C &U

CREATIVE& UNIQUE

スペクトラムアナライザ／シグナルアナライザ
MSA400シリーズ スペクトラムアナライザ
掃引方式のスタンダードモデル 小型・軽量・低価格

3.3GHz 帯域 MSA438

498，000円

8.5GHz 帯域 MSA458

周波数範囲 ： 50kHz～3.3GHz

周波数範囲 ： 50kHz～8.5GHz

MSA338の後継機

MSA358の後継機

センター周波数確度±52kHz@ 掃引100ms、
スパン10MHz、RBW3kHz

センター周波数確度±52kHz@ 掃引100ms、
スパン10MHz、RBW3kHz

RBW

3kHz〜3MHz（1-3ステップ）

RBW

3kHz〜3MHz（1-3ステップ）

SSB 位相雑音-90dBc/Hz@100kHz オフセット

SSB 位相雑音-90dBc/Hz@100kHz オフセット

基準レベル+10〜 -60dBm（1dB ステップ）

基準レベル+10〜 -60dBm（1dB ステップ）

平均雑音レベル-127dBm@1GHz

平均雑音レベル-123dBm@1GHz

掃引時間

10ms 〜30s

掃引時間

10ms 〜30s

798，000円

TG 搭載3.3GHz 帯域 MSA438TG

EMI 用3.3GHz 帯域 MSA438E

周波数範囲 ： 50kHz～3.3GHz

周波数範囲 ： 50kHz～3.3GHz〈トラッキングジェネレータ〉
MSA338TG の後継機

〈EMI 測定〉
MSA338E の後継機

出力周波数範囲

5MHz〜3.3GHz

出力レベル-10dBm■ 周波数設定分解能が20kHz に改善され、表示スケー
ルに5dB/div が追加されたことにより所望の特性デー
タが得られます。

PK（尖頭値）、QP（準尖頭値）、
AV（平均値）

分解能帯域幅（6dB）

9kHz、120kHz、1MHz

平均ノイズレベルが10dB 改善した分、ダイナミックレンジが広がり微小ノイズ測定が可能に。

■ VSWR ブリッジを接続してリターンロス測定
698，000円

検波モード■ アンテナを接続して放射性妨害ノイズ測定
598，000円■ DTF アダプタ（MA430）を接続してケーブル障害位置測定■ LISN（MPW201B）を接続して伝導性妨害ノイズ測定■ 磁界ブローブ（CP-2SA）を接続してプリント基板上のノイズ測定（全モデル対応）

MSA400とMSA500の違い
MSA400シリーズ
測定周波数
中心周波数設定分解能
分解能帯域幅[RBW]
選択度
SSB 位相雑音

平均雑音レベル
MSA40050kHz～3.3GHz ： MSA438／ TG ／ E
50kHz～8.5GHz ： MSA458
20kHz
3kHz～3MHz(1-3step) ： MSA438／ TG ／458
6dB ＠9kHz、120kHz、1MHz ： MSA438E

MSA500シリーズ
20kHz～3.3GHz ： MSA538／ TG ／ E
20kHz～8.5GHz ： MSA558／558E
100Hz
300Hz～3MHz(1-3step) ： MSA538／ TG ／558
6dB ＠9kHz、120kHz、1MHz ： MSA538E ／558E

1：12

1：4.5

-90dBc/Hz ＠100kHz offset-95dBc/Hz ＠100kHz offset-127dBm＠cf 1GHz、RBW 3kHz ： MSA438／TG／E-123dBm＠cf 1GHz、RBW 3kHz ： MSA458

MSA500■ リアルタイムモード-140dBm＠cf 1GHz、span 20kHz ： MSA538／ TG／E
-135dBm＠cf 1GHz、span 20kHz ： MSA558／558E■ 掃引モード-129dBm＠cf 1GHz、RBW 300Hz ： MSA538／ TG／E
-128dBm＠cf 1GHz、RBW 300Hz ： MSA558／558E

リアルタイムモード-○

リアルタイム帯域幅-

最大20MHz

タイムドメイン
トリガ

-

○

外部

パワー、チャネルパワー、IF レベル、外部※大きさ、 重さはほぼ同じ

2

MSA500シリーズ シグナルアナライザ
リアルタイム方式プラス掃引方式のハンディ型シグナルアナライザ
高速フーリエ変換（FFT）によるリアルタイム方式と、従来の掃引方式の2方式を搭載したことにより、両方式のそれぞれの長所を利用することができます。
非定常信号を測定でき、時間軸解析や変調解析のできるリアルタイム方式。 広いスパンで測定できる掃引方式。

3.3GHz 帯域 MSA538
周波数範囲 ： 20kHz～3.3GHz

周波数範囲 ： 20kHz～8.5GHz

MSA500シリーズの中でもっともポピュラーなモデル

8.5GHz 帯域により無線系情報通信のほとんどのアプリケーションをカバー。

リアルタイムモード

748，000円

8.5GHz 帯域 MSA558• 8種類の解析機能• スペクトル解析• スペクトログラム解析• オーバーライト解析• 時間解析（5種）• 最大20MHz スパン• 高速なオーバーライト解析• 16Kフレームの大容量メモリと19ms/ フレームの高速 USB 転送

掃引モード

最小 RBW 300Ｈｚ

平均雑音レベル-162dBm/Hz■ 機能・性能は測定周波数を除き MSA538とほぼ同じ。
■ 測 定 周 波 数 が 広 が っ た 為、 5GHz 帯 無 線 LAN や
5.8GHz 帯 DSRC、 あるいは2.4GHz 帯機器の3倍以上のスプリアス測定が可能。
■ 8.5GHz までのリアルタイム処理■ 平均雑音レベル：−157dBm/Hz
1,130,000円■ 4時間のバッテリ動作（オプション）■ 4時間のバッテリ動作（オプション）

TG 搭載3.3GHz 帯域 MSA538TG

EMI 用8.5GHz 帯域 MSA558E

周波数範囲 ： 20kHz～3.3GHz

周波数範囲 ： 20kHz～8.5GHz〈トラッキングジェネレータ〉〈EMI 測定〉

出力周波数範囲

5MHz〜3.3GHz

出力レベル-10dBm

検波モード

分解能帯域幅（6dB） 9kHz、120kHz、1MHz

MSA538の機能はそのままでトラッキングジェネレータを搭載したことにより、フィルタ、増幅器、電子デバイスあるいは電子回路の振幅周波数特性の測定と評価を行うことはできます。
さらに、下記オプションを接続することができます。
930,000円■ DTF アダプタ（MA430）
ケーブルの障害位置や正常ケーブルの長さを測定できます。

MSA558の機能はそのままで EMI 測定機能を搭載したモデルです。
8.5GHz までの EMI 測定ができます。
■ アンテナを接続して放射性妨害ノイズ測定
1,300,000円■ 磁界プローブ（CP-2SA）を接続してプリント基板上のノイズ測定（全モデル対応）

4k8k(3224MHz)帯域 MSA538TV/558TV

周波数範囲 ： 20kHz～3.3GHz

周波数範囲〈EMI 測定〉

MSA538TV ： 20kHz～3.3GHz

検波モード

MSA558TV ： 20kHz～8.5GHz

PK（尖頭値）、QP（準尖頭値）、
AV（平均値）■ 4K8K 放送サービス(～3224MHz) レベル測定対応

分解能帯域幅（6dB） 9kHz、120kHz、1MHz

889,000円■ LISN（MPW201B）を接続した伝導性妨害ノイズ測定■ 磁界プローブ（MMP500）を接続して20kHz ～100MHzまでの伝導性妨害ノイズを非接触測定■ VSWR ブリッジ
電子デバイスや回路のリターンロスを測定できます。

EMI 用3.3GHz 帯域 MSA538E

PK（尖頭値）、QP（準尖頭値）、
AV（平均値）■ 物理チャンネル毎に測定パラメータを一発呼出し

MSA538の機能はそのままで EMI 測定機能を搭載したモデルです。

■ ワイドスパン測定でノイズ干渉のレベルチェック■ アンテナを接続して放射性妨害ノイズ測定■ スマートテレビ向け無線 LAN/5G 電界強度測定対応■ LISN（MPW201B）を接続した伝導性妨害ノイズ測定■ 磁界プローブ （MMP500）を接続して20kHz ～100MHzまでの伝導性妨害ノイズを非接触測定■ 山間部、ビル街測定に衛星放送フィールド測定オプション

