振動レベル計 VM-57

計量法 振動レベル計、JIS C 1510 : 2023、
JIS C 1517 : 2014に適合します。
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能です。
振動測定マニュアル※にも対応しています。
※公益社団法人 日本騒音制御工学会 環境振動評価分科会作成。次のアドレスよりダウンロードできます。

http://www.ince-j.or.jp/subcommittee/download/

振動レベル計90

LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、ネットワークと繋がる。
USB Type-Cコネクタ経由でモバイルバッテリ（市販品）からのUSB給電が可能に。
コンセントの無い現場でも、長時間の測定が可能。

3.5インチ
タッチパネル付き
カラー液晶

手にフィットしやすいグリップ形状

振動レベル計90
特長

JIS規格に対応
JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014

振動レベル（Lv）、振動加速度レベル（Lva）同時測定

計量証明事業登録「振動加速度レベル」の測定機器に対応

環境振動の測定方法を規定したJIS Z 8735:1981に沿った十分な機能を搭載

防塵防水性能本体 IP54、センサ部 IPX7

充電式の電池に対応し環境に配慮

従来器種より突然の降雨などによる故障を低減

充実のインタフェース

さらにコンパクト！

新搭載

本体上面には、端子を保護するためのカバーを装着します

USB Type-Cコネクタ

175 mm
約

新搭載

173 mmLAN端子※VX-57EXが別途必要

151 mm

175 mm

約

VM-57上面
外部電源入力端子

90

90

SDカードスロット

I/O端子
RS-232C、コンパレータ出力

交流/直流出力端子

システム構成図

ソフトウェア

本体、PV-83E、EC-54S以外はオプション

SDカード
USBケーブル（Type-C） 市販品
RS-232C シリアルｴ/Oケーブル
CC-42R
コンパレータ出力

コンピュータAS-60VM

AS-60VMRT

AS-70

外部機器へ

コンパレータケーブル
CC-43CT
BNC-ピン出力コード CC-24

3方向振動ピックアップ

振動レベル計PV-83E（付属）

90

延長コード

データレコーダ

機能拡張プログラム
VX-57EX付属
EC-54S ・・・・・・・・・・ 3 m
EC-54SA ・・・・・・・・・ 5 m
EC-54SB ・・・・・・・・10 m
EC-04C ・・・・・・・・ 30 m リール付き
EC-04D・・・・・・・・ 50 m リール付き
EC-04E ・・・・・・・ 100 m リール付き

ACアダプタNE-21P

周波数分析器

多機能計測システム

波形収録プログラム
VX-57WR

1/3オクターブ実時間分析プログラム
VX-57RT

バッテリパック
BP-21A※

電源ジャックアダプタ
CC-43J※※CC-43Jが必要です。

オプションプログラム機能一覧

レベルレコーダ※NC-98シリーズをご使用の際必要です。

オプションプログラムをインストールすると以下の機能が追加されます。
VX-57EXをインストールするとVX-57WR・VX-57RTを追加することができます

機能拡張プログラム

オートストア機能（瞬時値、演算値の同時連続記録）

VX-57EX

VX-57EX

追加機能

LAN機能／４種のマーカ機能／コンパレータ機能／
データ連続出力機能（シリアル通信）+インストール後は512 MBの+VX-57WR

追加機能

振動波形収録VX-57RT

追加
機能

1/3オクターブバンド実時間分析／1/3オクターブバンドフィルタ出力／VC値測定機能

SDメモリカードとして使用可能

512 MB※インストールしたVX-57EXはアンインストールすることはできません

波形収録プログラム

1 kHzサンプリング。 24 bitまたは16 bitから選択

VX-57WR

最大収録時間振動レベルの演算と同時に波形収録することが可能。収録したデータは、（3方向、Autoストア、16 bit、Lvストア周期 100 ms設定の時）

コンピュータで周波数分析が可能です。
（非圧縮波形WAVEファイル）
2 GB

インストール後は2 GBのSDメモリカードとして使用可能

メモリカードサンプリング周波数

512 MB

2 GB

32 GB

1 kHz

約14時間

約57時間

約880時間

1/3オクターブ実時間分析プログラム
VX-57RT
1/3オクターブバンド実時間分析が可能。保存された分析結果を読み出し、表示が可能。
512 MB

インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能

1/3オクターブ分析画面

新機能

VC曲線※による評価値「VC値」
を容易に算出することが可能
Z軸はVC-B、X,Y軸はVC-A相当であることが分かります。

精密機械の設置場所の振動測定を行い、その影響を評価
半導体製造装置や加工機械などの精密機械は、高い加工精度が求められます。わずかな環境振動であっても、製品の品質や作業効率に影響を与える可能性があるため、精密機械の設置場所の振動測定は欠かせません。
※VC曲線とは、機械が正しく動作するための最低限の振動基準を定めた評価方法です。機械を設置する床面における振動速度の1/3オクターブバンド分析値を用いて評価します。
参考文献

Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive Equipment, Colin G. Gordon, SPIE99. Evolving criteria for research facilities: I-Vibration

仕様
型式承認番号

第TW241号

適合規格

計量法・振動レベル計

通信制御

通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

JIS C 1510:2023、
JIS C 1517:2014

データ転送

測定の有無によらず、SDカードにアクセスしてデータを転送することが可能

LAN※2

CEマーキング

測定機能

ユーザ指定またはルーターから自動取得したIPアドレスと通信を行い、以下の機能を提供する

RS-232C通信・EMC指令Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2021

・RoHS指令

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018

・低電圧指令Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019

WEEE指令Directive 2012/29/EU

出力および通信中国版RoHS（中国輸出品のみ）、KCマーク

OFF、画面消灯時の1方向（Z）もしくは3方向（X、Y、Z）
同時測定

連続測定において）

通信制御

専用ケーブルの使用により、通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

電源（単3形電池8本または外部電源入力端子およびUSB 端子への給電）
動作時間（23℃、 アルカリ乾電池LR6 ：約16時間（Manualストア、ECO設定ON）

消費電流

振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド※測定条件：Leq演算周期１０ 分（LvストアOFF）※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類（品番）などにより動作時間は変わります

ACアダプタNE-21P（入力：AC 100 V〜240 V、50/60 Hz、
出力：DC 12 V）

振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 L max

外部電源電圧5.7 V〜15 V（定格電圧12 V）

測定周波数範囲

振動レベル：1 Hz〜80 Hz、
振動加速度レベル：1 Hz〜80 Hz

測定レベル範囲

振動レベルの鉛直方向：25 dB〜129 dB

USB 端子：5 V
防塵防水性能センサ部：IPX7
本体：IP54※3、IP等級

振動レベルの水平方向：30 dB〜122 dB

使用温湿度範囲

温度：ｰ10 ℃〜50 ℃、湿度：10 %〜90 % RH
（結露のないこと）振動加速度レベル：30 dB〜129 dB

大きさ・重さ約150.5 mm（H）×173.2 mm（W）×44.0 mm
（D）
、振動レベルの鉛直方向 ：19 dB以下、振動レベルの水平方向 ：24 dB以下、約1 110 g（本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む）

振動加速度レベル：24 dB以下
（延長コードの長さが208 m以下）

周波数重み付け特性センサ

鉛直振動特性（計量法およびJISによる）、水平振動特性（JISによる）、3方向振動ピック

基準感度：60 mV/(ｍ/ｓ²)、
使用温度範囲：-10 ℃〜50 ℃(結露しないこと)、平たん特性（JISによる）

アップ：PV-83E

大きさ・重さ：約φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、
約300 ｇ

10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立レベルレンジ：約81 ｍA（12 V供給時）

振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L 5、L 10、
L 50、L 90、L 95
振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 L min

自己雑音レベル

約20時間（AutoストアVX-57EX、ECO設定ON）※

振動レベルL vおよび振動加速度レベルL va
振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベル L eq

演算値

約20時間（AutoストアVX-57EX、ECO設定ON）※
ニッケル水素充電池 ：約16時間（Manualストア、ECO設定ON）

付属品

3方向振動ピックアップ PV-83E×１、キャリングケース×1、

0 dB〜70 dB、
10 dB〜80 dB、
20 dB〜90 dB、
30 dB〜100 dB、

型式ラベル（キャリングケース用）
×２、
接続コード
（3 m）
EC-54S×1、

40 dB〜110 dB、
50 dB〜120 dB

単3形アルカリ乾電池×8、
SDカード（512 MB、VX-57EX付きのみ）

時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド：125 µs（サンプリング周波数8 kHz）

サンプリング周期
Manualストア

時間率レベル：100 ms

希望小売価格
（税別）

検定付き

検定なし

手動で測定の開始/停止を行い振動レベルおよび振動加速度レベルの演算値を

VM-57

435,000円

410,000円

同時に算出し内部メモリまたはＳＤカードに記録する※1

VM-57EX（VX-57EX付き）

495,000円

470,000円

内部メモリ：最大1 000組保存記録データ数

オプション

SDカード：最大1 000組をストア名ごとに保存
500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、測定時間
Autoストア※2

