WFor Water

面積式流量計FM-PX25

Variable area flow meter

パネル取り付け型のパージメータです。
微小流量に対応しています。
■ 警報スイッチが取付可能です。
■■

Panel-mounted type flow meter
Flow ranges for low flow rates available■ Alarm switch can be installed.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PX 25

液体用For liquid

バルブ
Valve

警報Alarm

流体名Fluids

W -流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow---Max.

T1

ショートタイプ For short type

B

スタンド付（自立型） With stand (Stand alone type)

SW

スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type

FKM

バイトンパッキン Viton packing

下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

AmL/min

BL/minZ

特殊 For specialized unit

1水 Water9

特殊 For specialized fluid＊2＊20

スイッチ無し With no switch

1リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A＊32リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B＊3A

磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊3

B

磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊3C

磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊3

D

磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊33

近接センサ With proximity sensor

9特殊 For specialized alarm＊20ニードルバルブ無し With no needle valve

1下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side

2上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side

9規格 Std.

特殊項目
For specialized item

特殊 For specialized shape＊2

測定範囲 Measuring range

接点方式 Contact forms

口径 Connection size

材質 Material

Rc1/4

SUS316

1〜10 mL/min
2〜20
4〜50
10〜10025

近接センサ
Proximity sensor

20〜20040〜5000.1〜1 L/min
0.2〜2
0.3〜3

リード/磁気スイッチ
Reed / Magnetic switch

1〜5 ＊1＊1: Max.5L/minの場合、供給圧力が0.08MPa（G）以上必要となります。
＊2: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の20〜80％が使用範囲です。
ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。

1482023＊1: For max 5 L/min it is required to supply pressure at 0.08MPa(G) or more.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However,it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

W
液体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

オープンドレイン Open drain

0〜50℃(結露なきこと No dewing)
出力 Output※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。 FKM packing is optional

駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA

近接センサ仕様 Specifications on proximity sensors

ケーブル長 Cable length

DC12〜24V

電源 Power source

13mA以下 ≦ 13 mA

動作モード Operation mode

フロート近接時：OFF OFF: When float comes close
NPN電圧電流出力 NPN voltage-current output
開閉容量 Switching capacity：200mA max.

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

消費電流 Current consumption

制御出力 Control output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

2m (0.14mm2 - 3芯 3 wires )接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm(AWG 24)

LL1

L2

L3

L4

標準 Standard type154

13011010494

ショートタイプ Short type

139

11595

8979

FM-PX25※配線図は巻末の技術資料参照 For wiring see technical data at the end of this catalog.
※A接点：設定値以上クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
B接点：設定値以下クローズ Contact B: Switch is closed as the float falls past

規格寸法 Standard dimensions

構造図 Structural drawing（28）④②①Max. 373（2000）⑭ ⑫⑪⑯ＩＮ32（39）⑦⑥⑤③④②①⑭Max. 37

近接センサ付
With proximity sensor.

2×φ2025ＯＵＴ（26）

⑬⑯ ⑫⑪

28ＩＮ

322×φ20L1L4LL2⑤⑩⑨⑧リード/磁気スイッチ付
With reed / magnetic switch

18⑮182×Rc1/4

L1

⑦⑥30

φ14ＯＵＴ4×M3×6

LL2⑨⑧

オレンジ Orange:＋DC12〜24V
グレー Gray:GND
ホワイト White:OUTPUT

2×1/4″⑩L13018

パネルカット Panel cut-out

リードスイッチ付 With reed switch

L1L3

磁気スイッチ付スウェージロックタイプ継手付
With magnetic switch but with joints of Swagelok type.
4×M3×6

面積式流量計

消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA

FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

PNP出力-A接点/B接点 PNP output contact A / B

電源電圧 Power source voltage DC＋12〜24V

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing

使用流体温度 Max. operating temperature

NPN出力-A接点/B接点 NPN output contact A / B

出力形態 Output form22※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

ニードルバルブ Needle valve

SUS316

オリフィス Orifice：PEEK

2

フロントプレート Front plate

PMMA

3

センサブラケット Sensor bracket

4テーパー管 Tapered tube

5

フロート Float

6

ストッパー Stopper

7

Oリング O-ring

NBR

8

リテーナ Retainer

SUS316PMMA

近接センサ仕様は無し No need to proximity sensor

耐熱ガラス/硬質ガラス Heat-resistant glass / Hard Glass
SUS316/Ti

マグネット密封(リード/磁気スイッチ付)
Magnet sealed for reed and magnetic switch

PTFE/SUS316/FKM

9キャップ Cap

SUS316

10

フィッティング Fitting

SUS31611

アダプタ Adapter

SUS316

メッキ Plating

12

ロックナット Locknut

BSBM

AWG 2413

リードスイッチ Reed switch

14

ガイドポール Guiding pole

SUS31615

磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

16

ケース Case

SUS303 他 etc.
AWG 24

AI2023149