JIS Z 2305 によるレベル３の二次試験概要

格に関する知識の問題（以降ＮＤＴ方法の適用に関する問題）

１ 概要

20 問以上，及び関連したＮＤＴ方法の NDT 手順書の作成に関すレベル３の資格試験は表１に示したように,新規試験と再認証試験があり，また，一次試験と二次試験に分かれる。一次試
験の概要については前号で概要を解説した。今号ではレベル３る問題（以降ＮＤＴ手順書の問題）が課せられる。試験時間は
表２に示す通りである。
基礎知識の問題，ＮＤＴ方法の適用に関する問題，及びＮＤ
Ｔ手順書の問題は，それぞれの分野で 70%以上の点数を獲得しなの二次試験概要について解説する。
レベル３の二次試験は表１に示すように新規試験の一次試験合格者に対して行われ，再認証試験受験者に対しては，二次試ければ合格とならないので注意が必要である。
基礎知識の問題，及びＮＤＴ方法の適用に関する問題は，四験は行われない。二次試験は表２に示すように「主要な方法の者択一であり，ＮＤＴ手順書作成の問題は記述式である。

試験」が行われ，レベル２を有してしない受験者には更に，レ３ レベル２の実技試験

ベル２相当の実技試験が課せられる。ただし，ＮＤＴ指示書作は，レベル２の実技試験を，前記「主要な方法の試験」とは別成は免除される。に受験しなければならない。従来の NDIS 0601 の２種資格を有

表１ レベル３の試験内容

再認
証

分 類

一次試験

二次試験

新 規

基礎試験

主要な方法の試験

レベル３受験者のレベル２の実技試験にはＮＤＴ指示書の作
ずみ測定はゲージの貼り付けや，ひずみの測定となる）。

―

レベル２の実技試験は 80%以上の得点を獲得して合格となる。
レベル２の実技試験内容については，順次ＮＤＴフラッシュで解説しているので，参考にして頂きたい。
各部門毎の実技試験概要を表３に示す。

最低問

試験時

題数

間（分）

―

主要な方法の試験（筆記）―(1)

関連したＮＤＴ方法のレベル３の基礎知識関連したＮＤＴ方法の適用，コード及び規格に関する知識
関連したＮＤＴ方法のＮＤＴ手順書の作成
レベル２の実技試験（レベル２非保有者のみ）

30

2有している方で，レベル３を受験する方は，予め早期移行試験成は免除されている。いわゆる探傷の実技試験が対象となる（ひ1(3)

験を受験しなければならない。したがって，NDIS 0601 の２種をレベル２に移行していれば，実技試験は免除される。

―

表２ レベル３の二次試験内容
試 験 内 容していても，条件を満足しないため，同様にレベル２の実技試に合格して２種からレベル２に移行しておくことが望ましい。

資格者：第２の有効期間
再認証試験
終了時
早期移行者：資格有効期間完了時
NDIS 0601 か ら JIS Z 再認証試験
2305 に通常移行する場合
移行試験*1

注*1：３種を複数保有している場合は第１回目の移行試験のみ(2)

関連するＮＤＴ方法のレベル２の資格を有していない受験者

表３ レベル３受験者のレベル２実技試験内容
部門

実 技 試 験 内 容

ＲＴ・ アルミニウム管試験体の放射線透過写真撮影
・ 撮影写真の現像，試験結果の記録
・ 撮影写真及び鋼溶接継手，鋳鋼品写真のきずの分類（計５枚）
・ 鋼板状試験片の垂直探傷試験
・ Ｔ型溶接部試験片の斜角探傷試験
・ 携帯形極間式探傷器による溶接部の磁粉探傷試験
・ 定置式探傷装置による機械加工部品の磁粉探傷試験
・ 溶接部の溶剤除去性染色浸透探傷試験
・ 機械加工部品の水洗性蛍光浸透探傷試験
・ 貫通コイルによる非磁性管の渦流探傷試験
・ 内挿コイルによる非磁性管の渦流探傷試験・ 上置コイルによる非磁性平板の渦流探傷試験
・ ひずみゲージの接着及び動ひずみ測定試験
・ 静ひずみ測定試験
・ データー解析及び報告書の作成

