製品ラインナップ

イオンクロマトグラフ

高速イオンクロマトグラフ

IC-8100EX

オートサンプラーを搭載した自動分析システム。
脱気部、送液ポンプ、オートサンプラー、サプレッサーユニット、カラムオーブン、電気伝導度検出器が一体となったコンパクト設計。
オートサンプラーには自動希釈機構を標準装備。

IC-8100ST

マニュアルインジェクターを搭載した基本システム。
IC-8100EXと同様に、サプレッサー分析に必要なすべての機構を備えたリーズナブルな構成。

IC-8100

ワークステーション

IC-8100-WS

システム制御とデータ解析、データ管理機能を備えた専用ソフトウェア。
日々のルーチン分析に適した様々な解析方法を提供。
IC-8100シリーズの標準付属品として提供。

オプションシステム

RS-8100

UV-8100

臭素酸/シアン分析用

紫外可視吸光光度検出器

ポストカラム反応システム

ES-8100
自動溶離液供給ユニット

高速イオンクロマトグラフ IC-8100EX
オートサンプラー

状態表示LED100点のサンプルセットが可能。
ワークステーションでは最 大200検体の連続測定の設定が可能、多検体処理に威力を発揮します。

電源状態、エラー表示、及びサンプルラックの取り出しの可否を示します。

サプレッサーゲル
サプレッサーロータリーバルブ

先進のセパレーションテクノロジーを継承、さらに進化したニューコンセプトIC・・・ますますの快適さと信頼性をお届けします。

測定ごとにサプレッサーゲルを交換することで、安定したサプレッション効果が得られます。

高速多検体カラムオーブン
電 気伝 導 度 セ ルと一 体構造のブロック温調により安定したベースラインが得られ、高感度測定を実現します。

送液ポンプ
35 MPaの高耐圧を実現した微小容量プランジャー式デュアルポンプの採用
で低脈動を実現、ハイスループット分析においても安定した送液が行えます。

ION C HROM ATOGR APH

測定時間5分のハイスループット分析を実現
高速分離カラムとの組み合わせで、陰イオン・陽イオンの測定がそれぞれ5分で終了。
検体の測定時間を大幅に短縮できます。

測定時間10分で臭素酸を含む水道水質基準項目の分析を実現
水道水質分析用の高速高分離カラムと、高感度ポストカラム反応システムを用いる事で、臭素酸を含む水道水質基準項目が10分以内で測定できます。
従来、複数の条件で行なわれていた分析を一度の測定で行うことが可能です。

脱気部

高感度エアートラブルをなくし安定した送液を可能にします。

自動交換型ゲルサプレッサー方式で高感度分析が可能
サプレッサーロータリーバルブとサプレッサーゲルを組み合わせた、自動交換型ゲルサプレッサー方式の採用により安定した高感度連続自動分析が可能です。

※IC-8100STはオートサンプラーの代わりにマニュアルインジェクタ―が搭載されています。
● より詳細なカタログはホームページからダウンロードできます。

東ソー イオンクロマトグラフ※ TSKgel は日本等における東ソー株式会社の登録商標です。
※ IC-8100 は日本における東ソー株式会社の登録ロゴです。
※掲載のデータ等はその数値を保証するものではありません。お客様の使用環境・条件・判断基準に合わせてご確認ください。

バイオサイエンス事業部

高機能拡張性自動希釈機能付きのオートサンプラーを標準搭載（IC-8100EX）
高濃度イオン含有サンプルなどに対して希釈と注入を連続して行うことができます。

IC-8100シリーズ専用紫外可視吸光光度検出器
フローセルの最適化及び温度変化を最小限に抑えた流路設計により、低ノイズ、低ドリフトのベースラインを実現しています。
当社従来器に比べて感度がおよそ5倍向上しています（亜硝酸イオンのS/Nより算出）。

IC-8100EX専用自動溶離液供給ユニット

東 京 本 社 営 業 部 ☎（03）5427-5180 〒105-8623 東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
大 阪 支 店 バイオサイエンスG ☎（06）6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎（052）211-5730 〒460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 1 - 2 - 7
福岡支店☎（092）781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店☎（022）266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1☎（0467）76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
カスタマーサポートセンター
バイオサイエンス事業部ホ−ムペ−ジ https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/
HPLC Applications Database https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/applications-database-jp
お問合わせE-mail ●製品全般、カタログに関するお問い合せ hlc@tosoh.co.jp●カラム、分離に関するお問い合せ
tskgel@tosoh.co.jp●装置の技術相談に関するお問い合せ csc@tosoh.co.jp