L vストア周期
L eq演算周期
総測定時間

品名型

希望小売価格（税別）

式

ユーザ設定
（1秒〜24時間）

機能拡張プログラム（512 MBのSDカードにて供給）

VX-57EX

80,000円

測定開始から測定停止または総測定時間に達するまで、設定時間ごとの波形収録プログラム（2 GBのSDカードにて供給）

VX-57WR

100,000円

瞬時値（L vストア）、演算値（L eqストア）
をSDカードに連続記録する※1

1/3オクターブ実時間分析プログラム（512 MBのSDカードにて供給） VX-57RT

250,000円

OFF、
100 ms、1s

SDカード（512 MB）

MC-51SD1

OFF、500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、SDカード（2 GB）

MC-20SD230,000円

24時間またはユーザ設定（1秒〜24時間）

SDカード（32 GB）

MC-32SP3

100,000円

500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、14,000円

15,000円

ACアダプタNE-21P

24時間またはユーザ設定（1秒〜1 000時間）

電源ジャックアダプタ

CC-43J

3,000円マーカ※2

4種類のマーカ機能

バッテリパック

BP-21A

32,000円

Autoストア、Timer AutoストアでL vストア周期設定時のみ有効

延長コード※4EC-54Sシリーズ

14,000円〜

データリコール

ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧を行う

ピックアップ延長コード

EC-04シリーズ

12,000円〜

設定の記憶と内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存し、起動時または指定時に呼び出す

BNC-ピン出力コード

CC-24/CC-24S

4,000円呼び出しことができる

コンパレータケーブル

CC-43CT

11,000円

RS-232CシリアルI/Oケーブル

CC-42R

出力11,000円

交流出力

出力電圧：出力フルスケールにおいて1 Vrms環境計測データ管理ソフトウェア（振動レベルデータ管理ソフトウェア付き） AS-60VM

周波数特性は「L v」「、L va」「、連動」
から選択可能環境計測データ管理ソフトウェア（1/3オクターブ振動レベルデータ

直流出力

出力電圧：出力フルスケールにおいて2.5 V（25 mV/dB）管理ソフトウェア付き）

コンパレータ※2

指定したチャンネル（X、Y、Z）のコンパレータバンド（L v、L va）
が指定値を超えた

波形処理ソフトウェア

場合にオープンコレクタ出力※1 動作を保証する当社販売品をお使いください。 ※2 VX-57EXが別途必要 ※3 有害な影響が発生するほどの粉塵（防塵形）と、あらゆる方向からの飛沫による水（防まつ形）に対し保護されています。 ※4 ピックアップの延長は、208 ｍまでが計量法の対象です。

コンパレータレベル：30 dB〜120 dBを1 dB刻みで設定可能
最大印加電圧：24 V、最大電流：60 ｍA、許容損失：300 ｍW、バックライト付き3.5インチTFT-LCD

AS-60VMRT400,000円

AS-70

200,000円

モバイルバッテリ使用に関するご注意

内部抵抗：約480 Ω
表示

300,000円

モバイルバッテリは、電源供給する機器の消費電力を監視し自動的に供給を停止する機能を装備する機種のご使用をお控えください。VM-57はスマートフォン等と比較して低消費電力であるため、モバイルバッテリからの電源供給が停止される恐れがあります。

QVGA※タッチパネル（抵抗膜方式）
機能付

数値表示更新周期：1 s、時間ｰレベルグラフ/バーグラフ更新周期：100 ms

関連製品

USB
通信制御

通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

データ転送

コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送

振動レベル計の点検校正用加振器

することが可能

振動校正器
VP-33A

VM-57対応ソフトウェア（PC用）
環境計測データ管理ソフトウェア
AS-60VM

環境計測データ管理ソフトウェア
AS-60VMRT（振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）（1/3オクターブ振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

波形処理ソフトウェア
AS-70

オートストアしたデータからTime-Level、グラフの表示、複数チャンネルの同時表示、グラフの重ね書き、各種演算、帳票作成が可能

オートストアした1/3オクターブデータから、1/3オクターブ分析結果のグラフ表示、各種演算、帳票作成が可能

収録したWAVEファイルから、グラフ表示、レベル化処理、周波数分析（1/3オクターブバンド分析・FFT分析）ファイル出力、再生が可能

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証課の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

2311-12406.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458