主な仕様
形式
測定対象
測定方式
測定面積
挿入試料厚
挿入試料長
発光素子
受光素子
表示

表示範囲
メモリー機能電源
測定回数
測定可能間隔
測定確度
繰り返し性
再現性
温度ドリフト
使用温湿度範囲
保管温湿度範囲
大きさ・質量その他
標準付属品

葉緑素計

2 波長光学濃度差方式小型葉緑素計
農産物（主として水稲）の生葉
2 波長光学濃度差方式
2 mm×3 mm
最大 1.2 mm
12 mm（ストップ位置 0 ～ 6 mm 可変ストッパー付）
LED2 素子
SPD1 素子
測定値：LCD デジタル 4 桁表示（小数点以下 1 位まで）
測定回数：LCD デジタル 2 桁表示-9.9 ～ 199.9 SPAD
最大 30 個までの測定値データメモリー可
メモリーデータの平均値演算表示可
単 3 形アルカリ乾電池 ×2 本（直列）20,000 回以上（新品アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による）
約2秒±1.0 SPAD 以内（常温常湿にて、0.0 ～ 50.0 SPAD の範囲において）50.0 SPAD を超えると " ＊ " 表示±0.3 SPAD 以内
0.0 ～ 50.0 SPAD において
但し、試料の位置ずれは除く±0.5 SPAD 以内±0.04 SPAD/℃以内
0 ～ 50℃、相対湿度 85％以下（35℃のとき）、結露しないこと-20 ～ 55℃、相対湿度 85％以下（35℃のとき）、結露しないこと
78（幅）×164（高さ）×49（奥行）mm、200 g（電池別）
警告ブザー付き
任意補正機能付き
ストッパー、ストラップ、単 3 形電池（2 個）、ソフトケース、リーディングチェッカー

SPAD-502 Plus
43開発製品SPAD 値：コニカミノルタ葉緑素計の指示値。葉緑素濃度と相関がある。

外形寸法図● 画面は一部はめ込み合成です。
● ここに記載の仕様および外観は、都合により予告なしに変更する場合があります。

（単位：mm）

1644978
登録証番号：LRQ 0960094/A 登録証番号：JQA-E-80027
登録年月日：1995年3月3日 登録年月日：1997年3月12日

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●必ず指定の電源電圧に接続してご使用ください。
接続をあやまると、火災や感電の原因となります。
●必ず指定の電池をご使用ください。
異なる電池を使用すると、火災や感電の原因となります。

コニカミノルタ オプティクス ホームページ
セミナー開催や展示会、新製品情報、アプリケーション事例など、コニカミノルタ計測製品をご活用いただく上でお役に立つ情報を発信しています。

http://sensing.konicaminolta.jp〒590-8551 大阪府堺市堺区大仙西町三丁91番地

9242-0856-10

BCDBPK ③発育状況の把握や追肥量の管理・低減に役立つ、軽量・ハンディタイプの葉緑素計。

測定データの互換性を維持し、グラフ表示をはじめとする機能性を向上させつつ、重量を約１０％軽量化させた、改良型である SPAD-502Plus を新発売。
トレンドグラフが表示できます

葉緑素計 SPAD-502Plus は、農林水産省農蚕園芸局農産課の大規模経営体土壌・作物・生産物分析システム実用化事業 -(Soil ＆ Plant

Analyzer Development, 略称 SPAD) において、本事業の実施主体一目で確認することが出来ます。

である ( 財 ) 農産業振興奨励会、農林水産省農業研究センター・農業持ち運びに便利な小型・軽量タイプ

環境技術研究所および都県試験研究機関等の各先生方のご指導により開発した SPAD シリーズの最新型です。

ポケットにも入るコンパクトサイズですから、本器は、イネの葉に含まれている葉緑素 ( クロロフィル ) 量を、葉を戸外での持ち運びにも便利。重さはわずかいためることなく簡単に測定できます。得られたデータをもとに、イネ200 g です。

品質の向上と収量アップが図れるとともに、肥料の施用量低減に効果すばやく簡単に測定できますの栄養状態を的確に把握し、適切な施肥管理を行なうことによって、3.5

農作物の育成にとって、窒素栄養状態を知ることはとても重要な3.3ことです。作物体の窒素含量が多くなると、葉緑素含量も多くなり、タル表示しますから、より的確な作物の栄養状態を把握できます。