新規開発した調製機構により安定的に溶離液を調製し、装置へ供給します。
濃縮溶離液と純水をセットするだけで分析が可能となります。
常に安定した組成の溶離液が供給されるため、経時変化による溶出時間の変動などがなく安定した分析が可能です。

IC-8100シリーズ専用ポストカラム反応システム
イオンクロマトグラフIC-8100EXと紫外可視吸光光度検出器UV-8100との組み合わせにより水道水質検査法に準拠した臭素酸やシアン等の高感度分析を実現します。

0000GD- 品番0000000 A

高速多検体システム構成例

測定時間5分のハイスループット分析を実現

陰イオン or 陽イオン分析システム（オートサンプラー付き）● 陰イオン測定時間 16分から 5分へ短縮（当社比）

陰イオンと有機酸の分離● 陽イオン測定時間 20分から 5分へ短縮（当社比）

電気伝導度検出標準陰イオン測定例

1［μS］

Mg

NO3 PO4 SO4Li Na

TSKgel® SuperIC-AZ

流

10速 ：（上段）0.8 mL/min（下段）1.5 mL/min

圧min0

力 ：（上段）8.5 MPa（下段）
16.0 MPa流

510

速 ：（上段）0.7 mL/min（下段）1.2 mL/min

圧

20

カ

TSKgel SuperIC-Cation HSⅡ

15IC-8100EX

陰イオン/陽イオン分析システム（2システムインジェクションオートサンプラー付き※）

力 ：（上段） 9.0 MPa（下段）
17.8 MPa68

アミン類と陽イオンの分離
8411● ウォーターディップとふっ化物イオンの高分離を実現

531 2● ポストカラム反応法による臭素酸イオンの高感度分析が可能● 亜塩素酸イオンと臭素酸イオンの高分離を実現

109671213● 自動溶離液供給ユニットと濃縮溶離液を用いることで溶離液の調製が不要

14

臭素酸を含む水道水質基準項目の一斉分析

A0

1. F
4

1 2653●ポストカラム反応 -紫外可視吸光光度検出器

2. Cl

7. BrO37

3. NO2IC-8100EX

A

カラ

溶流
温

離

468

(0.25 mg/L)(1 mg/L)(5 mg/L)(5 mg/L)(10 mg/L)(5 mg/L)(1 mg/L)(10 mg/L)(5 mg/L)(10 mg/L)(2.5 mg/L)(2.5 mg/L)(10 mg/L)(2.5 mg/L)

min

ム： TSKgel SuperIC-Cation HS Ⅱ (4.6 mm I.D.×10 cm)
TSKgel guardcolumn SuperIC-C HS Ⅱ(4.6 mm I.D.×1 cm)
液：3.0 mmol/L メタンスルホン酸＋2.7 mmol/L 18-クラウン-6
速：1.0 mL/min
検出：電気伝導度
度：40 ℃
注 入 量：30 μL

臭素酸の測定例（1 µg/L および 0.5 µg/L)

臭素酸 or シアン分析システム（オートサンプラー付き）

B

B

510 min[試料] A: 水道水（臭素酸イオン(0.001 mg/L)を添加、亜硝酸イオン(NO2-Nとして0.004 mg/L)
塩素酸イオン(0.06 mg/L)を添加、エチレンジアミン溶液（50 mg/mL）を1 mL/Lの割合で添加）
B: 水道水（添加無）[分析条件] カ ラ ム ：TSKgel SuperIC-WA（4.6 mm I.D.×10 cm）
TSKgel guardcolumn SuperIC-WA（4.6 mm I.D.×1 cm）
溶 離 液 ：5.0 mmol/L NaHCO3+ 3.5 mmol/L Na2CO3流
速 ：1.50 mL/min
カラムオーブン：40 ℃

注 入 量 ： 100 μL
反 応 液 1 ： 1.0 mol/L H2SO4+ 1.5 mol/L KBr
流
速 ： 0.60 mL/min
反 応 液 2 ： 1.2 mmol/L NaNO2流
速 ： 0.15 mL/min
リアクター温度 ： 40 ℃
検出波長 ： 268 nm

0BrO3 (1 µg/L)

10 min5BrO3 (0.5 µg/L)＊同条件での亜塩素酸と臭素酸の分離
7. BrO3 (0.001 mg/L)

