WFor Water

流量計測マニホールド（面積式流量計）

TPS25-ATOFPINE

Flow measuring manifold (Variable area flow meter )警報の取付が可能なスプリング付面積式流量計を搭載した
トフパインシリーズです。
■ ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減いたします。
■■

Tofpine Series with spring-loaded variable-area flow checker(s) with switching capability .
Header integrated with valve(s) and flow checker(s).
■ Unlimited variation to meet your needs.
■ Reduction in hours of design and work expected.
■

型式 Model number selection
分岐 Sub-Port
本管規格
Main-Port std.

警報Alarm

本管 Main-Port

分岐 Sub-Port
バルブ サプライ / リターン 連数
Supply / Return # of port
Valve

TPS 25 - A-- B----VP 高圧仕様 High pressure spec.

記入例 e.g. : TPS25-A0-S3-B10-02-A05R-D

予備ポート Spare-port ＊3

ヘッダを下側に置いて、流量計を正面から見たときと位置関係を示します。
Always look at product(s) with main ports faced downward for model selection.
＊1：ご使用条件により選定できる連数が限定されます。お問い合わせ願います。
＊2：各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例）「B5/5/5/10/10」、又は「B5/10」
として位置は図面で示す。
＊3：予備ポートの数量または位置を下記のように記載願います。
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
（予備ポートの位置は別途図面等で示します。）
例1)「-P2」・・・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
予備ポート位置を型式で示したい場合は、本管を下側に置いて、向って左側より流量計を示す記号「A」と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例2）分岐合計5連、右側2つが予備ポートの場合、「-AAAPP」＊1：Number of sub-port is limited depending on applications. Consult with us regarding this.
＊2：In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes, specify them from the left channel
when looking at this product.
e.g.) Specified as “B5 / 5 / 5 / 10 / 10” or “B5 / 10” in model number(s) with details described in a drawing.
＊3：Number of spare port(s) or position(s) should be specified as follows.
Specify “P”, which stands for Spare port, and the quantity of P. (Spare port position(s) are described in a drawing)e.g.1) “-P2”:, 2 ports are regarded as Spare out of the available ports.
When clarifying the position(s) of spare port(s) in model number(s), with main pipe(s) faced downward,
use “A” ,which stands for flow checker(s), and “P”, which stands for spare port(s) from the left.
e.g.2) Manifold with 2 spare-port on the right out of 5 sub-port “-AAAPP”

Max.

連数 # of port

無記入 Blank

D

底面取付 Installed on bottom side

B

背面取付 Installed on back sideL

向かって左側 Left side when looking at system

R

向かって右側 Right side when looking at systemB

背面 back sideD

底面 bottom sideLR

左右 left and right

04

Rc3/4

05

Rc1

A

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow

Ｖ

バルブ valve

LV

エルボ+バルブ Elbow + valve

01

Rc1/4

03

Rc1/2

04

02

Rc3/8

R3

R1/2

＊2

連数を記入(7連以上要相談) Shows here # of port (Consult with us for 7 ports or more)

S

サプライ用 For supplyR

リターン用 For returnバルブ無し With no needle valve

B

アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter

LL型ニードルバルブ L type with a needle valveNストレートニードルバルブ With straight needle valve

スイッチ無し With no switch

1

リードスイッチA接点付 With reed switch of contact A

2

リードスイッチB接点付 With reed switch of contact B

バルブは流量計のOUT側に付きます。
Lはリターン用で選択不可
Valve(s) is installed at the outlet side of flow meter(s).
V and L are not available for Return.

分岐接続口径 Sub-Port connection size
サプライ用バルブ付 Valve for SupplyL
0.4〜5L/min

25

1〜10L/min
1〜15L/min ＊1 Rc3/8, Rc1/2
2〜20L/min ＊1
2〜30L/min ＊1080

2023Rc3/4

下記分岐流量の最大流量を記入
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below ＊20

分岐流量 Sub-Port flow

特殊項目
For specialized item

最大流量口径口径
接続口 取付姿勢 オプション
継手形状
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option

B, N

リターン用バルブ付 Valve for Return バルブ無し
B, N

Rc1/4〜1/2, R1/2

Rc1/4〜1/2

Rc3/8〜1/2, R1/2

Rc3/8〜3/4

Rc1/2, R1/2

Rc1/2〜3/4

With no valve

本管口径
Main-Port connection size

Rc3/4, Rc1

W
液体用仕様 Specifications
標準 Standard

規格 Std.

VP±5% of F.S.

流量精度 Flow accuracy

1MPa(G)

流量計測マニホールド

0.5MPa(G)使用最高圧力 Max. operating pressure

Max. 100℃（警報付 With alarm：Max. 50℃）

使用流体温度 Operating fluid temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

使用環境温度 Ambient operating temperature

A接点 Contact A（設定値以上クローズ Closed as the float rises past the switch）

接点方法 Contact forms

B接点 Contact B（設定値以下クローズ Closed as the float falls past the switch）
DC0〜24V

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A
50cm(AWG 24)

ケーブル長 Cable length

構造図 Structural drawing
143

TPS25-A

組み合わせ参考例

239

Reference example

M4ネジを使用してください。Use M4-size screw

60±0.570

サプライ用(リードスイッチ付)
For supply (With reed switch)

4747

47

47

47

47(248)47239

60±0.5

リターン用(スイッチなし)
For return (with no switch )

47

47

47

47

47

47

70

M4ネジを使用してください。Use M4-size screw

47(254)1432023

081