ユーザー マニュアル
機種名：
861

4K HDMI 信号発生器、アナライザー、ケーブルテスター

P/N: 2900-300937 Rev 2

J1

www.KramerAV.com

Kramer Electronics Ltd.

目次
はじめに
ご使用前に
概要
代表的なアプリケーション
861 4K HDMI信号発生器、アナライザー、ケーブルテスターの説明
861 の接続
バッテリー
861 の操作
アナライザーモード
アナライザーメニュー
パターン (信号発生器)モード
テストパターン
テストタイミング（出力解像度）
入出力 PC 解像度
入出力 TV 解像度
パターンメニューケーブルテストモード
ケーブルテストメニュー
ファームウェアのアップデート
仕様
仕様
デフォルト 通信パラメータ
PC を使って操作する
RS-232コマンド

861 – Introduction

1
1
2
3
4
6
6
8
10
11
14
14
15
16
16
16
21
21
22
23
23
23
24
25

i

Kramer Electronics Ltd.

はじめに
クレイマーエレクトロニクスへようこそ!1981年以来、Kramer Electronicsは、ビデオ、オー
ディオ、プレゼンテーション、および放送の専門家が日常的に直面する幅広い問題に対して、
ユニークで創造的で手頃な価格のソリューションの世界を提供してきました。近年、私たちはラインのほとんどを再設計およびアップグレードし、最高のものをさらに良くしました！

ご使用前に次のことをお勧めします：•

機器を慎重に開梱し、将来の出荷に備えて元の箱と梱包材を保管してください。

•

このユーザーマニュアルの内容を確認してください。
www1.kramerav.com/downloads/861 toに移動して、最新のユーザーマニュアル、アプ
リケーションプログラムを確認し、ファームウェアのアップグレードが利用可能かどうかを確認します(該当する場合)最適な動作を得るために•

干渉、マッチング不良による信号品質の低下、ノイズレベルの上昇(多くの場合、低品
質のケーブルに関連する)を回避するために、高品質の接続ケーブルのみを使用してください(Kramerの高性能、高解像度ケーブルをお勧めします)。

•

ケーブルをきつく束に固定したり、たるみをきつく丸めて巻き込んだりしないでください。

•

信号品質に悪影響を与える可能性のある隣接する電化製品からの干渉を避けてください。

•

クレイマー 861 away を湿気、過度の日光、ほこりから離して配置します。
この機器は、建物内でのみ使用してください。建物内に設置されている他の機器にのみ接続できます。

安全上の注意注意：機器内に使用者が修理できる部品はありません。

クレイマー製品のリサイクル
The廃電気電子機器(WEEE)指令2002/96/ECは、回収とリサイクルを要求することにより、埋め立て地または焼却処分のために送られるWEEEの量を減らすことを目的としています。
WEEE指令に準拠するために、クレイマーエレクトロニクスは欧州先進リサイクルネットワー
ク(EARN)と取り決めを行い、EARN施設に到着したクレイマーエレクトロニクスブランドの廃棄物機器の処理、リサイクル、回収の費用を負担します。特定の国でのクレイマーのリサイク
ル契約の詳細については、次のページをご覧ください。
www.kramerav.com/support/recycling.

861 – Introduction

1

Kramer Electronics Ltd.

概要
Kramer 861 4K HDMI 信号発生器、アナライザー、ケーブル テスターをお買い上げいた
だきありがとうございます。
861 HDMI 18Gbps(グラフィック チャンネルあたり 6Gbps) 4K HDR ポータブル信号発生器、アナライザー、およびケーブル テスターは、最大4K@60Hz (4:4:4) HDMI 2.0/HDCP
2.2の信号パスを生成し、テスト、検証するための高度で便利なツールです。861は、次の用途に最適な 3-in-1 ツールです：•

HDMIソースから送信されたデータをキャプチャして HDMIストリームを分析します。

•

カスタマイズ可能な音声およびビデオ HDMIストリームをディスプレイに送信して、ディスプレイ デバイスをテストします。

•

HDMI ケーブルをテストします。

23種類の解像度、11種類のテストパターン、十数種類のAV解析機能を内蔵しており、幅広いテストオプションを提供します。HDMI データ パケット、EDID、HDCP 分析は、EDID
アップロードとエミュレーションとともにサポートされています。 さらに、ステータスおよびコントロールデータ チャネル (SCDC) を監視できるため、HDMI 18Gbps 信号の検出と分析が可能になります。
最大 8チャネルの LPCM 音声テスト信号を、幅広い周波数と音声レベルで生成できます。
861 は持ち運び可能で耐久性があり、通常、再充電が必要になるまで 5時間以上動作するリチウムイオン電池が搭載しています。
861は、優れた品質とユーザーフレンドリーな操作を提供します。

特長•

最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)•

準拠規格：HDR10, HDMI 2.0, DVI 1.0 and HDCP 1.4/2.2.

•

データパス分析：最大18GbpsのHDMI信号 (グラフィック チャネルあたり 6Gbps)のソースおよびシンク•

HDMIデータパケット分析•

HDCP v1.4 および v2.2の分析とコントロール•

EDID データ分析とエミュレーション：SCDC を含む•

HDR バイパスと分析のサポート•

HDMI信号発生：最大4096×2160@60Hz(4:4:4)、8ビット•サポートする出力解像度：480p、576p、720p@25/30/50/60、1080i@50/60、1080p@24/25/30/50/60、4K(3840×2160p)@24/25/30/50/60、4K(4096×2160p)@24/25/30/50/60•

LPCMサイン波音声発生：最大8チャネル•

ケーブル テスター：5V、CEC、ホットプラグ検出対応のテストを含む4K HDMI
ケーブルに最適

861 – Introduction

2

Kramer Electronics Ltd.

先進の使い易い操作性•

OLED ディスプレイ：現在のステータス情報を迅速に更新します。

•

OSD詳細表示：設定と情報表示をします。

•

USBメモリによるファームウェアアップグレード•

持ち運び可能で耐久性があります。

•

動作時間が 5時間以上 (標準) のリチウムイオン電池を内蔵しています。

•

省電力機能

•

高品質なベルトポーチを付属

代表的なアプリケーション
861 は、次の一般的なアプリケーションに最適です：•

インストーラー/インテグレーターの多機能テスト•

HDMI ソースとシンクのテスト•

UHD システム/SCDC エラーの識別•

サードパーティ製の機器のセットアップ•

ソースおよびシンク EDID の読み取り、書き込み、保存•

HDCP準拠の検証

•

製造テスト

•

研究開発設計およびテスト

861 – Introduction

3

Kramer Electronics Ltd.