7808. ClO2 (0.001 mg/L)

試

05料：水道水に亜塩素酸、臭素酸を添加
10,000
分析条件：左記と同条件

IC-8100EX

RS-8100 / UV-8100

自動交換型ゲルサプレッサー方式で高感度分析が可能

IC-8100シリーズを用いた燃焼イオンクロマトグラフィー

サプレッサーロータリーバルブとサプレッサーゲルを組み合わせた、自動交換型ゲルサプレッサー方式の採用により安定した高感度連続自動分析が可能です。

試料燃焼前処理装置とのオンライン接続により、燃焼イオンクロマトグ● オートサンプラーのインジェクションのタイミングに合わせてサプレッサーゲルを自動交換
・ サプレッサーの再生操作が不要
・ サプレッサーゲルにサンプル中の不純物が蓄積しない・ サプレッサーの劣化による感度の低下がない● 低デッドボリュームによりピークの拡がりを低減

オートサンプラー

直列2連送液ポンプ
脱気部

カラムオーブン
ガード
カラム

ラ

溶

離

燃焼試料の分析例

イスループットカラムと組み合わせることで、よう化物イオンは約12分に、助燃剤に由来するタングステ
充塡ポンプ

カラム；TSKgel SuperIC-Anion HS

ン酸のピークは15分以内に溶出

1. F
2. Cl
3. Br
4. SO4
5. I
6.WO4

1IC-8100EX、IC-8100ST
どちらでも接続可能

するため、高速分析が可能になり

242a)

1排出

しない場合、イオンクロマトグラ排出

試料燃焼前処理装置

3フ側のオートサンプラーを用いて、溶離液
サプレッサーゲル

IC−8100 流路図

蒸留水

ポリスチレン

5IC-8100 EX

052 3

標準試料
4

通常のイオンクロマトグラフィー分析にそのままご使用いただけます。

5106b)
15 min 0

1. F
2. Cl
3. Br
4. HPO4(i.s.)
5. SO434ます。
試料燃焼前処理装置を使用● サプレッサーゲル不足センサを搭載● 2種類のサプレッサーゲルボトルを用意（60 mL、30 mL）

カラフィー用のイオンクロマトグラフとしても使用することができます。
ハサプレッサーロータリーバルブ

分離カラム

電気伝導度検出器

10 min5反 応 液 1： 1.0 mol/L H2SO4
ム ： TSKgel SuperIC-WA+ 1.5 mol/L KBr
TSKgel guardcolumn SuperIC-WA流
速： 0.60 mL/min
液： 5.0 mmol/L NaHCO3
反 応 液 2： 1.2 mmol/L NaNO2+ 3.5 mmol/L Na2CO3
流
速： 0.15 mL/min
流速： 1.50 mL/min
リアクター温度： 40 ℃
カラムオーブン： 40 ℃
検 出 波 長： 268 nm
注 入 量： 100 μL※ 上記は構成の一部です。
詳細は弊社または代理店までお問い合わせください。

高感度2

1. Li
2. Na
3. ジエタノールアミン
4. ジメチルアミン
5. トリエタノールアミン
6. エタノールアミン
7. NH4
8. テトラメチルアンモニウム
9. エチルアミン
10. トリエチルアミン
11. Mg12. Ca
13. テトラエチルアンモニウム
14. K

5. ClO3
6. SO40IC-8100ST※ 2システムインジェクション機能は2020年11月以降の搭載となります。

4. NO3min

ム ： TSKgel SuperIC-Anion HS（4.6 mm I.D.×10 cm）
TSKgel guardcolumn SuperIC-A HS（4.6 mm I.D.×1 cm）
溶 離 液： 7.5 mmol/L NaHCO3＋0.8 mmol/L Na2CO3
サプレッサーゲル： TSKgel suppress IC-A
検出：電気伝導度、吸光光度（210 nm）
流速： 1.5 mL/min
温度：40 ℃
注 入 量：100 μL

min

154

ラ

測定時間１０分で臭素酸を含む水道水質基準項目の分析を実現●電気伝導度検出器

11108K

TSKgel SuperIC-CR

TSKgel SuperIC-Anion HS5NH47 93245Ca［μS］

BrCl

06

標準陽イオン測定例
NO2F

1. F （0.25 mg/L）
2. 酢酸（2.5 mg/L）
3. ギ酸 （0.75 mg/L）
4. ClO2（0.75 mg/L）
5. Cl （0.25 mg/L）
6. NO2 （1.25 mg/L）
7. Br （1.25 mg/L）
8. ClO3（0.5 mg/L）
9. NO3 （1.25 mg/L）
10. PO4 （2.5 mg/L）
11. SO4 （1.25 mg/L）

51ポリカーボネート
51015 min