■SH-9500仕様
項目

AF

BF

TC

測定機能

吸光測定

蛍光測定

下方蛍光測定時間分解蛍光測定

発光測定

上方照射下方測光

上方照射上方測光

上方照射上方測光

上方測光

可変

固定

測定法

エンドポイント/カイネティック/多点/スペクトル※1

測光法

下方照射下方測光

測定方向

縦および横（↓↓、↓↑、→→、→←）

焦点可変

可変

固定

光源
検出器

キセノンフラッシュランプ

ー

光電子増倍管

フォトンカウンディング

シリコンフォトダイオード

対応プレート6、12、24、48、96、384ウェルプレート（300種類以上が登録済み）/カスタムプレート対応（高さ21 mm以下）

プレート色・底面形状

平底透明

波長範囲

200〜1,000 nm

平底黒

平底黒

平底黒

平底黒（底透明）250 〜 850 nm（励起） 300 〜 900 nm（蛍光）350〜650 nm

分光方式

ダブルモノクロメータ

全光量

波長分解能

1 nmごとに波長設定可能

ー

励起：5、10、20 nm/蛍光：20 nm（約φ2 mm）

ー半値幅（照射スポット径）

5、10、20 nm（約φ1.6 mm）
ー

5×10-12 mol/l
フルオレセイン（96ウェル）

5×10-11 mol/l
フルオレセイン（96ウェル）

7.5×10-12 mol/l
ユーロピウム（96ウェル）

2.5×10-19 mol/l
ALP（96ウェル）

測定範囲-0.5 〜 4.0 Abs

ーーーー

直線性

±0.5 Tまたは±0.005 Abs（0 〜 2.5 Abs）

ーーーー

再現性

CV1%以下（OD1.0）

ー

測定感度ーー

測定時間

最短20秒（96ウェル Abs 1フラッシュ）撹拌機能

回転/直線、強度3段階および回転数設定、時間5.0 〜 99.9秒

測定間隔、回数

最大2時間/1,000回

外部端子

USB×1、RS-232C×1（いずれもPC接続用）

外形寸法

450（W）
×500（D）
×355（H）mm

質量

最大42 kg（測定機能の組み合わせにより異なる）

電源消費電力AC100 V、50/60 Hz、最大240 VA（測定機能の組み合わせにより異なる）

主な付属品

電源ケーブル、ヒューズ、USBケーブル、工具、取扱説明書、簡易マニュアル、ソフトウェアCD（SF7）

その他

PCコントロールソフトSF7（Windows10タブレットでも操作可）、無線接続（Bluetooth）オプション対応 プレート出し入れボタン

オプション機能
10 mmセル（A）※210 mmセル

※210 mmセル（F）※310 mmセル

恒温機能（TC）

20〜45℃ 1℃ステップで設定 ただし室温+7℃以上（加温のみ）
2試薬独立分注（同時分注も可能）内蔵

分注機能（DP）

分注量：5〜400 µl（分注精度

CV1%20〜400 µl、CV5%5〜20 µl）（6〜96ウェルに対応）●本カタログ製品のサービスは、コロナ電気株式会社が担当します。詳しくは、最寄りの代理店へお問い合わせください。
※1 スペクトル測定は吸光度測定機能、蛍光測定機能のみ可能となります。
※2 すべての10 mmセルに対して測定性能を保証していません。ご使用または、ご購入する際はお問い合わせください。
※3 蛍光側の波長範囲は４００〜９００ nmになります。

●販売●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

www.hitachi-hightech.com/hhs/

45

●製造本社

〒312-0052

茨城県ひたちなか市東石川3517番地

www.corona-el.co.jp/（029）273-6114●このカタログに掲載した製品は、改善のため外観または仕様の一部を変更することがあります。
● MICROSOFT 、EXCEL および WINDOWS は、米国Microsoft社の日本およびその他の国における登録商標です。
● Mac OS は、米国Apple社の日本およびその他の国における登録商標です。

HSS-0392018.8

SH-9500Lab
CORONA GRATING MICROPLATE READER

多様な研究ニーズに応えるために。

さらに使いやすく進化したソフトウェア

進化したグレーティング式
マルチマイクロプレートリーダをお届けします。

タブレット端末※で操作が可能に。
シンプルな操作性でストレスフリーを実現。
SF7は操作画面のデザインが一新。
大きなアイコンを配置し、タブレット端末※に最適化され、項目がシンプルになりました。
測定したい内容をタブで素早く切り替えることや、プロトコルの保存により日々の操作をストレスフリーに、測定した数値はカラーリングルールを設定、グラフ表示、ヒートマップが一目で分かります。
※Windows10タブレット対応

グラフ表示

5つの測定モード

日本語と英語の言語切り替えが可能

吸光・上方蛍光・下方蛍光・時間分解蛍光・発光機能
ご予算・用途に応じて自由に組み合わせることができます。

ユーザー切り替え機能
プロトコルなどをユーザーごとに管理できます。
複数で利用される場合に便利な機能です。

多彩なオプション機能

蛍光感度 大幅UP※

恒温機能・分注機能・10 mmセル機能（吸光・蛍光）。

より高感度が必要な蛍光測定が可能になりました。

モジュール・オプションの追加が可能

測定スピードUP※

装置購入後、必要に応じた機能を追加できます。
（上方蛍光搭載の装置に下方蛍光の追加は不可）

測定スピードが上がり作業時間の短縮につながります。
※当社比3つの安心サポート

ヒートマップSH-9000Ｌab

その1

万が一装置が故障しても３年間無償対応いたします（光源ランプ/分注機能は除く）。

Excel、CSVへのデータ変換

多彩な解析ツール

その2自動ログ、バックアップ機能搭載。すべての操作の自動記録（ログ機能）や大事なデータを誤って消去した場合でも自動バックアップ機能で復元が可能です。

測定結果を自動で用途に合わせたフォーマットに変換できます。

その3起動時に光学系、駆動部の診断を自動で行います。

このソフトでは6種類の検量線演算、5種類のカイネティック演算、スペクトル解析、カットオフ演算など解析が可能です。

■ SH-9500Lab 測定機能組み合わせ一覧
標準仕様

下方蛍光対応仕様

No.

1

2

3

4

567891011

本体

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

吸光（A）

○

−

○−

○−

○−

○−

○

蛍光（F）
、時間分解蛍光（T）

−

○

○

−

−

○

○

○

○

○

○

下方蛍光（BF）−−−−−−

−

○

○

○

○

発光（C）

−

−

−

○

○

○

○−

−○○恒温機能（TC）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

分注機能（DP）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

吸光10 mmセル（CA）

○

−

○−

○

−

○−

○−

○

蛍光10 mmセル（CF）

−

○

○

−−

○

○

○

○

○

○

※標準仕様→下方蛍光対応仕様後付不可●Windows 10対応

●日本語版・英語版の選択が可能