NDT フラッシュ Vol.63 No.3 1/4

１．JIS Z 2305

2013 年秋期資格試験結果

2013 年秋期資格試験の結果が発表された。新規試験結果（再試験を含む）の合格率は，レベル 1 が 42.5%，レベル 2が 29.4%，レベル 3 が 16.0%であった。なお，レベル 3 基礎試験では申請者数 588 件，合格率 21.3%であった。再認証試
験結果は，レベル 1 が 61.9%，レベル 2 が 60.4%，レベル 3 が 71.6%であった。受験申請数は，新規試験，再試験，再認証試験を合わせて計 15,173 件であった。
各表の合格率は［合格者数／（申請者数－欠席者数）］で算出した値である。新規試験結果（レベル 3 基礎試験結果を除く）を表１に，再認証試験結果を表２に示す。
表１JIS 新規試験結果（再試験を含む）＊1

NDT 方法略称RT

放射線 透過試験

＊1

レベル1

レベル2

レベル3

＊1

申請 者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者 数 合 格率 %1084444.9837
23229.9
179
3824.7

超音波 探傷試験

UT541

22645.2

超音波 厚さ測定

UM24912251.3

1683

42727.8546

磁粉探 傷試験MT

16958

極間法 磁粉探傷検査

MY89

通電法 磁粉探傷検査

ME

26

コイル 法磁粉探傷検査

MC

浸透探 傷試験
溶剤除 去性浸透探傷検査
水洗性 浸透探傷検査

35.4

1478―
296

21.5

179

2226.8179

2918.029.5――

200.0―

PT

420

15539.7

1744―
614

38.0PD1125955.7568

16932.2

PW0

渦流探 傷試験ET59－
17－
29.83638123.3611934.6

ひずみ 測定SM

18743.8953744.1

16960.0

1,793

712

42.5

6,947

1,885

29.4

1,238

172

16.0

合計

52

11.1

149.0

40

17.9―
―

257―――

注＊1：各部門の申請者数は一次（新規, 再試験）と 二次のみ（新規,再試験）の合計数
表２
NDT 方法略称

JIS 再認証試験結果

レベル1

＊2

レベル2

レベル3

申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 %放射線透過試験RT

12763.6

368

19659.012710182.8

超音波探傷試験UT

400

20155.8

1267

499

42.5

20511660.7

超音波厚さ測定UM1065156.0

磁粉探傷試験

MT

200.0

691―37458.1

422460.0

極間法磁粉探傷検査

MY684469.8311963.3

通電法磁粉探傷検査

ME44100.0―

コイル法磁粉探傷検査

MC11100.0

浸透探傷試験

PT

322683.91140―
836

78.9

5480.6

溶剤除去性浸透探傷検査

PD1198074.8

145

9266.7

水洗性浸透探傷検査

PW

6583.3渦流探傷試験

ET

6233.3

230―
150

71.8

2288.0

5

480.0

75

4361.4

191381.3

761

425

61.9

3,947

2,209

60.4

487

330

71.6

SM

ひずみ測定

合計

―
――
―
68―
―
26

注＊2：レベル 3 クレジット申請は除く

２．NDIS0604/0605

2013 年秋期資格試験結果

2013 年春期よりレベル 2 の試験が開始され，NDIS 0604（赤外線サーモグラフィ試験）と NDIS 0605（漏れ試験）の申請件数は 149 件となった。合格率は，レベル 1 が 64.1%，レベル 2 が 35.5%であった。新規試験結果を表３に示す。
表３ NDIS 新規試験結果
NDT 方法

略称

赤外線サーモグラフィ試験

漏れ試験

合計TTLT

＊1
レベル1

レベル2

＊1

レベル3

申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 %3335202164.563.6

334881925.0
43.2―

684164.1

812735.5――

注＊1：各部門の申請者数は一次（新規, 再試験）と 二次のみ（新規,再試験）の合計数

NDT フラッシュ Vol.63 No.3 3/4

ＰＴレベル３

二次Ｃ１（基礎）試験のポイントより小さい場合。
（ｄ）付着力と凝集力と重力の合力が，液体の表面張力

PTレベル3の新規二次C（基礎）
試験問題については，1より大きい場合。

これまで相対的に正答率の低い問題及び基本的に理解してほしい問題と類似の例題を選んで何回か本欄で解説を行ってきた。
今回は，これまでの解説で説明しきれなかった問題の例題について解説する。

正答（ｂ）（浸透探傷試験Ⅲ1.2 項参照）

これに類した問題は以前にも解説したが，付着力とは，物質の分子間に働く引力のうち，異種の分子間に働く力であり，同種の分子間に働く力を凝集力と言っている。
固体と液体が接触した場合，付着力と凝集力と接触角

次の文は，両端が開放された毛細管のようなきずの間には下図に示すように，液体の凝集力と，液体と固の中に，浸透液がその空間を満たすのに要する時間に体間の付着力さらに重力の合力が液体側に作用した場合影響する因子との関係について述べたものである。誤に，液体の接触角は 90°を超える。したがって，（ｂ）っているものを一つ選び記号で答えよ。

が正しい。

問１

（ａ）浸透液の粘度に比例する。
（ｂ）きずの半径（毛細管の半径）に反比例する。
（ｃ）きずの深さ（毛細管の長さ）の 2 乗に比例する。
（ｄ）浸透液の表面張力に比例する。
正答（ｄ）（浸透探傷試験Ⅲ4.2 項参照）