MSA538TV：777,000円
MSA558TV：999,000円■ 磁界プローブ （CP-2SA）を接続してプリント基板上のノイズ測定（全モデル対応）

3

スペクトラムアナライザ／シグナルアナライザ
周辺機器／オプション

ソフトウェアア ン テ ナPC ソフトウェア MAS400／500
スペクトル波形表示

波形のズーム設定ポータブルアンテナ M301～ M310／ M401～ M405、M407
PC ソフトウェアはスペクトラムアナライザ
またはシグナルアナライザを PC から制御
し、スペクトル波形を PC 画面に表示する
ソフトウェア。

電界強度測定用のアンテナ。

M301～ M310

モデル

0.8〜1GHz■ MAS400 ： MSA400シリーズ用

M302／402

1.25〜1.65GHz■ MAS500 ： MSA500シリーズ用

M303／403

1.7〜2.2GHz

M304／404

2.25〜2.65GHz

M305／405

300〜500MHz

各15,800円
M301

メジャリング機能の設定

周波数範囲

M301／401

M302

M303

M304

M305

M306

M307

M308

M309

M310

M306

15,000円＠ M301〜 M304
20,000円＠ M305／ M307
33,000円＠ M306／ M308／ M309
39,000円＠ M310

マーカの設定M401～ M405、M407

M308

3.6〜4.2GHz

M309

4.4〜4.9GHz

M310

5.9～7.2GHz■ 適合機種 ：M401～M405、M407：
MSA400/500シリーズ

USB メモリに保存した IQ データを PC 上
で表示・解析するためのソフトウェア。
M401

15,800円

470〜770MHz■ コネクタ ：SMA(P)@M300, N(P)@M400

IQ データ解析ソフトウェア MAS501■ MSA500シリーズ用

4.8〜6.2GHz

M307／407

M402

M403

M404

M405

M407

18,000円＠ M401〜 M404
23,000円＠ M405／ M407

バイコニカルアンテナ MAN150／150B
広帯域・小型・軽量のアンテナ。

ロギングソフトウェア MAS410／510
見積依頼

読出 ( 再生 ) 時

ロギングソフトウェアは無人監視で測定データをロギングする PC 用ソフトウェア。
夜間の異常信号監視や長時間の無人データ記録に最適です。

項 目

MAN150

MAN150B

周波数範囲

20MHz〜3GHz

30MHz〜1GHz

ゲイン（公称値）-45〜 +1dBi-31〜 +1dBi

アンテナファクタ

20〜51dB/m

17〜31dB/m

大きさ(L×W×D) 350×160×140mm 540×225×225mm
重さ

約350g

約1,150g■ MAS410 ： MSA400シリーズ用■ MAS510 ： MSA500シリーズ用
各 195,000円

記録時のコメント

トラックバー

操作ボタン

波形画面の数

ログペリオディックアンテナ MAN160A/160B
サイトサーベイにおける電波放射源の方向探知、RF 放射
イミュニティの簡易測定に好適です。
モデル

EMI ソフトウェア MAS430／530
放射性妨害ノイズおよび伝導性妨害ノイズ( 雑音端子電圧 ) 測定用ソフトウェア。
スペアナの設定値や代表的な規格プリセ
ットが予め用意されており、QP および AV
測定を簡単かつ自動で行うことができます。

各 98,000円

最大電力

100W（CW かつ400MHz において）

VSWR

見積依頼

50Ω（公称）
2.0以下（代表値）

ゲイン

4dBi（代表値）

5dBi（代表値）

アンテナファクタ

23～38dB/m26～41dB/m

SMA(J)

コネクタ
寸法
重さ

4

MAN160B

700MHz～4GHz 700MHz～6GHz

インピーダンス■ MAS430：MSA438E 用■ MAS530：MSA538E/558E 用

MAN160A

周波数範囲

340(L)×200(W)×25(D)mm
270g

250g

プ ロ ー ブ

そ磁界プローブ MMP500の他

周波数カウンタ ( 工場オプション)
9kHz の低周波までの伝導性妨害ノイズ測定が可能。
周波数範囲

9kHz～100MHz

最大測定レベル

119dBμV

適合機種

MSA538E ／558E
155,000円

項 目

規

格

周波数範囲

1MHz 〜3.3GHz ＠ MSA458以外
1MHz 〜8.5GHz ＠ MSA458

測定レベル+10〜 -70dBm ＠1MHz 〜2GHz, RBW100kHz+10〜 -60dBm ＠2〜8.5GHz, RBW100kHz

測定分解能

100Hz

表示桁数

最大8桁

基準発振器

確度 ： ±2ppm ＠23℃
温度特性 ： ±5ppm ＠0〜40℃

適合機種

MSA400シリーズ
35,000円

バッテリ MB400
リチウムイオン電池
7.4V/5000mAh
適合機種

MSA400／500シリーズ
21,600円

ア ダ プ タ通信ケーブル MI400
USB ケーブル

DTF アダプタ MA430
ケーブルの障害位置や正常ケーブルの長さを測定。
測定距離範囲0.3〜1000m @50Ωケーブル
1〜400m@75Ωケーブル

ケーブル情報リスト

111種 @50Ωケーブル
11種 @75Ωケーブル

適合機種

MSA438TG ／538TG■ MA430単体

コネクタ

A 端子／ B 端子

長さ

1m

適合機種

MSA400／500シリーズ
3,500円：126,000円■ 50Ω測定キット：236,200円■ 75Ω測定キット：270,400円

プリンタ BS2-80TU
画面をハードコピーするためのプリンタ。
インタフェースUSB

印字方式

感熱ラインドット方式

用紙

80mm 幅感熱紙

電源

内部 単3アルカリ電池4本
外部 7.5VDC/3A（専用 AC アダプタ）

適合機種

MSA400／500シリーズ

AC アダプタ、プリンタ用紙1巻付き：37,800円※プリンタ用紙 (10巻入り)：3,800円

アタッシュケース
スペアナ本体、AC アダプタ、アンテナ等をまとめて収納
できます。
外形寸法

約460(W)×150(H)×350(D)mm
38,000円

5電波暗箱／シールドボックス
Taurus シリーズ
インタフェースモジュールを多種揃えることにより、低価格・短納期を実現。 当社のベストセラーシリーズ。

MY1510

MY1515
外形寸法

380(W)×165(H)×380(D)mm

外形寸法

465(W)×214(H)×465(D)mm

内部寸法

約315(W)×100(H)×315(D)mm

内部寸法

約400(W)×150(H)×400(D)mm

重さ

約3.5kg （I/F モジュールを含まず）

重さ

約10kg （I/F モジュールを含まず）シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-75：2.4GHz 以上）

吸収性能

20dB 以上（MYA-75：2.4GHz 以上）

コネクタ

SMA2個（背面）AC ファンI/F モジュール

最大1台（背面）0.56立方 m/min（最大風量）@ 背面、吸気口＠左側面

オプション

I/F モジュール

コネクタ

SMA8個（背面）I/F モジュール

最大1台（背面）オプション

I/F モジュール

198,000円※寸法は突起物等を除きます。

355,000円※寸法は突起物等を除きます。

MY1520

MY1520SW
外形寸法

520(W)×520(H)×520(D)mm

外形寸法

内部寸法

約455(W)×455(H)×455(D)mm

内部寸法

520(W)×520(H)×520(D)mm
約455(W)×455(H)×455(D)mm

重さ約15kg（I/F モジュールを含まず）

重さ

約15kg （I/F モジュールを含まず）シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-75：2.4GHz 以上）

吸収性能

20dB 以上（MYA-75：2.4GHz 以上）

コネクタ

SMA2個（背面）

シールド窓寸法300（W)×200（H)mm
SMA2個（背面）I/F モジュール

最大2台（背面）

コネクタ

オプション

• I/F モジュール• 木製テーブル MT104

I/F モジュール

最大2台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104

478,000円

656,000円※寸法は突起物等を除きます。

※寸法は突起物等を除きます。

MY1525

MY1527
外形寸法

460(W) ×570(H) ×582(D)mm

内部寸法

約340(W) ×340(H) ×400(D)mm

重さ

約17kg（I/F モジュールを含まず）シールド性能
吸収性能

428,000円

外形寸法

約620(W)×740(H)×626(D)mm

内部寸法

約500(W)×500(H)×500(D)mm90dB typ ＠2.4GHz

重量

約26kg （I/F モジュールを含まず）

20dB 以上（MYA-77：1.2GHz 以上）

シールド性能90dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-77：1.2GHz 以上）AC ファン

