NDT フラッシュ Vol.67,No.03

１．JIS Z 2305

1/42017 年秋期資格試験結果

2017 年秋期資格試験の結果が発表された。新規試験結果の合格率は，レベル 1 が 40.3%，レベル 2 が 28.3%，レベル 3が 14.6%であった。なお，レベル 3 基礎試験では申請者数 629 件，合格率 15.3%であった。
各表の合格率は［合格者数／（申請者数－欠席者数）］で算出した値である。新規試験結果（レベル 3 基礎試験結果を除く）を表１に示す。

表１

JIS 新規試験結果
レベル２＊1

レベル１*1
ＮＤＴ方法

レベル３＊1

略称
申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 %放射線透過試験

RT822737.0677

13421.1

161

2717.8

超音波探傷試験

UT68823135.3

1,777429

26.1

603

468.6

超音波厚さ測定UM358

18955.6

磁気探傷試験

MT

217

4923.71,192

26223.3

極間法磁気探傷検査

MY601425.0155

1712.1

通電法磁気探傷検査

ME

300.0

浸透探傷試験

PT

347

143

44.0

1,653

559

36.3

溶剤除去性浸透探傷検査

PD1216151.7

564

190

36.4

渦電流探傷試験ET

50

1530.6

381

94

25.6

61

916.4

ひずみゲージ試験

ST

171275.059

2137.5

7

3

42.9

1,943

741

40.3

6,458

1,706

28.3

1,277

167

14.6

合

計

―

―
182

2616.2

―

―

―
263

5623.4―

注＊1：各部門の申請者数は一次（新規, 再試験）と 二次のみ（新規,再試験）の合計数―：該当資格なし

２．NDIS 0604，NDIS 0605

2017 年秋期資格試験結果

2012 年春期より資格試験が開始され，今回の NDIS 0604（赤外線サーモグラフィ試験）と NDIS 0605（漏れ試験）の申請件数は 79 件となった。合格率は，レベル 1 が 88.9%，レベル 2 が 62.5%であった。
各表の合格率は［合格者数／（申請者数－欠席者数）］で算出した値である。新規試験結果を表２に示す。

表２

NDIS 新規試験結果

レベル 1＊１
NDT 方法レベル 2＊1

レベル 3

略称
申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 %赤外線サーモグラフィ試験

TT

7571.45250.0―

漏れ試験

LT

221995.0452863.6―

292488.9503062.5―

合計

注＊1：各部門の申請者数は一次（新規, 再試験）と 二次のみ（新規,再試験）の合計数―：該当資格なし

NDT フラッシュ Vol.67 No.03

2/4

非破壊試験技術者資格登録件数（2017 年 10 月 1 日現在）
2017 年 10 月時点での資格登録件数を表１にまとめた。JIS Z 2305 に加えて，赤外線サーモグラフィ試験(NDIS 0604)と漏れ試験(NDIS 0605)による認証登録が 2012 年から始まっており，集計の結果，資格登録件数は，JIS Z 2305 資格と NDIS
資格の総数で 90,965 件となった。NDT 方法別比率を図１に示す。また，2009 年以降の JIS Z 2305 による資格登録件数の推移を図２に，NDIS 0604 及び NDIS 0605 による資格登録件数の推移を図３に示す。資格登録者の内訳は，従来と同様に
おおよそレベル 1 が 20%，レベル 2 が 70%，レベル 3 が 10%である。資格登録件数は，JIS Z 2305 の認証制度開始時点と比較して現在は約 1.5 倍となっている。