12020
160
最大120 分２ 主要な方法の試験
一次試験が終了するとしばらくして一次試験の結果が送付さ

ＵＴＭＴ
ＰＴＥＴれてくる。一次試験に合格すると二次試験案内が同封されている。レベル３の二次試験は表２に示したように主要な方法試験と，レベル２を有していない受験者にはレベル２の実技試験が課せられる。
主要な方法の試験は筆記試験で表２に示すように(1)関連した NDT 方法のレベル３の基礎知識に関する問題（以降基礎知識の問題）30 問以上，(2)関連した NDT 方法の適用，コード及び規ＳＭ二次試験内容については 2003 年春期の実施内容であり，今後変更することもあるので，受験前の説明資料をよく確認して受験下さい。

チェックを行い，かつ簡易な動作チェックを行うもＥＴ 二次試験の概要とポイントのである。)

これまで JIS Z 2305 による資格試験における二次試験の概要についてシリーズで解説してきた。今月号では渦流探傷試験の概要とポイントについて解説する。

レベル 2 に対する実技試験は，レベル 1 に対する実技試験とほぼ同じであるが，下記の点で異なっている。
(a) 試験問題には，手順書 (NDT 手順) が含まれている。
すなわち NDT 指示書より広範囲な記述になってい1. 渦流探傷試験の概要
まずレベル 1 について図 1 に基づき説明する。はじめ

る。に，各受験者に試験問題が配布される。試験問題には，(b) 上記手順書の中で作業条件の決定の一項目として渦流探傷の実技試験に対する指示書が含まれている。こ貫通コイル法および内挿コイル法について試験周れを精読して実技試験に備える。なお解答用紙などは試波数を計算して求めることが，また上置コイル法に験報告書の形で試験問題に含まれている。15 分経過後，ついては試験プローブを選定することが求められ試験装置の配置された実技試験会場に移る。実技試験は，る。このため，実技試験問題精読の時間に 30 分が貫通コイルを用いた試験 (以下「貫通コイル法」という)，当てられている。

内挿コイルを用いた試験 (以下「内挿コイル法」という)および上置コイルを用いた試験 (以下「上置コイル法」(c) レベル 1 に対する NDT 指示書の作成 (30 分間) が課せられる。という) の 3 つの実技試験で構成される。受験者は 3 組

上記 (c) については，「3. レベル 1 に対する NDT 指示に分かれ，20 分交替で各試験を行う。したがって最初に書の作成」の項で述べるので，ここでは上記 (b) の試験どの試験を行うかはその時になってみないとわからない。

周波数の選定について詳述する。

各試験の間には，受験者の移動，試験問題および解答用

試験周波数の選定方法には，特性周波数 fc を基準に紙の回収などのために 10 分間の準備時間が設けられて求める方法と浸透深さ δ を基準に求める方法とがある。

いる。

貫通コイル法では，内外面のきずをほぼ等しい感度で検出するために，薄肉管用の特性周波数 fc(tube) から( 試験開始からの経過時間 )を満たす試験周波数 f を求める。特性周波数 fc(tube) の式

0:00
0:15
0:25
0:45
0:55
1.15
1:25

f f c (tube ) ≤ 2

実技試験問題精読は手順書に明示されている。その値を上式に代入し，f(10')
貫通 (20')内挿

上置(10')

貫通 (20')

内挿内挿より小さく，かつ f に最も近い周波数を選定する。
内挿コイル法の場合は，肉厚を t とするとき、上置(10')

貫通 (20')を計算する。探傷器で設定できる試験周波数の中から，f上置

1:45

δ t = 0. 6を満たす試験周波数を求める。試験周波数が高くなれば，浸透深さが浅くなり，渦電流の位相の遅れは大きくなる。

図1

レベル 1 実技試験時間割

したがって内外面のきずの位相差を 180°以内で，できるだけ大きくするには，浸透深さδ と肉厚 t との関連で試実技試験の程度は，NDIS 0601 に基づく試験と同等で験周波数を選べばよいことが推察される (δ は半無限平ある。ただし次の 2 点で異なっている。

面に一様交流磁界が作用するときの浸透深さであるが，(a) NDIS 0601 に基づく試験では，内挿コイル法だけで内挿コイルによる局所的磁界についても目安になる)。δ

あったが，JIS Z 2305 に基づく試験では貫通コイルの式は，手順書に明示されている。それを上式に代入し，法および上置コイル法が加えられた。

f を計算する。実際の試験周波数は，この値より小さく，(b) 実技試験に着手する前に，使用する探傷装置の点検が課せられる。(ただし，上記試験問題に閉じ込まれている「渦流探傷装置チェックリスト」に基づきかつ探傷器で設定可能なこの値に最も近い試験周波数を使うことが手順書の中で指示される。