0.56立方 m/min（最大風量）＠背面、 吸気口＠右側面

AC ファン

0.56立方 m/min（最大風量）@ 背面、吸気口＠右側面

コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大1台（床面）

オプション

I/F モジュール

768,000円

コネクタ

SMA ×4個（背面）I/F モジュール

最大1台
（ 床面）

オプション

• I/F モジュール（IFM10/11）• 貫通管（TP-8/10）• SMA コネクタ追加（最大16個 内標準4個）※寸法は突起物等を除きます。

※寸法は突起物等を除きます。

MY1530外形寸法1,080,000円

1120(W) ×705(H) ×620(D)mm

内部寸法約1000(W)×500(H)×500(D)mm

重さ

約56kg（I/F モジュールを含まず）シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-77：1.2GHz 以上）

コネクタ

SMA4個（背面2個、 両側面各1個）

I/F モジュール

最大4台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT105• ターンテーブルユニット MT103※寸法は突起物等を除きます。

6

Taurus N シリーズ
電波吸収体の無いシールドボックスタイプ。 内部反射が気にならない用途向け。

MY1510N

MY1520N
外形寸法

380(W)×165(H)×380(D)mm

外形寸法

520(W)×520(H)×520(D)mm

内部寸法

約375(W)×160(H)×375(D)mm

内部寸法

約515(W)×515(H)×515(D)mm

重さ

約1.9kg （I/F モジュールを含まず）

重さ

約12.3kg （I/F モジュールを含まず）シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

吸収体はありません

吸収性能

吸収体はありません

コネクタ

SMA2個（背面）コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大1台（背面）I/F モジュール

最大2台（背面）オプション

I/F モジュールオプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104

165,000円

348,000円※寸法は突起物等を除きます。

※寸法は突起物等を除きます。

MY1530N
外形寸法

830,000円

1120(W) ×705(H) ×620(D)mm

内部寸法約1115(W)×615(H)×615(D)mm

重さ

約42kg （I/F モジュールを含まず）シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

吸収体はありません

コネクタ

SMA4個（背面2個、 両側面各1個）

I/F モジュール

最大4台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT105• ターンテーブルユニット MT103※寸法は突起物等を除きます。

Taurus オプション
I/F モジュール IFM1～11

ターンテーブルユニット MT103
AC、DC、LAN、USB、SMA、BNC、N、D-sub コネク
タおよび貫通管を取り付けたモジュール。
使用目的に応じた I/F モジュールを選択することができます。

MY1530／1530N 用の手動ターンテーブルユニット

全12種類のモジュールを用意
59，000～159,000円

大きさ200mmφ

耐荷重

10kg

材質

アクリル

回転角度

360°
170,000円

7電波暗箱／シールドボックス
生産ラインシリーズ

ハンドインシリーズ

MY2510MY3710
外形寸法

315(W)×355(H)×315(D)mm

外形寸法

内部寸法

約250(W)×250(H)×250(D)mm

内部寸法

約250(W)×160(H)×290(D)mm

重さ

約8.5kg

重さ

約8kg ＠ I/F モジュール含まず

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

シールド窓寸法

140(W)×140(D)mm

吸収性能

20dB 以上(MYA-75：2.4GHz 以上 )シールド性能60dB 以上＠600MHz～6GHz

コネクタ

SMA(J)×2（背面）吸収性能20dB 以上 （2.4GHz 以上）

IF モジュール

最大1台（背面）コネクタ

SMA 4個＠背面I/F モジュール

最大1台＠背面348,000円※寸法は突起物等を除きます。

518,000円

320(W)×260(H)×360(D)mm※寸法は突起物等を除きます。

MY2520
外形寸法

470(W)×520(H)×470(D)mm

内部寸法

約400(W)×400(H)×400(D)mm

重さ

約15kg

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上(MYA-75：2.4GHz 以上 )コネクタ
IF モジュール

MY3710HS
外形寸法

SMA(J)×4（背面）最大2台（背面）※寸法は突起物等を除きます。

598,000円

MY5220
外形寸法

456(W)×416(H)×416(D)mm

内部寸法

約390(W)×340(H)×340(D)mm

重さ

約25Kg

治具取付台寸法

350(W)×16(H)×300(D)mm

シールド性能75dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA75：2.4GHz 以上）

コネクタ

SMA3個（側面1個、背面2個）

オプション

コネクタボックス＠背面

648,000円

外形寸法（本体部） 480(W)×480(H)×486(D)mm

1,280,000円

重さ

約47kg

最大外形寸法（架台含む）

480(W)×570(H)×972(D)mm

搬送部開口寸法

220(W)×200(H)mm

EUT 許容寸法

200(W)×140(H)×140(D)mm 以下

EUT 許容重量

2kg 以下シールド性能60dB 以上＠2.4GHz

電波吸収性能20dB ＠2.4GHz 以上

コネクタ

SMA(J-J)×2（天面）、GND 端子×1（背面）IF（EUT 用）

D-sub25pin×1、USB2.0×1、LAN×1

約9kg ＠ I/F モジュール含まず

シールド窓寸法

140(W)×140(D)mm

シールド性能80dB 以上＠600MHz～6GHz

吸収性能

20dB 以上 （2.4GHz 以上）

コネクタ

SMA 4個＠背面I/F モジュール

最大1台＠背面※寸法は突起物等を除きます。

MY3720

自動搬送機付 MY4620

約400(W)×400(H)×410(D)mm

約250(W)×145(H)×290(D)mm

重さ

638,000円※寸法は突起物等を除きます。

内部寸法

320(W)×260(H)×360(D)mm

内部寸法

外形寸法

615(W)×515(H)×518(D)mm

内部寸法

約550(W)×450(H)×450(D)mm

重さ約21kg ＠ I/F モジュール含まず

シールド窓寸法

275(W)×255(D)mm

シールド性能60dB 以上＠600MHz～6GHz

吸収性能

20dB 以上 （2.4GHz 以上）

コネクタ

SMA 6個＠両側面各3個

I/F モジュール

最大2台＠両側面各1台※寸法は突起物等を除きます。

948,000円

ミリ波対応タイプ※寸法は突起物等を除きます。

MY6520

自動搬送機付 ME8668

1,140,000円

922(W)×794(H)×731(D)mm

外形寸法

内部寸法

約790(W)×605(H)×605(D)mm

内部寸法

約500(W)×500(H)×500(D)mm

重さ

約94kg（自動搬送機を含む）

重さ

約33kg

自動搬送機
搬送部寸法

634(W)×496(H)×260(D)mm

シールド性能60dB 以上＠700MHz～6GHz
＠20GHz～30GHz

EUT 許容寸法

110(W)×150(H)×150(D)mm
吸収性能

ピラミッド型ウレタンタイプ
25dB ＠3GHz、35dB ＠5GHz、50dB ＠24GHz 以上

EUT 許容重量2kg

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA77：1.2GHz 以上）

コネクタ

SMA2個
（ 搬送部1個、背面1個）※寸法はキャスタ及び突起物等を除きます。

8743(W)×830(H)×721(D)mm

外形寸法1,680,000円

RF コネクタ（背面） 2.92mm（J-J）×2個、SMA（J-J）×2個
インタフェース（背面）

AC×1個、DC×2組、USB3.0 TypeA×2個、LAN×2個※寸法は突起物等を除きます。

中型タイプフェライトシリーズ

ME8661A

MY5310860,000円

外形寸法

820(W)×608(H)×503(D)mm

外形寸法

1340(W)×1210(H)×1030(D)mm

内部寸法

約690(W)×380(H)×380(D)mm

内部寸法

約1280(W)×960(H)×960(D)mm

重さ

約38kg

重さ

約400kg

アクリル台

200×200mm

ドア開口部寸法約410(W)×710(H)mm

シールド性能65dB typ ＠2.4GHz

手動ターンテーブル 220mmφ/ 耐荷重 10kg

吸収性能

20dB 以上（MYA-77：1.2GHz 以上）

シールド性能70dB typ@2.2GHz

コネクタ• SMA3個＠左側面2個、右側面1個• D-sub25pin1個＠右側面

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz～400MHz• 12dB 以上＠400MHz～1GHz

