CFor Chemicals

フローコントローラ

FLC-US40

Flow controller

流量計と制御バルブを一体化。省スペース設置可能
高性能ステッピングモータ採用■ 全閉から全開まで 0.3 秒の応答性■ Multi 通信(Modbus RTU 搭載、最大 31 連)■ 制御範囲(1:20)■ オーバーシュート抑制機能■ 積算予測機能■ 簡単動作状況確認(8 色LED)■■

型式
接続口径 流量単位 最大流量 入出力方式 エラー出力 I/Oケーブル長 通信ケーブル長

FLC-US40 -- A--A

特殊項目

-B

長さ記載 (m)長さ記載 (m)
無記入
EMax.
A

＊標準2m

＊標準2m

標準
エラー出力機能付

A

4-20mAF

シリアル通信

制御流量範囲よりご選定ください

mL/min
制御流量範囲接続口径

15〜300 mL/min
25〜500 mL/min

Tube1/4″

G08

50〜1000 mL/min
100〜2000 mL/min
25〜500 mL/min
50〜1000 mL/min

G10

100〜2000 mL/min

Tube 3/8″

150〜3000 mL/min
250〜5000 mL/min

LED 仕様LEDによる状態表示
本体上部のステータスLEDにより現在状態を確認することができます。

項目

状態
緑色 点灯

制御OFF

水色 点灯

ゼロ点調整中青色 点滅

ゼロ点調整失敗

青色 2回フラッシュ

バルブ寿命警告

寿命警告発生橙色 2回フラッシュ

流量計ゼロ異常

流量計ゼロ監視機能ON

橙色 点灯

流量計測定異常流量計測定エラー

黄色 2回フラッシュ

圧力不足警告

圧力不足

黄色 点灯

指示流量入力エラー

指令入力未接続

赤色 2回フラッシュ

システム停止赤色 点灯

モータ動作エラー

紫色 点灯

異常検出時間タイムアウト

桃色 点灯/消灯（1秒間隔）

制御停止

桃色 2回フラッシュ

通常時
ゼロ点調整

警告

内部メモリーエラー
モータ動作エラー
エラー

エラー処理動作※1※1※1

位置センサエラー※1

位置センサ断線

桃色 点灯

流量センサエラー※1

流量計エラー

紫色 2回フラッシュ※1 制御強制停止機能。エラーが発生した際、制御を強制的に停止します。

C04

LED動作制御ON2023

C
薬液・純水用仕様
品名

フローコントローラ

動力部

ステッピングモータ

制御流量範囲（mL/min） 15〜300

25〜50050〜1000 100〜2000 150〜3000 250〜5000
R.D.±1%(ただし、最小保証値：2mL/min)
R.D.±1%(ただし、最小保証値：1mL/min)※ 制御範囲F.S.の20％以下：±0.2% of F.S.
(ただし、最小保証値：2mL/min)

R.D.±2% ※ 制御範囲F.S.の20％以下：±0.4% of F.S.

R.D.±2%(ただし、最小保証値：1mL/min)

再現性※ フルスケールの10〜100%(ただし、最小保証値：4mL/min)

R.D.±1% ※ 制御範囲F.S.の20％以下：±0.2% of F.S.

精度
安定性 ※2G10

50〜1000 100〜2000

R.D. ±1％ ※フルスケールの10〜100％

流量精度 ※1

制御精度25〜500※ 制御範囲F.S.の20％以下：±0.4% of F.S.
(ただし、最小保証値：2mL/min)

R.D.±1%

R.D.±1%(ただし、最小保証値：1mL/min)(ただし、最小保証値：2mL/min)

TUBE 1/4″(φ6.35×4.35)

TUBE 3/8″(φ9.52×6.35)

接続口径

φ3

φ5

φ5

制御圧力範囲0.05〜
0.3MPa(G)0.1〜0.3MPa(G)0.15〜0.3MPa(G)

必要差圧

0.05MPa

0.1MPa0.15MPa

耐圧0.5MPa(G)

アナログ入出力４mA：0mL/min、20mA：制御流量範囲の最大値

使用流体

DIW/薬液（別途お打合せ）

比重1.0

粘度

1.0mPa・s（別途お打合せ）

使用流体温度

10〜90℃ ※結露なきこと。（使用温度により最高圧力が異なります。）

使用環境温度

15〜50℃ ※結露なきこと。

接液部材質

PFA、PTFE

バルブ動作速度 ※3

全開→全閉時：約0.3 秒、流量制御時 ：約1 秒

指令入力(目標値入力)※4

4-20mA：入力抵抗 180Ω

流量出力4-20mA：負荷抵抗 300Ω

制御入力

制御ON/OFF（無電圧A 接点）※接点を閉じた状態が制御ON となります。(通常運転時は接点クローズ)

EXT1 入力

バルブ強制全開（無電圧A 接点）※接点を閉じた状態がバルブ強制全開となります。ご使用後は接点を開けてください。
（通常運転時は接点オープン）

EXT2 入力 ※4

ゼロ点調整or 積算値リセット（無電圧A 接点）※接点を閉じた状態がリセットとなります。
ご使用後は接点を開けてください。（通常運転時は接点オープン）(EXT2 エラー出力) ※5

