粉体用振動式フォーク型レベルスイッ チ
Ｒ-2 0 0 ／R-3 0 0 シリ ーズ
取扱説明書

本 社 営 業

TEL.0 6 -6 3 4 0 -5 5 2 2

東京

TEL.0 3 -5 4 8 4 -2 1 7 1

FAX.0 3 -5 4 8 4 -2 1 7 5屋

TEL.0 5 2 -9 3 7 -5 8 1 7

FAX.0 5 2 -9 3 7 -5 8 3 6

大 阪 工 場

TEL.0 6 -6 3 4 0 -2 8 3 1

FAX.0 6 -6 3 4 9 -6 5 5 1

名古FAX.0 6 -6 3 4 0 -5 5 1 9

URL http://w w w .tow a-seiden.co.jp

管理№JNRF100-23
2007.09.05.改
2013.09.12.改2014.07.10.改

IM-RFM2 0 0 -1 3 0 9 1 1

1

安全上の注意この取扱説明書では、 機器を安全に使用していただく ために次のよう なシンボルマークを表示しています。
取扱を誤った場合に、 使用者が死亡または負傷を負う 危険の状態が生じることが想定される場合その危険を避けるための注意事項です。
警告
取扱を誤った場合に使用者が軽傷を負う か、 または物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合の注意事項です。
注意

設置上の注意① 機器をみだり に改造や変更しないでく ださい。 本来の性能を発揮できないばかり か、 不具合や事故の原因となります。
警告② 機器の規定する定格圧力や接続規格、 定格温度以外では使用しないでく ださい。 破損による大きな事故原因となる恐れがあります。
① 設置後、 本器を足場などに使用しないでく ださい。 機器が破損し、 けがの原因となります。
② 設置は正しく 行ってく ださい。 設置が不十分な場合や行われなかった場合、 出力の誤差や該当注意する規則に違反することがあります。
3

機器の分解組み付けは、 機器の破損や測定不能の原因になりますので行わないでく ださい。

配線上の注意① 配線は濡れた手での作業や通電しながらの作業は行わないでく ださ い。 感電の危険があり ます。 作業は乾いた手や手袋を用い、 電源を切ってく ださい。
警告

① 配線は仕様を十分に確認し、 正しく 行ってく ださい。 間違って配線されますと機器破損や誤動作の原因となります。
注意② 電源は仕様に基づき正しく 使用してく ださい。 異なった電源を入力しますと機器破損の原因となります。

以下取扱説明書の表記はで取扱上の注意とします。

IM-RFM2 0 0 -1 3 0 9 1 12

動作原理
振動式フォーク型レベルスイッ チは、 電子回路によって圧電素子を振動させ、 それを検出部の機械的な振動に変換させています。 被測定物が振動しているフォーク型の検出部に接触して振動が弱められた時、 内部の電子回路はその状況を判断して信号を出力します。
ユニッ ト にはSPDT リレー出力が備わっています。 DPDT リレーの機能が必要な場合、 オプショ ンの2 リレーモデルを使用すると得られます。

仕 様機

種

プローブ材質RFM-2 0 0 ／ RFM-3 0 0 シリ ーズ

RRH-2 0 0 ／ RRH-3 0 0 シリーズ

SUS3 1 6 相当（ EN1 .4 4 0 4 ）SUS3 1 6 Ti 相当（ EN1 .4 5 7 1 ）

G1 ”（ BSP）

G1 1 /2 ”（ BSP）

取付方法

オプショ ンでフランジ（ 上記のネジにねじ込み） を用意

ハウジング材質
温度

アルミ ニウム合金粉体塗装
プラスチッ ク（ PBT）

検出部温度範囲-4 0 ℃～+1 3 0 ℃

周囲温度－4 0 ℃～＋7 0 ℃
最大2 .5 MPa（ 1 3 0 ℃） ， 4 MPa（ 1 0 0 ℃）

許容圧力

温度と圧力の関係図参照

プローブの長さ

1 2 5 ～3 0 0 0 mm

最小検出感度

比重≧0 .0 1
検出時

応答時間

復帰時

1 3 7 ～3 0 0 0 mm

≦0 .5 秒
≦1 秒： 高比重に設定時 （ ≧0 .5 kg/dm 3）≦2 秒： 低比重に設定時 （ ＜0 .5 kg/dm 3）

動作表示

2 色 LED（ RED／GREEN）

動作モード 切替

上限警報， 下限警報をディ ッ プスイッ チにて切り替え可能

感度切替

低感度， 高感度をディ ッ プスイッ チにて切り替え可能

出力
出力定格
電線引込口

SPDT（ C 接点） リレー（ 2 個目はオプショ ン）
リレー１ ： AC 2 5 0 V、 8 A
リレー２ (オプショ ン)： AC 2 5 0 V、 6 A
φ6 ～1 2 mm ケーブル用2 ×M2 0（ 0 .7 5 ～2 .5 mm 2 ワイヤー断面積）

