2022 NOVEMBER

vol.168

Nanoruptor-II
ナノ粒子の分散に最適な超音波処理装置

vol.168
ナノ粒子の分散に最適な超音波処理装置

Nanoruptor-II◆ 各種ナノ粒子（カーボンナノチューブ ･フラーレン ･ ナノダイヤモンド等）の分散処理に最適◆ 分散を目的とした超音波分散機であり､ 破砕を目的とした BIORUPTOR®
の姉妹機◆ 密閉状態での超音波処理が可能なため､ コンタミネーションの心配がない。
また､ サンプル飛散を押さえナノリスクの低減が可能◆ 丸形超音波処理槽を採用し､ サンプルに対する超音波処理の高効率化を実現

新設計の超音波処理槽

コントローラー

チューブユニット（別売）

発振ユニット
小型モーター

消音箱

水

共振棒
サンプル

水

チューブ

破砕ユニット
超音波発振素子

超音波発振素子からのエネルギーを水を媒体としてサンプルチューブに伝達されます。
サンプルチューブに挿入された共振棒はその振動に呼応し二次共振し、サンプルに対して効果的に振動エネルギーを伝達します。またサンプルチューブを保持したギヤ板を常に回転させることにより均一な分散を実現します。

タンクユニット

メンブランスイッチ

豊富なアクセサリ―

別売の冷水循環器と接続可能

タンクユニットのファンを大型化し従来製品に比べ排熱効率を向上

操作性に優れるメンブランス
イッチを採用サンプルの処理量や特性に合わせ 様 々なアクセサ
リーを使用可能

Nanoruptor とシンクロし超音波 OFF 時に
冷水を循環することが可能です。水流による超音波の乱れがありません。超音波照射時に問題となる発熱をおさえることができます。

カタログ No.

商品名

NR-2

密閉式超音波分散装置

BR2CR01

BIORUPTOR®-II専用冷水循環器 **：BR2CR01 は Nanoruptor-II にも接続可能です。

2• 丸型の超音波処理槽を採用しサンプルに対する超音波処理の高効率化をを実現• デッキ蓋を廃止した新設計のタンクユニッ
トにより超音 波エネルギーのロスを大 幅に軽減

Nanoruptor-II

包装

希望販売価格

1式￥2,700,000

1式￥360,000

お問い合わせ

商品名

密閉式超音波分散装置

超音波周波数20kHz

超音波出力調整

High / Low2段切替式

ランタイマー

1～99サイクル

インターバルタイマー（ON）

1～99秒

インターバルタイマー（OFF）

30～99秒

処理本数

1本（50mlチューブ）～設置スペース（W×D×H）

320×400×620mm

サイズ（W×D×H）・重量

03-6666-5902

Nanoruptor-II

消音箱

400×300×520mm、13Kg

破砕槽

250×200×260mm、7Kg

コントローラー

商品の在庫・ご注文について▲NG-350-50+MM-50WS（ガラスチューブは含みません）

400×320×100mm、7Kg

電源AC100～240V、50/60Hz、5.5A

備考

本製品は高周波利用設備許可申請が必要な製品になります。別途、処理量に応じたアクセサリーや冷水循環器をお買い求めください。

■ 構成：本体、電源コード、接続ケーブル、マニュアル、保証書▲SRD-MB1+SRD-AD1508■ アクセサリー
商品名使用可能チューブ

カタログ No.

