WFor Water

面積式流量計FC-SP Flow checker

Variable area flow meter

高温タイプの流量チェッカーです。
成型機、工作機械の冷却水、オイル等に最適です。
■ 小型形状でMax.3L/min からMax.100L/min と幅広いレンジに対応。
■ 金属テーパー管(S)、樹脂テーパー管(P)、ガラス管(G) とラインナップ化され、スイッチの種類も豊富。
■ ニードル付きや、流れ方向等、ご希望の仕様に合わせた選定が可能です。
■■Flow Checker designed for use in high temperature.
Most suitable for cooling water or oil flow control of molding machine tools.
■ Widely ranging from max 3 L/min to max 100 L/min, even though it is a reduced size.
■ Metal(S) / plastic(P) / glass(G) tapered tubes are available with switching capability■ Selectable needle valve, flow directions, etc.
■■

型式 Model number selection
規格Std.

FC-SP

材質
Materialバルブ
Valve

-

警報Alarm

形状
Shape

流れ方向 ＊2 流体名
Flow direction
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size
Option---

特殊項目
For specialized item

FKM バイトンパッキン Viton packing ＊3
VP 高圧仕様 High-pressure spec. :Max.1.0MPa(G)＊4
OS 耐油仕様スイッチ Oil-resisting spec. switch
VT 高温仕様 High-temperature spec. ＊4
02
03
04
05

Max.
1

B

L/min

水 Water

9

Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1

次ページ、測定範囲の最大流量を記入Max. flow rate selected from the available flow range next pageZ

特殊 For specialized unit

特殊 For specialized fluid

＊1＊1

RLUD

左→右 Left→Right
右→左 Right→Left
下→上 Down→Up
上→下 Up→Down
ストレート（バルブ対応不可）Straight (No valve installation)0
下→上後（OUT側バルブのみ対応可） Bottom to top behind (Available for the valve at outlet only.)1
下後→上（IN側バルブのみ対応可） Bottom behind to top (Available for the valve at inlet only.)2
下後→上後 Behind bottom→Behind top
3
特殊 For specialized shape ＊1
9スイッチ無し With no switch
0リードスイッチA接点 With reed switch of contact A
1
リードスイッチB接点 With reed switch of contact B
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊1
90
ニードルバルブなし With no needle valve
1
IN側 ニードルバルブ付 With needle valve at inlet
OUT側 ニードルバルブ付 With needle valve at outlet
2
特殊 For specialized shape ＊1
9材質 Material
Oリング O-ring
フィッティング Fittings
テーパー管 Tapered tube
FKM
樹脂 plastic（SP40：PC, SP60：PSU）
PBSBM（C3771）
金属 Metal（SP40：BSBM, SP60：SUS304 ）SNBR
耐熱ガラス Heat-resistant glass
G
規格 Std. 規格最大流量 Max. flowrate specified〜30L/min
40〜100L/min
60＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。 ＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2：次ページ、「規格流量及び接続口径」を参照してください。
＊2: Refer to "Standard flowrate and connection sizes" on the next page.
＊3：材質Pタイプや高温仕様は、バイトンパッキンが標準です。オプションで選択不要です。＊3: FKM O-rings are used on FC-SP40/60P Series and “VT” (Option) type. No need to select FKM O-rings as the optional item.
＊4：Sタイプのみ＊4: S type only

1822023

W
液体用規格流量および接続口径 Standard flowrate and connection sizes
材質 Material

測定範囲 Measuring range

規格 Std.

流れ方向 Flow direction

接続口径 Connection size

0.4〜5L/min

Uのみ For U only

Rc3/8, Rc1/2

面積式流量計

1〜10L/min
1〜15L/min

40

2〜20L/min

P

Rc1/2, Rc3/4
全て対応可 Available for all

2〜30L/min
4〜50L/min

Rc3/4, Rc1

5〜70L/min60

10〜100L/min

Rc1

1〜10L/min

Rc3/8, Rc1/2

1〜15L/min
2〜20L/min40

Rc1/2, Rc3/4

2〜30L/minS

4〜50L/min

FC-SP

4〜50L/min

Rc3/4, Rc1

5〜70L/min60

全て対応可 Available for all

Rc3/4

10〜100L/min

Rc1

0.3〜3L/min
0.4〜5L/min

Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4

Uのみ For U only

Rc1/2, Rc3/4

全て対応可 Available for all

1〜10L/min

40

1〜15L/minG

2〜20L/min
2〜30L/min
4〜50L/min
60

Rc3/4, Rc1

5〜70L/min10〜100L/min

Uのみ For U only

Rc1

＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
スイッチ設定範囲は、F.S.（Max.）流量の約30〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や長さや接点方式等により使用範囲は異なります。
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
Set point for contact range shall be within 30% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

