700-DI シリーズ AC テストセット
高圧交流試験設備-2-100kVA

AC テストシステムのハイポロニクス標準ラインアップは、特徴

IEC60、IEEE 4 および IEC 270 およびその他の国家試験規格☑

に従って、電気機器の高電圧 AC 試験を実行するように設計

マイクロプロセッサーコントローラーはより良い調整精度と測定精度を提供されています。種々の設置条件に合わせて、さまざまな機☑

連続的に調整可能な出力電圧器構成が利用できます。一部のモデルは、テスト対象物を☑

SIL3 互換

テストエリアに移動することが困難な場合に、モバイルバ☑

最大定格出力電圧の 0.5%から 100%で動作するように設ージョンで提供することが可能です。

計☑

簡単にアクセス可能なメーター校正

AC テストセットは、卓越した信頼性、耐久性、機能を備え☑

定格の 10%から 110%まで調整が可能な過電流設定た装置で、幅広い電圧および電力定格で利用できます。ハ☑

バックアップブレーカーによる過負荷保護

イポロニクスは信頼性の高いテストソリューションを提供☑

出力に接続された電圧計と電流計

し、お客様のニーズを満たします。

☑

ゼロスタートインターロック☑

定格電流はゼロから定格電圧まで利用可能

利点☑

最小限のセットアップ時間で使いやすく、感覚的なパネル操作で簡単なテストが可能です。

☑

サージ補償された試験用変圧器巻線はフラッシュオーバ－電圧に耐えることが出来ます。

☑

出力接続メーターは高速かつ正確に測定できます。

☑

すべてのメーターにサージ保護が付属されています。

☑

部分放電仕様で、低いPDレベルで最大出力電圧を得ることが出来ます。(PDレベルは注文時に御指定下さい。

※写真は参考用であり、最終デザインを反映していない場追加コンポーネントが必要になる場合があります。)

合があります。

アプリケーション☑

変圧器☑

計器用変圧器

☑

ブッシング

☑

ケーブルサンプル

☑

コネクタ

☑

回転機

☑

コンデンサ

☑

絶縁材

☑

開閉装置

☑

送電線ハードウェア

☑

避雷器

☑

高電圧コンポーネント

技術仕様
システム精度
電圧・電流

読み取り値の±1.5%、フルスケールの±0.2%

測定精度0.01kV, 0.01mA

測定分解能
ランプレート精度+/-5%ステップ分解能

フルスケールの0.5%
油絶縁変圧器の場合、最大電圧まで部分放電ベースライン定格電力
型式

705-2

710-2

715-2

≦20pC

2kVA
730-2

750-2

AC 90-264V 50/60Hz

入力電圧
最大出力電圧

5kV

10kV

15kV

30kV

50kV

最大出力電流

400mA

200mA

133mA

66mA

40mA

出力接続
オールインワンキャビネット
個別コンポーネント

シールドケーブル出力

n/a

ブッシング

エポキシ出力ブッシング

15分ON / 45分OFF, 6回/日

n/a

デューティーサイクル
オールインワンキャビネット
個別コンポーネント

1時間ON / 1時間OFF, 6回/日 または 連続（90%×定格電圧 ＆ 75%×定格電流にて）コントローラー寸法(W×H×D)
オールインワンキャビネット
個別コンポーネント22”x 21”x 26”(546 x 510 x 660mm)

n/a

16.60”x 7.75”x 20.5” (422 x 197 x 520.7mm)

コントローラー質量
オールインワンキャビネット

130lbs (59kg)

個別コンポーネント

n/a
35lbs (16kg)

高電圧変圧器寸法(W×H×D)
オールインワンキャビネット

コントローラーに収納

n/a

20.50”x 29.25”x 25.0”

20.50”x 25.00”x 31.00”(521 x 743 x 635mm)(521 x 743 x 787mm)

コントローラーに収納

n/a

個別コンポーネント
高電圧変圧器質量
オールインワンキャビネット
個別コンポーネント

400lbs (181kg)

425lbs (193kg)

450lbs (204kg)

