WFor Water

面積式流量計DUO-PX

Duo flow

Variable area flow meter

フロートの位置で流量を現場目視できます。
同時に連続信号を出力できます。

■■

Flowrates are visually confirmed by the position of float on site.
Also a continuous signal can be produced simultaneously.

■■

型式 Model number selection
規格Std.

DUO - PX

液体用For liquidW

バルブ
Valve-

出力Output

流体名Fluids

流量単位 最大流量 オプション
Units
Max. flowOption--

特殊項目
For specialized item

B
SW
FKM
表示計
Indicator

規格 Std.
2025

スタンド付（自立型） With stand (Stand-alone type) ＊2
スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type ＊2バイトンパッキン Viton packing
表示計とセット（オプション記号を記入）＊3
Provide option code of display in case that you want to use with this productMax. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
mL/minAL/minB
特殊 For specialized unit ＊1
Z
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
914-20mA出力 Output at 4-20 mA ※21-5V出力 Output at 1-5 V ※31-10V出力 Output at 1-10 V ※9特殊 For specialized item ＊1
ニードルバルブ無し With no needle valve
0下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side1
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side2
特殊 For specialized shape ＊1
9口径 Connection size
材質 Material
測定範囲 Measuring range
10〜100mL/min
Rc1/8
BSBM
20〜200mL/min
40〜500mL/min
250〜750mL/min
0.5〜1.5L/min
Rc1/4
SUS316
0.5〜2.5L/min
1〜4.5L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 規格25のみ対応。
＊3: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※測定範囲は、水換算20℃｛293K｝
条件の流量です。
※アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Responding only to Std. 25.
＊3: Display is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

1502023

W
液体用仕様 Specifications

計測概要 Measurement overview±5％ of F.S.

出力精度 Output accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

投光側と受光側に赤外IRとフォトトランジスタそれぞれ20個あります。
その間にあるフロートが光を遮り、影の濃さによってフォトトランジスタが反応してON/OFFします。フロートの影を高低として読み取り、アナログ信号に演算され出力信号となります。
There are 20 pcs of phototransistor and infrared IR respectively on both of the transmitting and receivingsides. When the float rises or falls, beams emitting from the transmitting side are blocked, making thephototransistor turn ON/OFF. The shadow of the float is used to read flow rate, generating an analog output
signal.

使用環境温度 Ambient operating temperature 0〜50℃（結露なきこと）(No dewing)
4-20mA 負荷抵抗：400Ω以下
4-20 mA Load resistance: ≦ 400 Ω
1-5V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-5 V Load resistance: ≧ 50 kΩ

出力信号 Output signals

1-10V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-10 V Load resistance: ≧ 50 kΩ
出力性能 Output performance

約152分解能 Approx resolution of 152

電源 Power source ※DC12〜24V ±10％、Ｍａｘ．
９０ｍＡ

ケーブル長 Cable length2m

投光側センサTransmitting side

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

受光側センサReceiving side

※ アナログ信号1-10Ｖの電源は、
ＤＣ２４Ｖ ±10％、Ｍａｘ．
９０ｍＡです。
※ Power source for analog output signal of 1-10 V is 24 V DC ±10%, Max. 90 mA.

ケーブル内訳 Function

ケーブル色 Cable color

DC12〜24Ｖ +12-24 V DC power source

赤 Red0V

白 White

アナログ出力 Analog Output

黄 Yellow

外皮シールド Wire shielding

緑 Green

DUO-PX

ケーブル仕様 Specifications on cable

液体の流れ
Flow direction

線種 Class of cable

AWG 24構造図 Structural drawing
DUO-PX25

1512⑫①⑨⑩⑧130182×Rc1/4⑨ ⑩⑪

IN4×φ418※ ニードルバルブなしの場合、φ16のパネルカットは必要ありません。
※ No need to make a hole of φ16 for no needle valve version.

No.

名称 Names of parts

材質 Material123ニードルバルブ Needle valve

SUS316耐熱ガラス Heat-resistant glass

4テーパー管 Tapered tube

SUS316567

ストッパー Stopper

89

名称 Names of parts

材質 Material
SUS3164テーパー管 Tapered tube

567

フロート Float89

備考 Remarks

Al黒アルマイト Black alumite

PMMA

クリア Clear

ストッパー Stopper

PTFE

Oリング O-ring

NBR

リテーナ Retainer

BSBM

メッキ Plating

キャップ CapBSBM

メッキ Plating

BSBM

メッキ Plating

12 リニアセンサ Linear sensor

154

⑥⑦

材質 Materials

ニードルバルブ Needle valve

10 フィッティング Fitting
11 電源LED Power LED⑭③⑤4×φ42×Rc1/8

123

ケース Case110

66.55615

材質 Materialsフロントプレート Front plate⑬④18No.

（25）

149IN

φ16OUT

12⑧

パネルカットPanel cut-out

22②⑫84

66

104

66.5

⑪⑦32

φ16（25）①②③④⑤⑥Max. 37

14OUT

4×M3×636
30

102

パネルカットPanel cut-out

227

10

Max. 37

66

3125

10

4×M3×6.5

110

DUO-PX20ー
PBT他 PBT, etc.

フロントプレート Front plate

PMMA

フロート Float

SUS316

クリア Clear

耐熱ガラス Heat-resistant glass
PTFE/SUS316

Oリング O-ring

NBR

リテーナ Retainer

SUS316

キャップ Cap

SUS316

フィッティング Fitting

SUS316

10 ロックナット Locknut
11 アダプタ Adapter

SUS316

12 ケース Case
13 電源LED Power LED14 リニアセンサ Linear sensor

備考 Remarks

BSBM

メッキ Plating

AIーPBT他 PBT, etc.

2023

151