40 分

20 分

40 分

20 分

40 分

20 分

40 分

20 分

40 分

40℃

20℃

9

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性4-2

防食性
医療器具には様々な材質の金属が用いられています。そこで、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（ 弱アルカリ性 ）および他社品の防食性を調べました。
＜方法＞
各種金属テストピース（ステンレススチール 3 種（ SUS304 、SUS430 、SUS420J2 ）、アルミニウム、銅、真鍮）（ 50mm×30mm×0.8mm（ L×W×T ））を、パワークイック マル
チ用 途 酵 素 洗 浄 剤（ 弱 ア ルカリ性 ）および他 社 品 の 実 用 液に浸 漬し、過 酷 条 件 下（ 50 ℃・7 日間）で放置しました。その後、水洗いし、乾燥させた後、外観観察を行いました。
＜結果＞
結果を表 7 および表 8 に示します。他社品 A 、B 、C 、D ではアルミニウムに、他社品 E および F ではアルミニウム、銅および真鍮に変化がみられました。特に、アルミニウムに関しては全ての他社品において変化がみられました。これに対し、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）では、いずれの材質においても変化はみられませんでした。このよ
うにパワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）は、防食性に優れ、広範な材質の医療器具に使用可能です。

表710

各種金属に対する防食性試験の結果

ステンレススチール（3種）

アルミニウム

銅真鍮

パワークイック
マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

変化なし

変化なし

変化なし

変化なし

他社品A変化なし

茶色に変色

変化なし

変化なし

他社品B変化なし

くすみ

変化なし

変化なし

他社品C変化なし

黒色に変色

変化なし

変化なし

他社品D変化なし

茶色に変色、斑点変化なし

変化なし

他社品E

変化なし

くすみ

くすみ

茶色に変色

他社品F変化なし

くすみ

くすみ

茶色に変色

水道水

変化なし

茶色に変色

くすみ

茶色の斑点マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

表8SUS304防食性試験後の各種金属テストピース
SUS430SUS420J2

アルミニウム

銅真鍮

パワークイック
マルチ用途
酵素洗浄剤（弱アルカリ性）

他社品 A

他社品 B

他社品 C

他社品Ｄ他社品 E

他社品 F

水道水

未処理

11

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性

4-3

原液保管中におけるプロテアーゼの安定性
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）に配 合されているプロテアーゼ
は、血 液 などのタンパク質 汚 れを分 解することで、洗 浄に大きく貢 献しています。しかし、
酵 素はアミノ酸が多 数 重 合してできた高 分 子 化 合 物であり、洗 浄 剤 成 分（ 界 面 活 性 剤 、キレート剤など）や pH 、保 存 中 の 温 度などの 影 響で変 性し、容 易にそ の 活 性を失ってしまいます。酵 素 洗 浄 剤は原 液 保 管 中に酵 素 活 性が低 下 すると、期 待 する洗 浄 力が得られません 。そこで、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）および他 社 品に配 合されているプロテアーゼの原液保管中における安定性を調べました。
＜方法＞
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）および他社品を 40 ℃で 28 日間保存しました。その間 7 、14 、21 、28 日後にサンプリングを行い酵素活性を測定しました。
酵 素 活 性は、カゼインを基 質に用 いた Folin-Lowry 法により測 定しました。酵 素 活 性 の1 単位は、1 分間にチロシン 1μg を遊離させる酵素量として定めました。残存活性は、保存前の酵素活性値に対する相対値として算出しました。
＜結果＞
結果を図 5 に示します。他社品 B および E では残存活性が著しく低下し、特に他社品 B では 28 日後の残存活性が 50 ％以下となっていました。これに対しパワークイック マルチ用途
酵素洗浄剤（弱アルカリ性）は、28 日後も 90 ％以上の残存活性を有しており、パスレベ ル（自社基準）※ をクリアしていました。このことから、パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）は、原液保管中においても高い酵素安定性を維持し、長期間優れた洗浄力を維持できると言えます。
※パスレベル（自社基準）
について：酵素の残存活性に関する公的な基準はありませんが、弊社では品質保持のため、一定の基準を設定しています。

12

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性洗浄機用洗浄剤 中性（%）

10080

残存活性6040
パワークイックマルチ用途酵素洗浄剤（弱アルカリ性）
他社品A
他社品B
他社品C

20

他社品Ｄ
他社品E
他社品F

005

図51015

経過日数202530（日）

各種酵素洗浄剤の原液保管中における酵素安定性

参考文献
1）Rutala WA : APIC guideline for selection and use of disinfectants. Am J Infect Control, 24（ 4 ）:313-342, 1996 ．

2 ）尾田友香 , 平田善彦 , 古田太郎：洗浄効果の評価と新しいテストソイルの検討 . 医器学 , 763 ） ISO/TS 15883-5：2005, Technical Specification, Washer-disinfectors-Part5：Test soil andmethods for demonstrating cleaning efficacy

13

マルチ用途酵素洗浄剤
弱アルカリ性

低起泡性品

名パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤 弱アルカリ性

内容量 / 規 格

1梱入数

商品コードＪＡＮコード

4L

35035449-87696-50354-0■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年10月現在のものです。

サラヤ株式会社〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
https://www.saraya.com/
お問い合わせ先TEL.06 - 6797 - 2525

学術的なお問い合わせ先TT

学術部 TEL. 06-4706-3938（受付時間 ： 平日 9: 00〜18:00）
64-2970D-01-M