861 4K HDMI信号発生器、アナライザー、
ケーブルテスターの説明
このセクションでは 861 の各部を説明します。

図1：861 4K HDMI 信号発生器、アナライザー、ケーブルテスター

No. 機能OLED ディスプレイ

説明
現在の動作モードで選択されている機能を表示します。 上部のステータス行には、
現在の動作モード (アナライザー、パターン、またはケーブル テスト)、USB ポート
モード (電源または制御)、電源ステータス、およびモード固有の検出の詳細が表示されます。 メニューまたは信号解析データが下に表示されます。

バッテリー充電LED

USB電源が接続され、バッテリーが充電されている場合、LED が赤色に点灯します。 本機をしばらく使用しないと、LEDが赤くゆっくり点滅し、本機が省電力モードに入ったことを示します (USB経由で電力が供給されていない場合)。 いずれかのボタンを押すと、OLEDディスプレイが再びオンになります。

上矢印ボタンと下矢印
ボタン
MENU ボタン

上下の矢印ボタンを押して、メニュー内で上下に移動したり、選択内容を調整したりできます。
MENU ボタンを押すと、前のメニューに戻り、メイン メニュー画面に戻ります。

ENTER ボタン

ENTER を押して選択を確定するか、次のメニュー レベルに進みます。
アナライザー モードとパターン モードで、ENTER を約 2 秒間押し続けると、音声がオンまたはオフになります。

861 – Defining 861 4K HDMI Generator, Analyzer and Cable Tester

4

Kramer Electronics Ltd.

No. 機能MODE ボタンHDCP (ファクトリーリセット)
ボタン

説明
MODE ボタンを押して、アナライザーモード、パターンモード、ケーブル テスト
モードを切り替えます。
アナライザーモードでは、MODE ボタンを約2秒間押し続けて、入力のホット
プラグ トリガーを切り替えます。
パターンモードでは、MODE ボタンを約2秒間押し続けて、出力の AV ミュー
ト機能を有効または無効にします。
HDCP ボタンを押して、対応する HDCPバージョン (1.4、2.2) を切り替える
か、HDCPを無効にします。
アナライザーモードでは、入力ポートで対応する HDCPバージョンが変更されます。
パターンモードでは、出力ポートで暗号化される HDCPが変更されます。
HDCPボタンの輪郭線は、HDCP の状態とサポートされている現在のバージョンに応じて点灯します：• 赤 (HDCP 1.4)
• 青 (HDCP 2.2)
• 消灯 (HDCP 無効)• 点滅 (HDCP 認証失敗)
ファクトリーリセット（出荷状態に戻す）をするには、本機の電源を入れながら HDCP
ボタンを押したままにして、リセットします。工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。

バッテリー収納部

バッテリー（本体に付属）を収納します。

電源スイッチ861 の電源をオンまたはオフにします。

Micro-B USBコネクタ
HDMI OUT コネクタ

本機への電力供給とバッテリーの充電、ファームウェアのアップグレード、または本機の制御 (RS-232経由) に使用します。
HDMI アクセプタ (ディスプレイなど) に接続します。

HDMI IN コネクタ

HDMI ソース (PCなど) に接続します。

861 – Defining 861 4K HDMI Generator, Analyzer and Cable Tester5

Kramer Electronics Ltd.

861 の接続• 861 に接続する前に、必ず各機器の電源をオフにしてください。861 を接続した後、その電源を接続してから、各機器の電源をオンにします。
• OLED ウィンドウを覆っている透明なプラスチックのステッカーと (一部のモデルの場合) キー
パッドのキーを覆っている透明なプラスチックのステッカーを剥がしてください。

861 を接続するには：
1. HDMI ソース (Blu-ray プレーヤーなど) を HDMI IN コネクタ ⑫に接続します。
2. HDMI OUT コネクタ ⑪を HDMI アクセプタ (プロジェクターなど) に接続します。
3. 必要に応じて、PCを Micro-B USBポート ⑩に接続して本機を制御します。

Figure 2: Connecting 861

バッテリー
861は、本体底部に収納された充電可能なリチウムイオン電池によって電力を供給します。
USBポート経由で直接電源を供給することもできます。

省電力モード
OLEDディスプレイは、設定された分数が経過すると自動的にオフになります。ディスプレイ
がオフになっている間も、本機の他のすべての機能は通常どおり続行されます。HDCP ボタン
が赤色でゆっくり点滅し、省電力モードになっていることを示します。
いずれかのボタンを押すと、OLEDディスプレイが再びオンになります。
省電力機能は、本機が USB経由で給電されていない場合にのみ使用できます。

861 – Connecting the 861

6Kramer Electronics Ltd.

バッテリーを充電する
バッテリーを充電するには、USB充電器 (最小 5V/2.1A) を USB ポートに接続して、本機のバッテリーをフルになるまで充電します。初めてバッテリーを使用する前に、少なくとも5時間充電することをお勧めします(ユニットの電源がオフの状態にて)。
多くの USBハブは、接続されたデバイスに適切な 5V電力を供給しません。USBハブを使用してPCと本機を接続する場合は、完全に充電されたバッテリーで本機に電力を供給することを強くお勧めします。

バッテリーの交換
リチウムイオン充電式バッテリーを交換するには：
1. 小型のマイナス ドライバーを使用して、ベース パネルの後ろのスロットにゆっくりと
しっかりと押し込みます。底部のカバーが飛び出します。
2. バッテリーがすでに取り付けられている場合は、タブを引いてバッテリーを保持ブラケットから外します。
3. 本機を裏向きにして、バッテリーのプラス端子 (+ のマーク) がバッテリー収納部のプ
ラス (+) マークと揃うように、新しいバッテリーの位置を合わせます。保持ブラケッ
トにカチッと収まるまでバッテリーを本機にスライドさせます。
4. バッテリーが正しく挿入されたら、最初にカバーの 2つの小さなタブをケースの 2つのスロットにはめ込み、次にカバーを所定の位置にそっとカチッとはめ込み、バッテリー収納部のカバーを本機の底部に戻します。

図3：[図の説明]

推奨されるリチウムイオン バッテリーは、LG の INR18650 F1L (3.6V/3350mAh) です。

861 – Connecting the 861

7

Kramer Electronics Ltd.

861 の操作
861 は、6個のフロント パネル ボタンで制御されます (4ページの「861 4K HDMI
信号発生器、アナライザー、ケーブル テスターの説明」を参照)：•▲ と ▼ 矢印ボタン ③•

MENU ボタン ④•

ENTER ボタン ⑤•

MODE ボタン ⑥•

HDCP (FACTORY RESET) ボタン ⑦

本機の動作モードや選択した機能に応じて、画面のレイアウトが変わります。上部のス
テータス行には、ユニットの現在の動作モードが表示されます。
Analyzer (アナライザーモード)：ステータスラインには、接続されたソースの 5V、TMDS クロック、Sync検出状態が表示されます (1 = 検出、0 = 検出されません)。詳細については、
10ページのアナライザーモードを参照してください。

Pattern (信号発生器：パターンモード)：ステータスラインには、接続されたディスプレイの RxSense およびホットプラグ
検出状態が表示されます (1 = 検出、0 = 検出されません)。詳細については、14ページのパターンモードを参照してください。

Cable T. (ケーブルテストモード)：ステータスラインにケーブル接続のグラフィックが表示されます。詳細については、
21ページのケーブルテストモードを参照してください。

861 – Operating the 861

8Kramer Electronics Ltd.