2. 実技試験

角は，記録計を用いず，探傷器の CRT 画面から読み取る。

2.1 貫通コイル法による黄銅管の試験位相角の読取り誤差を小さくするため，探傷感度を変えまず探傷器の試験周波数，フィルタなどが指示書 (又てきずによる振幅が位相目盛の付けられた最大の円に近は手順書) で指定されたとおりに設定されていることをくなるようにし，軌跡のピーク点で位相角を読み取る。

確認する。

また，試験コイルできずを走査したとき，きず信号の軌試験コイルに対比試験片の健全部を挿入し，ブリッジ跡が CRT の零点を通過することを確認する。もしも軌跡バランスを取る。探傷器の最大感度は 63 dB であるが，の位置が零点から大きくずれているようであれば，きず対比試験片や試験体も位置によるバラツキがあるので，近傍の健全部でバランス調整を行い，零点を通過するよあまり神経質にならず，50 dB まで取れば十分である。

うにしてから，位相角を読み取る。対比試験片および試自動バランスを用いないのは，受験者のブリッジについ験体は，位置によるバラツキがあるので，この操作が必ての理解を見るためである。次に対比試験片にガタを与要になる。試験体には複数個のきずが埋め込まれている。

えながら，ガタ雑音がブラウン管 (CRT) 画面上で水平すべてのきずの位相角を求めたら，与えられた位相—き方向になるように，すなわち，ガタ雑音の指示が最小にず深さ評価曲線 (校正曲線) を基にきずの位置 (内外面なるように位相を調整する。次に対比試験片の人工きずの区別) と減肉量を求める。実際の探傷ではさらに管のを上側に向け，対比試験片を一定速度で送りながら，人長手方向における位置の情報も重要である。本試験では工きずが記録計のフルスケール (FS) の 50%になるよう簡易的に試験体番号が付されている端部からきず番号とに探傷感度を調整する。解答用紙のチャート貼付位置にして 1, 2, ・・と付けるように指示されている。上述の適したチャート長さが得られるように，記録計の紙送り試験コイルの引抜き時にきず番号を付ける方向と探傷方

速度は，管の送り速度に応じ 5 mm/s，又は 10 mm/s にす

向とを一致させると，きず番号を誤って逆方向から付ける。以上で探傷条件の設定が完了する。てしまうのを防ぐことができる。このようにして得られ後は試験体を探傷し，試験チャートを求めればよい。
このとき，試験体の端部にあるマークを上向きにして，ガタを生じさせないように管を滑らかに対比試験片の場合とほぼ同じ速度で送ることが重要である。対比試験片の人工きずおよび試験体マークを上向きにして探傷しないと，指示振幅の再現性が得られない。このようにして得られた試験チャートにおいて基準人工きずによる指示と同等またはそれ以上の振幅を示すきずに×印を付ける。
試験の再現性の観点から基準きずの振幅とチャート上で±1 mm 程度の範囲内であれば，「同等」と見なすべきである。また，チャートには試験体の端部位置も明示する。
解答用紙に試験条件および試験結果を記入するとともに得られたチャートを貼付する。
2.2 内挿コイル法による黄銅管の試験
探傷器の調度の設定については貫通コイル法と同様である。

た試験結果を解答用紙に記入する。
2.3 上置コイル法によるアルミニウム合金板の試験
航空機の機体にはアルミニウム合金板をファスナで締結した構造が多用されている。この場合，ファスナホール (穴) 部に応力が集中し，き裂が生ずることがあり，ポータブル・デジタル渦流探傷器で検査が行われている。
本試験は，それを模擬したもので，ファスナホールから半径方向に進展する割れを対象としている。探傷は，ファスナを抜かずにアブソリュート方式のペンシルプローブでファスナホールの周りを手動で走査する。
受験者の立場で見た場合，本試験は下記の 3 つのポイントがある。すなわち，(a) 探傷器がデジタル方式であること(b) 上置コイルを使用すること(c) アブソリュート方式のプローブであることである。(a) については，試験問題 (指示書又は手順書)

