磁界プローブ

MMP5009kHz ～100MHz

155,000円

9kHz の低周波までの伝導性妨害ノイズ測定-Precompliance-（地独）東京都立産業技術研究センターとの共同開発

伝導性妨害ノイズの測定
伝導性妨害ノイズ試験を行うには、 LISN（ラインインピーダン以下は、 DUT（被測定物）として電源ラインの伝導性妨害ノイズを測定する例です。

ス安定化回路網）を使います。

出来るだけ電源ラインに垂直に、 且つプローブのマーカを電源ラインに合わせる、

しかし、 この試験をもっと手軽に行えないか、 あるいはノイズ更に電源ラインに接触させて測定します。

発生源をも特定できないかという要望をもとに磁界プロー

これは、 次ページに説明する回転感度と距離感度に影響するからです。
本測定例では、 電源ラインの被覆の厚さが距離感度に効いてきます。 被覆の厚さ

ブ MMP500が誕生しました。

を0.5mm とすると、 距離感度は2.5dB/mm ですので、 妨害ノイズは1.25dB 減

MMP500とシグナルアナライザ MSA538E/558E とでこ衰されて測定されます。の伝導性妨害ノイズを手軽に測定することができます。
MMP500は地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターとの共同開発で生まれました。

特長１
本測定システムを用いて、 電源ラインの伝導性妨害ノイズを電気的に非接触で測定できます。 更に、 基板上の妨害ノイズも非接触で測定することができます。
自動車産業などのパワーエレクトロニクス機器の測定に最適。

• REF： 基準レベル。 REF を下げると、平均ノイズレベルと限度値の• RBW： 分解能帯域幅。

• VBW： ビデオフィルタ帯域。 VBW を使用することにより、平均ノイ差を大きく取れます。

特長2
プリコンプライアンス伝導性妨害ノイズ測定

ズレベルが下がるので、測定ダイミックレンジが広がります。

• 実験室や屋外で本システムを使って問題点の解決ができます。

• MaxHold ： 最大値保持機能。 MaxHold を使用することにより、間欠的時間と費用の節約になります。に発生するノイズを捕らえることができます。

• シグナルアナライザ MSA538E/558E は電池動作（動作時間4時間）ができ【図1】全測定帯域 ［PosPK 検波］
全測定帯域でノイズの発生状況を把握します。

ますので、AC 電源は不要です。
• ノイズ対策前後の相対評価に最適。

特長3
磁界プローブ MMP500とシグナルアナライザ MSA538E/558E シリーズだ
けの簡単なシステムでレベルが校正された伝導性妨害ノイズを測定できます。
但し、 測定周波数下限値は20kHz です。

設定項目

設定値

REF

110dB μ V

RBW

120kHz

VBW

10kHz

MaxHold

32回【図1】全測定帯域 ［PosPK 検波］

同軸ケーブル【図2】962kHz ノイズ ［AV 検波］
PosPK で限度値を超えた962kHz ノイ
ズの AV 検波値を測定します。
設定項目

設定値

REF

90dB μ V

RBW

9kHz

VBW

1kHz

MaxHold

オフ

USB 電源ケーブル【図2】962kHz ノイズ ［AV 検波］

磁界プローブ MMP500
MSA538E 又は MSA558E

特長4大電流の DC 電流や AC 電流にも対応できます。

【図3】70.7MHz ノイズ ［QP 検波］
PosPK で限度値を超えた70.7MHz ノイズの QP 検波値を測定します。
設定項目

設定値

REF

90dB μ V

RBW

120kHz

VBW

10kHz

MaxHoldオフ

特長5【図3】70.7MHz ノイズ ［QP 検波］※限度線（赤線）は画面には表示されません。

本システムは、 PosPK（ポジティブピーク）、 QP（準ピーク）、 AV（平均）の3つ【規格値の例】の検波モードを備えています。

周波数

限度値

PK 検波

9～50kHz110dB μ V

QP 検波

50～150kHz

90～80dB μ V

150～500kHz

66～56dB μ V

AV 検波

0.5～5MHz

56dB μ V

5～30MHz60dB μ V

30～100MHz

64～54 dB μ V

RBW300Hz（6dB）

9kHz（6dB）

120kHz（6dB）回転感度

シグナルアナライザの使用法

プローブのマーカ位置が0°です。 0～±30°の範囲で約±1dBの誤差が生じます。
1 MMP500による測定の選択
プローブ

MSA538E/558E のファンクションキーで“MMP500による磁界測定”を選択30°します。

30°
電源ライン

【上から見る】

マーカー

距離感度

PROBE

MFS
PROBE
(F5)

MEAS

CP-2S

MEAS

： メジャリング機能

MFS： 磁界強度測定

USER
(F1)

USER B

MMP500 ： 9kHz ～100MHz 磁界プローブ
USER： CP-2SA の校正係数

USER B ： MMP500の校正係数

PROBE ： プローブ選択

プローブが電源ラインから離れると妨害ノイズのレベルは減衰します。

MMP500CP-2SA ： 10MHz ～3GHz 磁界プローブ「約2.5dB/mm @1～2mm、 約6.8dB @3mm、 約8.5dB@4mm」です。
プローブ