定格電力
705-5

型式

715-5

5kVA

730-5

775-5

7100-5

AC 200-264V 50/60Hz

入力電圧
最大出力電圧

5kV

15kV

30kV

75kV

100kV

最大出力電流1000mA

333mA

166mA

66mA

50mA

出力接続
オールインワン
シールドケーブル出力n/a

キャビネット
個別コンポーネント

エポキシ出力ブッシングデューティーサイクル
オールインワン
15分ON / 45分OFF, 6回/日

n/a

キャビネット
個別コンポーネント

1時間ON / 1時間OFF, 6回/日 または 連続（90%×定格電圧 ＆ 75%×定格電流にて）コントローラー寸法(W×H×D)
オールインワン

21.5” x 25.5” x 26.0”

キャビネット(546 x 510 x 660mm)

n/a
個別コンポーネント

16.60”x 7.75”x 20.5”(422 x 197 x 520.7mm)

コントローラー質量
オールインワン
165lbs (75kg)

n/a

キャビネット
個別コンポーネント

35lbs (16kg)

高電圧変圧器寸法(W×H×D)
オールインワン
コントローラーに収納

n/a

キャビネット20.50”x 25”x 29.25”

25”x 34”x 38”

25”x 37”x 46.5”(521 x 635 x 743mm)(635 x 864 x 965mm)(635 x 940 x 1181mm)

個別コンポーネント
高電圧変圧器質量
オールインワン
コントローラーに収納

n/a

キャビネット
個別コンポーネント

425lbs (193kg)

450lbs (205kg)

500lbs (227kg)

660lbs (299kg)

860lbs (390kg)

定格電力 10kVA
型式705-10715-10730-10230V, 50/60Hz

入力電圧775-107100-10

他の可用については弊社へご相談下さい

最大出力電圧

5kV

15kV

30kV

75kV

100kV

最大出力電流2000mA

666mA

333mA

133mA

100mA

出力接続

シールドケーブル出力

エポキシ出力ブッシング

デューティーサイクル

1時間ON / 1時間OFF, 6回/日 または 連続（90%×定格電圧 ＆ 75%×定格電流にて）コントローラー寸法22.75” x 47” x 26.25”(578 x 1194 x 667mm)(W×H×D)
コントローラー質量
高電圧変圧器寸法

600lbs (272kg)20.50”x 25”x 29.25” 25” x 37” x 40”

25”x 37”x 47”

コントローラーに収納(W×H×D)
高電圧変圧器質量

400lbs (181kg)

コントローラーに収納(521 x 635 x 743mm)(635 x 940 x 1016mm)(635 x 940 x 1194mm)

500lbs (227kg)

860lbs (390kg)

900lbs (408kg)

定格電力 20kVA
型式705-20715-20480V 単相 60Hz；

入力電圧730-20380V 単相 50Hz；

775-207100-20

他の可用については弊社へご相談下さい

最大出力電圧

5kV

15kV

30kV

75kV

100kV

最大出力電流4000mA

1333mA

666mA

266mA

200mA

出力接続

シールドケーブル出力

デューティーサイクル

エポキシ出力ブッシング

1時間ON / 1時間OFF, 6回/日 または 連続（90%×定格電圧 ＆ 75%×定格電流にて）コントローラー寸法25”x 54”x 30”(635 x 1372 x 762mm)(W×H×D)
コントローラー質量

高電圧変圧器寸法

700lbs (318kg)
25”x 38”x 37”

25”x 37”x 40”

25”x 37”x 47”(635 x 965 x 940mm)(635 x 940 x 1016mm)(635 x 940 x 1194mm)

900lbs (409kg)

950lbs (432kg)

1300lbs (591kg)

コントローラーに収納(W×H×D)
高電圧変圧器質量

300lbs (136kg)

コントローラーに収納

定格電力 40kVA
型式
入力電圧705-40715-40480V 単相 60Hz；

720-40380V 単相 50Hz；

750-407100-40

他の可用については弊社へご相談下さい

最大出力電圧5kV

15kV

20kV

50kV

100kV

最大出力電流8000mA

2666mA

2000mA

800mA

400mA

出力接続

シールドケーブル出力

デューティーサイクル

1時間ON / 1時間OFF, 6回/日 または 連続（90%×定格電圧 ＆ 75%×定格電流にて）コントローラー寸法30” x 75” x 48”

30.25” x 60” x 31”(762 x 1905 x 1219mm)(768 x 1524 x 787mm)

1400lbs (635kg)