同軸コネクタ• N(J)×1@ 正面左下・アンテナ用• N(J)×1@ 右側面下

I/F

• D-sub25ピン×1( メス)• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

オプション• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106

オプション

見積依頼

• アンテナ各種• 手動ターンテーブル MT101※寸法は突起物等を除きます。

※寸法は突起物等を除きます。

大型タイプ
MY5310S
ME8661B

見積依頼

外形寸法

1350(W)×1220(H)×1080(D)mm

内部寸法

約1280(W)×960(H)×960(D)mm

外形寸法

1520(W)×1100(H)×900(D)mm

重さ

約400kg

内部寸法

約1200(W)×600(H)×600(D)mm

ドア開口部寸法約510(W)×920(H)mm

重さ

約230kg

手動ターンテーブル 220mmφ/ 耐荷重10kg

シールド性能65dB typ ＠2.4GHz

シールド性能70dB typ@2.2GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-79：600MHz 以上）

吸収性能

コネクタ

• SMA3個＠左側面2個、右側面1個• D-sub25pin1個＠右側面• 20dB 以上＠30MHz～400MHz• 12dB 以上＠400MHz～1GHz

同軸コネクタオプション• アンテナ各種• 手動ターンテーブル MT102• N(J)×1@ 正面左下・アンテナ用• N(J)×1@ 右側面下

I/F

• D-sub25ピン×1• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

オプション• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106

見積依頼※寸法は突起物等を除きます。

※寸法は突起物等を除きます。

MY5630／ MY5630ET
型番

MY5630ET

2504(W)×1704(D)×1921.5(H)mm

内部寸法

約2010(W)×1210(D)×1140(H)mm

重さ

MY5630：7,150,000円
MY5630ET ：8,270,000円

MY5630

外形寸法

750kg

765kg

前面ドア

開口部寸法 900(W)×1150(H)mm

メンテナンス扉

開口部寸法 675(W)×675(H)mm
アンテナ固定台( 樹脂製 ) 設置

シールド性能80dB 以上@800MHz-12GHz(代表値 )(シールドシート使用時 60dB 以上)

吸収性能

30dB@1GHz、40dB@3GHz、
50dB@5GHz (代表値 )ターンテーブル

手動MY5310SU

電動

外形寸法

1960(W)×1220(H)×1080(D)mm

内部寸法約1840(W)×915(H)×915(D)mm

重さ

約650kg

ドア開口部寸法約510(W)×920(H)mm

手動ターンテーブル 500mmφ/ 耐荷重50kg
見積依頼

シールド性能70dB typ@2.2GHz

吸収性能

20dB 以上＠35MHz～2.2GHz

同軸コネクタN ×2@ 右側面1、正面左1

I/F• D-sub25ピン×1• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100Vオプション• B ユニットへの扉追加• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106B

テーブル径 φ500mm/ 耐荷重30kg

吸排気機構• 吸気口( 左側面下 )• 排気ファン
( 右側面上、AC インレット右側面下 )コネクタ

USB、LAN ×各2、電源(AC100V
or DC)、D-sub25及び9ピン×各1、シールドシート×1、SMA(J)×5※寸法は突起物等を除きます。

※寸法は突起物等を除きます。

9

電波暗箱／シールドボックス
電波吸収パーティション

MY5410
外形寸法2364(W)×1902(H)×1424(D)mm

内部寸法約2215(W)×1485(H)×1275(D)mm

重さ

約1020kg

ドア開口部寸法約940(W)×1440(H)mm

600MHz～ミリ波対応 MY5505

手動ターンテーブル 756mmφ/ 耐荷重100kg

見積依頼

外形寸法

1370(W)×1850(H)×700(D)mm
約55kg (オモリ板除く)
アルミ板

シールド性能65dB typ@2.2GHz

重さ• 20dB 以上＠30MHz～400MHz• 12dB 以上＠400MHz～1GHz

材質

吸収性能
同軸コネクタ• N(J)×2@ 左側面下
• N(J)×1@ 右側面下・アンテナ用

I/F• D-sub25ピン×1( メス)• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

オプション• 広帯域アンテナ MAN102• 電動ターンテーブル MT106C

キャスター

自由自在キャスター（ストッパー付き）×4

その他• アイボルト• 保護キャップ( エッジ対策 )※寸法は突起物等を除きます。

595,000円※寸法は突起物等を除きます。

MY5305外形寸法

見積依頼

1150(W)×765(H)×635(D)mm

内部寸法

約1060(W)×550(H)×550(D)mm

重さ

約185kg

ドア開口部

500(W)×500(H)mm

シールド性能75dB typ ＠300MHz

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz～400MHz• 12dB 以上＠400MHz～1GHz

コネクタ• N ×2@ 正面左1、右側面1• 25ピン D-sub ×1• LAN ×1
• 電源×1

簡易電波暗室（シールドテント型）

シールドテント型 MY5700シリーズ
電磁波シールドテント 2重生地

※寸法は突起物等を除きます。

ME8669外形寸法

見積依頼

910(W)×650(H)×610(D)mm

内部寸法

約800(W)×495(H)×495(D)mm

重さ

約205kg

ドア開口寸法約290(W)×290(H)mm

シールド性能70dB typ ＠300MHz

吸収性能

20dB 以上＠50MHz～800MHz

コネクタ

SMA2個＠左右側面 各1

I/F

D-sub25ピン×1※寸法は突起物等を除きます。

出入口

扉寸法：0.9m(W)×1.6m(H)
正面1か所、暖簾式2重構造

ケーブル通線口

φ50mm、4か所（任意）

シールド性能1-6GHz ＠60dB
28GHz ＠70dB

電波吸収体• ウレタンピラミッド型
10cm MYA-V010使用• 耐燃性
裏面アルミ板処理( 床面以外)

吸収性能

1.4GHz ＠20dB
1.9GHz ＠30dB>3.5GHz ＠40dB

吸排気有り( 送風機付き)

内部床面処理パンチカーペット

照明

LED クリップランプ4灯※寸法は突起物等を除きます。

型式

外形寸法（W × H × D）

内部寸法（W × H × D）

重さ

標準価格

MY5722

約2m ×2m ×2m

約1.67m ×1.73m ×1.67m

約170kg

498万円

MY5723約2m ×2m ×3m

約1.67m ×1.73m ×2.67m

約280kg

618万円

MY5724約2m ×2m ×4m

約1.67m ×1.73m ×3.67m

約335kg

728万円

MY5725約2m ×2m ×5m

約1.67m ×1.73m ×4.67m

約420kg

888万円

MY5732

約3m ×2m ×2m

約2.67m ×1.73m ×1.67m

約255kg

658万円

MY5733約3m ×2m ×3m

約2.67m ×1.73m ×2.67m

約355kg

778万円

MY5734約3m ×2m ×4m

約2.67m ×1.73m ×3.67m

約425kg

898万円

MY5735約3m ×2m ×5m

約2.67m ×1.73m ×4.67m

約525kg1118万円※寸法は突起物等を除きます。

10

IF モジュール

AC、DC、LAN、USB、SMA、BNC、N、D-sub コネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。
使用目的に応じた I/F モジュールを選択することができます。
■ Taurus、 MY2500、 MY3700シリーズ用（MY1525/MY1527除く）
モデル

取付コネクタIFM1価格

AC(1個 )、LAN ※1(1個 )、USB ※3(1個 )、D-sub9※5(1個 )99,000円

IFM2

AC(1個 )、LAN ※1(2個 )、USB ※3(2個 )、D-sub9※5(1個 )107,000円

IFM3

AC(1個 )、LAN ※1(2個 )、USB ※3(2個 )、D-sub25※6(1個 )112,000円

IFM4

DC(1組 )、LAN ※1(1個 )、USB ※3(1個 )、D-sub9※5(1個 )、D-sub25※6(1個 )98,000円

IFM5B

SMA(4個 )、BNC(2個 )、N(2個 )59,000円

IFM6-1貫通管(1個 )72,000円

IFM6-2 貫通管(2個 )90,000円

IFM7

AC(1個 )、LAN ※2(1個 )、USB ※4(1個 )159,000円

IFM8

DC(2組 )、LAN ※2(1個 )、USB ※4(1個 )155,000円

IFM9

LAN ※2(2個 )、USB ※4(2個 )126,000円

２台の I/F モジュールを取り付けた MY1520

IFM6の貫通管は以下の5種類から、1つまたは2つ取り付けます。

IFM6 管通管
L ±0.1貫通管内部に電気伝導体を含む物質を挿入するとシールド性能が低下するおそれがあります。
管長さ L(mm)適用周波数

シールド性能(dB)

