PyroMini
タッチスクリーンインターフェースをラインナップした小型放射温度計ユニット※

放射温度センサ特長• 小型センサヘッドとセンサ設定が可能なユニット構成• 温度表示、各種設定用のタッチスクリーン（オプション）• 画面は、アラーム状態で赤色のバックスクリーンに変化• 全型式で放射率設定が可能• microSDカード（別売）でデータ記録が可能• 4-20mA、又は、RS485 Modbuusの出力• 単独でのDC24Vアラーム出力（オプション）• 最大/最小/平均/ピーク値、ピーク/谷値ホールド、反射エネルギー補正などの機能※タッチスクリーン仕様

PyroMini （汎用）

PyroMini2.2 （高温）

••

•

•
•

120℃、180℃の周囲温度で、冷却不要なセンサヘッド（オプション選択）紙、プラスチック、食品、塗装面、コーティングした金属など広範囲な材質の対象物で測定が可能
センサヘッドケーブルは、動的な干渉性に強く、ロボットアームなどの取り付けに最適（-JA型、-HA型）-20 ～ 1,000 ℃までの測定温度範囲••

スチール製ローラや他の多くの金属表面のような反射する対象物の温度測定に適した短波長を採用
100 ～ 2,000 ℃までの温度測定
高温の対象物を測定するため、長距離の光学系をラインナップ

一般仕様
PyroMini（汎用）

測定温度範囲出力
アラームリレー
（-CRT型、-BRT型）
精度

PyroMini2.2（高温）-20 ～ 2,000 ℃（型式毎の温度範囲を参照)
4-20mA、又は、RS485 Modbus(247本のセンサをModbusネットワークに接続可)
独立した2系統の切替警報リレー
DC24V/1A（絶縁 DC500V）±1 ℃ 又は、読込値1%±2 ℃ 又は、読込値1%（どちらか大きい方）（どちらか大きい方）

再現性±0.5 ℃ 又は、0.5%（どちらか大きい方）

測定視野

測定視野表を参照

放射率0.20 ～ 1.00

放射率設定

-CT型、-BT型 ： タッチスクリーン-BN型、-BT型 ： RS485通信-CN型 ： ユニット内のロータリスイッチ

応答時間8 ～14 μ m

電源電圧100 mA

最大ループインピーダンス-CN型、-CT型 ： 900 Ω （4-20mA出力時）

最大温度スパン（-CRT型）

全温度範囲

最小温度スパン（-CRT型）

保護等級

センサヘッドユニット（タッチスクリーン無）ユニット（タッチスクリーン有）IP65 （NEMA 4）

IP65（NEMA 4）-動作温度範囲

下記注釈 *

0 ～ 60 ℃

0 ～ 60 ℃

動作湿度範囲

95%RH以下（結露なきこと）

95%RH以下（結露なきこと）

95%RH以下（結露なきこと）

準拠

準拠

準拠

2.0 ～ 2.6 μ m
DC24V± 5%

最大消費電流使用環境

0.10 ～ 1.00

240ms（90% 応答）

波長範囲

ケーブル長（ユニット‐センサヘッド間）
標準1m （オプションにて最長30mまで延長可）
重量約390 g（1mケーブルを含む）
ケーブル接続着脱式ネジ端子（適合ケーブル AWG28 ～ 18 AWG）
出力ケーブルグランド
適合ケーブル Φ 3.0 ～ 6.5 mm

RoHS適合※使用温度範囲
PyroMini： 0 ～ 180 ℃（型式選択）
PyroMini2.2 ： 0 ～ 70℃

100 ℃

電磁適合性（EMC）
EMC指令EN61326-1：2006 準拠

機械的仕様
センサヘッドユニット

材質

SUS316

アルミニウムキャスト

寸法
取付

Φ 18 x 45 mm （寸法図参照）
M16 x 1mmネジ

W 98 x H 64 x D 36 mm
壁掛け用M4ネジ x 2（外観図参照）

タッチスクリーンの概要（-CT型、-BT型）
ユニットの蓋に取付けられたバックライト付タッチスクリーン（オプション）は、大きく、明るい表示です。また、温度表示以外にセンサの設定やグラフ表示、測定した温度履歴の閲覧もできます。
アラームが発生した場合は、赤色のバックスクリーンに切り替わり、迅速、且つ、分かりやすく表示します。アラームモードと閾値は、タッチスクリーンで設定ができます。