包装

希望販売価格50mL ガラスチューブ（マルエム社 NX-50）用アクセサリー

NG-350-50

1個（1個×1パック）￥9,000MM-50WS

1個（1個×1パック）￥57,000

アタッチメントメインボディー

スライド式アタッチメントメインボディー SRD-MB1

1個（1個×1パック）￥56,000

スライド式アタッチメント
アダプター

0.5mL 12本用

SRD-AD0512 1個（1個×1パック）￥87,000

1.5mL 8本用

SRD-AD1508 1個（1個×1パック）￥81,000

ALG-6

1個（1個×1パック）￥11,500

CHIP-106個（6個×1パック）￥57,000

ファルコン及びグライナー社製

FT-15WS

3個（3個×1パック）

コーニング及びイワキ社製

CT-15WS

3個（3個×1パック）

スミロン （住友） 製

ST-15WS

3個（3個×1パック）

TPP社製

TT-15WS

3個（3個×1パック）

10mL専用チューブ滅菌済

AS-500500本（10本×5パック） ￥18,500

50mLチューブ

ALG-50-3

1個（1個×1パック）

ファルコン及びグライナー社製

FT-50WS

1個（1個×1パック）

コーニング及びイワキ社製

CT-50WS

1個（1個×1パック）

スミロン （住友） 製

ST-50WS

1個（1個×1パック）

TPP社製

TT-50WS

1個（1個×1パック）

ギヤー板

50mLチューブ用

50mLチューブ用チップ （共振棒） 50mLチューブ用チップ
0.5mL, 1.5mL チューブ用アクセサリー

10mL, 15mL チューブ用アクセサリー
ギヤー板

0.5･1.5・10・15mLチューブ用

10mLチューブ用チップ （共振棒） 専用チューブ（カタログNo.AS-500）

15mLチューブ用チップ （共振棒）

専用チューブ￥67,000

50mL チューブ用アクセサリー
ギヤー板

50mLチューブ用チップ （共振棒）￥11,500￥54,000■ 消耗品
商品名カタログ No.

包装

希望販売価格共振棒交換用 O リング
Oリング 10mLチューブ用チップ専用

P-10

12個（12個×1パック）

Oリング CT-15WS用

P-10A

6個（6個×1パック）

Oリング CHIP-50,CT-50WS,FT-50WS用

P-22A

3個（3個×1パック）

Oリング FT-50WS,CT-50WS,ST-50WS用

P-22B

3個（3個×1パック）￥1,200￥2,000※本製品は高周波利用設備許可申請が必要な製品になります。

3

vol.16896ウェルマイクロプレートウォッシャー

SMARTWASHER™ 96
ELISA等の吸光測定の洗浄過程でパワフルにその力を発揮します
ELISAプレートを高速、正確、信頼性のある準備を行う事が可能◆ 吸引ニードルも正確にコントロール可能• 正確性：0.1mm• 最小残液量：≦1µL/ウェル◆ 自動リンス機能によるクロスコンタミネーションを最小限に抑制◆ 100種類のプログラムをカスタマイズ可能◆ 廃液ボトルに上限センサー搭載◆ 洗浄プロトコルはメモリースティック等に転送可能

研究には柔軟性が必要ですが、SmartWasher™ 96 はそれを提供します。この全自動ウォッシャーは、U、V、C、または平底のフルプレート、部分プレート、ストリップに対応しています。複数の吸引ポイント設定により、吸引後のウェル内の残留液体を最小限に抑えることができます。分注量、吸引時間、ソーク・振とうサイクル、振とう速度など、すべてのパラメータは 4.3 インチの大型 LCD ディスプレイとキーパッドで簡
単にプログラムできます。最大 100 の洗浄プロトコールを SmartWasher™ 96 に保存し、必要なときに呼び出したり、フラッシュドライブを使って装置間で転送したりすることが可能です。
洗浄ボトル 2 本、リンスボトル 1 本、廃液ボトル 1 本が付属しています。すべてのボト
ルにレベルセンサーを搭載し、液が少なくなったとき、または廃液ボトルの場合は空にする必要があるときに、ユーザーに警告を発します。また、自動洗浄機能により、ニー
ドルと洗浄ヘッドがプライミングされ、クロスコンタミネーションや目詰まりを防止します。
8 チャンネルと 12 チャンネルのウォッシュヘッドが別用意されており、どちらの向きのプレートにも対応します。透明なアクリル製シールドが洗浄エリアを囲み、プレートを可視化することができます。万一、液体がこぼれたり、漏れたりした場合は、トレー上の傾斜を持ったウェルにより、すぐに液体を除去し、クロスコンタミネーションを防止します。
SmartWasher™ 96 は、SmartReader™ 96 マイクロプレート吸光光度計やその他の一般的なプレートリーダーのパートナーとして最適です。

4

お問い合わせマルチプル吸引ポイント設定が可能で（最大3ポジション）、異なるタイプのプレートにも最適化された吸引が可能です。 また、全てのウエル形状にも対応可能です。

商品の在庫・ご注文について

ディスプレイサイズ

03-6666-5902

4.3-inch LCD ディスプレイ

洗浄ニードルヘッド（別売） 8/12チャンネル
洗浄モード

1/2/3 ポイント吸引

マイクロプレート適合性

96wells

残液量≤ 1µl（各well）

排出液量範囲50µl – 2000 µl

洗浄サイクル数

1 〜 99 サイクル

登録可能プログラム数

100 programs

リンス機能時間設定

00：00 〜 03：59（mm：ss）

ソーク/シェーク時間設定

00：00 〜 99：00（mm：ss）

ウオッシュボトル
水準警告機能有（洗浄、リンスボトルにセンサー搭載）

洗浄溶液チャンネル数

3 ボトル

廃液ボトル水準警告機能

ボトル満了時に警告有

廃液吸引

可能

サイズ（W×D×H）

345×460×200 mm

重量11.5kgニードルヘッド(別売)もプレート向きに応じて8/12チャンネルの2種類に変更可能

MW9600-8CM

MW9600-12CM

カタログ No.