対比試験片の健全部に試験コイルを挿入し，感度を上の操作手順で詳細に記述されているので，それにしたがげながら探傷器のブリッジバランスを取る。次に対比試って操作すればよい。また，当分の間，試験開始前に試験片の人工きず (φ3 mm 貫通ドリル穴) の信号が 135°に

験監督員がこのデジタル探傷器の操作のポイントを説明なるように位相調整を行う。

するので，はじめて取り扱う人でも不利にならない。

以上で探傷条件の設定が完了し，試験体の探傷に入る。
きずを検出したら，その位相角を求める。このとき位相(b) は手動式の上置コイルの本質に関わる事項である。
すなわち，手動で上置コイルを試験面に接触させて走査するので，リフトオフ効果は，上置コイルと試験面とのに保ち，ファスナヘッドに沿って周回させる。このとき距離の変動よりむしろ試験面に対する上置コイルの傾き

試験コイルがファスナから離れたり，試験コイルが傾いの変動がメインになる。

たりすると，バランス位置がずれたり，疑似指示が生じ(c) アブソリュート (単一) 方式であるため，試験コイたりすることがある。きず信号は垂直方向の成分を画面

ルは ABS (アブソリュート) に接続する (図 2)。LOAD

で読む (図 5)。レベル 2 に対してはき裂の進展方向も推はそのアブソリュートコイルを補償するバランスコイル定することが求められる。きず信号に対して与えられたである。指示は画面上に輝点として示される。

校正曲線に基づききず深さを推定する。

BALスイッチ

セッティングページ Pageスイッチの項目移動スイッチ
LOAD

ONOFF

PAGE

PRINT
EXEC

ALARM
ABS

LOAD

BAL

基準端
Phase 210

ERASE

図2

設定項目候補値の選択スイッチ

基準端PROBE(b) 試験体(a) 対比試験片MiniPhasec

Erase スイッチ

ファスナ

きず深さ 0.5 mm深さ 0.3 mm

図3上置コイル用対比試験片および試験体

リフトオフABSS

上置コイル用渦流探傷器前面パネル

N
Phase ○×△

以上の予備知識を基に試験手順について説明する。
対比試験片および試験体は，基準端と表示してある側を手前にして置く (図 3)。まず，探傷器の設定を行う。
Page スイッチを押し，PAGE 3 を表示させる。試験周波数 (Freq) やフィルタなどをセッティングページの項目移動スイッチで選択し，設定項目候補値の選択スイッチでその値を選択する。設定が終了したら，Page スイッチを押して，PAGE 4 を表示させる。試験コイルを対比試験片の健全部 (きずおよび端部より 12 mm 以上離れている点) に置いて，BAL スイッチを押す。これで自動的に平衡が取れる。それから試験コイルを傾け，リフトオフの軌跡が図 4 に示すように画面上で水平方向になるように位相調整を行う。特に，バランス点に近い部分が水平になるように注意する。PAGE 4 内でも位相や感度の調整を行うことができる。探傷感度は，対比試験片の深さ0.5 mm の人工きずを有するファスナ周りを試験コイルを垂直に保ちながら走査し，人工きず指示の高さ (垂直方向の成分) が画面上のフルスケール (FS) の 50%になるように設定する。
これで探傷装置の感度設定は完了し，後は試験体を探傷するだけである。試験体にはファスナが 8 つ設けられている。これらを順次探傷していく。試験コイルを垂直

図4

位相調整方法図5

きず振幅の読み方

3. ＮＤＴ指示書の作成 (レベル 2 のみ)
2003 年春期試験では，試験体仕様と手順書が与えられたとき，その試験体に対する指示書の一部について適切な語句を選択するものであった。今後もこの形式が維持されるかどうかはわからない。また，貫通コイル法，内挿コイル法又は上置コイル法のいずれが出題されるかもわからない。指示書は，レベル 1 技術者がそれを見て探傷を行うとき，必要な再現性が得られるものでなければならない。そのため試験パラメータや試験手順は具体的に規定される。出題形式にとらわれず，渦流探傷試験ⅡなどでＮＤＴ指示書の書き方を確認しておくべきである。
4. まとめ行うべきことは試験問題 (指示書または手順書) にすべて記述されている。試験操作を正しく行えば，多少の誤差は問題にならない。時間も十分ある。基本をしっかり身に付けることが大切である。
なお，本概要は 2003 年春期時点のものであり，試験内容は今後変わり得る。