供給電圧

AC 2 0 ～2 5 5 V, DC 2 0 ～6 0 V

消費電力

AC: 1 .2 ～1 7 VA， DC: <3 W

電気的保護

ClassＩ

保護構造

IP6 7 （ NEMA6 ）IM-RFM2 0 0 -1 3 0 9 1 13

外形図

RRH –01 -（L-137 ㎜）

RRH -02 -（L-175 ㎜）

RFM – 01 -RFM -02…30 -RRH -03…30 -

型式
R–コード

ケース材質

コード

プローブの長さ

コード

G1 ” (鍛造)FM

アルミ ニウム合金

3

1 2 5 / 1 3 7 mm

01

1 リレー

0G1 1 /2 ” (熔接)RH

プラスチッ ク22 0 0 / 1 7 5 mm022 リレー

A

取付ネジ（ フォーク構造）–

0 ,3 … 3 m

測定物の温度と圧力との関係図

全モデルについて

0 3 …3 0

出力

コード

IM-RFM2 0 0 -1 3 0 9 1 14

取扱上の注意
下図のよう な機械的な衝撃を与えないよう にご注意下さい。

フォーク部の位置決めについては、 六角部のマーキングを利用してく ださい。
― フォーク部の位置決めをし易く するために、シールテープを使用してく ださい。
― フォーク部の向きが合わない場合には、 付属のガスケッ ト を使用して調整してく ださい。
取付でねじ込む時は、 ケースでねじ込ますに六角ナッ ト 部で締め付けてく ださい。
検出部を固定した後、 本体ケースは最大３ ０ ０ °回転させる事ができますので、 ケーブルの引出し状態に応じて調整してく ださい。

取り 付け方法
比重の軽い被測定物の場合、 垂直（ 上部） 取り 付けを推奨します。 フォーク（ プローブ） の先が簡単に被測定物からの拘束が解除さ れるよう な被測定物の場合にのみ側面での取り 付けを推奨します。 側面での取り 付けは、 フォークの割れ目が垂直方向になるよう に取り 付けて下さい。 取り 付け位置を決定する際、 タ ンク内に空洞やブリッ ジができない場所を考慮してく ださい。

被測定物の落下からフォークを保護してく ださい。
フォーク部は機械的付加を受けないよう にして下さい。

配線について・

配線は端子番号を計器内部で確認し てから配線し てく ださい。 配線が終わったら必ず間違いのないことを確認してく だ
さい。

・

配管、 配線工事は使用環境に応じた防塵、 防滴処理を行ってく ださい。 機器本体の保護構造はIP6 7 ですが、 配線引込口の処理はIP6 7 以上の処理を行い、 ケーブルからの結露水の浸入を防いでく ださい。

・

端子は裸線入線式のため、 断面積0 .7 5 ～2 .5 mm 2 のケーブ
ルを用い、 ケーブル端末はショ ート 防止の半田または棒端子による端末処理を行ってく ださい。

・端子への結線の際は、 端子を指先でつまみ端子台より抜き取って結線してく ださい。 ペンチ等での抜き取りは、 端子を破損する恐れがあります。

・端子のピン1 は内部接続されていますので、 配線から取り外さないでく ださい。

IM-RFM2 0 0 -1 3 0 9 1 1

5調整
ハウジングの上部カバーを外し、 結線を接続し調整スイッ チの切り替えを行ってく ださい。
適切に取り付けて電気接続をすると、 本機は作動可能な状態になっています。 状態LED の点灯により、 作動中であることが示されます。 パネル上の2 つのディ ッ プスイッ チにより検出感度とフェ イルセーフの動作の変更を行えます。
“ DENSITY” -- 比重切替スイッ チ
DENSITY スイッ チは被測定物の比重に従って設定します。

DENSITY

解説

HIGH
LOW

比重0 .5 を超える密度のある重い被測定物に推奨されます。 振動エネルギーと振幅が大きく なり、 検出感度は低く なります。
比重0 .5 未満の流動性のある軽い被測定物に推奨されます。 振動エネルギーと振幅が小さく なり、 検出感度は高く なります。

“ FAIL SAFE” – 動作（ 上下限） 切替スイッ チ
FAIL SAFE スイッ チは、 リレーの非励磁状態か開放状態を警報として使用します。 このよう に使用することで、 電源が遮断された場合も警報が出るよう になります。

スイッ チ
電源供給

フォーク

動作モード

LED

出力

HIGH

赤非励磁

LOW

緑励磁

HIGH

緑励磁

LOW

赤非励磁

点灯しない

非励磁の位置検出時
供給

復帰時
検出時または無供給

HIGH 又はLOW
復帰時

注記

静電気により ディ ッ プスイッ チを使用している計器は損傷する可能性があります。 静電気を避けるために、 一般に採用されている注意事項を守ってく ださい。

保 守
定期的な保守は必要ありません。 しかし、 場合によっては、 振動部分から付着物を取除く 必要もあります。 この場合には注意して作業を行なってく ださい。
技術仕様は予告なく 変更する場合があります。