商品名

包装

希望販売価格MW9600Accuris SmartWasher™ 96 Microplate Washer w/o manifolds, 115V

1式

￥858,000

MW9600-WSHB

Accuris SmartWasher™96 Microplate Washer , Wash bottle assembly

1式￥29,000

MW9600-WSTB

Accuris SmartWasher™96 Microplate Washer , Waste bottle assembly

1式￥29,000

MW9600-8CM

Accuris SmartWasher™96 Microplate Washer , 8-Channel Manifold

1式￥58,000

MW9600-12CM

Accuris SmartWasher™96 Microplate Washer , 12-Channel Manifold

1式￥64,000■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

5

vol.168
プレートリーダー

Absorbance 96 plate reader
いつもそばにある、これまでで最もコンパクトなプレートリーダー
革新的にシンプル、コンパクトなEnzoのAbsorbance 96 Plate Readerは、
プレートリーダーをこれまでにないくらい手軽で、パーソナルなものにします。
ELISA、タンパク質定量アッセイ、セルベースアッセイなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。

すべてのベンチにプレートリーダーを

メンテナンスフリー ソリッドステートデザイン

Absorbance 96は、96ウェルフォーマットのマイクロプレートリー
ダーです。
独自設計により設置面積はプレートとほぼ同じという、これまでにないコンパクトさを実現しました。
このコンパクトさでありながら、Absorbance 96は精密で正確な結果を提供する性能を備えています。価格も非常にお手頃です。
また、プレートを素早くセットできるオープンデザインを採用してい
るほか、USB接続による電源供給やユーザーコントロールソフトウェ
アへのアクセスも可能です。
Byonoy独自のソフトウェアとの組み合わせにより、Absorbance
96は、ELISAからタンパク質や細胞ベースのアッセイまで、さまざ

Absorbance 96はこれまでのマイクロプレートリーダーのなかで、初めてのパーソナルデバイスです。96個の独立した検知ユニットを持ち、すべてのウェルを同時に平 行して読取りを行うことができ、迅速な測定を可能にします。この画期的なソリッドステートデザイ
ンとロングライフLEDのコンビネーションで、高い信頼性と品質をまなアプリケーションに使用できます。

小さなサイズ、大きなパフォーマンス
素晴らしい設計とデザインにより、その小さなサイズで大型のベンチトッププレートリーダー並みのパフォーマンスを発揮します。
左記に記したアプリケーションノートはAbsorbance96 と、標準的なベンチトッププレートリーダーの間に大きな差がなかったことを示しています。
Enzo の広範なELISAキットをはじめ、吸光度ベースの細胞・生化
学的アッセイなどでもこの全く新しいプレートリーダーを体験することができます。

6

メンテナンスフリーでお届けすることができます。

様々なアッセイでご利用いただけます
Absorbance96 は日々のルーティーンワークを、簡単に、手早く行えるデザインになっています。
標準フィルターは 405, 450, 492, 620nmで、PNPP, ABTS,
OPD や TMBなどの広範なELISA に対応しています。その他アッ
セイ用のフィルターも対応可能です（protein（Bradford or BCA）
/ cell-based（MTT、XTT）/ cell density assays）。

お問い合わせ◆ 省スペース設計

商品の在庫・ご注文について

03-6666-5902

Application note

◆ 速い読み出しスピード

Benchmark Analysis of Novel Portable
Absorbance Microplate Reader◆ 信頼性の高い測定結果◆ 直感的な操作◆ メンテナンスフリー
検知方法

吸光度

検知モード

エンドポイント、カイネティクス

プレートタイプ

96ウェルマイクロプレート

制御方法

専用ソフトウェアインストール済み外部PC

光源

LED×4

検知器

フォトダイオード x96

波長405, 450, 492, 620nm（半値全幅 10nm）＊タンパク、細胞関連アッセイ等に使用されるその他フィルターは、別途お問い合わせください。

測光範囲

0.0-4.0OD

直線性

405 nm:≤ 1.5 %（0–2 OD）≤ 3.0 %（2–3 OD）

精度≤ 1.5 %または± 0.010 OD（0–2 OD）

再現性≤ 0.5 % + 0.005 OD（0.0–2.0 OD）≤ 1 % + 0.005 OD（2.0–3.0 OD）

分解能

0.001 OD

読み込み時間単波長で最短2秒

データ出力

USB2.0 PC接続

サイズ（W×D×H）

96×154×55 mm

重量0.9 kg

電源

5V USB電源

消費電力

2.5W

≥ 450 nm:≤ 1.0 %（0–2 OD）≤ 1.5 %（2–3 OD）

カタログ No.