距離【横から見る】

電源ライン

2 規格の限度線が平均ノイズレベルに近い場合は、 REF を下げて使用します。

レベル校正法50Ωマイクロストリップライン法でレベルは校正されます。
磁界プローブのマーカを50Ωマイクロストリップラインに合わせ、 且つ接触させてレベルを測定します。

Specifications

磁界プローブ MMP500
マーカー

信号発生器

50Ω終端器50Ωマイクロストリップライン

シールドケース

測定周波数範囲

119dB μ V

解析・表示機器

MSA538E 及び MSA558E

検波方式

PosPK（ポジティブピーク）、 QP（準ピーク）、 AV（平均）検波

分解能帯域幅300Hz(3dB)@9～150kHz
9kHz(6dB)@0.15～30MHz■ レベル校正点：10点（校正点以外の周波数では直線補間されます）■ 2種類の校正係数

9kHz～100MHz（20kHz～100MHz@MSA538E/558E）

最大測定レベル

120kHz(6dB)@30～100MHz
QP 検波時定数① 校正係数代表値

RBW時定数シグナルアナライザMSA538E/558Eには校正係数の代表値（“MMP500”を選択）がインストールされています。 通常、 この設定で使用できます。
② MMP500に添付された校正係数

充電―

1ms

1ms

放電

―

160ms

550ms

レベル校正法50Ωマイクロストリップライン法

回転感度0°（マーカ位置）からの偏差
約±1.2dB@0～±30°

シグナルアナライザ MSA538E/558E で MMP500の周波数特性が校正されて距離感度

マイクロストリップラインからの距離減衰（検出部面基準）
約2.5dB/mm @1～2mm、 約6.8dB @3mm、 約8.5dB@4mm※ MSA538E/558E 以外のスペクトラムアナライザを使用する時は、 添付された校正係数を基に測定されたレベルを校正して下さい。

120kHz

RBW=300Hz：3dB帯域幅かつPosPK（ポジティブピーク）のみ

MSA538E/558E の“USER B”にインストールします。 これを使用する時おり、画面では正しい測定値を観測することができます。

9kHz

注意

MMP500に添付された校正係数をコマンドを使って PC から入力し、は、 “USER B”を選択します。 より正確な測定値を得ることができます。

300Hz

動作温度

0～50℃（性能保証は23±10℃）

動作湿度

40℃ /80%RH 以下（性能保証は33℃ /70%RH 以下）

保存温度-20～50℃

大きさ14.5Φ×140mm（プローブ部）@ 突起物含まず
10.5Φ mm（検出部）
全長：約1.2m

収納ケース

重さ

約70g（ケーブル含む）

標準付属品

収納ケース、変換アダプタMA306、校正係数データ、取扱説明書

オプション

PC ソフトウェア MAS500
ロギングソフトウェア MAS510
EMI 用 PC ソフトウェア MAS530

ソフトウェア（オプション）■PC ソフトウェア MAS500
シグナルアナライザを PC から制御し、 スペクトル波形を表示するソフトウェアです。
Measuring function の M/F Probe にて MMP500 又は USER B を選択することができ、 測定結果は PC 画面で確認及び保存ができます。

■ロギングソフトウェア MAS510
無人監視で測定データをロギングする PC ソフトウェアです。 夜間の異常信号監視や長時間の無人データ記録に最適です。

■EMI 用 PC ソフトウェア MAS530
伝導性妨害ノイズ試験で使用するソフトウェアです。 周波数軸は対数表示もできます。

EMI 用ソフトウェア MAS530の PC 画面

関連商品に記載されている「伝導性EMI試験システムMR2150」で使われています。

関連製品■伝導性 EMI 試験システム MR2150■シグナルアナライザ MSA538E
EMI測定機能を搭載（QP検波・6dB RBW）。
リアルタイム方式プラス掃引方式のハンディ型シグナルアナライザ。 高速フーリエ変換（FFT）によるリアルタイム方式と、 従来の掃引方式の2方式を搭載したことにより、 両方の長所を利用することが可能。
小型・軽量のため、出張測定に最適です。
889,000円

検波モード

PK（尖頭値）、 QP（準尖頭値）、 AV（平均値）

分解能帯域幅（6dB）

9kHz、 120kHz、 1MHz

周波数範囲20kHz 〜3.3GHz
MSA438E/538E/558E
1,307,000円～※スペクトラムアナライザは MSA538E

MR2150は、 伝導性 EMI（雑音端子電圧）試験のプリコンプライアンスシステム。

■LISN（ラインインピーダンス安定化回路網）MPW201B
EUT の電源ラインから放出される伝導正規 EMC サイトで行う本試験の前に、 本システムを使ってデバッグ評価をすることで、 開発コストを大幅に削減できます。

性妨害ノイズを測定する時、 EUT から見た電源側インピーダンスを一定にして再現性のある測定を行うために LISN は使われます。
250,000円
周波数範囲

150kHz ～30MHz

回路形式

50オーム /50μ H、 V 型 (CISPR16－1準拠 )定格電流15A

電源

単相、 50/60Hz、 250VACmax

適合機種

MSA438E/538E/558E※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。 ※実際の色とは異なることがあります。 ご了承ください。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。

取扱店〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL：042 (637) 3667

FAX：042 (637) 0227

URL : https://micronix-jp.com/

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

CW2312