Tapered Pro
predictable, immediate results

テーパードプロ
Product Information

Laser-Lok マイクロチャネル®

より優れた科学、より優れたインプラント
Laser-Lok® テクノロジー

Laser-Lok® ゾーン
歯槽頂骨維持のための結合組織付着を創出します。

セルフカッティングデザイン
エンドカット、セルフタッピングスレッドデザ
インにより難しい部位へのインプラント埋入をコントロールします。

BioHorizonsテーパードプロインプラントは、初期安定性をより強固に得るという特徴を持ち合わせています。
従来のLaser-Lokマイクロチャネルを付与したテーパードボディにさらにアグレッシブなセルフタッピングデザインで、バットレススレッドはヘリカルカッティングフルートとなっており、骨辺を分散させながら一次固定の安定と漸進的な埋入トルクにより圧縮荷重が可能になります。
カラー径を小さくすることで皮質骨へのストレスを最小限に抑え、クレスタルボーンドリルを不要にしました。

プラットフォームスイッチング
プラットフォームスイッチングによりカラーの直径を小さくし、周囲骨の保存を可能にします。
テーパードプロ

従来のテーパードインターナル

アグレッシブなスレッドフォーム深いバットレススレッド形状が初期固定を高めます。

Laser-Lok® Technologyとは30年以上にわたる研究で得た骨芽細胞・線維芽細胞の大きさに合った溝となるマイクロチャネル
Laser-Lokは、レーザーアブレーション技術により軟・硬組織へ強固な付着を促します。

BioHorizonsテーパー♦従来のLaser-Lokマイ
ドプロインプランクロチャネルで軟組織
トは、初期安定性をより強固に得るという特徴を持ち合わせ・硬組織の維持安定が可能ています。
♦よりアグレッシブなスレッドデザインで初期固定を高め、より安定した埋入が可能
従来のLaser-Lokマイクロチャネルを付与したテーパー
ドボディにさらにアグレッシブなセルフタッ♦ヘリカルカッティングフルートで骨を圧縮加重し骨密度を上げる
ピングデザインで、バットレススレッドはヘリカルカッティングフルートとなっており、骨辺を分散させ♦従来のヘックスコニカルコネクションでインプラントとアバットメントの固定と、安定したバイオながら一次固定の安定と漸進的な埋入トルクにより圧縮荷重が可能になります。
ロジカルシールを促す
カラー径を小さくすることで皮質骨へのストレスを最小限に抑え、クレスタルボーンドリルを不要にしました。

カラーコード化されたパーツ
カラーコード化されたプラットフォームで補綴パーツのプラットフォームスイッチング
サイズが容易にわかります。

プラットフォームスイッチングによりカラー

テーパードプロインプラントの直径を小さくし、周囲骨の保存を可能にします。
テーパードプロ

従来のテーパードインターナル

補綴プラットフォーム径

3.0mm

3.5mm

3.5mm

4.5mm

インプラント体直径

3.8mm

4.2mm

4.6mm

5.2mm

緩みにくいコネクション
45°のコニカルインターナルヘックスコネクション
で封鎖性に優れています。

アグレッシブなスレッドフォーム
深いバットレススレッド形状が初期固定を高めます。

テーパードガイデッドサージェリーキットも可能

CGS4000

Laser-Lok® Technologyとは30年以上にわたる研究で得た骨芽細胞・線維芽細胞の大きさに合った溝となるマイクロチャネル
Laser-Lokは、レーザーアブレーション技術により軟・硬組織へ強固な付着を促します。

テーパードサージカルキット
サージカルキット TSK4000

TSD2025HD

HD Ø2.5mm

TSD2028HD

HD Ø2.8mmTSD2032HDHD Ø3.2mm

TSD2037HD

HD Ø3.7mm

TSD2041HD

HD Ø4.1mm

TSD2047HD

HD Ø4.7mm

TSD2054HD

HD Ø5.4mm

補綴プラットフォーム
直径

テーパードプロ ラインナップ

インプラント体直径

インプラント体
直径

3.0mm

4.2mm
3.5mm

4.6mm
3.5mm

4.5mm

Laser-Lok
ゾーン

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

インプラント
尖端部径

2.8mm

3.0mm

3.2mm

3.3mm

9.0mm

BTA3809

BTA4209

BTA4609

BTA520910.5mm

BTA3810

BTA4210

BTA4610

BTA521012.0mm

BTA3812

BTA4212

BTA4612

BTA521215.0mm

BTA3815

BTA4215

BTA4615

BTA521518.0mm

BTA3818

BTA4218

BTA4618-

新たに直径4.2mmと5.2mmが加わりました※正式には、VA-の表記となります。

Laser-Lokゾーン

5.2mm（カバーキャップ同梱）

インプラント体の長さ

補綴プラット
フォーム直径3.8mm

Tapered Pro instrument sequence
The chart below illustrates the recommended drilling sequence for the
BioHorizons Tapered Pro implant system. Clinical judgement with respect
to each individual patient must supersede any recommendation made.

18.0mm
15.0mm12.0mm
10.5mm9.0mm
7.5mm
lengthindicator
0mm

3.8mm

soft bone

4.2mm

soft bone

4.6mm

soft bone

5.2mm

soft bone

body diameter dense bone
body diameter dense bone
body diameter dense bone
body diameter dense bone

Implant
DriverHD Drill Sequence
Recommended speed
1,500 - 2,000 RPM

Recommended speed
1,000 RPM

Maximum 30 RPM
or use manually

Initiate osteotomy

Develop osteotomy

Place implant matching
the length of theprepared osteotomy

Note: The 2.8mm drill is used for the 3.8mm diameter implant in soft bone, it is not needed for other sizes.
Please refer to L01064 for further information and instructions. ©BioHorizons, Inc. All Rights Reserved.

BioHorizons®はユーザーフレンドリーシステム

BioHorizons®テーパードインプラントの特徴

Surgical & Prosthetics
従来のテーパードサージカルキットや各径の補綴パーツがそのままお使いいただけます。

Guide System
ガイデッドサージェリーはオープンアーキテックで幅広い選択が可能です。また、様々なプランニングソフトウエア、ガイドメーカーとの互換性を持ち合わせています。

Digital・CAD/CAM
純製品のスキャンボディにより、提携するデンタルラボ、CAD/CAMミリングセンターや院内での設計・作製が可能となります。
（詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい）

医療機器承認番号：30600BZX00090000 テーパードプロインプラント
販 売 業 者：株式会社カイマンデンタル
製 造 販 売 業 社：株式会社アルタデント
製 造 業 者：バイオホライズンズインプラントシステムズ（米国）

医療機器認証番号：229AGBZX00003000 BHドリル
医療機器認証番号：229AGBZX00080000 サージカルキットTSK4000
製 造 販 売 業 者：株式会社カイマンデンタル
製 造 業 者：バイオホライズンズインプラントシステムズ（米国）

お問い合わせ〒102-0082 東京都千代田区一番町8番地15 一番町MYビル
TEL.0 3 - 3 2 3 8 -7 5 6 0／ FAX.0 3 - 3 2 3 8 -7 5 6 1h t t p s : //c a i m a n d e n t a l . c o m

2024.06 AMS