ENZ-INS-A96

TNF- α（mouse）ELISA was performed using a uniform
solution of analyte across all analyzed wells.（A）Variationof wells within each device depicted as a box-and whisker
plot.（ B） Relative OD value change across single rowsof the plate for all three devices. Midline shows median,box indicates inner-quartile range（IQR）from first to third
quartile, whiskers indicate +/- 1.5xIQR and dots show
outliers. Rhombus shows the mean and dotted line shows
the overall mean（o.m.）across all three devices.
アプリケーションノート（英文）は下記よりご覧いただけます。
https://www.bmbio.com/img/product/ENZ_applicationnote.pdf

動画はこちら

商品名

Absorbance 96 plate reader

Figure: Precision Testing.

包装

1式

希望販売価格￥840,000■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書
7

vol.168

ラボ用アスピレーター

ASPIRE™

ASPIRE™ はメンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。
吸引圧力は調節も可能です。
圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。
真空ポンプ内蔵

コンパクトなデザイン

圧力調整可能

分かりやすい圧力

安全で正確な吸引

ASPIRE™は、幅広いアスピレーション用途に対応しており、組織培養容器やプレートからの培地の除去、上清の除去などが可能です。
人間工学に基づいたハンドコントローラーが付属しており、200～300μlの標準的な使い捨てピペットチップに適合します。ハンドコントローラーとアダ
プターはPOM（ポリオキシメチレン）製で、オートクレーブ可能です。
ポリカーボネート製のボトルには、信頼性の高いオーバーフロー保護バルブが組み込まれています。これにより、液体がボトル上限に達した時にチューブが自動的に閉じられ、吸引をストップすることができます。また、交換可能なインラインフィルターが、ボトルから侵入する汚染物質や湿気からポンプを保護します。
ハンドコントローラーは人間工学に基づいたデザインで、長時間でも快適に使用することができます。 ボタンを押すと吸引します。パスツールピペット、セロロジカルピペットに対応し、さらに2つのアクセサリーピペット・コーンが付属しており、1つは200/300μlのピペットチップに対応したコーン、もう1つは細かい吸引が可能な細いステンレス製のキャピラリー用です。
■ 構成• 真空ポンプ内蔵ベース• 回収ボトル（2L、ポリカーボネート製）• 抗菌・疎水性フィルター• シリコンチューブ• ハンドヘルド真空コントローラー（A）• シングルチャンネル用アダプター（200μl/300μl ピペットチップ用）（B）• シングルチャンネル用ステンレス製アダプター（40mm）（C）• マニュアル
• 保証書

最大吸引量

14mL/秒

最大フロー

15L/分

真空範囲

-30～-750mbar

ノイズレベル59.6db

真空ポンプ

オイルフリーピストン

サイズ

240×200×340mm

重量

2.2Kg

電源

115V

【オプション（別売）】• シングルチャンネル用ステンレス製アダプター（80mm）（D）• 8チャンネル用ステンレス製アダプター（E）• 8チャンネル用アダプター（200μl/300μl ピペットチップ用）（F）
カタログ No.

