GFor Gas

面積式流量計FM-PX25

Variable area flow meter

パネル取り付け型のパージメータです。
微小流量に対応しています。
■ 警報スイッチが取付可能です。
■■

Panel-mounted type flow meter
Flow ranges for low flow rates available■ Alarm switch can be installed.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

気体用For Gas

FM - PX 25

Gバルブ
Valve

警報Alarm

流体名Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

オプション
Option-

特殊項目
For specialized item

T1

ショートタイプ For short type

B

スタンド付（自立型） With stand (Stand-alone type)

SW

スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type

VVCRタイプ継手付 With joint of VCR type

FKM バイトンパッキン Viton packing
1atm/20℃ 設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊3
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
A NmL/min

B NL/minD SmL/min

1 AIR 2 N2 3 O2 4 CO2 5 Ar

規格0スイッチ無し With no switch

1リードスイッチA接点 With reed switch of contact A＊2

2

リードスイッチB接点 With reed switch of contact B＊2

A

磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊2

B

磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊2

C

磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊2D

磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊23

近接センサ With proximity sensor

5光電センサダークON DC24V±10％ With photosensor formed Dark ON at 24 V DC±10%9

特殊 For specialized alarm＊1＊ 1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。

ニードルバルブ無し With no needle valve

1

下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side

＊ 2：A接点：設定値以上クローズ

2

上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side

9＊ 3：圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、

特殊 For specialized shape ＊1
接点方式
Contact forms

詳細は当社にお問合せ下さい。

B接点：設定値以下クローズ

巻末の技術資料を参照下さい。

口径Connection size

材質
Material

10〜100 NmL/min
20〜20040〜500
0.1〜1 NL/min

近接センサ
Proximity sensor

0.2〜20.4〜525

光電センサ Photo sensor

1〜102〜203〜304〜505〜7010〜1000142023

Z 特殊 For specialized unit＊10

測定範囲
Measuring range

Std.

E SL/min（プロパンPropane） 9 特殊 For specialized fluid＊1
7 C3H8リード/磁気スイッチ
Reed / Magnetic switch

Rc1/4SUS316＊ 測定範囲はAIR換算1atm/20℃{OMPa(G)}条件の流量です。
＊ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や長さや接点方式等により使用範囲は異なります。
※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。
ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: Refer to technical data at the end of this catalog, if applying any pressure andtemperature other than 1 atm and 20°C.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
※ This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR underatmospheric conditions.
In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions suchas temperatures, pressure values, and Specific Gravity, from the before-mentioned
conditions, we may be able to make flow meter(s), depending on provided
specifications.

G
流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

電源 Power source

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

消費電流 Current consumption 20mA以下 ≦ 20 mA

FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃(結露なきこと No dewing)

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点/B接点 NPN output contact A / contact B
PNP出力-A接点/B接点 PNP output contact A / contact B

電源電圧 Power source voltage DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA

ダークON：フロート遮光時ON Dark on: ON, when float is obscured.
NPNオープンコレクタ NPN Open collector

制御出力 Control output

シンク電流80mA(DC30V)Max. Sink current: 80 mA (30 V DC)at max.
2m (0.15mm2 - 3芯, 2芯 3 wires, 2 wires )近接センサ仕様 Specifications on proximity sensors
DC12〜24V

電源 Power source

消費電流 Current consumption 13mA以下 ≦ 13 mA
動作モード Operation mode

オープンドレイン Open drain

フロート近接時：OFF OFF: When float comes close
NPN電圧電流出力 NPN voltage-current output

制御出力 Control output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

開閉容量 Switching capacity：200mA max.

ケーブル長 Cable length

2m (0.14mm2 - 3芯 3 wires )FM-PX25駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

動作モード Operation mode

ケーブル長 Cable length※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。 FKM packing is optional

出力 Output

DC24± 10％ 24 V DC ±10%2m (AWG 24)

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch規格寸法 Standard dimensions

接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

LL1L2L3L4

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

標準 Standard type15413011010494

ケーブル長 Cable length50cm (AWG 24)

ショートタイプ Short type

139

115

958979※配線図は巻末の技術資料参照※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ

For wiring see technical data at the end of this catalog.
Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing⑤（28）④②①Max. 373（2000）⑭⑫⑯ ⑪ＩＮ32※（39）※ VCRタイプ継手付 With joint of VCR type : (37)252×φ20ＯＵＴ⑭⑦⑥⑤③④②①Max. 37

2×φ20（26）⑬28

L1L4⑮近接/光電センサ付
With proximity / Photo sensor.

⑯⑫⑪
ＩＮ3218L
L2⑦⑥⑩⑨⑧リード/磁気スイッチ付
With reed / magnetic switch

L1L3ＯＵＴ

182×Rc1/4

L1

⑨⑧30

φ142×1/4″⑩4×M3×6L
L23018

L1

4×M3×6

パネルカット Panel cut-out

リードスイッチ付 With reed switch
オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

磁気スイッチ付スウェジロックタイプ継手付
With magnetic switch but with joints of Swagelok type.

22※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

材質 Materials
No.
1234

名称 Names of parts
ニードルバルブ Needle valve
フロントプレート Front plate
センサブラケット Sensor bracket
テーパー管 Tapered tube

5

フロート Float

678910111213141516

ストッパー Stopper
Oリング O-ring
リテーナ Retainer
キャップ Cap
フィッティング Fitting
アダプタ Adapter
ロックナット Locknut
リードスイッチ Reed switch
ガイドポール Guiding pole
磁気スイッチ Magnetic switch
ケース Case

面積式流量計Max. 80℃ / パッキン材質 Packing

使用流体温度 Max. operating temperature

出力形態 Output form

気体用光電センサ仕様 Specifications on photo sensor

仕様 Specifications

材質 Material
SUS316PMMAPMMA
耐熱ガラス/硬質ガラス Heat-resistant glass / Hard Glass
ガラス/ルビー/POM/SUS316/Ti
Glass / Ruby / POM / SUS316 / Ti
PTFE/SUS316/FKM
NBR
SUS316
SUS316
SUS316
SUS316BSBM
SUS303 他 etc.
SUS316
POM 他 etc.
AI

備考 Remarks
オリフィス Orifice：PEEK
近接センサ仕様は無し No need to proximity sensor
マグネット密封(リード/磁気スイッチ付)
Magnet sealed for reed and magnetic switch

メッキ Plating
AWG 24
AWG 242023015