47.6(W)×22.2(H)

170

～2GHz

TP-6

40.4(W)×20.2(H)

170

～3GHz

60
60

TP-7

34.9(W)×15.8(H)150～3.5GHz60

TP-828.5(W)×12.6(H)

150

～4GHz

60

TP-10

22.8(W)×10.1(H)150～4.5GHz60

H ±0.1

管内部寸法 (mm)

型式
TP-5

W ±0.1※1． Cat 5e 相当，PoE 非対応※2．Cat 6A 相当，PoE+対応■ MY1525/MY1527専用※3． USB2.0，Type-A(内・外)，Power Delivery(PD)非対応

モデル

取付コネクタ

IFM10

AC(1個 )、LAN (1個 )、USB

※3

IFM11

DC(1組 )、LAN (1個 )、USB

※3

※1

※1

■ IFM1(2個 )、D-sub9 (1個 )125,000円(2個 )、D-sub9 (1個 )118,000円※5※5■ IFM2D-sub9ピン※4． USB3.1 Gen1，Type-A(内・外)，Power Delivery(PD)非価格

対応※5． オス(内・外)，嵌合 M2.6(ミリネジ)※6． メス(内・外)，嵌合 M2.6(ミリネジ)■ IFM3

USB2.0USB2.0■ IFM4
USB2.0D-sub25ピン

DC USB2.0

D-sub9ピンLAN

D-sub25ピン

ACLAN■ IFM5BN

BNC

LAN D-sub9ピン

AC■ IFM6-1

SMA■ IFM8ACLAN■ IFM6-2

貫通管■ IFM9■ IFM7LAN

貫通管■ IFM10USB3.0DC

USB3.0LAN

USB2.0D-sub9ピン

AC■ IFM11LAN

LAN

USB3.0LAN

AC

USB2.0D-sub9ピン

DC

11電波暗箱／シールドボックス
周辺機器／オプション
電波吸収体

ア ン テ ナウレタン系

ポータブルアンテナ M301～ M310
モデル

周波数範囲

MYA-77

MYA-79

約30mm

約60mm

約120mmM301

0.8〜1GHz

2.4GHz 以上

1.2GHz 以上

0.6GHz 以上

M302

1.25〜1.65GHz

10dB

1GHz

350MHz250MHzM303

1.7〜2.2GHz

15dB

1.9GHz700MHz370MHzM304

2.25〜2.65GHz

M305

300〜500MHz

厚さ
周波数範囲
吸
収
性
能

電界強度測定用のアンテナ。

MYA-75

項 目

20dB

2.4GHz1.2GHz600MHz24dB≧5.6GHz≧2.5GHz≧1.2GHz

M301

M302

M303

M304

M305

M306

M307

M308

M309

M310

15,000円＠ M301〜 M304
20,000円＠ M305／ M307
33,000円＠ M306／ M308／ M309
39,000円＠ M310
■ コネクタ ：SMA(P)フェライト系①

M306

4.8〜6.2GHz

M307

470〜770MHz

M308

3.6〜4.2GHz

M309

4.4〜4.9GHz

M310

5.9～7.2GHz

ログペリオディックアンテナ M213／213R
項 目
厚さ

性

能

700MHz〜5GHz 帯域の直線偏波アンテナ。
基準アンテナ（M213R）はゲインとVSWR データ付き。

19mm

周波数範囲

50MHz～800MHz■ 送受信アンテナ M213 ： 540,000円■ 基準アンテナ M213R ： 820,000円

吸収性能

20dB ＠30MHz
30dB ＠150MHz
40dB ＠260MHz
30dB ＠430MHz
20dB ＠930MHz

バイコニカルアンテナ MAN150／150B
広帯域・小型・軽量のアンテナ。

フェライト系②

見積依頼

項 目

MAN150

MAN150B

周波数範囲

20MHz〜3GHz

30MHz〜1GHz

ゲイン（公称値）-45〜 +1dBi-31〜 +1dBi

アンテナファクタ

20〜51dB/m

17〜31dB/m

大きさ(L×W×D) 350×160×140mm 540×225×225mm
項 目
厚さ
吸収性能

性

重さ

能

約350g

約1,150g

28mm
17dB ＠30MHz
20dB 以上＠35MHz〜2.2GHz
10dB 以上＠2.2〜2.7GHz

ターンテーブル
フェライト系③電動ターンテーブル MT107
項 目
厚さ

性

能

周波数範囲

30MHz～1GHz

吸収性能

20dB 以上＠30MHz～400MHz
12dB 以上＠400MHz～1GHz

構造

小型アンテナ・無線機器の評価に好適な電動ターンテーブル。
アクリル台と筐体の間に電波吸収体が挟まっている。

5.2mm■ MT107-MYA75 ウレタン系① ： 390,000円■ MT107-MYA77 ウレタン系② ： 430,000円

一重フェライトタイル

電動ターンテーブル MT106
MY5310・5310S・5310SU・5410用電動ターンテーブル。
制御ソフトウェア：標準付属品

12

適用

MY5310／S 用

MY5310SU 用

型式

MT106

MT106B

MY5410用
MT106C

テーブル直径220mmφ500mmφ756mmφ

テーブル材質

樹脂

金属

金属

耐荷重

15kg

50kg

100kg

EMC 試験システム
EMI 試験システム MR2300

伝導性 EMI 試験システム MR2150
MY5310 ／ 5310S ／ 5310SU ／ 5410

MAS430 ／ 530

MAS430 ／ 530

MPW201B

MPW201B

MSA438E ／ 538E ／ 558E
MSA438E ／ 538E ／ 558E

MR2300は、放射性妨害ノイズ測定と伝導性妨害ノイズ測定を行うための Precompliance
用 EMI トータル試験システム。
自社開発の超小型・広帯域アンテナ MAN101／102でシステムの小型化を実現。 システム
全体が校正されています。
また、EUT に合わせて4種類の電波暗箱を用意。

MR2150は、伝導性 EMI（雑音端子電圧）試験のプリコンプライアンス用システム。
正規 EMC サイトで行う本試験の前に、本システムを使ってデバッグ評価をすることで、開発コストを大幅に削減できます。
見積依頼

見積依頼

EMS 試験システム MR2350

EMI+EMS 試験システム MR2400
MY5310 ／ 5310S ／ 5410

MY5310 ／ 5310S ／ 5410
電力増幅器

電力増幅器

MPW201B
信号発生器

信号発生器

MSA438E ／538E ／ 558E

MEC235
MAS235B

MAS235B

MEC235放射イミュニティ試験 (IEC/EN61000-4-3) のための Precompliance 用 EMS 試験シス
テム。
電界強度 1,3,10V/m
EUT が誤動作したかどうかは電波暗箱内に設置された EUT 監視カメラ MEC235によってパソコン画面上で確認。

EMI 試 験の MR2300と EMS 試 験の MR2350を組み合わせたシステム。 MR2300とMR2350で電波暗箱と広帯域アンテナが共通なため MR2400ではその分安価となります。
見積依頼

見積依頼

13

EMC 試験システム
電波暗箱セレクション

MY5410EUTのサイズに合わせて下記の中から選択することができます。

MY5310

外形寸法2364(W)×1902(H)×1424(D)mm

内部寸法約2215(W)×1485(H)×1275(D)mm

重さ

約1020kg

ドア開口部寸法約940(W)×1440(H)mm

手動ターンテーブル 756mmφ/ 耐荷重100kg
外形寸法

1340(W)×1210(H)×1030(D)mm

内部寸法

約1280(W)×960(H)×960(D)mm

重さ

約400kg

ドア開口部寸法約410(W)×710(H)mm

手動ターンテーブル 220mmφ/ 耐荷重 10kg
シールド性能70dB typ@2.2GHz

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz～400MHz• 12dB 以上＠400MHz～1GHz