8

商品名

包装

希望販売価格

V0020

ラボ用アスピレーター：ASPIRE™

1式￥181,000

V1002-1SL

ASPIRE™用シングルチャンネルアダプター(80mm)（D）

1本￥6,500V1002-S8

ASPIRE™用8チャンネルアダプター（ステンレスノズル）（E）

1個￥25,200

V1002-8

ASPIRE™用8チャンネルアダプター(200μLチップ用)（F）

1個￥41,800

お問い合わせ

商品の在庫・ご注文について

03-6666-5902

BMBio ミニサーマルサイクラー EL
32×0.2ml グラジェント機能付き
BMBio ミニサーマルサイクラー EL は非常にコンパクトな

サンプル数

32×0.2ml

32ウェルタイプのグラジエント付サーマルサイクラーです。

温度選定範囲4～100℃

小さいながらも、高性能・ロングライフのペルチェを搭載し、加熱速度（最大）

5℃/s

ランピングレートは最大5℃/s、可能サイクル数は100万回

冷却速度（最大）4℃/s

以上と大変パワフルです。

温度均一性≤±0.2℃

温度精度≤±0.2℃

設定温度

0.1℃刻み温度制御モード

BlockまたはTube

速度調節範囲

0.1～5℃

グラジエント設定温度30～100℃◆ 高性能なロングライフペルチェを搭載

グラジエント温度幅

1～30℃◆ 熱伝導性の高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済み）を使用

リッド温度設定範囲

30～110℃◆ スケーラブルリッドは様々なチューブの高さに対応可能

保存可能なプログラム数10000 +（USB FLASH）◆ 5インチのTFTカラータッチディスプレイで、設定は簡単

最大ステップ数30◆ 11種類の標準プログラムテンプレートによりお手軽にPCR開始可能

最大サイクル数100◆ フォルダ階層は自由に構成可能。

ステップ時間の増減設定範囲

1秒～600秒◆ 実行プログラムの経過をリアルタイム表示。

ステップ温度の増減設定範囲

0.1～10.0℃◆ ワンクリックインキュベーション機能搭載

一時停止機能あり◆ 電源が切れた場合は、回復後に自動的に再開

自動データ保護機能あり◆ USBコネクタ搭載で外部ストレージやマウスを使用可能

4℃でのホールド時間

無限

ディスプレイ

5インチ，800×480ピクセル

外部接続

USB2.0サイズ（W×D×H）

190×267×115mm

重量

2.6kg

電源

85～264 VAC , 47～63 Hz , 600 W

また、グラジエント機能、大容量ストレージ、カラータッチス
クリーンを備え、フルサイズのサーマルサイクラーにも引けを取らず、本格的なテストを大変お気軽に開始頂けます。

◆ ソフトウェア更新可能

カタログ No.

BMSHBG0005

BMBio ミニサーマルサイクラー EL

商品名

包装

32x0.2ml グラジェント機能付き

1式

希望販売価格￥328,000■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
9

vol.168
BMBioリアルタイムPCRサーマルサイクラー◆ ダブルチャンネル、ダブルブロックなので、2つのプログラムを同時に実行可能◆ 小型で軽量なので持ち運びが容易◆ 高性能な分析ソフトウエア -定性/定量、融解曲線、遺伝子鑑定- に対応◆ 7インチ高解像度TFTカラータッチスクリーン、Windows10オペレーティング
システムを搭載
アプリケーション例• バイオテクノロジーの研究分野• 食品安全検査• 各種伝染病• 家畜飼育• 農業、水産業 など

動画はこちら

サンプル容量

0.2ml×16本（8ウェル×2ブロック）

校正済み色素F1:FAM/SYBR Green, F2:HEX/VIC/JOE/TET

対応容器

0.2ml PCRチューブ、8連チューブ

光源

長寿命LED

反応容量10～100μl

検出器

高感度光電センサー

温度設定範囲０～100℃

ダイナミックレンジ １-1010コピー

加熱速度（最大）

6℃/秒

検出感度

温度変動

±0.1℃

出力フォーマット

excel, csv, txt

温度均一性±0.25℃

ディスプレイ

7インチ カラーTFTタッチスクリーン, 1280×800ピクセル

温度精度±0.25℃

外部接続

WiFi, USB2.0

1コピー

リッド温度設定範囲 30～115℃

サイズ（W×D×H） 267×300×198mm

励起波長460～550nm

重量

5.5kg

蛍光波長

F1:520～540nm, F2:540～580nm

電源100-240V, 50/60Hz, 255W

カタログ No.

商品名

包装

希望販売価格BMSHBG0003

BMBioリアルタイムPCRサーマルサイクラー snow

1式

￥1,380,000■ 構成：本体、ACアダプター , マニュアル, 保証書

BMBioサーマルサイクラー

Single96〈グラジェント機能付〉
6つの独立した温度制御機能、グラジェント機能、カラータッチスクリーン、
大容量ストレージ、マウス・キーボードの外部接続、Bluetoothプリンター対応など、さまざまな実験ニーズ対応した機能を備えています。
最大ランピングレートは6℃/秒、100万回以上のサイクルが可能です。
対応容器

0.2mlチューブ×96本（8連チューブ×12本）

時間インクリメント/デクリメント

1 Sec - 600 Sec

温度設定範囲4-100℃

温度インクリメント/デクリメント

0.1-10.0℃

加熱/冷却速度（最大）6℃ /秒、4℃ /秒

一時停止機能有

温度均一性≤±0.3℃

自動データー保護機能

有

温度精度

≤±0.2℃

4℃でのホールド時間

無限表示（設定）温度

0.1℃刻みタッチダウン機能

有温度制御モード

Blockモード／ Tubeモード

ロングPCR機能有

速度調節範囲0.1-6℃

言語

英語

グラジェント温度設定範囲

30-100℃

LAN接続

有グラジェント温度幅

隣接する温度ゾーンの温度差は0.1 ～ 5℃

ディスプレイ

8インチ、800×600ピクセル

リッド温度設定範囲

30-110℃

外部接続

USB2.0, LAN

リッド高さ調節無段階

サイズ（WxDxH）

270×390×255mm

保存可能プログラム数10000 +（USB FLASH）

重量

約9Kg

最大ステップ数30

電源85-264VAC , 47-63Hz , 600 W

最大サイクル数

100

カタログ No.