ステータス行の右側に、次の情報が表示されます：•

USB port mode (バッテリーの充電または制御を示す)
バッテリー充電モード
RS-232制御モード
ファームウェアアップデートモード•

Power status
外部電源のみ バッテリーは無し
外部電源 バッテリーは最大充電状態
外部電源 バッテリーは充電中
バッテリー電源 充電状態 ～100%
バッテリー電源 充電状態 ～ 75%
バッテリー電源 充電状態 ～ 50%
バッテリー電源 充電状態25%以下。アイコンが点滅し、充電が必要を示します。
アイコンが点滅して、充電が必要であることを示します。 バッテリー残量が非常に少なくなっています。 自動シャットダウン。

ステータス ラインの下には、本機のメニューまたは信号分析データで構成されるモード固有の検出の詳細が表示されます。
USB 電源が接続され、バッテリーが正常に充電されている場合、バッテリー充電 LED が赤色に点灯します。
861の基本設定は、どの動作モードでも、メニュー項目の Setup を通じて変更できます。
以下がカスタマイズ可能です：•

USB Port (Power、RS-232)•

OLED Contrast (0-8)•

Firmware Update (Yes/No)•

Power Saving (2min~10min、Off)•EDID Reset (Yes/No)•

Factory Restore (Yes/No)•

Firmware Version

861 – Operating the 861

9Kramer Electronics Ltd.

アナライザーモード
HDMI ストリームを分析するには、 Analyzer モードを使用します。
アナライザー モードで 861 を使用するには：
1. HDMI ソースを 861 に接続する前に、HDMIソースの電源をオフにしてください。
2. HDMI信号を送信する機器からHDMI INにHDMIケーブルを接続します。
3. ソース機器の電源をオンにします。
4. ディスプレイに Analyzer が表示されるまで MODE を押します。
5. 次のいずれかを行うには、メニューの Input Setup を使用します：


Hotplug Time を設定する (default 150ms)

Hotplug Toggle を設定する

RxSense を設定する (default On)

DDC Bus を設定する (default On)



HDCP Port を設定する (default v1.4+v2.2)



Set the 4K to 1080p を設定する (default Off)

本機は、アナライザー モード時に 861 に入力される 4Kビデオ信号を処理する方法について 3つのオプションを提供します。これらの選択肢は、Input Setup メニューの4K to1080p項目を使用して選択できます。
• 4Kソースを変更せずに渡すには、4K to 1080p を Off に設定します。
• 4Kソースを 1080p にスケールダウンして YCbCr として出力するには、On YCbCr
Out に設定します。
• 4Kソースを 1080p にスケールダウンして RGB として出力するには、On RGB Outに設定します。
他のすべての (4K 以外の) 解像度は、この設定に関係なく、変更せずに渡されます。
4Kソースが 1080p にスケールダウンされても、同じリフレッシュ レートが維持されます。たとえば、ソースが 4K@24Hz の場合、スケーリングされたタイミングは1080p@24Hzになります。


SCDC Port を設定する (Default On)

PC Tolerance を設定する (Default 6)

6. HDMIストリームを分析するには、以下の表のメニュー項目を使用します。
太字の項目は工場出荷時のデフォルト設定です。
POR (Power-On Reset) とマークされた項目は、電源をオフにして再度オンにすると、工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。
音声をオンまたはオフにするには、ENTER を 2秒間押し続けます。
入力のホットプラグトリガーを切り替えるには、MODE を 2秒間押し続けます。

861 – Analyzer Mode

10

Kramer Electronics Ltd.

アナライザーメニュー
Level 1
Input Setup

Level 2
Hotplug Time
Hotplug Toggle
RxSenseDDC BusHDCP PortHDCP REAUTH-REQ
4K to 1080p

SCDC PortPC Tolerance
Monitor Source

MonitorHDCP(HDCP v1.4)

MonitorHDCP(HDCP v2.2)

Monitor SCDC

861 – Analyzer Mode

Timing
HDCP
FormatColorspace
Audio
Deep Color
AVI, AIF, HDR, VSI, AVMute,
SPD, 3D
Source HDCPRx HDCP Port
Aksv
Bksv
Ri Source
Ri’ RxCount
Day 0 00 : 00 : 00
Source HDCPRx HDCP Port
TxCapsRxCaps
Receiver ID
rnriv
Rx SCDC Port
Sink Version
Source Version
Scramble Enabled
Scramble Status
Clock Detect
Ch2/1/0 Locked
CED Ch0

Level 350ms~500ms (150ms)
On (POR)OffOn (POR)Off
v1.4
v1.4+v2.2 (POR)
Off
On YCbCr Out
On RGB Out
Off
On (POR)Off
1~10 (6)(各ステップは±1/1000)[分析データ][分析データ][分析データ][分析データ]11

Kramer Electronics Ltd.

Level 1

Video Timing

Audio Timing

PacketEDID Analyzer

861 – Analyzer Mode

Level 2
CED Ch1
CED Ch2
ENTER Reset/Start
HF VSDBSCDC Exist
Timing
TMDS Clock
Pixel Clock
Data Rate
Bit Depth, 3D, Y4:2:0, Scramble
Total (H/V Total Pixel/Line)Act (H/V Active Pixel/Line)
Polarity (H/V Sync. Polarity)
Scan
HFreq (H Sync. Frequency)
VFreq (V Sync. Frequency)
Offset1 (H/V Sync. Offset1)
Offset2 (H/V Sync. Offset2)
ACR, AIF, ASP, HBRNCTS
ASP PLL Lock
ASP audio FIFOASP Layout
ASP Ch No.
CHS App. TypeCHS Audio Coding
CHS Ch No.
CHS Source No.
CHS Sampling Rate
CHS Sampling Size
GCP 0x03
AVI 0x82
AIF 0x84
SPD 0x83
VSIF H14b 0x81
DRMI (HDR) 0x87
Sink
Rx EDID[D1] [DVI[D2] VGA[D3] 8B LPCM PC[D4] 8B LPCM H[D[D5] 12 BS 720p
[D6] 12 BS H[D 3[D[D7] 12 BS 4K6G
[D8] 12 HBR 4K3G
[D9] 12 HBR 4K420[D10] 12 HBR 4K6G
[C1~10] Copy 01~10

Level 3

[分析データ][分析データ][分析データ][分析データ][分析データ][分析データ][デフォルトEDIDの詳細][コピーされたEDIDの詳細]
12

Kramer Electronics Ltd.

Level 1EDID Emulator

EDID Copy Sink
EDID Burn Sink

Setup

Level 2
Copy Sink[D1] [DVI[D2] VGA[D3] 8B LPCM PC[D4] 8B LPCM H[D[D5] 12 BS 720p
[D6] 12 BS H[D 3[D[D7] 12 BS 4K6G
[D8] 12 HBR 4K3G
[D9] 12 HBR 4K420[D10] 12 HBR 4K6G
[C1~10] Copy 01~10[C1~10] Copy 01~10[D1] [DVI[D2] VGA[D3] 8B LPCM PC[D4] 8B LPCM H[D[D5] 12 BS 720p
[D6] 12 BS H[D 3[D[D7] 12 BS 4K6G
[D8] 12 HBR 4K3G
[D9] 12 HBR 4K420[D10] 12 HBR 4K6G
[C1~10] Copy 01~10
USB Port
OLED Contrast
Firmware Update
Power Saving

Information

861 – Analyzer ModeEDID Reset
Factory Restore[本機のバージョン詳細]

Level 3

Power
RS-2320~8 (6)
Yes/No2min~10min
Off
Yes/NoYes/No13

Kramer Electronics Ltd.

