TMHIAS 744
高性能インパルス解析システム
インパルス電圧による絶縁耐力試験は、高電圧機器の絶縁能力を確認するために行なわれるものであり、国際規格によって必須とされています。定義したインパルスの波形が試験対象物に適用され、試験対象物に起因する波形の変化が絶縁不良の検出に使用されます。これらの変化するパラメータを正確に識別するには、高速で正確な測定システムが不可欠になります。この手順は、変圧器、ケーブル、ブッシングなどのルーチン試験でよく使われています。
HAEFELY（ヘフリー社）は、1904 年に創業されたインパルス試験の先駆的企業です。長年にわたって、オーダーメイドの高電圧インパルス測定・解析ソリューションの開発とアップグレードを続けています。長い歴史を誇る優れたインパルス解析装置の最新モデルが、最 高 分 解 能 イ ン パ ル ス 解 析 シ ス テ ム （ Highest
Resolution Impulse Analyzing System）HiAS™ 744 です。
ヘフリー社が、独創的なパフォーマンスによって新たな基準を打ち立てました。新しいフロントエンドソリューションは、16 ビットの分解能、250 MS/s のサンプリングレート、最高レベルの測定精度を誇ります。
ソフトウェアも新しいハードウェアに合わせてアップグレードされました。数多くの愛用ユーザーによって実証されている使いやすいインターフェイスはそのまま変わりません。また、すべての旧バージョンの HiAS™
データファイルとの互換性も保たれているため、過去の測定結果との比較も可能です。
光絶縁フロントエンドによって、制御室と試験現場との間に完全な電気的絶縁が提供されます。このため、作業担当者は最高レベルの安全性を確保できます。
さらに、接地のループを最小化できるため、干渉結合が軽減されます。

特 徴






振幅分解能 11 又は 16 ビット
125MS./s、50MHz 又は、
250 MS/s、100 MHz アナログ帯域幅
光絶縁フロントエンドソリューション
± 2000 Vpk から± 5 Vpk までのアナログ入力範囲（LEMO 4S コネクタ）
2 チャンネルデジタイザーユニットのカスケード接続可能
最 新 の IEC 61083-1 、 IEC 61083-2 、 IEC
60060-2、IEEE Std.4 および関連基準を大きくクリア
第 4 世代デジタイザー
商用電源供給方式

利 点
 業界最高レベルの測定精度
 卓越した耐干渉性と安全な操作
 統合ソリューション、分圧器の追加が不要、あらゆる分圧比に対応
 同時にマルチチャンネルで記録
 規格に準拠した、高度な最先端のソリューション
 数多くの愛用ユーザーによって実証されているソフトウェアとソリューション
 電池パックや充電が不要
HiAS™ 744 と制御用 PC との間の光ファイバーリンクには完全な電気的絶縁が提供され、以下のメリットがもたらされます。
 光ファイバーケーブルの長さが、分圧器の負荷、スケールファクター（分圧比）、キャリブレーションに影響を与えません。
 電気的絶縁によって、作業担当者の安全が確保されます。HiAS™ 744 では、制御室と高電圧の試験室との間に電気的な接続がありません。
 電磁干渉（EMI）は最小限まで軽減されます

1

技術仕様
注文番号

HiAS744-14490013

HiAS744-2
4490014

HiAS744-2S
4490015

HiAS744-2REF4490016

振幅分解能
サンプリングレート

11 ビット（0.05 %）1〜125 MS/s

11 ビット（0.05 %）1〜125 MS/s

16 ビット（0.0015 %）1〜250 MS/s

16 ビット（0.0015 %）1〜250 MS/s

アナログ帯域幅（-3 dB）
DC 精度
⽴ち上がり時間
最⼤メモリー⻑
チャンネル数50 MHz 以上±0.25%RD±0.02 %FS
7 ns
2 MS
1