JIS Z 2305

表１NDIS

非破壊試験技術者資格登録件数

単位：件

ＮＤＴ方法

略称

放射線透過試験

RT

551

6,308

2,021

8,880

超音波探傷試験

UT

5,866

15,576

3,055

24,497

超音波厚さ測定UM

2,986--

2,986

磁気探傷試験

MT

948

10,921

極間法磁気探傷検査

MY

715

905

通電法磁気探傷検査

ME

93

コイル法磁気探傷検査

MC49

浸透探傷試験

PT

溶剤除去性浸透探傷検査

ﾚﾍﾞﾙ1

ﾚﾍﾞﾙ2

ﾚﾍﾞﾙ3703

計

1,620

-

2,640

21,116

1,523

25,279

PD

2,330

5,415

7,745

水洗性浸透探傷検査

PW

33-

渦電流探傷試験

ET

292

3,868

657

4,817

ひずみゲージ試験

ST

210

1,203

286

1,699

赤外線サーモグラフィ試験

TT

212

60

漏れ試験

LT
総計220203

17,14565,575

LT 0.5%
RT10%

ET5%

12,572--

ST TT 0.3%
2%

93

UT30%

49PT36%338,245MT16%272423

図１90,965

ＮＤＴ方法別比率―：該当資格なし
件数
100,000
90,000JISレベル３
80,000

件数
800

70,000700
60,000600

JISレベル２
50,000500

40,000400

30,000300 NDIS レベル２

20,000200

NDIS レベル１

100

10,000JISレベル１

00
年

図２JIS Z 2305 資格登録件数推移

図３2012

2013

2014

2015

2016

2017

年

NDIS 資格（NDIS 0604,NDIS 0605）登録件数推移

NDT フラッシュ Vol.67 No.3 3/4

ＰＴ（ＰＤ）レベル２

再認証実技試験のポイント

試験に当たっては，まず試験実施手順書を十分に理解して実施する。まず，自分が使用する試験器材の確認を

これまで，本欄において JIS Z 2305 による資格試験の行う。試験に使用する探傷剤としては， 後乳化性蛍光浸概要についてシリーズで解説してきた。PT2 の実技試験

透液，乳化剤（水ベース），乾式現像剤がある。器材としについては，52 巻 10 月号，56 巻 8 月号及び 58 巻 3 月号ては水洗ノズル，乾燥器，ブラックライト，照明灯などの三回にわたって解説している。また，JIS Z 2305：2013がある。に準拠した試験に変更された内容については，65 巻 8 月

与えられた試験体は，号で解説している。今回は，再認証受験者にとって初め(1) 前処理済みであるため，不必要な操作をしないで浸てとなる実技試験における注意点について解説する。

透処理を行う。
(2) 浸透方法は，試験実施手順書に与えられている。は１．再認証試験の概要

け塗り法の場合は，塗り残しがないか，ブラックラ試験の変更概要は，PT2（PD2）実技試験と同様でありイトの下で確認する。

『報告の義務のあるきず』が規定され，これが検出でき(3) 予備水洗は，スプレーノズルの水圧を利用し機械的なかった場合は，不連続部の検出及び報告の項目（配点に試験体表面の余剰浸透液の大部分を落とすことが55％）が 0 点になることである。実技試験は，溶剤除去必要である。そのため，水圧にもよるが，スプレー性染色浸透探傷試験用試験体，水洗性蛍光浸透探傷試験

ノズルはできるだけ試験体表面に近づけるのがよい。

用試験体及び後乳化性蛍光浸透探傷試験（水ベース乳化表面の余剰浸透液に変化が見られなくなるまで又剤）用試験体について実施し，表 1 のいずれの試験項目は水滴に蛍光色がなくなるまでを，予備水洗終了のにおいても基準点（70％）をクリアする必要がある。

目安とする。このとき，試験体を置いて，手に付い

表 1 に試験項目と試験時間を示す。PT2（浸透探傷試た浸透液もできるだけ落とす。

験レベル 2）は溶剤除去性染色浸透探傷試験，水洗性蛍(4) 試験実施手順書に処理方法，乳化剤濃度及び乳化時

光浸透探傷試験，後乳化性蛍光浸透探傷試験及びレベル間が指示されている。予備水洗で試験体表面に残っ1 に対する NDT 指示書の作成の 4 項目を，PD2（溶剤除た極薄い浸透液の塗膜を浸漬法で乳化すればよい。

去性浸透探傷検査レベル 2）は溶剤除去性染色浸透探傷

試験体を乳化剤中に浸漬したとき，試験体を乳化剤試験とレベル 1 に対する NDT 指示書の作成の二つの項の中に浸漬したままでは乳化が進みにくいため，乳目を行う。

化剤中で試験体を緩やかにゆする必要がある。ゆす表１.試験項目と時間試

験項目る程度としては，乳化剤が薄められているため，あ時間る程度強くゆすっても指定された乳化時間内であれ

a. 溶剤除去性染色浸透探傷試験

30 分ば過乳化になる心配はない。液面が揺れる程度にゆb. 水洗性蛍光浸透探傷試験

30 分するのがよい。手に付いた浸透液も同時に乳化されc．後乳化性蛍光浸透探傷試験30 分る。しかし，手で支えている箇所は乳化されないた

d. レベル 1 に対する NDT 指示書の作成

30 分

め，試験体を持ち替えるなど全体が乳化されるようにする必要がある。

２．実技試験（後乳化性蛍光浸透探傷試験）(5) 洗浄処理は，試験体表面の乳化された浸透液及び乳溶剤除去性染色浸透探傷試験及び水洗性蛍光浸透探傷化剤を十分に洗浄する。過洗浄になる心配はほとん

試験については，これまでの試験内容と変わらないため，どないので丁寧に洗浄する。洗浄の後，試験体をブ以前の解説を参照されたい。

ラックライトに近づけ試験体表面のバックグラウン

ここでは，後乳化性蛍光浸透探傷試験（水ベース乳化ドを確認する。浸透液のバックグラウンドが認めら剤）乾式現像法の概要について説明する。

れた場合は，再度乳化処理及び洗浄処理を行う。バ

後乳化性蛍光浸透探傷試験（水ベース乳化剤）の一般的ックグラウンドが認められなくなるまで，乳化，洗な手順は，（1）前処理，（2）浸透処理，（3）予備水洗，浄処理を繰り返す。ただし，乳化処理に費やした合（4）乳化処理，（5）洗浄処理，（6）乾燥処理，（7）現像計の時間が乳化時間となるため，この合計時間が指処理，（8）観察，（9）後処理の工程で構成される。

