CFor Chemicals

面積式流量計

FC-A (PVC type)

Flow checker

Variable area flow meter

テーパー管、接続部が塩ビ製のストレート型流量計。
耐薬性に優れたオールPVC タイプ。
（材質：2）■ Rc 接続タイプとパイプ差込接着タイプを選択可能。
■ 目盛幅が広く、視認性良好。
■■■

Straight-type flow checker using PVC tapered tube and fittings.
All PVC type,which is excellent for chemical resistance,is available. (Material: 2)■ Rc thread connection type and socket connection type are available.
■ Excellent visibility due to wide scale width.
■Info.

アクリルテーパー管タイプは170ページを参照下さい。Refer to page 170 for acrylic tapered tube.

型式 Model number selection
規格Std.

FC-A

材質
Material

流体名Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

---

特殊項目
For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing ＊2
03
Rc1/204
Rc3/405Rc1
1116mm
1220mm
1325mm
1430mm
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
BL/minZ
特殊 For specialized unit ＊1
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
SUSフロート/PVCテーパー管 Float made of SUS / PVC tapered tube
0
オールPVC All PVC
2
特殊 For specialized material ＊1
9接続口径 Connection size測定範囲 Measuring range（L/min）
規格 Std.
材質 Material : 0 材質 Material : 2 Rc接続タイプ Rc thread connection パイプ差込接着タイプ Socket connection
0.2〜20.5〜70.4〜51〜101〜10
Rc1/2, Rc3/416mm, 20mm
402〜202〜203〜303〜30
10〜50
4〜50
4〜505〜70
Rc125mm, 30mm
6010〜100＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: オールPVCタイプは標準がバイトンパッキンです。オプションで選択する必要はありません。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: No need to select FKM at optional item, because Viton packing is a standard in all PVC type.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

2462023

材質 MaterialPVC

C仕様 Specifications

パイプ差込接着タイプ Socket connection type
規格 Rc接続タイプ Rc thread connection
Std.
φd
φD φCL
呼び径 Normal diameterd（Rc） φD
BL
401605068

4250216
260

16mm

22.4

20mm

26.45

25mm

32.55

30mm

38.6

3155

3570244

45291

51301

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力Max. operating pressure

0.4MPa(G)

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 40℃

使用環境温度
Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと）(No dewing)

接液部材質
Material for wetted part

SUSフロート Float made of SUS : PVC, SUS他 etc.

面積式流量計

1/2
3/4

薬液・純水用規格寸法 A table of standard dimensions

オールPVC All PVC : PVC他 etc.
A40 : 約320g Approx. 320 g

重量 Weight

A60 : 約570g Approx. 570 g

オールPVC、Rc接続タイプ

SUSフロート、Rc接続タイプ

SUSフロート、パイプ差込接着タイプ

Rc thread connection type of All PVC

Float made of stainless steel, Rc threaded connection type

Float made of stainless steel, Socket connection typeφD2×Rcd

φDφCφdφD①LL④⑤L④⑤⑥⑦⑥④⑤⑥⑦⑧Ｂ

B

2×Rcd

材質 Materials

材質 Materials

名称 Names of parts

材質
Material

備考
Remarks

1 フィッティング Fitting

PVC

グレー Gray

2 Oリング O-ringFKM

3 テーパー管 Tapered tube

PVC

4 フロート Float

PVC

クリア Clear

PVC

グレー Gray

材質 Materials

名称 Names of parts

材質
Material

備考
Remarks

1 フィッティング Fitting

PVC

グレー Gray

2Oリング O-ring

NBR

3テーパー管 Tapered tube

PVC

No.

4 フロート Float

5 ガイドポール Guiding pole PCTFE
6 ストッパー Stopper②③③No.

①③②

テーパー1/34

Tapered 1/34②①FC-A (PVC type)

構造図 Structural drawing

SUS304/
SUS3165 ガイドポール Guiding pole SUS316
67ゴムストッパー Rubber stopper
ストッパー Stopper

FKM
SUS316

クリア Clear

材質Material

備考Remarks

1 ソケット Socket

PVC

グレー Gray

2 グランド GlandPVC

グレー Gray

3 テーパー管 Tapered tube

PVC

クリア Clear

No.

名称 Names of parts

4 フロート Float

SUS304/
SUS3165 ガイドポール Guiding pole

SUS316

6 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

7 ストッパー Stopper

SUS316

Oリング O-ring

NBR

82023247