パターン(信号発生器)モード
パターンモードを使用して HDMIストリームを送信し、モニタリング機器をテストします。

テストパターンパターン モードでは、合計11種のテスト パターンを出力できます。
パターンP01～P08は、8の異なるフルフィールドパターンを提供する全画面純度試験信号です：Black、Blue、Cyan、Green、Magenta、Red、White、Yellow。カラーパターンは、画面全体で均一な明るさの分布と一貫した色調を表示する必要があります。
パターン名
Black

ID
P01

Blue

P02

青色パターンは、画面全体に均一な明るさの分布と一貫した色調を表示する必要があります。

Cyan

P03

シアン色パターンは、画面全体に均一な明るさの分布と一貫した色調を表示する必要があります。

Green

P04

緑色パターンは、画面全体に均一な明るさの分布と一貫した色調を表示する必要があります。

MagentaP05

マゼンタ色パターンは、画面全体に均一な明るさの分布と一貫した色調を表示する必要があります。

Red

P06

赤色パターンは、画面全体に均一な明るさの分布と一貫した色調を表示する必要があります。

White

P07

100%の白色パターンは画面全体に均一に表示され、ディスプレ
イ全体の明るさが低下したり、画像が不安定になったりしないようにする必要があります。

Yellow

P08

黄色パターンは、画面全体に均一な明るさの分布と一貫した色調を表示する必要があります。

861 – Pattern Mode

表示

説明
黒色パターンは、ディスプレイの真の最小輝度機能を明らかにし、視聴室の照明レベルを設定するのに役立ちます。

14

Kramer Electronics Ltd.

パターン名
Color Bar

ID
P09

表示

説明
カラーバー パターンは、一連の繰り返しの垂直カラー バー (白、黄、シアン、緑、マゼンタ、赤、青、黒) です。

Grayscale 256 P10

グレースケール 256パターンは、明るさ 0%～100% まで進む完
全265ステップのグラデーションで、ディスプレイのコントラスト、明るさ、グレースケール トラッキングを微調整する方法を提供します。ディス
プレイをテストするときは、グラデーションのどの点にも色が表示されず、
黒から白への移行が均一で一貫して見える必要があります。

Line On/Off-V P11

Line On/Off-V パターンは、単一ピクセルの垂直線の交互パ
ターンを生成します。 このパターンは、ディスプレイの水平ピクセル
解像度を分析するために使用できます。 出力にモザイク パターンがあるように見える場合、または単色フィールド (グレー、白、または黒) のように見える場合は、ディスプレイが現在送信している解像度を完全にはサポートしていない可能性があります。
4K@50/60Hzを出力する場合、パターンは単一のピクセル
ラインではなく、二重のピクセル ラインで構成されます。

テストタイミング（出力解像度）
このユニットは、パターン モードの場合、合計23 の出力解像度タイミングをサポートします。
出力解像度リスト

HzID

720×480p

59T01

720×576p

50T021280×720p

25

T03

30

T04

50

T05

60

T06

50

T07

60

T08

24

T09

25

T10

30

T11

50

T12

60

T13

24

T14

25

T15

30

T16

50

T17

60

T18

24

T19

25

T20

30

T21

50

T22

60

T23

1920×1080i
1920×1080p

3840×2160p

4096×2160p

861 – Pattern Mode

15

Kramer Electronics Ltd.

入出力 PC 解像度
PC解像度
Vertical 垂直周波数 (Hz)640×350p
85
640×480p
59, 72, 75, 85
720×400p
70, 85800×600p
56, 60, 72, 75, 85
848×480p
60
1024×768p
60, 70, 75, 851152×864p
70, 75, 85
1280×768p
60 (RB), 60, 75, 85
1280×800p
60 (RB), 60, 75, 85
1280×960p
60, 851280×1024p
60, 75, 851360×768p
60
1366×768p
60 (RB), 60
1400×1050p
60 (RB), 60
1440×900p
60 (RB), 60
1600×900p
60 (RB)
1600×1200p
60
1680×1050p
60 (RB), 60
1920×1200p
60 (RB)RB = Reduced Blanking

HDMI 入力
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

HDMI 出力

ソースの解像度またはタイミングがネイティブでサポートされていない場合、解像度は本機で Timing? と表示されます。

入出力 TV 解像度
TV解像度
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
2048×1080p
3840×2160p
4096×2160p

Vertical 垂直周波数 (Hz)59, 6059, 60505025, 29, 30, 50, 59, 60
50, 59, 60
23, 24, 25, 29, 30, 50, 59, 60
23, 24, 25, 29, 30, 50, 59, 60
23, 24, 25, 29, 30, 50, 59, 60
23, 24, 25, 29, 30, 50, 59, 60

HDMI 入力
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

HDMI 出力
5950
25, 30, 50, 60
50, 6024, 25, 30, 50, 60
24, 25, 30, 50, 60
24, 25, 30, 50, 60

パターンメニューパターン モードで 861 を使用するには：
1. 861 に接続する前に、モニタリング機器の電源をオフにします。
2. HDMIケーブルを HDMI OUT からモニタリング機器に接続します。
3. モニタリング機器の電源をオンにします。

861 – Pattern Mode

16

Kramer Electronics Ltd.

4. ディスプレイに Pattern が表示されるまで MODE を押します。
5. パターン HDMI ストリームを送信するには、以下の表のメニュー項目を使用します。
太字の項目は工場出荷時のデフォルト設定です。
POR (Power-On Reset)：パワーオンリセット とマークされた項目は、電源を再度オンにするたびに工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。
出力の AVミュート機能を有効または無効にするには、MODE を 2秒間押し続けます。
Level 1

Level 2

Level 3

Output Setup

Timing[T1] 720×480p59[T2] 720×576p50[T3] 1280×720p25[T4] 1280×720p30[T5] 1280×720p50[T6] 1280×720p60[T7] 1920×1080i50[T8] 1920×1080i60[T9] 1920×1080p24[T10] 1920×1080p25[T11] 1920×1080p30[T12] 1920×1080p50[T13] 1920×1080p60[T14] 3840×2160p24[T15] 3840×2160p25[T16] 3840×2160p30[T17] 3840×2160p50[T18] 3840×2160p60[T19] 4096×2160p24[T20] 4096×2160p25[T21] 4096×2160p30[T22] 4096×2160p50[T23] 4096×2160p60

Pattern[P1] Black[P2] Blue[P3] Cyan[P4] Green[P5] Magenta[P6] Red

Pattern[P7] White[P8] Yellow[P9] Color Bar[P10] Grayscale 256[P11] V Line OnOff

FormatHDMI
DVI

861 – Pattern Mode

17

Kramer Electronics Ltd.