仕様 Specifications-VP : 高圧仕様 High pressure spec. , -VT : 高温仕様 High-temperature spec.
SP□□PSP□□GSP□□S

Kind of switch

スイッチ取付け︵種類︶

流量精度 Flow accuracy

SP□□S-VP/VT

●

●

●

●

--

磁気スイッチ Magnetic switch

●

●

●

●

--

耐油仕様リードスイッチ(OS) Oil-resisting spec. reed switch

●

●

●

●

--

高温リードスイッチ High-temperature spec. reed switch----●●

高温耐油リードスイッチ(OS) High-temperature oil-resisting spec. reed switch----●●

スケールの約30%〜80% Approximately 30% - 80% of the scale
0.5MPa(G)使用最高圧力 Max. operating pressure
使用最高温度 Operating fluid temperature

50℃

リードスイッチ接点方式 Contact forms

0.5MPa(G)1.0MPa(G)

80℃

140℃

140℃

80℃

リードスイッチ Reed switch Ａ接点, B接点 Contact A, Contact B

接点容量 Contact capacity
ケーブル長/サイズ
Cable length / size

60℃

1.0MPa(G)0〜50℃（結露なきこと No dewing）

使用環境温度（スイッチ環境）Ambient operating temperature
Reed switch

SP□□S-VT

標準リードスイッチ Std. reed switch

スイッチ設定範囲 Set point for contact range

DC0〜24V

Max. 0.2A, Max. 4.8W ※50cm、AWG 24（ 導体 Conductor φ0.62, 被覆 Shielded φ1.5）

標準 Std.

2m、AWG 19（ 導体 Conductor φ1.1, 被覆 Shielded φ2.3）※

耐油用(OS) Oil-resisting spec.

NPN出力 A/B接点、PNP出力 A/B接点 NPN output contact A / B, PNP output contact A / B-

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V-

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA-

出力形態 Output form
磁気スイッチMagnetic switch

SP□□S-VP

Ｆ.Ｓ. ± 5%

出力 Output
ケーブル長/サイズ Cable length / size

パッキン Packing

オープンドレイン Open drain, 耐電圧 Withstand voltage : Max. DC30V,駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA2m、AWG 24（導体 Conductor φ0.5, 被覆 Shielded φ1.15）
FKM

NBRFKM※ リードスイッチ（耐油仕様OSも含めて）AC100V、AC200Vの対応も可能ですので、お近くの営業所へお問い合わせください。
※ Consult with us on any reed switch matter. Oil-proof type and contact capacity AC100V or AC200V available.

2023

183

W
For Water

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.

接続口径Connection size

SP40

Rc1/2
Rc3/4

MAN

B

P20135 22.5

1315030

17.5

185352220H

E30404024T

φRφd→w

24Max. 42 φ28 φ5 M433Max. 46 φ36

42Max. 76 φ55

深さ4CQVSFφIU

29209032115

deep4φD

φ20 φ2736.57731819944103 φ42 φ51

φ27 φ36

φ6 M5Rc3/4SP60

Rc1583060

深さ443

deep4

Z寸法 Z dimensions
規格 Std.

リードスイッチ Reed switch

リードスイッチ（OS : 耐油仕様） Reed switch (OS: Oil-resisting spec.)