商品名

包装

BMSHBG0004

BMBioサーマルサイクラー Single96

1式■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書
10

動画はこちら

希望販売価格￥690,000

お問い合わせ03-6666-5902

商品の在庫・ご注文について

BMBioサーマルサイクラー

Ocean 2D〈グラジェント付〉◆ 変性とアニーリングの温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮◆ 96パターンの温度の組み合わせからデータを取得。実験の成功にベストな設定を選択可能◆ 最大8℃/sの加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）◆ オペレーションシステムはAndroidベース◆ 10.1インチの大画面タッチスクリーン

動画はこちらブロック材質

アルミニウム継続時間

1秒～ 18時間対応容器

0.2mlチューブ×96本

時間インクリメント/デクリメント

1秒～ 600秒

温度設定範囲

0℃～ 105℃

温度インクリメント/デクリメント

0.1℃～ 10.0℃

加熱/冷却速度（最大）8℃ /秒、6℃ /秒

インキュベーション機能あり

速度調節範囲0.1-8℃

自動データ保護機能

あり

温度均一性

<±0.2℃

一時停止機能あり

温度精度<±0.1℃

グラジェント精度±0.2℃

ディスプレイ

10.1インチ、1024x600ピクセル、
TFTカラータッチスクリーングラジェント温度設定範囲

30℃～ 105℃

外部接続

USB2.0、WIFI

グラジェント温度幅

ヨコ：1-30℃ タテ：1-24℃

サイズ（W×D×H）

270×385×255mm

リッド温度設定範囲

30-115℃

重量17.0kg

保存可能プログラム数

20000 +（USB FLASH）

電源

100-240VAC、50/60Hz

最大ステップ数

40

消費電力

1200W

最大サイクル数

100

カタログ No.

商品名

包装

希望販売価格BMSHBG0002

BMBioサーマルサイクラー Ocean 2D

1式￥1,090,000■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

BMBioサーマルサイクラー
トリプル

TRIPLE〈グラジェント付〉◆ 3×32well ブロック◆ 高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現◆ 最大温度上昇毎秒 5℃ 、下降速度毎秒 4℃◆ コンパクト設計◆ ブロックごとに独立にコントロール◆ 3種類のプログラムを同時にPCR◆ 8インチTFTカラータッチスクリーンディスプレイ

動画はこちらブロック材質

アルミニウム

一時停止機能有

対応容器

0.2mlチューブ×32本×3

ディスプレイ8インチ

温度設定範囲0-100℃

保存可能プログラム数10000+（USBフラッシュ）

加熱/冷却速度（最大）5℃ /秒、4℃ /秒

外部接続

USB2.0温度精度＜±0.2℃

オートリスタート機能

有

温度均一性

＜±0.3℃

サイズ（W×D×H）

270×390×255mm

TFTカラータッチスクリーングラジェント温度設定範囲

30 〜 100℃

重量9kg

リッド温度設定範囲

30 〜 110℃

電源

110VAC、50/60Hz

時間インクリメント/デクリメント

1秒〜 600秒

消費電力

600W

温度インクリメント/デクリメント

0.1 〜 10.0℃

カタログ No.

商品名

包装

BMSHBG0001

BMBioサーマルサイクラー TRIPLE

1式

希望販売価格￥894,000■ 構成：サーマルサイクラー本体, ヒューズ×2, タッチペン, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書
11

vol.168

ECM 630™

エクスポネンシャル波形の出力制御を行える遺伝子導入装置

エクスポネンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、広い電圧値、R値（内部抵抗値）、C値（静電容量）の設定範囲を掛け合わせることにより、非常に多くの導入条件を設定することが可能、同社製 ECM600で培われた数多くのプロトコル条件（文献データ）を再現することができます。

アプリケーション• 細菌・酵母への遺伝子導入• 動物細胞への遺伝子導入• 植物細胞、プロトプラストへの遺伝子導入 など◆ 出力後、各設定条件と共に実効電圧、実効波形時定数τをモニターできます。
◆ 設定条件は1000プロトコール以上保存可能です。
◆ 短絡保護機能付です。
◆ 7インチの大画面ディスプレイを搭載。タッチボタンや文字が大きく、快適な操作性■ 波形略図◆ プリセットプロトコール内蔵でご自身でプログラム設定する手間を省略できます

パルス形状
ＤＣパルス設定

電圧設定
内部抵抗
静電容量

エクスポネンシャル
高電圧モード505 〜 3000Ｖ（5V刻み）

低電圧モード5 〜 500Ｖ（1V刻み）

高電圧モード50 〜 1575Ω（25Ω刻み）

低電圧モード25 〜 1575Ω（25Ω刻み）■ システム組み合わせ例

高電圧モード

10、25、35、50、60、75、85μF

低電圧モード25 〜 3275μF（25μF刻み）

条件メモリー機能

有（1000プロトコール以上）

モニタリング機能

有（パルス出力後実効電圧, 実効波形時定数τ表示）

寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）

324×286×216mm

重量

7.3kg

電源

100-240Ｖ, 50/60Hz

カタログ No.