小 型 EUT 用 で 最 も 安 価 な 電
波 暗 箱。 EUT サ イ ズ の 目 安 は 同軸コネクタ
220mm 立方体以下。

シールド性能大 型 EUT 用 で 最 も 大 き な 電 吸収性能
波 暗 箱。 EUT サ イ ズ の 目 安 は756mm 立方体以下。
同軸コネクタアン テ ナ MAN102は手 動 で上下に90cm 移動可(10cm 刻み)• N(J)×1@ 正面左下・アンテナ用• N(J)×1@ 右側面下

I/F

• D-sub25ピン×1( メス)• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

オプション• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106

外形寸法1350(W)×1220(H)×1080(D)mm

内部寸法

約1280(W)×960(H)×960(D)mm

重さ

約400kg

ドア開口部寸法約510(W)×920(H)mm

65dB typ@2.2GHz• 20dB 以上＠30MHz～400MHz• 12dB 以上＠400MHz～1GHz• N(J)×2@ 左側面下
• N(J)×1@ 右側面下・アンテナ用

I/F• D-sub25ピン×1( メス)• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

オプション• 広帯域アンテナ MAN102• 電動ターンテーブル MT106C※電波暗箱の寸法は突起物等を除きます。

MY5310S

手動ターンテーブル 220mmφ/ 耐荷重10kg

MY5310の分割タイプ。 中央で2分割されますので、小型エレベータでの搬 入や 狭いスペースへの設置が容易。

シールド性能70dB typ@2.2GHz

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz～400MHz• 12dB 以上＠400MHz～1GHz

同軸コネクタ• N(J)×1@ 正面左下・アンテナ用• N(J)×1@ 右側面下

I/F

• D-sub25ピン×1• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

オプション• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106

スペクトラムアナライザ／シグナルアナライザ

予算や性能 / 機能に応じて下記の中から選択することが可能です。

EMI 用スペクトラムアナライザ MSA438E ／538E ／558E■ MR2300システムの中で放射性妨害ノイズ 測定と伝導性妨害ノイズ測定。
■ LISN （MPW201B） お よ び EMI 用 PC ソ フ ト ウ ェ ア（MAS430／530）と共に用いて伝導性妨害ノイズ測定。

MY5310SU
外形寸法

1960(W)×1220(H)×1080(D)mm

内部寸法約1840(W)×915(H)×915(D)mm

重さ

約650kg

ドア開口部寸法約510(W)×920(H)mm

手動ターンテーブル 500mmφ/ 耐荷重50kg

モデル

70dB typ@2.2GHz

周波数範囲

20dB 以上＠35MHz～2.2GHz

検波モード

N ×2@ 右側面1、正面左1

分解能帯域幅（6dB）
リアルタイムモード

I/F• D-sub25ピン×1• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100Vオプション• B ユニットへの扉追加• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106B

シールド性能2分割した MY5310S の間にス
ペーサユニット ( 幅610mm)を挿 吸収性能入したタイプ。
同軸コネクタ※ MR2300(EMI) 専用

14■ 磁 界 プ ロ ー ブ （MMP500） を 接 続 して、 20KHz ～100MHz までの伝導性妨害ノイズを非接触測定。

本体価格

MSA438E

MSA538E

MSA558E

50kHz〜3.3GHz

20kHz〜3.3GHz

20kHz〜8.5GHz

PK（尖頭値）、QP（準尖頭値）、AV（平均値）
9kHz、120kHz、1MHz×〇〇598,000円

889,000円

1,300,000円

周辺機器／オプション

電力増幅器 MAP202

低雑音アンプ MAP301／302
MAP301はループアンテナ MAN120と組み合わせて CISPR25の放射ノイズ測定に最適。
MAP302はバイコニカルアンテナ MAN150と組み合
わせて水平・垂直偏波の放射ノイズ測定に最適。
項 目

MAP301

MAP302

周波数範囲

100kHz〜500MHz

20MHz〜3GHz

周波数範囲80～1000MHz■ MAP301：388,000円

ゲイン

50dB

20dB

ゲイン

46dB typ ＠80〜600MHz
44.5dB typ ＠600〜1000MHz■ MAP302：298,000円

雑音指数（NF）

3.5dB

3.5dB

1dB コンプレッション

42.5dBm typ ＠80〜600MHz
41dBm typ ＠600〜1000MHz
1,280,000円

MAN101／102
小型・広帯域かつ大電力のアンテナ。
周波数範囲

EUT 監視カメラ MEC235
カメラ本体は電波吸収材で覆われ、台座は樹脂製のためカメラ部での電波の反射は極力おさえられます。
ズームは42倍まで、また左右に±29°、上方へ23°、下方へ35°の視野制御が可能。 これらの制御はパソコンで行い、画像はパソコン画面に表示。

30MHz〜1GHz

偏波

垂直偏波

地板の大きさ700(W) ×900(D)mm@MAN101
800(W) ×950(D)mm@MAN102■ MAN101：580,000円■ MAN102：780,000円( 単体売り不可 )665,000円

ループアンテナ MAN120
低周波の測定に適した小型アンテナ。 低周波の放射性
妨害ノイズ測定に最適。

電動ターンテーブル MT106

周波数範囲50kHz〜33MHz

コネクタ

N（P）

MY5310・5310S・5310SU・5410用電動ターンテーブル。

インピーダンス 50Ω
寸法

外径420mm、内径320mm、厚さ13mm

制御ソフトウェア：標準付属品

重さ

1.2kg
198,000円

適用

MY5310／S 用

MY5310SU 用

型式

MT106

MT106B

MY5410用
MT106C

テーブル直径220mmφ500mmφ756mmφ

テーブル材質

樹脂

金属

金属

耐荷重

15kg

50kg

100kg

バイコニカルアンテナ MAN150／150B
広帯域・小型・軽量のアンテナ。

見積依頼

項 目

MAN150

MAN150B

周波数範囲

20MHz〜3GHz

30MHz〜1GHz

ゲイン（公称値）-45〜 +1dBi-31〜 +1dBi

アンテナファクタ

20〜51dB/m

17〜31dB/m

大きさ(L×W×D) 350×160×140mm 540×225×225mm
重さ

約350g

約1,150g

ラインインピーダンス安定化回路網(LISN) MPW201B
EUTの電源ラインから放出される伝導性妨害ノイズを測定する時、EUT から見た電源側インピーダンスを一定にして再現性のある測定を行うために LISN は使われます。

磁界プローブ MMP500

周波数範囲

150kHz〜30MHz

回路形式

50Ω /50μ H、
V 型（CISPR16-1準拠）

9kHz の低周波までの伝導性妨害ノイズ測定が可能。

定格電流

15A

周波数範囲

9kHz～100MHz

最大測定レベル

119dBμV

電源

単相、50/60Hz、
250VACmax

適合機種

MSA538E ／558E

250,000円

155,000円

15可変アッテネータ
高速プログラマブルアッテネータ MAT800128k ワードの内蔵メモリに格納された減衰量データを読み出すことによって、 任意の減衰量パターンを発生。 マイクロ波信号の振幅カーブを自由に作り出すことができます。 読出し速度は最高2μ s/ ワード、 切り換え時のスパイクは発生しません。 減衰量パターンは標準付属の 「減衰量プログラム作成ソフト MAS800」を使い、 PC 上で作成して本器のメモリに転送。
移動体通信機器のハンドオーバー試験や ETC ／ DSRC の動的動作試験など無線通信のエアー・シミュレーションに最適。
周波数帯域毎に5モデルを用意。
項 目
周波数帯域

モデル A

モデル B

モデル C

モデル D

モデル E

1.5〜4.5GHz

3〜9GHz4.5〜12.5GHz

1.95〜5.85GHz

0.75〜2.25GHz

970,000円

960,000円

最大減衰量

80dB

減衰量最小ステップ

0.05dB
960,000円

価格

980,000円

高速プログラマブルアッテネータ MAT810

990,000円

ステップアッテネータ MAT850
マイクロ波帯電気信号の減衰量を LED 表示で確認しながら切り換えることができる小型軽量のステップアッ
テネータ。 ノブ切換え時にチャタリングやスパイクは発生しません。
携帯電話 ･WiMAX・ETC・無線 LAN･ 無線通信機の通信品質の評価に最適。