NPNオープンコレクタ出力
出力印加電圧：DC35V以下、シンク電流：100mA以下(Vol=1.3V)

リセットスイッチ ※6

ゼロ点調整、積算値リセットor 動作なし

ピアノスイッチ

通信設定（通信速度、機器アドレス）

アドレススイッチ

機器アドレス設定電源

DC24V±10％（消費電流：運用時約0.3A）

寸法
重量

本体

170mm×40mm×142mm ※チューブ、ケーブル及び突起部は含まず

接続ケーブルI/O ケーブル：φ6.9mm×2000mm、 通信ケーブル：φ4.8mm×2000mm
約1000g ※ケーブルは含まず※1 制御精度は流量センサの精度を含みません。
※2 安定性は供給圧力の安定性等により異なります。
※3 バルブ位置は全開状態で工場を出荷しています。
※4 工場出荷時にパラメータ設定が必要となります。エラー出力機能付の場合、使用できません。
※5 エラー出力機能付を選択した場合のみ使用できます。 エラー内容は選択可能です。お問い合わせください。
EXT2入力のゼロ点調整や積算値リセットの接点動作は使用できません。リセットスイッチ又は通信をご利用ください。
※6 工場出荷時にパラメータ設定が必要となります。

2023

C05

FLC-US40

φ3オリフィス径

フローコントローラ

G08

型式

CFor Chemicals

システム構成FLC-US

Flow controller

流体供給IN

制御後流体制御バルブ

流量計センサ

OUT流量計基板

流量等

EXT1入力（バルブ強制全開）
EXT2 入力 ※2（ゼロ点調整or 積算値リセット）(４-20mA)

制御入力（制御ON／OFF）

EXT2エラー出力 ※3

電源入力(NPNオープンコレクタ)

ユーザー装置Ｉ／Ｏへ

流量出力（目標値設定：4-20mA）

制御基板

ユーザー装置Ｉ／Ｏから指令入力 ※1（DC24V）
F.G.

シリアル通信 ※1（通信規格：Modbus RTU、57600bps）

本機メンテナンス(PCソフトウェア)

FLC-US Term・パラメータ設定
・モニタリング、流量、バルブ開度、指示入力等※1: 指令入力（目標値設定）
は「アナログ入力」と「シリアル通信」から選択となります。工場出荷時にパラメータ設定が必要となりますので、ご注文の際にどちらかをご指定ください。
なお、シリアル通信(FLC-US Term 等)を用いることで、ご購入後お客様にて設定を変更することが可能です。
※2: EXT2 入力は「ゼロ点調整」と「積算値リセット」から選択となります。工場出荷時にパラメータ設定が必要となりますので、ご注文の際にどちらかをご指定ください。
なお、シリアル通信(FLC-US Term 等)を用いることで、ご購入後お客様にて設定を変更することが可能です。
エラー出力機能付きを選択の場合、ゼロ点調整や積算値リセットの接点動作は使用できません。
リセットスイッチ又は通信をご利用ください。
※3: EXT2はエラー出力(NPNオープンコレクタ)となります。エラー出力機能付を選択した場合のみ使用できます。
シリアル通信(FLC-US Term等)を用いることで、お客様の出力したいエラーを選択することが可能です。

配線図
I/O ケーブル（AWG26×12芯、外径φ6.9）

アース線 AWG22(70)(70)

アース線 AWG22白DC24V：電源入力 ＋

黒

DC0V：電源入力（COM）

茶SET FL0W（+）: 指令入力（4-20mA）茶/黒SET FL0W（COM）: 指令入力（COM）

黄CONTROL INPUT（+）: 制御入力（+）

黄/黒CONTROL INPUT（COM）: 制御入力（COM）

紫EXT 1（+）: バルブ強制全開

灰EXT 2（+）: ゼロ点調整／積算値リセット ※紫/黒EXT（COM）: EXT（COM）

橙

FLOW OUTPUT（+）: 流量出力（4-20mA）

橙/黒FLOW OUTPUT（COM）: 流量出力（COM）

緑/黒F.G. : フレームグランド

通信ケーブル（AWG26×3芯、外径φ4.8）
青TRx -：RS-485通信

赤TRx +：RS-485通信

緑

TRx COM：RS-485通信※ エラー出力への変更可

C06

2023

C
薬液・純水用

構造図
リセットスイッチ（ゼロ点調整or 積算値リセット）⑦

アドレススイッチ

シリアルNo.

フローコントローラ

ピアノスイッチ
ヒロセ電機HR30シリーズコネクター
プラグ（12Pin）

型式⑥
スイチッチカバー下
ステータスLED④

G08: 1/4チューブ (φ6.35×φ4.35)
G10: 3/8チューブ (φ9.52×φ6.35)⑤3⑧

ヒロセ電機HR30シリーズコネクター
プラグ（6Pin）

FLC-US40

①②8

1952

142

③（70）

140（70）材質
備考

1I/Oコネクター

PPS他

2通信コネクター

PPS他

3コネクターキャップ

CR

4

本体ケース

PBT

5

サイドラベル−

6スイッチカバーPP

7I/Oコネクタケーブル

−

灰色／2m

153

8通信コネクタケーブル

−

黒色／2m

170

940

26

95.5

材質

5.5

名称

No.

取付姿勢

2023

C07