BTX45-2051※上記構成内容外の製品も含みます。

商品名

包装

希望販売価格ECM™ 630

1式￥2,220,000■ 構成：ECM™630本体、電源ケーブル、セーフティードーム、マニュアル、キュベットラック、保証書
12

お問い合わせ

商品の在庫・ご注文について

03-6666-5902

Azure Imaging System

Azure200◆ 暗室設備無しに簡単にDNA/タンパク質イメージングを実現可能です。
◆ フットプリントも小さく、省スペース化に役立ちます。
◆ 任意の染色液に応じて光源及び励起フィルターを設定する事が可能です。
◆ 後付けで上位機種にアップグレード可能です。
カメラ解像度

5.4MP

ペルチェ冷却N/A• ブルーライトイメージング

カメラビット数

16bit（65,536階調• UVライトイメージング

ピクセルサイズ2.5μm×2.5μm• 白色光イメージング

レンズ

8mm, f/1.8

ダイナミックレンジ

4.8OD

撮影範囲

20cm×15cm

アプリケーショングレースケール）

落射光源
透過光源

光源

検出
フィルター
アプリケーション

青色LED（472nm）○*

緑色LED（524nm）○*

赤色LED（628nm）○*

UV（302/365nm）○

白色（オレンジプレート）○

白色（白色光源）

オプション

フィルターホイール

7ポジション電動フィルターホイール

フィルター枚数（標準装備）

1

検出波長

595nm

DNAゲルイメージング○

ブルーライトイメージング○

プロテインゲルイメージング○

Stain-freeゲルイメージング○

True-colorイメージング○

透過白色イメージング

オプション

コントロールワークステーション

内蔵PC（5G RAM/500GB SSD）/
フルHD13.3"タッチスクリーン

外部PC制御可

画像取得ソフトウェア

Azure Acquisition Software

解析ソフトウェア

AzureSpot Pro（別売）

サイズ（W×D×H）

420×330×560mm

重量

20kg

電源

100-240VAC, 50/60Hz, 4A* ブルーライトイメージング ・ True color イメージング用（蛍光励起には使用できません）。

カタログ No.

AZI200

商品名

包装

希望販売価格Azure200 イメージングシステム

1式￥1,680,000■ 構成：本体、UVトランスイルミネーター、オレンジトレー、ブラックトレー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

13

vol.168

Benchmark

低融点アガロース
有機溶媒を使用しない先進的な製法で精製された高純度な汎用アガロース

A1700 シリーズ

A1800 シリーズ
■ 用途

◆ 高い分解能と透明性

Agarose LE（Cat# A1700シリーズ）

150bpから250kbのDNA断片の分離用◆ 低電気浸透/電気泳動移動度の向上

Agarose LM（Cat# A1801-LM）

250bpから25KbのDNAリカバリー用◆ RNase、DNase、プロテアーゼフリー

Agarose HR（Cat# A1801-HR）

20bpから800bpのDNAリカバリー用◆ 有機溶媒を使用せず、環境にやさしい

Agarose3：1 LEとHRのブレンド品

1000bp以下の断片分離用

ゲル強度

A1700シリーズ

A1801-HR

A1801-LM

A1801-31>1200g/cm2（1%）>750g/cm2（1.5%）>200g/cm2（1%）>650g/cm2（1.5%）

ゲル化温度

36℃±1.5℃（1.5%）<33℃

26℃～30℃

<36℃

融解温度

88℃±1.5℃（1.5%）

<70℃

<65℃

<80℃

電気浸透度（-mr）<0.13%

<0.1%

<0.1%

<0.1%

水分含量

<7%

<10%

<10%

<10%

硫化物含有

<2%

<0.1%

0.1%

<0.1%

RNase/DNase

不検出

不検出

不検出

不検出

Protease/Endonuclease

不検出

不検出

不検出

不検出

保存温度

室温

室温

室温

室温

カタログ No.

