日新パルス電子のＭＯＤＥＬ：ＰＩシリーズ

概要

当社の高電圧試験装置「PI シリーズ」は、産業界においては省力化の推進に、また大学、工業高等専門学校、工業高等学校の電気工学科では実験，実習に十分適合するよう開発されたものです。
この装置には従来の試験装置では実現出来なかった機能が数多く取り入れられており、実験のスピードアップとデータの正確性を重視し、且つ使用に際し危険のないよう特別な安全装置を具備しております。各電源の操作盤からはもとよりコンピュータからのリモート制御を行う事ができます。
当装置は上記で説明したリモート制御により Windows 10 を搭載した PC のモニター上で操作盤内の PLC 画面と同等の制御する事ができ、交流、直流、インパルスの各高電圧電源をマウス操作で制御できます。
また、実験用途として、交流または直流は、商用周波数における絶縁物 (碍子、ケーブル等)の破壊試験、耐電圧試験、インパルスは雷インパルス波形による(1.2/50us)破壊試験、耐電圧試験などに用いられます。

特◼

徴
タッチパネルによる PLC 制御及び PC からのリモート制御

当社では旧来の GPIB 制御に変わり新しい通信制御方式として光 Ethernet による通信方式を採用致しました。特長として、高電圧試験装置本体と高い絶縁性を保ちながらリモート制御を行うことが可能であり、汎用性の高い部品構成により長期に渡り安定した製品供給が可能です。また、操作盤に PLC と操作用タッチパネルを新たに設けたことにより操作盤面上で視覚的な操作ができ、リモート制御のパソコンモニタ上においても操作盤面上と同じ画面レイアウトで操作できることから、操作性が格段に向上し、判り易く、快適に実験を行うことができます。

◼ 優れたユーザーインターフェース・ ディジタル技術とアナログ技術の融合により、短時間で試験、記録、成果を出せる高操作性
・ インパルス発生器は安定した始動ができる自爆始動方式を採用
・ チャート画面により出力発生電圧の経過を表示可能（AC MODE / DC MODE 選択時）計測したデータはタッチパネル内 SD カードにログファイルとして保存
・ オシロスコープの波形を PC ディスプレイに表示・保存が可能

◼

多彩な試験モード➢ インパルス電圧発生試験
・SINGLE モード １ショット毎の充放電を行うことが出来ます・MULTI モード複数回(1～10 回)の連続充放電を自動で行うことが出来ます➢ 交流電圧発生試験
・

MANUAL モード 単独の交流電圧発生試験を行うことが出来ます・

PROGRAM モード 複数ステップ(1～10 回)の交流電圧発生試験を自動で行うことが出来ます➢ 直流電圧発生試験
・

MANUAL モード 単独の直流電圧発生試験を行うことが出来ます・

PROGRAM モード 複数ステップ(1～10 回)の直流電圧発生試験を自動で行うことが出来ます

ｲﾝﾊﾟﾙｽ電圧発生試験 MULTI モード◼

交流電圧発生試験 PROGRAM モード

直流電圧発生試験 PROGRAM モード

機器構成＜PI シリーズ 標準品＞
交流発生装置0～50kV・3kVA

直流発生装置0～±50kV・5mA
200kV

インパルス電圧

300kV
400kV

高電圧プローブ

DC.100kV,IMP120kV.p

EP-100K
標準球ギャップ
インパルス試験装置◼

Φ100mm 170kV.p

G-100HS

標準球ギャップ

高い安全性・ 多種インターロックを標準で搭載
学生が使用することを前提にした、安全設計（フェールセーフ機能）（誤って高電圧区域へ侵入すると自動的に電源シャットダウン、充電電荷を放電し完全接地）

・ 高電圧発生中の周囲への警告用として赤色回転灯を装備
・ 転倒防止用部材付き

非常停止ボタン◼

キースイッチ

光センサー

電荷放電スイッチ

アフターサービスも万全

・ 操作説明会の実施（納入時）により取扱方法を丁寧に説明
・ 故障時にはユニット在庫で早急に対応可能
・ 取扱説明書に加え、学生実験のための実習要領書を含む充実した書類を付属