50 MHz 以上±0.25%RD±0.02 %FS
7 ns
2 MS
2

100 MHz 以上±0.20%RD±0.02 %FS
3.5 ns
2 MS2（4 へ拡張可）

100 MHz 以上±0.15%RD±0.02 %FS
3.5 ns
2 MS2（4 へ拡張可）

システム全体の精度
振幅（全波および波尾裁断インパルス）
振幅（波頭裁断インパルス）
時間パラメータ
キャリブレーション± 1.5 % Upk± 2 % Upk
± 3%
社内

± 1.5 % Upk± 2 % Upk
± 3%
社内

± 1 % Upk
± 1 % Upk
± 2%
社内

± 0.7 % Upk± 1 % Upk
± 1.8 %
EN/ISO 17025

アナログ部
信号⼊⼒コネクタ
⼊⼒電圧範囲
過電圧保護
過電圧試験
⼊⼒ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
トリガー
高周波ﾌｨﾙﾀ

LEMO 4S± 2000 ~ ± 5 Vpk
3000 Vpk
6000Vpk（1.2/50μs, 10/700μs）
2MΩ//10pF, 75Ω切替可
内部ｽﾛｰﾌﾟ、ﾚﾍﾞﾙ、ｵｰﾄ
ｵﾌ, 1, 3, 10, 30 MHz

動作条件
電源
温度範囲
湿度
機械部
寸法、重量
振動試験
ﾒﾃﾞｨｱﾎﾞｯｸｽ

90〜264 VAC、50/60 Hz、50 VA
5〜50°C（標準条件 15°C〜35°C）
5〜90 %（相対湿度）、結露なきこと34.2 x 31.5 x 8.6 cm、約 6 kg
IEC 60068-2-64 Spectrum A1 Transportation 1a
22 x 8.5 x 3.5 cm、約 400 g

制御部必要条件
CPUi3 以上、8GB RAM、USB2.0（電源）およびイーサネット 10/100, Windows7 又は Windows10 のノート PC または産業用 PC
規 格
最新の IEC 60060、IEC 61083-1、IEC 61083-2、IEEE Std. 4 および前述のその他関連基準をクリアまたは⼤きくクリア
パラメータ検証
全自動（オプションの基準インパルスキャリブレーターRIC 422 と、HiAS™ソフトウェアによる制御）
HiAS™ 744-X 付属品
取付プレート、電源ケーブル CH 2.5m+延⻑ケーブル CH 10m（CCU との接続用）、カスタムケーブルアセンブリ用の追加プラグセット
オプション
ソフトウェアオフィスパッケージ
旧 IEC 評価機能（旧 IEC/現 JEC 規格対応）
比較ツール 1伝達関数とコヒーレンス関数
高耐久性光ファイバーケーブル
高耐久性光ファイバーケーブル、2 m高耐久性光ファイバーケーブル、10 m
高耐久性光ファイバーケーブル、20 m
高耐久性光ファイバーケーブル、40 m
高耐久性光ファイバーケーブル、60 m

LEMOケーブル
LEMO ケーブル、1 m
LEMO ケーブル、2.5m
LEMO ケーブル、10 m
LEMO ケーブル、20 m
LEMO ケーブル、40 m
LEMO-BNC アダプタ
LEMO T コネクタ
制御系セット15インチノートPC
PCI 811b専用コンピュータ
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ, ﾏｳｽ, ﾓﾆﾀ付

注文番号
No. 4771570
No. 4771574
No. 4771575
No. 4771576
No. 4844189
No. 4844025
No. 4844026
No. 4844028
No. 4844030

＜製造元＞

ヘフリー社
（Haefely

注文番号
No. 4771625
No. 4770321
No. 2404283
No. 2404284
No. 2404287
No. 0412750
No. 0751611
No. 4771577
No. 4771578＜お問い合せ先＞（千 葉）TEL 04-7123-0611（京 都）TEL 075-864-8912
AG, スイス・バーゼル）

本カタログ中に記載された内容については予告なく変更する場合がありますので、最新情報はメーカーのホームページ又は代理店まで確認下さい2