タッチスクリーン仕様
タッチスクリーン部

72 mm抵抗膜式タッチTFT、320 x 240 ピクセル、バックライト付

設定項目

温度範囲、温度単位、放射率設定、反射エネルギー補正、アラーム、信号処理、Modbusアドレス（-BT型）、日時、データ記録

温度単位°C ／ °F 切替

温度分解能

0.1°

アラーム設定閾値設定が可能な2系統アラーム、2系統独立のHi/Lo設定
アラーム2は、対象物温度、又は、センサヘッド温度の選択可

信号処理

平均、ピークホールド、谷値ホールド、最大値、最小値

表示画面例

アラーム発生時に赤色のバックスクリーンで表示

データ記録 （-CT型、-BT型）

データ記録仕様

PyroMiniは、汎用のデータロガーとして使用できます。

記録間隔

1 ～ 86,400秒（1日相当）

microSDカード

最大32GB （別売）

内蔵クロック用電池

BR1225 3V x 1 （別売）

変数設定

対象物温度、センサヘッド温度、ユニット温度、最大、最小、平均、放射率、反射エネルギー補正、
アラームトリガ

PyroMiniの-CT型と-BT型は、タッチスクリーンインターフェースで設定できる記録用のmicroSDカー
ドスロットがあります。サンプル時間とサンプル数の選択や特定時間にデータ記録を開始するスケジュール機能もあります。
2GBのmicroSDカード（別売）で、2,840万点の測定データを保存することができ、最小のサンプル間隔（1秒間）の設定で、約1年相当のデータが取れます。
データは、CSV形式でmicroSDカードに保存され、表計算ソフトを使用して、簡単に表示や編集することができます。また、アラームイベントもmicroSDカードに保存できます。

ファイル形式

CSV形式

microSDカードスロットと電池ホルダは、PyroMiniの蓋にあるタッチスクリーン基板にあります。

設定項目

サンプル時間、サンプル数、開始日時

測定値の記録と合わせて、内部クロックによる日時も記録されますが、電源を切断すると、内部クロックはリセットさます。内部クロックを継続させるには、電池（別売）が必要となります。

型式
センサヘッド
動作温度範囲

機種

測定視野

測定温度範囲

出力、インターフェース-02-LT-MT-HT-XT-CN-CT-CT-BN-BT-HT-XT-CB-CT-CT-BN-BT-15-30-CF-MA
TBPM
（汎用）
-HA-JA-20-15-25

TBPM2.2（高温）-CN-CT-BN-BT-PT-MT-HT-75-CF

センサヘッド動作温度範囲（汎用のみ選択可）-MA ： 0 ～ 60 ℃
-JA ： 0 ～ 120 ℃-HA ： 0 ～ 180 ℃

タッチスクリーン無-JA型と-HA型のセンサヘッドは、冷却アダプタを使用せずに、120℃（-JA型）、180℃（-HA型）までの周囲温度環境で使用できます。両型式とも測定視野は、20:1となります。
冷却としての空気や水をセンサへ送る必要がないため、冷却が必要とするセンサヘッドより、小型化となります。

0500-02型

00.6

測定径[mm]215

1500

0059.1

距離[inc]118.1
5.32.40.6

3000
距離[mm]

126050045.2
1000
距離[mm]

01000.80.6

3000
距離[mm]

12200

1500

距離[inc]118.1

200
距離[mm]

2.2

距離[inc]
39.4

019.7

0.6

0.3

55

127.5

30

3000
距離[mm]

0500

1000
距離[mm]-75型

PyroMini2.2 （高温）

-HT

-HT

-XT
-CT
500

1,000 [℃]