測定中心線

押さえ位置から、雨の中での測定も可能です。

2.9葉身窒素濃度︵％︶※水洗いや水に浸すことはできません。

2.72.3

費電力が少なく、しかも長寿命。単 3 形アル｛ 昭和60年昭和59年

凡例262830323436384042SPAD 値 ( 葉緑素含量を示す値 ) で追肥管理が可能です。
幼穂形
成期

45

減数分
裂
期

穂揃
期

N=30AVG

出穂
25日後

40

最小測定幅は 2 mm。着脱式ストッパー付きですから、細い葉でも簡単に測定位置にセットできます。

（穂肥）
35

目標 37〜3935〜3733〜3530

電池室ふた

高い機能と優れた操作性

ひとめぼれの期待葉色曲線
期待葉色

1 データ削除キー

データ呼出しキーです。

幼穂形成期から減数分裂期におけるＳＰＡＤ値（葉緑素含量を示す値）と葉身窒素濃度の関係（ササニシキ、稚苗、5月10日、宮農セ）

50平均値キーカリ電池 2 本で 20,000 回以上の測定が可能

葉緑素計ＳＰＡＤ値

葉色値（SPAD502値）

全データ消去キー

発光ダイオード (LED) 光源の採用により、消2.1したものです（■で示した曲線）。追肥を必要とする減数分裂期

液晶表示部

省エネ設計です

2.5

右図は、葉緑素計によるひとめぼれの期待される葉色の変化を図示

電源スイッチ

IPX 4( 水の侵入に対する保護等級が 4) です

3.1

24

きたら、追肥（穂肥）に適した時期にきているわけです。

受光窓

防水機能を備えています

ｙ=0.079ｘ−0.154
ｒ=0.908※※※ ｎ=68

1.7

ちることがわかります。つまり、SPAD 値が 38 以下に低下して平均値測定ヘッド測定できます。

1.9には、SPAD 値（葉緑素含量を示す値）が 35 ～ 37 程度まで落ストッパー

メモリデータ数もなく、生育過程中の同じ葉の同じ部分を常に葉に含まれる葉緑素量を知ることで稲の栄養状態がわかります。

従来の測定とは異なり、葉緑素含量を客観的に数値で正確にデジ測定値

35.8閉じるだけで測定できます。葉を切り取る必要にも便利。従来のように色標を見て数値の判断をする必要がなく、低コストによる育成管理が可能です。

栄養状態を知ることができます。SPAD-502Plus は、色標を使ったトレンドグラフ表示

32.5

N=30AVG

測定したい葉 ( 試料 ) を測定ヘッドにはさんで、を発揮します。手のひらに収まる軽量・コンパクト設計ですから、携帯葉の緑色が濃くなります。この原理を使って、葉色から作物体のN=1測定データの時系列変化や、異常値の判断を測定確度が高く、イネの葉で±1.0 SPAD の高い確度を達成しており、こまやかな生育診断に役立ちます。

35.8

測定値を 30 個まで記憶でき、「測定値の呼び出し」や「平均値の計算」ができます。

各種警告機能を備えており、電池の残量などを液晶表示やブザー音で知らせます。

付属のリーディングチェッカーを使うと、本器が正しく作動しているかどうかを簡単に調べることができます。

33以下
256/76/217/57/198/2

8/168/30

9/139/27

宮城県農林水産部農業振興課

SPAD-502Plus は光学濃度差測定方式で SPAD 値を求めます。
Ａ

右図は、葉緑素 ( クロロフィル ) の分光特性で、葉を 80％のアセトンで抽出した色素の測定値を示しています。B は A に比べてクロロフィルの少ない葉です。図のように、クロロフィルは 400 〜500 nm と 600 〜 700 nm に吸収のピークがあり、700 nm 以Ｂ
吸光度上の赤外域の光はほとんど吸収しません。このことから本器は、600 〜 700 nm の赤領域と、吸収のない赤外域の 2 つの波長で光学濃度の測定を行ない、その差をもとに SPAD 値を求めています ( 光学濃度差測定方式 )。

400500600700（nm）

波長
紫外

可視光

赤外

SPAD-502 ユーザレポート 「農事組合法人上望陀代表理事 中川一雄様」を訪問しました■プロフィール■作物の出来・不出来を科学的に検証

農事組合法人上望陀の代表理事を務める中川一雄様（62 歳）は、千葉県指導農業士（元県協会会長）の経歴を持たれ、千葉県の地域農業のリーダーとして、よりよい農業への取り組みと担い手を育てておられます。さらに、ご自身は約 40 ha の広大な農地に、稲・レタス・トウモロコシ・中国野菜等を栽培されておられます。

以前は葉緑素の色見本をご使用されていまし
たが、10 年ほど前に SPAD を購入されました。天候による目視評価の影響を受けないことや、早い・簡単・的確、加えて平均値機能もあることが本機のお気に入りです。ご購入の動機は、農協や周りの先輩が使っていたため。良いものは積極的に取り入れ、作物の出来・不出来の科学的検証に、SPAD-502 をご活用されています。
＜取材日＞ 2009 年 9 月 16 日
木更津市上望陀 429 ライスセンターにて