14

商品名

包装

希望販売価格A1700

Benchmark アガロース LE, 25g

1本（25g）￥10,200

A1701

Benchmark アガロース LE, 100g

1本（100g）￥24,600

A1705

Benchmark アガロース LE, 500g

1本（500g）￥85,700

A1801-31

Benchmark アガロース 3:1, 100g

1本（100g）￥56,700

A1801-HR

Benchmark アガロース HR

1本（100g）￥64,400

A1801-LM

Benchmark アガロース LM

1本（100g）￥74,500

お問い合わせ

商品の在庫・ご注文について

03-6666-5902

Accuris社

UVトランスイルミネーター
E3000 / E3100
Accuris™ UVトランスイルミネーターは省スペースデザインであり、全てのラボに共通する悩みを解決します。
用途に拠ってご検討頂けるスタンダードなE3000とより省スペース型であるE3100の2機種をご用意しており
ます。

E3000

E3100

◆ UV波長はミッドレンジの302nm◆ EtBr、SmartGlow、SYBR色素での核酸染色液に最適◆ E3000は2種の調光設定が可能（50%/100%）◆ ゲル撮影システムのUVトランスイルミネーターとして最適
E3000

E3100

光源

4×8W UV放電管

4×6W UV放電管

波長

302nm

302nm

フィルターサイズ

16×19cm

16.5×13.5cm

出力設定

50%/100%

不可

外寸（W×D×Hcm）

26.5×32.5×14

25×20×7

電圧120V 50/60Hz

120V 50/60Hz

Compatible DNA Stains

Gel stained with EtBr

• Ethidium Bromide• SmartGlow™ LD and PS• Gel Red™
• Gel Green™
• SYBR® Green• SYBR® Safe
• Diamond™ Nucleic Acid Dye

カタログ No.

商品名

包装

希望販売価格E3000

Accuris™ UV Transilluminator

1式￥190,000

E3100

Accuris MyView™ Compact UV Transilluminator

1式￥126,000■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

15

vol.168
パワーサプライ付きコンプリートシステム

InstaView™ システム
myGel™ InstaView™には、ミニ電気泳動ゲルのキャスティング、泳動、観察に必要なものがすべて揃っており、
パワーサプライも内蔵されています。
◆ ゲルタンクには、大型（10.5×10cm）または小型（10.5×6cm）のゲルトレイを1つ収容できます。
◆ 付属のトレイ、コーム、漏れ防止用キャスティングスタンドを使って、簡単にゲルを流し込むことができます。
◆ パワーサプライはゲルタンクに直接接続するため、リード線が不要で毎回確実に接続されます。
◆ 出力電圧は35V、50V、100Vに調整でき、泳動時間は最大99分まで設定できます。
◆ ゲルタンクとフタの間の磁気ロックにより、フタが適切に閉まっていない場合には装置に電流が流れるのを防ぎます。
◆ セットアップ完了後、ミニLEDトランスイルミネーターをタンクの下の所定の位置にスライドさせ、スイッチを入れるだけで、いつでもリ
アルタイムで泳動の様子を見ることができます。
◆ 波長465nmの青色光はDNAにダメージを与えることがなく、SmartGlow™, SYBR™ Green, GelGreenなどの一般的な緑色蛍光染色を励起することが可能です。
◆ フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAバンドを確認することができます。
◆ 電気泳動後は、付属のイメージングエンクロージャーを使用し、簡単にスマートフォンで高解像度の画像を撮影することができます。
◆ 画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
出力電圧

35V、50V、100V

タイマー

0-99分、連続

安全機能

磁気ロック

バッファー容量

230ml

トレイ容量

大 10.5×10cm（厚さ 0.5cm）
小 10.5×6cm（厚さ 0.5cm）

光源

青色LED, 465nm

サイズ（W×D×H） 255×210×140mm
重量1.04kg

入力電圧115V ～ 230V, 50/60Hz保証

2年▲E4000-VG1（別売。システムには含まれません。）
カタログ No.

商品名

包装

希望販売価格E1201

myGel™ InstaView™ Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator

1式¥159,000

E1200-CS1

InstaView™ Electrophoresis System , Extra casting set

1式¥7,8001式¥1,600E1101-COMB1 myGel™ Mini Electrophoresis System , Reversible Combs
E4000-VG1

SmartBlue Viewing Glass

1式¥8,200E1200-OC

InstaView™ Electrophoresis System, Orange filter cover for mini LED transilluminator

1式¥6,300◆お願いおよび注意事項◆● 希望販売価格・・・ 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2022年10月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
● 使 用 範 囲・・・ 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル

商品の仕様･詳細について TEL：03-6666-5903／FAX：03-6666-5907
商品の在庫･ご注文について TEL：03-6666-5902／FAX：03-5677-4081

50180_2022.10