Level 1

Level 2

Level 3

Colorspace

RGB
YUV444

ColorRange

Full
Limited

Audio LPCM

2CH
5.1CH
7.1CH (POR)

HDCP Out

v1.4
v2.2
Off

HDCP V2.2 (AKE-Stored-KMC)

On
Off

AVMuteOn
Off (POR)

OutputOn (POR)Off+5V Out

FollowOn

Monitor Sink

HDCP Port/Auth[分析データ]EDID
Monitor HDCP
(Output HDCP
1.4)

SCDC PortTx HDCP[分析データ]Sink HDCP Port
Aksv
Bksv
Ri Tx
Ri’ Sink
Count
Day 0 00:00:00

Monitor
HDCP(Output
HDCP 2.2)

Tx HDCP[分析データ]Sink HDCP Port
TxCapsRxCaps
Receiver ID
rnriv
Stored km
Sink REAUTH
Count
Day 0 00:00:00

Monitor SCDC

Sink SCDC Port

[分析データ]Sink Version
Source Version
Scramble Enable
Scramble Status
861 – Pattern Mode18

Kramer Electronics Ltd.

Level 1

Level 2

Level 3Clock Detect
Ch2/1/0 Locked
CED Ch0
CED Ch1
CED Ch2
ENTER Reset/Start
HF VSDBSCDC Exist
Audio Output

Volume0~80 (70)Sample Rate

48KHz
96KHz
192KHzWord Length

16 Bits
20 Bits
24 Bits

Channels2
5.1
7.1 (POR)

SD0-L~SD03-L Freq.

Mute
200Hz~1600Hz (1000Hz)

SD0-R~SD3-R Freq.

Mute
200Hz~1600Hz (1000Hz)

EDID Analyzer

アナライザーモードと同じ[分析データ]EDID Emulator

アナライザーモードと同じ[分析データ]EDID Copy Sink

アナライザーモードと同じ[分析データ]EDID Burn Sink

アナライザーモードと同じ[分析データ]HDR Emulator

HDR Out

On
Off

AVI Colorimetry

BT.2020(1)BT.2020(2)No Data
ITU601
ITU709xvYCC601
xvYCC709
sYCC601
AdobeY601
Adobe RGB

EOTF

0:SDR Lumi Range
1:HDR Lumi Range
2:SMPTE ST2084.2
3:Future EOTF

Metadata Descr.

S. Metadata Type 1
Reserved

Max. Content L-L
861 – Pattern Mode

0~65500 (0)19Kramer Electronics Ltd.

Level 1

Setup

Level 2

Level 3Max. FrameAve L-L

0~65500 (0)AVI Color Space[分析データ]Sink EDID HDR[分析データ]USB Port

Power
RS-232

OLED Contrast

0~8 (6)

Firmware Update

Yes/NoPower Saving

2min~10min
Off

Information

861 – Pattern ModeEDID Reset

Yes/NoFactory Restore

Yes/No[本機のバージョン詳細]20

Kramer Electronics Ltd.

ケーブルテストモード
HDMI 2.0仕様に従って HDMIケーブルをテストするには、Cable Testモードを使用します。
ケーブル テスト モードで 861 を使用するには：
1. HDMI ケーブルを HDMI IN から HDMI OUT に接続します。
2. ディスプレイに Cable T と表示されるまで MODE を押します。
3. 以下の表のメニュー項目を使用してケーブルをテストします。
太字の項目は工場出荷時のデフォルト設定です。

ケーブルテストメニュー
Level 1
Run Test(Enter–Start/Stop)

Level 2
Normal/Strict
Elapsed Time (Min:Sec)+5V

Level 3
[分析データ](PASS：合格 またはFAIL：不合格の結果)

Hotplug
DDC Bus
CEC
4K6G A/V
Cable Setup

Level

NormalStrictLength5 meters
4 meters
3 meters
2 metersTime

2 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
1 hourInfinite

Setup

USB Port

Power
RS-232

OLED Contrast

0~8 (8)Firmware Update

Yes/NoPower Saving

2min~10min

EDID Reset

Yes/NoFactory Restore

Yes/NoOff

Information

861 – Cable Test Mode

[本機のバージョン詳細]21

Kramer Electronics Ltd.

ファームウェアのアップデート
ファームウェアを更新するには：
1. メイン メニューから Setup > Firmware update >Yesを選択します。本機はファームウェアアップデートモードに入ります。
2. 本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。
接続後、PC は本機を USB UPDATE という名前の USB ストレージ デバイスとして検出し、OLED ディスプレイに Paste FW File... と表示されます。
3. 有効なファームウェア *.BIN ファイル をコピーして、USB
UPDATEOLEDディスプレイに Programming... と表示され、続いて HDCP
ボタンが速く点滅します。
プログラミング中は電源を切らないでください。
アップデートが完了すると、本機は自動的に再起動します。

861 – Firmware Update22

Kramer Electronics Ltd.

仕様
仕様
入力
出力
ポート
映像

1 HDMI
1 HDMI
1 USB
最大データレート
最大解像度
対応出力解像度

HDMIコネクタ
HDMIコネクタ
Micro-B コネクタ
18Gbps (各グラフィックスチャネルあたり6Gbps)
4K@60Hz (4:4:4、8ビット)
480p@59Hz
576p@50
720p@25/30/50/60
1080i@50/60
1080p@24/25/30/50/60
4K(3840×2160p)@24/25/30/50/60
4K(4096×2160p)@24/25/30/50/60
適合標準HDMI 2.0、 HDCP 1.4、 2.2
音声 (エンベッド)
出力対応
LPCM 2.0、 5.1、 7.1
電源
ソース
5V、2.1A USB電源
消費電力
4.7W
動作温度
0° ～ +40°C
環境条件
保存温度
-20° ～ +50°C
湿度20% ～ 90%、RH 結露なき事
規制対応
安全
CE、FCC環境
RoHs、WEEEESD(静電気放電)保護
人体モデル±12kV (空中放電)±8kV (接触放電)
筐体
材質
金属
冷却
対流換気
アクセサリ
付属品
Micro-B USBケーブル
1 C-HM/HM/PICO/BK-3 ケーブル
1 リチウムイオン 3.6V/3350mAh 充電式バッテリー
ベルトポーチ仕様は予告なく変更されることがあります。 www1.kramerav.com にて確認してください。

デフォルト 通信パラメータ
RS-232
ボー レート：データ ビット：ストップ ビット：
パリティ：
コマンド フォーマット：
フル ファクトリーリセット
OSD：
フロントパネルボタン：

861 – Technical Specifications

115,200
8
1
None
ASCII
Menu -> Setup -> Factory Reset -> Enter を押して確認します。
電源を接続しているときに Reset to XGA/720p ボタンを押して本機をリセットします。

23

Kramer Electronics Ltd.