赤色回転灯

分類

機器名仕様

200

ＰＩシリーズ型式
300

400

○○○
▲
○○○
▲

○○○
▲
○○
○
▲

○○
○
▲
○○
○
▲

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

～操作盤～
PLC 制御ユニット
充電用直流電源制御ユニット

PHM-1023

制 御 :PLC 操 作 、 表 示 :ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ
DC.±50kV, 各 5mA
1GS/s（2ch 同時）1.25GS/s（2ch 同時）±0.1kV～1999.9kV

CB-200F-3W
CB-200F-5W

Tr 容量 3kVA 時
Tr 容量 5kVA 時

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

計測装置

波高電圧計
光 Ethernet 通信ﾓｼﾞｭｰﾙ制御ラック

主電源系及び収納ラック～PC システム～

コンピュータシステム

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ディスプレイ
プリンタ
ﾘﾓｰﾄ制御ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱ
コンピュータラック

液晶 18.5 型
A4 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ

オープンラック～各種機器～
インパルス
電圧発生器

インパルス
電圧発生器

IVG-200K025W
IVG-300K025W
IVG-400K025W

直流接地装置
交流電圧発生器

計測機器

試験用変圧器
高電圧プローブ(ｹｰﾌﾞﾙ長 10m)
極性切替ﾕﾆｯﾄ
映像装置

TT-50K60S
TT-50K100S
TT-100K50S
EP-50K
EP-100K
EP-150KP
PX-50W

標準球ギャップ

各種電極
付属品
絶縁物試験器
懸垂碍子
実験用供試体絶縁材

G-100HS
G-150HS
平板針棒
ｵｲﾙｶｯﾌﾟZSK-50W
5連

200kV 1.25kJ
300kV 1.87kJ
400kV 2.5kJ
インパルス本体内蔵
50kV, 3kVA
50kV, 5kVA
100kV, 5kVA
DC.50kV IMP.70kV.p
DC.100kV IMP.120kV.p
DC.100kV IMP.145kV.p
DC.±50kV
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ、三脚、液晶ﾃﾚﾋﾞ
φ100mm 170kV
φ150mm 249kV
φ100mm 2 枚
φ20×120mm 2 本□12.5×120mm 2 本
油槽 64×68×深さ 63mm
気中・油槽脱着式
5個
屋内用、机上型 or 人形、誘電線内蔵ｶﾞﾗｽ、 FRP、 ﾍﾞｰｸ、 ｸﾗﾌﾄ紙 、 他○：標準○－－○－－○
○
○
○
▲
▲
▲
▲
▲
▲○○
▲
▲
▲
▲
▲
▲
○○
▲
▲
○○
○
○
○
○
○
○
○○
○○○○▲
▲
▲：標準構成品から変更可能

－－○○
○▲
▲
▲
○▲
▲
▲
○▲
○○
○
○
○
○
○▲

■特記事項 納入に関しましては、下記の条件を含みます。
●分電盤より操作盤まで(10m 以内)の配線工事、および各機器間の設置・配線工事。

●搬入場所が地下室または２～３階の場合や既設設備を撤去、処分は別途費用が発生します事予めご了承願います。

●各機器の保証期間は１年間と致します。また引渡し後、弊社の責による故障、動作不良などのトラブルが発生した場合、保証期間に限り無償にて修理●基礎工事、接地工事を必要の場合は契約前に申し出て下さい。

または交換を致します。

●本電源をご使用に際しては、必ず仕様書及び取扱説明書を確認のうえご使用下さい。

●納品据付後、納入先にて取扱説明会を実施いたします。
●取扱説明書の提出は原則として１部とし、説明書等を収録したCD-ROMなどのメ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更する事があります。

ディア 1 枚を添付いたします。尚、ﾊﾟｿｺﾝ内にも取扱説明書等を収録しております。

品質マネージメントシステム
ＩＳＯ 9001-2015 の認証取得※会社名、製品名、ロゴは各社の登録商標及び商標です。

取扱店

本社 〒278-0022 千 葉 県 野 田 市 山 崎 ２ ７ ４ ４ 番 ３
TEL 04-7123-0611(代) FAX 04-7123-0620
関 西 支 社 〒615-8686 京 都 府 京 都 市 右 京 区 梅 津 高 畝 町 47 番 地
TEL 075-864-8912(代) FAX 075-864-8934
営業品目●直流高電圧安定化電源●高電圧パルス電源●瞬間大電流発生装置●インパルス電圧発生装置●高電圧プローブ●インバータパルス電源●高電圧試験装置●高電圧半導体スイッチ※カタログの記載内容は 2020 年 7 月現在