WFor Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPS25/32-R (H type) TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
冷却水ラインの戻り側の流量監視に最適です。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

A set of the header, valve and flowmeter, is available.
Most suited to the flow monitor at return end of the cooling water line.
■ Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
本管 Main-Port
バルブ
Valve

本管規格
Main-Port std.

TPS-

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port

R

表示/出力
Display / Output

H連数# of port- R

本管 Main-Port

最大流量
口径
継手形状
口径
接続口 取付姿勢 オプション 特殊項目
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option For specialized item--B--

表示計 ＊4 Indicator

記入例 e.g. : TPS25-RBHA-R3-B5-03-A05R-D

予備ポート ＊5 Spare-port＊1：標準は、EM30DT搭載です。EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入してください。
＊2：変換器EX30AR搭載。
＊3：本管規格25Aのみ対応可。
＊4：表示計・変換器のページ参照
例 ）「-3DTP」
・・・EM30DTPを系統数添付。
＊5：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
例1）
「-P2」
・・・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
予備ポートの位置を型式で示したい場合は、本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例 ） 表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-GGGPP」＊1: Standard display is EM30DT. If EM40 or EM45 is selected, specify the optional
symbol in “Option”＊2: Convertor"EX30AR" mounted.
＊3: Available for the TPS25 Series only.
＊4: Refer to Digital meter / Converter in the catalogue.
e.g.「-3DTP」・・・indicating the number of EM30DTP installed.
＊5: The number or position of Spare-Port should be described as indicated below.
Describe "P" indicating Spare-Port and the number of the Port.
e.g.「-P2」・・・2-Port
To indicate the position of Spare-Port, put the main-port downward, andthen describe the Sub-Port options and "P" from left.
e.g.「-GGGPP」... 5-port with displays having 2 Spare-Port from right.

Max.

25

1〜10L/min
2〜20L/min
3〜30L/min
5〜50L/min

0762023

向かって右側Right side when looking at systemB

背面 back sideD

底面 bottom sideLR

左右 left and right04

Rc3/405

Rc106

Rc1 1/4

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow ＊3

Ｖバルブ valve ＊3

LV

エルボ+バルブ Elbow + valve ＊3
Rc1/2

R3

R1/2

04

Rc3/4

R4

R3/4

下記分岐流量の最大流量を記入
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below

表示計搭載 With Indicator ＊1
4-20mA出力 4-20mA output＊2

V

0-5V出力 output ＊2

N

1-5V出力 output ＊2W0-10V出力 Output at 0-10V ＊2

B1-10V出力 Output at 1-10V ＊2
T
ボールバルブ付 With ball valve

Nニードルバルブ付 With a needle valve

Rc1/2〜3/4, R3/4R03

本管口径 Main-Port connection size
Rc3/4, Rc1

2〜20L/min32

向かって左側Left side when looking at system

Rc3/8

I

Rc3/8〜1/2, R1/2

L02

パルス出力 Pulse output

Rc1/4〜1/2, R1/2

背面取付
Installed on back side

Rc1/4

G

0.5〜5L/min

B

A

連数 # of port 連数を記入 Show here # of port

分岐口径 Sub-Port connection size

底面取付Installed on bottom side01

A

分岐流量 Sub-Port flow

DRc1, Rc1 1/4

W
液体用仕様 Specifications±5% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length2m※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃までとなります。
Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max.fluid temperature should be 50°C.

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※V, N, W, T type

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

TPS25/32-R (H type)

I type

パルス出力 Pulse output※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

配線 Wiring diagram
A typeG type ※AWG 24(0.2mm2)

AWG 26(0.1mm2)

I, V, N, W, T type

CP1

AWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

GND

青 Blue橙 Orange＋DC V

黄 Yellow

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

パルス出力

白 WhiteCOM

Pulse output

黒 Black

GND

黄 Yellow

CP1（N.O.）

赤 Red

＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

白 White※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

組み合わせ参考例

BCCFG⑥④③IJ(70) 26.55658494.8346659556B

C

DTPS252026.5

4760

TPS32

24366676(90)

No.

I

②HA

F

材質 Materials

⑦①E

D⑧G

E

規格 Std.

B

Reference example

HAnalog output

規格寸法 A table of standard dimensions
A4×φJ

アナログ出力茶 Brown

構造図 Structural drawing⑤

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

名称 Names of parts

材質 Material1

表示計付流量計 Flowmeter with indicator

SCS13 他 SCS13, etc.

2

ストレートニードルバルブ Straight needle valve

SCS13 他 SCS13, etc.

3

本管アダプタ Main-Port adapter

SCS13

4マニホールド部 Part of the manifold

SCS13

5本管プラグ Main-Port plug

SCS13

6連結ボールバルブ A coupled ball valve

SCS13 他 SCS13, etc.

7

流量計部 Part of the flowmeter

SCS13 他 SCS13, etc.

8

分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS132023077