マイクロ波帯電気信号の減衰量を超高速 (2μ s)で切り換えることができる多機能プログラマブルアッテネータ。
減衰量パターンは標準装備の作成ソフトを使い、PC 上で作成し本器のメモリに転送。
携帯電話・WiMAX・ETC・無線 LAN･ 無線通信機の通信品質の評価に最適。
680,000円

周波数帯域300MHz〜6.6GHz

最大減衰量

60dB

減衰量最小ステップ

0.05dB

368,000円

周波数帯域300MHz〜6.1GHz

最大減衰量

60dB

減衰量最小ステップ

0.1dB

信号発生器
標準信号発生器 MSG703■ IQ 変調信号出力（工場オプション）■ 高速スイッチング

項 目

SSB 位相ノイズ-95dBc/Hz 以下 ＠1～3GHz、20kHz オフセット-100dBc/Hz 以下 ＠5M ～1GHz、20kHz オフセット

最大出力レベル＜ ALC オンにて＞＋14dBm ＠5MHz ～＜1.025GHz＋13dBm ＠1.025～＜2.025GHz＋11dBm ＠2.025～＜2.825GHz＋10dBm ＠2.825～3GHz■ 360(W)×160(H)×360(D) mm、8.5kg と軽量

掃引の種類

リスト掃引、ステップ掃引■ 充実したインターフェース（USB、LAN）

変調の種類

FSK 変調、PSK 変調、振幅変調（AM）■ 大型カラー画面

インタフェース

USB デバイス、USB ホスト、LAN（1000BASE－T）■ 掃引波形と変調波形を画面表示

オプション• ＩＱ変調器 MIQ700 228,000円• 高安定タイムベース MSG700-03 97,000円■ 高精度の周波数とレベル出力■ 3つの方法で周波数とレベルを設定■ 豊富な変調機能（FSK、PSK、AM）

16

能

5MHz～3GHz■ ALC 回路（自動レベル制御回路）により、RF 出力のレベルは高い精度を確保

998,000円

性

周波数■ 充実した掃引機能■ 位相オフセット機能

ETC／ DSRC 試験システム
DSRC 車載器テスタ

DSRC 路側システム

ME9100E

ME9300
車両に取り付けた DSRC 車載器が正常に通信を行うかどうかを無線レベルで試験をするテスタです。
ME9100 か ら FCMC を 送 信 し、 DSRC 車 載 器 か ら
ACTC および WCNC が正しく戻ってくることをチェックします。 試験開始から約7秒経過すると ME9100Eの電源は自動的にオフしますので、電池寿命が長くなります。 大よそ500回程度の試験ができます。

高速道路で使われている ETC を民間に活用したシステ
ム。 ETC 車載器固有の WCN を読み取り、いろいろなアプリケーションに利用可能。
【システム構成】■ DSRC アンテナ ME9301または ME9301V■ インタフェースボックス ME9302■ ETC（1.0 ・ 2.0）と ITS スポットに対応■ 専用 I/F ケーブル ME9303■ 全7チャネル、全4プロファイルに対応
109,500円■ 完全1ピースで電源コードなどケーブルは一切なし【システム価格】■ 多方向スイッチ1個のみの簡単操作■ 送信電力固定タイプ（ME9300）※技術基準適合証明認証済み ( 無線免許は不要 )DSRC 通信ユニット：387,600円～■ 送信電力調整機能付き（ME9300V） ：417,600円～

ETC／ ITS スポット電界強度測定システム

ME9115

ME9200モデル A、C、A+C、CN の4モデルをラインアップ。
DSRC 車載器の WCN 読取りと DSRC 路側機および車載器の電界強度測定を行います。

ETC あるいは ITS スポットの電界強度分布を測定し、電界強度グラフやマップを作成するシステムです。
■ 運用波または CW 波で短時間に測定。

WCN と電界強度の測定データを各々最大100個までセーブできます。 また、本器はリムーバブルディスクとして動作しますので、セーブされたデータは USB インタフ
ェースを介して PC へ転送することができます。

■ 台車タイプと車載タイプでの測定が可能。
■ アンテナは最大17個（標準は9個）まで装備可能。
■ 台車タイプのアンテナ間隔を20cm にとり17個装着の場合は、3.2m のレーンを1回で測定できます。

※技術基準適合証明認証済み ( 無線免許は不要 )
モ デ ル

性

能

モデル A

DSRC 車載器の WCN を読み取って表示

価■ 車載タイプで本線上にある複数の路側機を測定する場合、自動測定モードを使用すると、あらかじめ登録された測定区間の位置と測定条件にしたがって走行中に自動で測定が行えます。

格198,000円

モデル C

DSRC 路側機と車載器の電界強度を測定

270,000円

モデル A+C

モデル A と C の複合機

373,000円

モデル CN

モデル C の機能を拡張し、走行車両から路側機（ITS ス
ポットなど）の電界強度を測定

357,000円

システム価格：1,380,000円〜5,580,000円

ME9200C
ETC/ITS スポットの電界強度分布を運用波または連続波で短時間で測定し、電界強度グラフやマップ図を作成します。 従来の ME9200のバージョンアップ版です。
【ME9200との比較】■ 一体化した背面電波吸収体により反射による電界
強度のばらつきが低減されます。
■ アンテナ固定バーにアンテナユニットが直接取り付けできるため測定準備工数が低減されます。
システム価格：3,700,000円〜4,200,000円

17ETC／ DSRC 試験システム
車両生産ラインシステム

ETC／ DSRC 関連商品

ETC 実車装着試験システム ME8901

動的動作試験用 プログラマブルアッテネータ MAT800/B
ARIB TR-16<2-2-1> 〜 <2-2-3> の 動 的 動 作 試
験を簡便に行うことができます。 付属の 「減衰量プ
ログラム作成ソフト」 を使い、 PC 上で任意波形を作る要領で電力パターンを作成。 この電力パターンを
MAT800/B のメモリに転送。
MAT800/B の入力に RSU シミュレータなどの ETC/DSRC 信号発生器を、 出力にはアンテナまたは OBEを接続して動的動作試験を実施。
980,000円

電波暗箱 ME8661A
当社製 「DSRC 路側システム ME9300」 を応用した ETC 車載器を車両へ取り付けた後に通信試験を行うためのシステムです。 主に生産ライン向けとして好適です。

ETC ／ DSRC 車載器の空間結合による基本動作試
験、動的動作試験および無線系試験に最適。
各種アンテナ、アンテナ可動機構、ターンテーブルをオプションとして用意。

システム価格：1,500,000円

860,000円

外形寸法

830(W)×608(H)×503(D)mm

内部寸法

約690(W)×380(H)×380(D)mm

重さ

約38kg

アクリル台

200×200mm※寸法は突起物等を除きます。

ア ン テ ナパッチアンテナ M211／211R

ETC／ DSRC 試験を行うとき使用する右旋円偏波の送受信アンテナ(M211)です。
基準アンテナ M211R はアンテナゲインと VSWR のデータ付で、RF 空間結合度を求めるとき使用します。
周波数範囲5820±35MHz■ M211：19,800円■ 211R：39,000円

18計測システム
電磁波放射パターン測定システム

多波電界強度自動測定システム

MRP770ME9500AM ラジオ・FM ラジオ・業務無線・VICS 等の電界強度を高速測定できるので、電波サービス
エリアの調査や再送信システムの保守に最適なシステム。
システム参考価格：3,600,600円〜
省スペース・設置工事不要で廉価な電磁波放射パターン測定システムです。 小型無線機器・情報通信機器・アンテナ開発に最適です。 お客様のご要望に合わせた最適なシステムをご提供いたします。
見積依頼

GPS 電波再送信システム
MN1600電波吸収設備
200MHz～28GHz 対応 電波吸収設備
目的の試験規格、ご予算、設置環境などをヒアリングし、限られた条件の中で最適な電波吸収設備をご提供。
見積依頼

屋外に設置された受信アンテナで GPS の電波を受信した後これを増幅し、屋内の送信アンテナで再度放射する再送信システム。
カーナビやドライブレコーダー等の車載器を屋内でセットアップする時に効果的。
システム参考価格：2,100,000円〜