定された乳化時間の最大値を超えないように注意すNDT フラッシュ Vol.67 No.3 4/4

る。
洗浄後は，乾燥器の定められた位置に，試験体の水切りがし易い（内面に水の溜まらない）方向に置く。
(6) 乾燥処理は，熱風循環式乾燥器を使用する。小型で薄肉の試験体は数分で乾燥する。

目に従って，浸透探傷試験で対応する内容について説明する。
(1）適用範囲
ここでは，作成する指示書がどういうものかを記述する。つまり，どのような試験体について，どのような探取出し時には，与えられた試験体番号であることを傷試験をどのような試験条件で実施するのかを具体的に確認すると共に，乾燥していることを確認する。も示さなければならない。レベル１技術者は，自ら試験条し，試験体が熱い場合には，与えられた紙ウエスで件を設定するのではなく，指示書に示された，条件，注取出し，火傷に注意する。

意事項などを守る立場である。例えば，同じ試験体であ(7) 現像処理は乾式現像を浸漬法で行う。受験者それぞっても，汚れの種類，その程度が変わると，指示する内れに，現像剤の入った容器が指定される。乾式現像

容，注意事項などが異なる。

剤は微粉末であるため，試験体の出し入れは，現像(2）試験技術者

剤が飛散しないように静かに扱う。特に現像剤から試験技術者については，必要な資格又は能力を具体的取り出すときは指示模様が落ちないように取出し，に示す。例えば，JIS Z 2305 に規定されている PT レベル

試験体に軽く振動を与えるなどして，余分な現像剤1 などとする。

を落とす。

(3）探傷剤及び器材(8) 観察は，ブラックライトの下で浸透指示模様の確認

探傷剤としては適用する試験方法に必要な，浸透液，を行う。紫外線は観察する試験面にできるだけ垂直

現像剤，乳化剤等について，それぞれの種類（銘柄，型に当てる。また，きず指示模様か疑似模様かを見極式番号まで指定し記載することを推奨）まで記述する。

めるためには，卓上の照明灯を点灯し，確認する。

また，その探傷方法に対して使用する必要のある装照明灯を点灯したまで，観察してはいけない。
記録は，試験体の与えられた展開図の対応する位置置・器具を記入する。
(4）探傷手順にきず指示模様をスケッチする。寸法は記入する必探傷手順について，溶剤除去性染色浸透探傷試験及び要はない。ただし，手順書には合格基準が示されて水洗性蛍光浸透探傷試験についてはこれまでの解説で述いるので，それに則って探傷結果の合否判定を行う。

べた注意点を参考にしてほしい。

(9) 後処理は，実施する必要がない。

後乳化性蛍光浸透探傷試験の探傷手順は，水洗性蛍光浸透探傷試験とほとんど同じ工程で行われるが，予備水３.レベル１に対する NDT 指示書の作成洗と乳化処理が加わる。これらについては，2．実技試験

レベル 1 に対する指示書の作成は，与えられた手順書の項で説明してあるので，その注意点をまとめてほしい。

を基に指示書を作成する。JIS Z 2305：2013 の附属書 D

ただし，前処理方法又は浸透処理方法などが具体的に示表 D.1 に試験項目が与えられており，それらについて出されていない場合には，試験体に対して適切な方法を指題される。

示する必要がある。

試験では，溶剤除去性染色浸透探傷試験，水洗性蛍光浸透探傷試験又は後乳化性蛍光浸透探傷試験の手順書のいずれか一つが出題される。
大切なことは，手順書と指示書の違いをはっきりさせ(5）報告指定された報告書の様式があれば，それに従って報告する。指定されていない場合は，少なくとも，試験条件，探傷結果の報告を指示する。

ることである。両方に共通する点も多くあるが，例えば，手順書の観察環境の項目として，“必要な明るさの下で観以上，ここでは再認証試験者にとって初めてとなる実察を行うこと”という指示があった場合，同じことを指示技試験（後乳化）及び指示書の作成について，具体的に書に書いても，指示書としては不十分である。“染色浸透示した。これまでの解説と合わせ，『浸透探傷試験実技参探傷試験では 500Lx 以上の明るさ，蛍光浸透探傷試験で考書』等を再度勉強してほしい。また，出題される手順は 20Lx 以下の明るさの下で行う。”というように，具体書は常に変更されていることも考慮して，内容をよく確的な指示が必要である。以下，附属書 D 表 D.1 の試験項

認して試験に臨んでほしい。