磁気スイッチ Magnetic switch

SP40P/G

2838

39SP40S

4151

43SP60P/G

2845

32SP60S

415041

構造図 Structural drawing
FC-SP40/60P(スイッチ無し) with no switch
2

パネルカット Panel cut-outAA

パネル埋込取付
Panel-embedded

パネル前面取付Panel-mounted
2×φd2×φd2×接続口径

CConnection size

OUTCV

⑱φI ※1HP

FC-SP40/60S(スイッチ付き) with reed switch
AAOUT

2×φd2×φd5

R12×CCConnection size
2×WS⑬F※130⑮22⑯IN

2023

2×接続口径パネル前面取付
Panel-mounted

Q①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑫

パネル埋込取付
Panel-embedded

茶色 Brown (＋)
青色 Blue (−)

M

Q(M)

C

パネルカット Panel cut-out(Z) (500)E2※1：取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。
※1: Remove valve handle before installing flow meter on panel.

UBQTQE184

φDNφRIN

QQ

L

⑰⑲M

⑬Q

⑯M

Q

⑫F

M

②S

⑤⑩2×W

C2×W(M)

2×W

H

①Q

③CL

Variable area flow meter

Rc3/8LC※1: スイッチ付きの場合のみ、パネルカットして下さい。
リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※1: For panel cut-out, it is needed only for the type with switch.
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

W
液体用構造図 Structural drawing
FC-SP40/60G(磁気スイッチ付き) with magnetic switch
AA3

面積式流量計2(2000)オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT
2×接続口径HConnection size(M)

パネル埋込取付
Panel-embedded

ＬＬ⑳Q

パネル前面取付
Panel-mounted

222×φD⑲2×φdCC

5R12×N

φRIN⑱※2FS※2：FC-SP60用ニードル側フィッティングのみ※2: For dimension of the protruding part, it applies only to SP60 type with needle valve.

FC-SP40/60S(耐油スイッチ付き) with Oil-resisting switch
A(2000)

AφIM

M

2×φdV

2※230LPQ

⑰UBQ

T

3.5

E

FC-SP

⑭ ⑯(M)②(Z)

パネルカット Panel cut-outCQ

Q

2×W

OUT

③⑫⑤⑬⑪M

C2×WN①※1茶色 Brown (＋)
青色 Blue (−)

HOUT(M)C※１：取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。
※2：スイッチ付きの場合のみ、パネルカットして下さい。
リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※1: Remove valve handle before installing flow meter on panel.
※2: For panel cut-out, it is needed only for the type with switch.
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel.

2×W
N

2×W

Ｌ

Q

Q

21

QＬ

(Z)

備考 Remarks

No.

2×接続口径EN

φR

IN

M

Connection size

TB

P

材質 Materials
材質 MaterialNo.

名称 Names of parts

1

フィッティング Fittings

2

ストッパー Stoppers

3

Oリング O-ring

NBR/FKM

4

サポートスプリング Supporting spring

SUS316

5

ガイドポール Guiding pole

SUS3166スプリング Spring

SUS316

16 ボディ Body

7

サポートリング Supporting ring

8インジケータ Indicator

9テーパー管 Tapered tube

10 テーパー管 Tapered tube

BSBM（C3771） メッキ Plating
SP40:BSBM

12 フロントプレート Front plate

SP60:SUS304

PE/AI

名称 Names of parts

11 テーパー管 Tapered tube

※1

※2

フェライト Ferrite

材質 Material

備考 Remarks

耐熱ガラス Heat-resistant glass
PA12
SUS304/SUS316/PPS※3

14 スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

SP60のみ SP60 only

15 リードスイッチ Reed switch

SUS303他 SUS303, etc

AWG 2413 フロート Float

17 オリフィス Orifice

ABSPPS

18 オリフィスロック Orifice lockBSBM（C3604）

19 ニードルAssy Needle assy

SUS304他 SUS304, etc

SP60:SUS304

20 磁気スイッチ Magnetic switch

ABS他 ABS, etc

AWG 24

SP40:PC

21 耐油用スイッチ Oil-resisting switch

BSBM他 BSBM, etc

OS仕様 OS specifications AWG 19

SP60:PSU

22 ブラケットロック Bracket lock

SP40:BSBM

メッキ Plating

ハンドル：PP Handle: PPPA66※1: 型式が、SP□□Pの時、FKMになります。FKM is installed with product typed SP□□P※2：型式が、SP60S-標準仕様の時のみPEになります。PE is installed with SP60S Series※3：SP□□S型とスイッチ付き仕様は、マグネット密封もしくは着磁しています。The float of SP□□S type and FC-SP Series with a switching capability has magnet(s), or is magnetized.

2023

185