ハンドオーバーテスタ
MH3800

リアルタイム IQ データレコーダーシステム
MH3800は、実機環境で手軽に無線通信機器の 『ハンドオーバー（ハンドオフ）』 評価や、距離減衰による 『フォールバック（伝送速度の低下）』
動作試験を行うことができるトータルシステム。

MQ5300

シグナルアナライザ MSA538／558でキャプチャーした IQ データを、IQ データレコーダ
ーにリアルタイムで収 録し、基 本ソフトウェア
MAS550によって再生・解析を行うトータル
システム。

見積依頼

システム参考価格：11,848,000円～

RF マトリクススイッチボックス

マルチウインドウ波形モニタ

MM6000シリーズ

MW4500
多入力×多出力の RF 信号をマトリクスに組み合わせ可能な切り替えボックス。 電子式プログ
ラマブルアッテネータを内蔵し、任意の減衰量を得ることが可能。
ハンドオーバー評価に好適。
■ MM6824(24×8) ：見積依頼■ MM6816(16×8) ：見積依頼

スペクトラムアナライザ MSA400および500シリーズをリモートコマンドで制御し、測定されたスペクトル波形を大画面ディスプレイに分割表示するシステム。
放送局や無線中継所における信号監視に好適。
■ 1CH 仕様：1,800,000円■ 9CH 仕様：8,000,000円※シグナルアナライザ MSA538の場合

19

テスト・アクセサリ
アンテナ

ループアンテナ MAN120
低周波の測定に適した小型アンテナ。 低周波の放射性
妨害ノイズ測定に最適。

ポータブルアンテナ M301～ M310／ M401～ M405、M407
電界強度測定用のアンテナ。

M301～ M310

モデル

M301

M302

M303

M304

M305

M306

M307

M308

M309

M310

15,000円＠ M301〜 M304
20,000円＠ M305／ M307
33,000円＠ M306／ M308／ M309
39,000円＠ M310

M401～ M405、M407

周波数範囲50kHz〜33MHz

コネクタ

N（P）

インピーダンス 50Ω

周波数範囲M301／401

0.8〜1GHz

寸法

外径420mm、内径320mm、厚さ13mm

M302／402

1.25〜1.65GHz

重さ

1.2kg

M303／403

1.7〜2.2GHz

M304／404

2.25〜2.65GHz

M305／405

300〜500MHz

M306

198,000円

4.8〜6.2GHz

M307／407

470〜770MHz

M308

3.6〜4.2GHz

M309

4.4〜4.9GHz

M310

5.9～7.2GHz

バイコニカルアンテナ MAN150／150B
広帯域・小型・軽量のアンテナ。

■ コネクタ ：SMA(P)@M300, N(P)@M400■ 適合機種 ：M401～M405、M407：
MSA400/500シリーズ

見積依頼

項 目

MAN150

MAN150B

周波数範囲

20MHz〜3GHz

30MHz〜1GHz

ゲイン（公称値）-45〜 +1dBi-31〜 +1dBi

アンテナファクタ

20〜51dB/m

17〜31dB/m

大きさ(L×W×D) 350×160×140mm 540×225×225mm
重さ

M401

M402

M403

M404

M405

約350g

約1,150g

M407

18,000円＠ M401〜 M404
23,000円＠ M405／ M407

パッチアンテナ M211／211R

ETC／ DSRC 試験を行うとき使用する右旋円偏波の送受信アンテナ(M211)です。
基準アンテナ M211R はアンテナゲインと VSWR のデータ付で、RF 空間結合度を求めるとき使用します。
周波数範囲5820±35MHz■ M211：19,800円

プローブ■ 211R：39,000円

磁界プローブ MMP500
9kHz の低周波までの伝導性妨害ノイズ測定が可能。

ログペリオディックアンテナ M213／213R
700MHz〜5GHz 帯域の直線偏波アンテナ。
基準アンテナ（M213R）はゲインとVSWR データ付き。
■ 送受信アンテナ M213 ： 540,000円■ 基準アンテナ M213R ： 820,000円

ログペリオディックアンテナ MAN160A/160B
サイトサーベイにおける電波放射源の方向探知、RF 放射
イミュニティの簡易測定に好適です。
モデル

MAN160A

700MHz～4GHz 700MHz～6GHz

最大電力

100W（CW かつ400MHz において）50Ω（公称）

インピーダンス
VSWR

見積依頼

2.0以下（代表値）

ゲイン

4dBi（代表値）

5dBi（代表値）

アンテナファクタ

23～38dB/m26～41dB/m

SMA(J)

コネクタ
寸法
重さ

20

MAN160B

周波数範囲

340(L)×200(W)×25(D)mm
270g

250g

周波数範囲

9kHz～100MHz

最大測定レベル

119dBμV

適合機種

MSA538E ／558E
155,000円

同軸アッテネータ・終端器

通信ケーブル

同軸アッテネータ MG-XXdB

通信ケーブル MI400
1〜10dB、12〜15dB、20dB、30dB の16種類。
周波数範囲

DC 〜18GHz（MG-30dB のみ DC 〜8GHz）

インピーダンス

50Ω

コネクタ

SMA(P)／SMA(J)USB ケーブル
コネクタ

A 端子／ B 端子

長さ

1m

適合機種

MSA400／500シリーズ
3,500円

13,000円（全種類）

終端器 MG-50S／-50N
50 Ω の 終 端 器。 SMA(P) 型 (MG-50S) と N(P) 型(MG-50N)があります。
■ MG-50S： 8,000円■ MG-50N：12,200円

同軸ケーブル
モデル

コネクタ

MC102

SMA(P)/BNC(P)長さ1.5m DC 〜2GHz

周波数範囲

価格

MC201

SMA(P)/SMA(P)0.5m DC 〜18.5GHz

22,000円

MC202

SMA(P)/SMA(P)3m DC 〜18.5GHz

49,000円

15,000円

MC203

SMA(P)/SMA(P)4m DC 〜18.5GHz

57,000円

MC204

SMA(P)/SMA(P)1.5m DC ～18.5GHz

23,600円

MC301

SMA(P)/SMA(P)0.5m DC 〜10GHz

15,000円

MC302

SMA(P)/SMA(P)1m DC 〜10GHz

16,000円

MC303

SMA(P)/SMA(P)1.5m DC 〜10GHz

17,000円

MC304

SMA(P)/N(J)0.2m DC 〜4GHz

13,000円

MC305

SMA(P)/N(P)0.2m DC 〜4GHz

13,000円

MC306

SMA(P)/BNC(J)0.2m DC 〜2GHz

13,000円

MC307

SMA(P)/BNC(P)0.2m DC 〜2GHz

11,000円

MC308

N(P)/N(P)0.5m DC 〜10GHz

12,000円

MC309

N(P)/N(P)

1m DC 〜10GHz

13,000円

MC310

N(P)/N(P)1.5m DC 〜10GHz

14,000円

MC311

N(P)/SMA(J)0.2m DC 〜10GHz

10,000円

MC312

N(P)/BNC(J)0.2m DC 〜2GHz

9,200円MC313

N(P)/BNC(P)0.2m DC 〜2GHz

8,800円MC314

BNC(P)/BNC(P)1.5m DC 〜2GHz

4,000円変換アダプタモデル

コネクタ

インピーダンス

周波数範囲

価格

MA301

BNC(P)/BNC(J)50Ω /75Ω DC 〜2GHz

22,000円

MA302

BNC(P)/N(J)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

8,000円MA303

BNC(P)/N(P)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

8,400円MA304

BNC(P)/F(J)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

11,000円

MA305

BNC(P)/F(P)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

11,000円

MA306

N(P)/SMA(J)50Ω /50Ω DC 〜12.4GHz

12,500円

MA307

N(P)/BNC(J)50Ω /50Ω DC 〜2GHz

8,500円

MA308

N(P)/BNC(J)50Ω /75Ω DC 〜2GHz

29,200円

MA309

N(J)/BNC(P)50Ω /50Ω DC 〜2GHz

7,300円21※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。 ※実際の色とは異なることがあります。 ご了承ください。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。
取扱店〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL：042 (637) 3667

FAX：042 (637) 0227

URL : https://micronix-jp.com/

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

ZZ2409