PC を使って操作する
本機は、Windows PC ソフトウェア アプリケーション経由で制御することもできます。
861 4K HDMI 信号発生器、アナライザー、ケーブル テスターは、RS-232 コマンドを使用して操作できます。コマンドのフレーム構成は、インターフェース方法によって異なります。
861 を RS-232 モードに設定するには：
1. ノートPCまたは PC を Micro-B USB ポート⑩に接続します。
2. HDMI OUT コネクタ⑪をディスプレイに接続します。
3. HDMI機器を HDMI IN コネクタ⑫に接続します。

図4：232コマンドを使用するための接続図

4. メニューで Setup > USB Port > RS-232 を選択します。
RS-232 制御モードアイコンが表示されます。

861 – Operating Using the PC

24

Kramer Electronics Ltd.

RS-232コマンド
USBポートが RS-232 モードに設定されている場合、本機に電力を供給するには適切に充電されたバッテリーが必要です。
シンタックス：構文
すべてのコマンドは “$” 文字で始める必要があります。そうでない場合、コマンドは本機によって認識されません。コマンドはキャリッジ リターン (0x0D) で終わる必要があります。
改行 (0x0A) の使用はオプションです。コマンドでは大文字と小文字が区別されません。
レスポンス
本機は、特に明記されている場合を除き、ほとんどのコマンドに対して、元のコマンドの繰り返しと、その後に指定されたパラメータまたは要求された情報を続けて応答します。 無効なコマンドが入力された場合、本機は “$err” を返します。すべての応答はキャリッジ リターン
(0x0D) + ライン フィード (0x0A) で終わります。
一度に処理できるコマンドは 1 つだけです。 前のコマンドからの応答が受信されるまで、追加のコマンドを送信しないでください。
コマンド$?

説明とパラメータ
全てのコマンドリストを表示します。

$HELP

全てのコマンドリストを表示します。

$4K_TO_1080P N1

4Kダウンスケーリングモードを設定します。
N1 で使用可能な値：
OFF[ダウンスケーリング無し]
ON_RGB[1080p、RGB color]
ON_YUV[1080p、YUV color]$4K_TO_1080P?

現在の4Kダウンスケーリングモードを表示します。

$AUDIO_CH N1

内部ソースの音声出力チャンネルの数を設定します。
N1 で使用可能な値：
2[2 Channels (2.0)]
6[6 Channels (5.1)]

8[8 Channels (7.1)]$AUDIO_CH?

現在の音声出力チャンネル数を表示します。

$AUDIO_FREQ N1,N2

選択したチャンネルの内部音声出力周波数を設定します (単位 Hz)。
N1 で使用可能な値：
SD0_L[SD0 Left Channel]
SD0_R[SD0 Right Channel]

SD1_L[SD1 Left Channel]

SD1_R[SD1 Right Channel]

SD2_L[SD2 Left Channel]

SD2_R
SD3_L

[SD2 Right Channel][SD3 Left Channel]

SD3_R[SD3 Right Channel]

N2 = MUTE、200、400、600、800、1000、1200、1400、1600

861 – Operating Using the PC

25

Kramer Electronics Ltd.

コマンド
$AUDIO_FREQ? N1

説明とパラメータ
選択したチャンネルの内部音声出力周波数を Hz で表示します。
N1 で使用可能な値：
SD0_L[SD0 Left Channel]

SD0_R[SD0 Right Channel]

SD1_L
SD1_R

[SD1 Left Channel][SD1 Right Channel]

SD2_L[SD2 Left Channel]

SD2_R[SD2 Right Channel]

SD3_L[SD3 Left Channel]$AUDIO_MUTE N1

SD3_R[SD3 Right Channel]
音声出力のミュートをオンまたはオフにします。

$AUDIO_MUTE?

音声出力のミュート状態を表示します。

$AUDIO_SR N1

内部音声出力のサンプリング レート (単位 kHz) を設定します。

$AUDIO_SR?

内部音声出力のサンプリング レートを表示します。

$AUDIO_VOL N1

音声出力の音量を設定します。

$AUDIO_VOL?

現在の音声出力音量を表示します。

$BOOT GO

本機を再起動します。

N1 = ON、OFF

N1 = 48、96、192

N1 = 0 ~ 80

起動プロセス中はコマンドに応答しません。
$BOOT?

現在の起動状態を表示します。

$CABLE_LEVEL N1

ケーブルテストレベルを設定します。

$CABLE_LEVEL?

ケーブルのテストレベルを表示します。

$CABLE_RESULT?

ケーブルのテスト結果を表示します。

$CABLE_RUN N1

ケーブルテストプロセスを開始または停止します。

$CABLE_RUN?

ケーブルテストのステータスを表示します。

$CABLE_TIME N1

ケーブルテストのテスト時間を設定します。

N1 = NORMAL、STRICT(厳しく)N1 = START、STOPN1 で使用可能な値：$CABLE_TIME?
$COLOR_SPACE N1

1[2 Minutes]

2[5 Minutes]

3[10 Minutes]

4
5[15 Minutes][30 Minutes]

6[1 Hour]

7[Infinite]
現在設定されているテスト時間を表示します。
出力カラースペースを設定します。
N1 で使用可能な値：
RGB[RGB 4:4:4]
Y444$COLOR_SPACE?

861 – Operating Using the PC[YCbCr 4:4:4]

現在の出力カラースペースを表示します。

26

Kramer Electronics Ltd.

コマンド
説明とパラメータ$EDID_COPY_SINK N1 現在の HDMI シンクの EDID を指定されたコピー スロットにコピーします。
N1 = C1 ~ C10

コピーに失敗した場合は “$err” が表示されます。
$EDID_MANUF? N1

選択した場所のEDIDに格納されているメーカー名を表示します。
N1 で使用可能な値：
RX[HDMI Input (Rx) Port]SINK_H[HDMI Sink]

EDIDの読み込みに失敗した場合は "$err_ddc“ が表示されます。
EDID に不正な内容が含まれている場合は、"$err_bad“ が表示されます。
$EDID_MODEL? N1

選択した場所のEDIDに格納されている機種名/モニター名を表示します。
N1 で使用可能な値：
RX[HDMI Input (Rx) Port]SINK_H[HDMI Sink]

EDIDの読み込みに失敗した場合は "$err_ddc“ が表示されます。
EDID に不正な内容が含まれている場合は、"$err_bad" が表示されます。
$EDID_NAME N1,N2

選択したコピースロットのEDID名を設定します。
N1 = C1 ~ C10

N2 = {Name} [最大20文字]$EDID_NAME? N1$EDID_NATIVE? N1

選択したEDIDスロットの名前を表示します。
N1 = D1 ~ D10, C1 ~ C10

選択した場所の EDID に保存されているネイティブ解像度値を表示します。
N1 で使用可能な値：
RX
SINK_H[HDMI Input (Rx) Port][HDMI Sink]

はじめにブロック0からの詳細なタイミング。
EDIDの読み込みに失敗した場合は "$err_ddc" が表示されます。
EDID に不正な内容が含まれている場合は、"$err_bad" が表示されます。
$EDID_READ N1,N2

選択した場所の EDID に保存されている選択したデータ ブロックを表示します。
N1 で使用可能な値：
D1~D10[Default EDID 1~10]

C1~C10[Copy EDID 1~10]

SINK_H[HDMI Sink]

N2 で使用可能な値：
BLOCK0[EDID Block 0]
BLOCK1[EDID Block 1]

BLOCK2[EDID Block 2]

BLOCK3[EDID Block 3]

このデータはコマンドアクノリッジの<CR><LF>に続いて128バイトのビットストリー
ムとして出力されます。
各16進データ単位は 3桁で構成されます。 最初の 2桁は 16進数値です。 3桁目はスペース(0x20)です。
ブロック 2 と 3 は HDMIシンクからのみサポートされます。 EDIDの読み込みに失敗した場合は "$err_ddc" が表示されます。
ブロック2またはブロック3が存在しない場合は、“$err_block” と表示されます。

861 – Operating Using the PC

27

Kramer Electronics Ltd.