100

250

400

450 1,000

-CF型

-CN型

・4-20mA出力・タッチスクリーン無-CT型

・4-20mA出力
・アラームリレー x 2
・タッチスクリーン有-BN型

・RS485Modbus出力
・タッチスクリーン無-BT型

・RS485Modbus出力・アラームリレー x 2
・タッチスクリーン有2,000 [℃]： 4-20mA出力、スケール値固定 （例：-XT型 ・・・ 0℃- 4 mA, 1,000℃- 20mA)-CT型 ： 4-20mA出力、スケール値可変-BT型、-BN型 ： デジタル出力、全温度値設定型式表記例 ： TBPM-MA-30-CT-BT
機種12.5-CF型-PT-MT2505.011.9

出力／インターフェース-LT-MT100

測定径[inc]

測定径[inc]

59.10-25型

PyroMini （汎用）00.490.20-30型

測定温度範囲 （ ℃ ）-200.5距離[inc]7.9

D:S 75:1

13515000-15型-CN型

0D:S 25:1

1210028.6

測定径[inc]3.9

1000
距離[mm]

11.9

測定径[mm]59.13.9

D:S 30:161.95000

測定距離（D）と測定径（S）比（D:S比）
距離[inc]118.18.5

測定径[inc]036.9

距離[inc]39.41.81.10.5-20型

D:S 15:1
測定径[mm]11.9-15型

PyroMini2.2 測定視野
測定径[inc]78.6
1000
距離[mm]

測定径[inc]100

11.945.2

19.7

D:S 20:1

測定径[mm]0111.9200
距離[mm]

0

測定径[mm]11.961.9

2.5

1.50.5

D:S 15:1
測定径[mm]

測定径[mm]

D:S 2:1

距離[inc]
39.4

19.7

0

測定径[mm]1.8

0.5

距離[inc]39.43.1

測定径[inc]

2.4
0.5

19.7

0

測定径[mm]40

測定距離（D）と測定径（S）比 （D:S比）
距離[inc]84.4

測定径[inc]

測定径[inc]

PyroMini 測定視野

センサヘッド動作温度

測定視野

測定温度

出力／インターフェース

TBPM

-MA

-30-CT-BT(PyroMini)（ 0 ～ 60 ℃ ）（ 30:1 ）（ デジタル出力、-20 ～ 1,000℃ ）（ RS485Modbus出力、アラームリレー出力 x 2、タッチスクリーン ）接続図-CN型、-CT 型

TP+

TP-TH+

GND-BN型、-BT型

OP+OP-PWR+

PRW-TP+

TP-TH+

GND

OP+

OP-

PWR+

PRW-

DC24V
100 mA

DC24V
100 mA
GND
4-20 mAA

Modbusマスタ

RSRS+

寸法図、アクセサリー（オプション）
ユニット

センサヘッド
98
86

取付ナット
（付属）
ø18.6

ø18

M16 x 1 mm

4取付穴
（M4ネジ付属）1264

タッチスクリーン（オプション）
72 mm

131000（標準）3645

エアパージカラー（オプション）20

1/8" BSP
空気注入口
脱着栓
APSN ： -02型以外
ASPW ： -02型専用

18

ケーブルグランド
14 mm AF

18

ø4048

ø29362518

単位 [ ㎜ ]50アクセサリー（オプション）•PMCE ： PyroMini -MA型用センサヘッド-ユニット間の延長ケーブル•DLSBFS ： デュアルレーザー照準用固定取付金具•PMCEHT ： PyroMini -HA型、-JA型用センサヘッド-ユニット間の延長ケーブル•DLSBAS ： デュアルレーザー照準用可変取付金具•PM2.2CE ： PyroMini2.2用センサヘッド-ユニット間の延長ケーブル•TBPM180 ： 6chタッチスクリーンユニット•LSTS ： レーザー照準ツール•ABS ： 固定取付金具•FBS ： 可変取付金具＜代理店＞

立山科学工業株式会社
富山事業所〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地

TEL 050-5535-5824

東京支社〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル6階

TEL 03-5256-0721

名古屋営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

TEL 090-5540-2435

大阪営業所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-600 大阪駅前第3ビル6階17号 TEL 050-5535-5824＜ホームページ＞ http://www.tateyama.jp■記載内容は、お断り無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜e-mailアドレス＞ module@tateyama.or.jp
2016.9 初版