450lbs (204kg)(W×H×D)
コントローラー質量
高電圧変圧器寸法

エポキシ出力ブッシング(W×H×D)
高電圧変圧器質量25”x 37”x 38”

30.5”x 40”x 55.5”(635 x 940 x 965mm)(775 x 1016 x 1410mm)

コントローラーに収納

コントローラーに収納

925lbs (420kg)

1450lbs (658kg)

1800lbs (816kg)

定格電力 60kVA
型式705-60

入力電圧

480V 単相 60Hz；

720-60380V 単相 50Hz；

760-607100-60

他の可用については弊社へご相談下さい

最大出力電圧

5kV

20kV

60kV

100kV

最大出力電流12000mA

3000mA

1000mA

600mA

出力接続
デューティーサイクル
コントローラー寸法(W×H×D)
コントローラー質量
高電圧変圧器寸法

シールドケーブル出力

1時間ON / 1時間OFF, 6回/日 または 連続（90%×定格電圧 ＆ 75%×定格電流にて）30”x 75”x 48”

30.25”x 75”x 31”(762 x 1905 x 1219mm)(768 x 1905 x 787mm)

1800lbs (816kg)

800lbs (363kg)
30.5”x 38 x 41”

30.5”x 40”x 46”

36.5”x 48”x 55.5”(775 x 965 x 1041mm)(775 x 1016 x 1168mm)(927 x 1219 x 1410mm)1400lbs (635 kg)

1925lbs (873 kg)

2600lbs (11795 kg)

コントローラーに収納(W×H×D)
高電圧変圧器質量

エポキシ出力ブッシング

コントローラーに収納

定格電力 100kVA
型式

720-100

750-100

入力電圧480V 単相 60Hz；

380V 単相 50Hz；

775-100

7100-100

他の可用については弊社へご相談下さい

最大出力電圧

20kV

50kV

75kV

100kV

最大出力電流5000mA

2000mA

1333mA

1000mA

エポキシ出力ブッシング

出力接続

1時間ON / 1時間OFF, 6回/日 または 連続（90%×定格電圧 ＆ 75%×定格電流にて）デューティーサイクル
コントローラー寸法30” x 73.5” x 48” (762 x 1867 x 1219mm)(W×H×D)
1400lbs (636 kg)

コントローラー質量
高電圧変圧器寸法(W×H×D)
高電圧変圧器質量30”x 39”x 40”

30”x 40”x 40”

30”x 50”x 57.5”

34”x 45”x 58”(762 x 991 x 1016mm)(762 x 1016 x 1016mm)

762 x 1270x 1461mm

864 x 1143 x 1473mm

2600lbs (1182 kg)

2800lbs (1273 kg)

2900lbs (1315 kg)

3100lbs (1409 kg)

電子機器

高電圧機器

温度

相対湿度(結露しないこと)

温度

相対湿度(結露しないこと)

使用時+5℃... +40℃

5...95%-10℃... +45℃

5...90%保管時-20℃... +70℃

5...95%-10℃... +55℃

5...90%

出力電圧範囲フルスケールの 0.5-100%

ECCN番号

3A992.AHTS USコード

9030.39.0100

納入範囲

標準オプション・組込コントローラー

・HHDA13-280: 定格120kV用接地棒

・レギュレーター・CF-: 部分放電仕様 2pC以下

・高電圧変圧器

・DI-REM-SFTW: 外部非常停止ボタン付き

・取扱説明書と試験成績書

リモートコントロールソフトウェア

納入範囲外・DI-FO: コンピューター（ユーザー様ご準備）への・レギュレーター用 入出力電源ケーブル

光ファイバー接続・試験対象物への高電圧ケーブル

・GND Braid: 接地材料

・アースケーブル

・700-DI-HS: 手動インターロックスイッチ
・700-DI-FS: フット式インターロックスイッチ
・700-DI-WARN: マグネットベース付き安全ストロボライト
・Caster: レギュレーターおよび高電圧変圧器用
キャスターセット（装備可能な場合）

Hipotronics, Inc. 1650 Route 22. Brewster, NY 10509. United States
tel: + 1 845 230 9245 | fax: + 1 845 279 2467 | email: sales@hipotronics.com
ハイポロニクス社方針は「継続的に製品改善を行う」です。
予告なく設計および仕様を変更する場合があります。