コマンド
$EDID_RX N1

説明とパラメータ
本機のHDMI入力(Rx)で使用するEDIDを選択します。
N1 で使用可能な値：$EDID_RX?
$EDID_TYPE? N1

D1~D10[Default EDID 1~10]

C1~C10[Copy EDID 1~10]

SINK[Current HDMI sink]
本機のHDMI入力(Rx) の現在の EDID 選択を表示します。
選択した場所のEDIDタイプを表示します。
N1 で使用可能な値：
RX[HDMI Input(Rx) Port]SINK_H[HDMI Sink]

EDIDの読み込みに失敗した場合は "$err_ddc" が表示されます。
EDID に不正な内容が含まれている場合は、"$err_bad" が表示されます。
$EDID_WRITE N1,N2
N3

選択した EDID の場所に EDID ブロックを直接書き込みます。
N1 で使用可能な値：
RX
SINK_H[HDMI Input(Rx) Port][HDMI Sink]

N2 で使用可能な値：
BLOCK0[EDID Block 0]

BLOCK1[EDID Block 1]

N3 = <CR><LF>{128バイトの16進データ}
データは、コマンドの N3部分の <CR><LF>に続く 128バイトの16進データ ビット
ストリームとして送信する必要があります。
各16進データ単位は 3桁で構成されます。 最初の2桁は 16進数値です。 3桁目はスペース(0x20)です。128バイトのデータの合計が0でない場合は、“$err_checksum” が表示されます。
$FACTORY

工場出荷時設定にリセットし、本機を再起動します。
保存されている コピーの EDID とイーサネット設定はリセットされません。

$FWVER?
$HDCP_IN_SW N1

現在のファームウェアのバージョンを表示します。
本機の HDMI入力に対する HDCPサポートを有効または無効にします。

N1 = ON、OFF

アナライザー モードのみで有効です。
$HDCP_IN_SW?

本機の HDMI入力に対する現在の HDCPサポート設定を表示します。

$HDCP_IN_VER N1

本機のHDMI入力で使用するHDCPのバージョンを設定します。
N1 で使用可能な値：
V1.4[HDCP v1.4 only]
V1.4+V2.2[HDCP v1.4 &v2.2]
アナライザー モードのみで有効です。

$HDCP_IN_VER?

本機の HDMI入力で使用されている現在の HDCPバージョンを表示します。

$HDCP_OUT_SW N1

本機の HDMI出力での HDCPサポートを有効または無効にします。
N1 = ON、OFF

パターン モードのみで有効です。
$HDCP_OUT_SW?

HDMI出力のHDCPステータスを表示します。
"Talk"ステータスは、HDCP が現在ハンドシェイクを実行していることを意味します。

861 – Operating Using the PC

28

Kramer Electronics Ltd.

コマンド
$HDCP_OUT_VER N1

説明とパラメータ
本機のHDMI出力で使用するHDCPのバージョンを設定します。
N1 で使用可能な値：
V1.4[HDCP v1.4]
V2.2[HDCP v2.2]
パターン モードのみで有効です。

$HDCP_OUT_VER?

出力ポートの現在の HDCPバージョンを表示します。

$HDR_EOTF N1$HDR_EOTF?

HDR EOTF(Electro-Optical Transfer Function)モードを設定します。
N1 で使用可能な値：
SDR[Traditional Gamma, SDR Luminance Range]
HDR[Traditional Gamma, HDR Luminance Range]
2084[SMPTE ST 2084]
RSVD[将来の使用のための予約]
現在の HDR EOTF モードを表示します。

$HDR_MCLL N1

HDRコンテンツの最大輝度レベル(MCLL)を設定します。

$HDR_MCLL?

現在の HDRコンテンツの最大輝度レベル(MCLL)を表示します。

$HDR_MFALL N1

HDRフレーム平均輝度レベルの最大値(MFALL)を設定します。

N1 = 0 ~ 65500 [100-unit increments]

N1 = 0 ~ 65500 [100-unit increments]$HDR_MFALL?

現在の HDRフレーム平均輝度レベルの最大値(MFALL)を表示します。

$HDR_SW N1

本機の HDMI出力での HDRサポートを有効または無効にします。

$HDR_SW?

本機の HDMI出力の現在の HDRサポート状況を表示します。

$HDR_TX_COL N1

N1 = ON、OFF

HDMI出力 (Tx) AVI 測色モードを設定します。
N1 で使用可能な値：$HDR_TX_COL?

1[No Data]
2[ITU 601]
3[ITU 709]
4[xvYCC 601]
5
[xvYCC 709]
6[sYCC 601]7
[Adobe Y601]
8[Adobe RGB]
9
[BT.2020 (1) Y'CC'BCC'RC]
10[BT.2020 (2) R'G'B'/Y'C'BC'R]
現在の HDMI出力 (Tx) AVI 測色モードを表示します。

$MODEL?

本体の型番を表示します。

$PATTERN N1

出力するテストパターンを選択します。
N1 で使用可能な値：$PATTERN?

861 – Operating Using the PC

1[Black]2[Blue]
3[Cyan]
4[Green]5[Magenta]
6[Red]
7[White]8[Yellow]
9[Color Bar]
10
[Grayscale 256]
11
[V Line On/Off]
現在選択されているテストパターンを表示します。

29

Kramer Electronics Ltd.

コマンド
$RX_DDC N1

説明とパラメータ
HDMI入力(Rx) の DDCバスを有効または無効にします。

N1 = ON、OFF$RX_DDC?

HDMI入力(Rx) の DDCバス状態を表示します。

$RX_HOTPLUG N1

HDMI入力(Rx) のホットプラグ値を設定します。
N1 で使用可能な値：
OFF[Set hot plug low]ON
[Set hot plug high]
TOGGLE[Toggle low→high]$RX_HOTPLUG?

HDMI入力(Rx) の現在のホットプラグ状態を表示します。

$RX_HOTPLUG_T N1

HDMI入力(Rx) のホットプラグ時間 (ミリ秒) を設定します。

$RX_HOTPLUG_T?

HDMI入力(Rx) の現在のホットプラグ時間 (ミリ秒) を表示します。

$RX_PC_TOL N1

HDMI入力(Rx)のPCソースクロック検出許容値を設定します。

$RX_PC_TOL?

HDMI入力(Rx)のPCソースクロック検出許容値を表示します。

$RX_SCDC N1

HDMI入力(Rx) の SCDCポート機能を有効または無効にします。

N1 = 50 ~ 500 [50ms単位]

N1 = 1 ~ 10 [1/1000 ~ 10/1000]

N1 = ON、OFF$RX_SCDC?

HDMI入力(Rx) の現在の SCDCポートの状態を表示します。

$RX_SENSE N1

HDMI入力(Rx) の RxSense機能を有効または無効にします。

$RX_SENSE?

HDMI入力(Rx) の現在の RxSense状態を表示します。

$SINK_DETECT? N1

さまざまなシンク検出ステータスと情報値を表示します。
N1 で使用可能な値：
HOTPLUG[Sink's hot plug status]
RSENSE[Sink's RxSense status]
HDCP[Sink HDCP status detection]
HDCP_AKSV [Sink AKSV in 2-digit hex (HDCP v1.4)]
HDCP_BKSV [Rx BKSV in 2-digit hex (HDCP v1.4)]
HDCP_RXID [HDCP Rx ID in 2-digit hex (HDCP v2.2)]
SCDC_SCR_ENABLE [Rx SCDC source enable scrambling state]
SCDC_SCR_STATUS [SCDC sink scrambling status]
SCDC_SINK_VER[SCDC sink version]
SCDC_SOURCE_VER [SCDC source version]

861 – Operating Using the PC

N1 = ON、OFF

30

Kramer Electronics Ltd.

コマンド

説明とパラメータ$SOURCE_DETECT? N1 さまざまなソース検出ステータスと情報値を表示します。
N1 で使用可能な値：
5V[5V detection state]
HDCP[Source HDCP status detection]
HDCP_AKSV [Source AKSV in 2-digit hex (HDCP v1.4)]
HDCP_BKSV [Rx BKSV in 2-digit hex (HDCP v1.4)]
HDCP_RXID [HDCP Receiver ID in 2-digit hex (HDCP v2.2)]
SCDC_SCR_ENABLE [Rx SCDC source enable scrambling state]
SCDC_SCR_STATUS [SCDC sink scrambling status]
SCDC_SINK_VER[SCDC sink version]
SCDC_SOURCE_VER [SCDC source version]CKDT[TMDS clock detection]
DATA_RATE [Video data rate in Mbps]
TMDS_FORMAT [Detected TMDS format (DVI or HDMI)]SCDT[TMDS sync detection]
HA[Horizontal active pixels]
HBP[Horizontal back porch pixels]
HFP[Horizontal front porch pixels]
HSW[Horizontal sync width pixels]
HT[Total horizontal pixels]
HSP[Horizontal sync polarity]
HVS_OFFSET1 [Horizontal/vertical sync offset1 in dot]
HVS_OFFSET2 [Horizontal/vertical sync offset2 in dot]
PIXEL_CLOCK [Pixel clock in kHz]SCAN
[Video scan mode (P=Progressive, I=Interlaced)]
TIMING[Video timing (Ref. "Source Video Timing List")]
TMDS_CLOCK [TMDS clock in kHz]
VA
[Vertical active lines]
VBP[Vertical back porch lines]
VFP[Vertical front porch lines]
VSW[Vertical sync width lines]
VT[Total vertical lines]
VSP[Vertical sync polarity]
ACR[Audio-Clock-Recovery packet status]
ACR_CTS[Audio-Clock-Recovery CTS value]
ACR_N[Audio-Clock-Recovery N value]
ASP[Audio-Sample packet status]
ASP_CH[Audio-Sample packet channel number]
ASP_FIFO [Audio-Sample packet audio FIFO (error or normal)]
ASP_LAYOUT [Audio-Sample packet layout]
ASP_PLL[Audio-Sample packet PLL (locked or unlocked)]
CHS_CODE [Channel-status audio coding]
CHS_SR[Channel-status sampling rate in kHz]CHS_SS[Channel-status sampling size]
CHS_TYPE[Channel-status app type (consumer/professional)]
HBR[High-Bit-Rate packet status]
AIF[Display packet-AIF data in 2-digit hex]
AVI
[Display packet-AVI data]
DRMI[Display packet-DMI data]
GCP[Display packet-GCP data]
SPD[Display packet-SPD data]
VSI[Display packet-VSI data]
SCDC_SCR_ENABLE[Rx SCDC source enable scrambling state]
SCDC_SCR_STATUS[SCDC sink scrambling status]
SCDC_SINK_VER[SCDC sink version]
SCDC_SOURCE_VER[SCDC source version]

861 – Operating Using the PC

31

Kramer Electronics Ltd.

コマンド
$TASK_MODE N1

説明とパラメータ
ユニットの動作モードをシグナルアナライザーまたはパターン(信号発生)に設定します。
N1 で使用可能な値：
CABLE[ケーブルテスト モード]
ANALYZER[アナライザー モード]
PATTERN[パターン発生 モード]$TASK_MODE?

本機の現在の動作モードを表示します。

$TIMER_DAY?

本機のテストタイマーの日付の値を表示します。

$TIMER_HOUR?

本機のテストタイマーの時刻の値を表示します。

$TIMER_MINUTE?

本機のテストタイマーの分の値を表示します。

$TIMER_SECOND?

本機のテストタイマーの秒の値を表示します。

$TIMING N1

使用する出力解像度を選択します。

$TIMING?

N1 で使用可能な値：
1[720×480p@59]2[720×576p@50]
3[1280×720p@25]
4[1280×720p@30]
5[1280×720p@50]
6[1280×720p@60]
7[1920×1080i@50]
8[1920×1080i@60]
9[1920×1080p@24]
10[1920×1080p@25]
11[1920×1080p@30]
12[1920×1080p@50]
13[1920×1080p@60]
14[3840×2160p@24]
15[3840×2160p@25]
16[3840×2160p@30]
17[3840×2160p@50]
18[3840×2160p@60]
19[4096×2160p@24]20[4096×2160p@25]
21[4096×2160p@30]
22[4096×2160p@50]23[4096×2160p@60]
本機の現在の出力解像度をタイミング番号で表示します。

$TIMINGX?

本機の現在の出力解像度を解像度名で表示します。

$TMDS_FORMAT N1

ビデオ出力フォーマットを設定します。

$TMDS_FORMAT?

現在のビデオ出力フォーマットを表示します。

$TMDS_SW N1

ビデオ出力を有効または無効にします.

$TMDS_SW?

現在のビデオ出力ステータスを表示します。

$TX_5V N1$TX_5V?

本機の +5V出力ピンの状態を TMDS出力状態に従うか、常にオンになるように設定します。
N1 で使用可能な値：
FOLLOW[有効な信号がある場合のみ 5Vを出力]
ON[常に5Vを出力]
現在の +5V出力ピンの設定を表示します。

$UPDATE_FW

USBからファームウェアを更新し、ユニットを再起動します。

861 – Operating Using the PC

N1 = HDMI、DVI

N1 = ON、OFF [OFFはビデオ出力を無効にします]32

SAFETY WARNING
Disconnect the unit from the power supply before opening and servicing

For the latest information on our products and a list of Kramer distributors, visit our Web site where
updates to this user manual may be found.
We welcome your questions, comments, and feedback.

www.kramerav.com
support@kramerav.com