両端が開放された毛細管に浸透しようとする圧力 P は
P=2Γ／r で表される。

図

固／液界面の形状

ここで，Γは表面張力，r は毛細管の半径である。いま，圧力差 P で加圧されているとき，半径 r，長さ L の問３

浸透探傷試験に用いられる界面活性剤について述

毛細管の中を体積 V の液体が通過する時間 t は次式で表べたものである。誤っているものを一つ選び記号で答される。

えよ。

t＝4L η／rΓ2

ここで， η は粘度である。これらの式の詳細について（ａ）界面活性剤は洗浄，浸透，分散，起泡等の作用を行う表面活性物質で表面張力，界面張力を増大さは，参考書を参照されたい。
これより，時間 t は粘度ηと毛細管の長さ L の自乗に比例し，毛細管の半径 r と表面張力Γに反比例する。しせる作用を顕著に示す。
（ｂ）浸透探傷試験では様々な界面現象を利用するため，たがって，（ａ），（ｂ），（ｃ）は正しく，（ｄ）が誤って界面活性剤が水洗性浸透液，乳化剤，湿式現像剤いる。などに使用されている。
（ｃ）浸透探傷試験における界面活性剤の作用は大きく

問２

分けて二つあり，一つは湿潤作用，もう一つは保次の文は，液体が固体に接触して，ある接触角を護（分散）作用である。

形成するときの状態を示している。接触角が 90°を超えるときの説明で正しいものを一つ選び記号で答えよ。

（ｄ）界面活性剤は水溶液中でミセルを作り，水に難溶性の物質を可溶化する作用がある。

（ａ）付着力と凝集力と重力の合力が，固体側に作用する場合。
（ｂ）付着力と凝集力と重力の合力が，液体側に作用する場合。
（ｃ）付着力と凝集力と重力の合力が，液体の表面張力

正答（ａ）（浸透探傷試験Ⅲ3.1.3 項参照）

界面活性剤は洗浄，浸透，分散，起泡等の作用を行う
表面活性物質で表面張力，界面張力を減少させる働きを示すものであり，（ａ）は誤っている。界面活性剤の働き

NDT フラッシュ Vol.63 No.3 4/4として，水洗性浸透液ではぬれ性（湿潤作用）をよくす

浸透探傷試験における現像の機構はいずれの現像剤をるために，乳化剤では油粒子を保護（保護作用）するた用いても同じと考えてよいが，特に湿式現像法，速乾式めに，湿式現像剤では現像剤粒子の凝集を妨げる（分散現像法の場合には現像塗膜を形成するという点において作用）ために用いられている。したがって，（ｂ），（ｃ）

共通点が多い。これらは，試験体表面に形成された現像は正しい。界面活性剤は親油基と親水基を持っており，剤の溶媒ときずから滲み出した浸透液が混ざり合い，き水溶液中でミセルを作り，乳化，溶解，可溶化の働きをずからの浸透液の拡散を助ける効果がある。これを希釈示す。したがって，（ｄ）も正しい。

作用といっている。
その他の現象として，現像剤粒子間の隙間に浸透液が問４

蛍光浸透探傷試験で現われた指示模様の輝度に影浸み込んでいく毛管現象とそのときに生じる現像剤粒子響しない因子を次のうちから一つ選び記号で答えよ。と浸透液のぬれの現象がある。したがって，（ａ）は正しい。選択肢の中で，接触角と表面張力はぬれ性に影響す（ａ）照射される紫外線の強度と波長る因子ではあるが，これら自体は作用ではない。したが（ｂ）蛍光物質のモル吸光係数って，（ｂ），（ｃ）は誤っている。乳化作用は現像とは関（ｃ）浸透液の分子量係のない項目である。（ｄ）も誤っている。

（ｄ）現像剤塗膜の厚さ
問６
正答（ｃ）（浸透探傷試験Ⅲ3.3 項参照）

暗順応や明順応において，光が丁度見える所，あるいは丁度見えなくなる所の限界を域（閾）と呼び，蛍光浸透探傷試験で現われた指示模様の輝度は，蛍光その時の刺激光の強さを閾値（L０）と呼んでいる。一物質の種類と紫外線の強度によって決まる。蛍光浸透液

般によく用いられる感度（S ）という用語は，この閾が紫外線により励起されたときの蛍光の強さ（輝度）If値を用いると次のように表わされる。下記の式で正しは，次式で表される。

いものを一つ選び記号で答えよ。

If＝KQI0（1－10－ecl）＊：a は S および L0 の単位の取り方により決まる定数

ここで，K は目の応答に関する定数，Q は浸透液より放射される蛍光の光量子数，I0 は紫外線の強度，e は蛍（ａ）S＝a×L0

光染料のモル吸光係数，c は蛍光染料の濃度，l は蛍光物（ｂ）S＝a－L0

質の有効厚さである。
（ａ），（ｂ）は正しい。浸透液の基（ｃ）S＝a／L0

本成分は油性溶剤であり，その分子量と蛍光物質とは関（ｄ）S＝a＋L0係がない。したがって，（ｃ）は誤っている。指示模様の厚さについてはその厚さの分，蛍光浸透液が付着していると考えることができる。浸透液が多いと指示模様の輝度も高くなる。したがって，（ｄ）は正しい。

正答（ｃ）（浸透探傷試験Ⅱ3.2 項参照）

感度 S と閾値 L0 の関係については，閾値が低い場合は僅かな色または光でも指示模様が認識できる。その場合に感度は高いといわれる。つまり，感度と閾値は反比例

問５次の[]に入る適当な言葉を一つ選び記号で答の関係になる。したがって，正答は（ｃ）となる。ただえよ。

し，閾値はどこまでも低くなるかというとそうではなく，浸透探傷試験で湿式現像法，速乾式現像法の場合に，それ以上低くならない最小の閾値が存在する。それを絶現像皮膜中において浸透液の現像は溶媒による希釈作用対閾値と呼んでいる。このことも覚えておく必要がある。と，毛管現象，[]の共同作用によって浸透液が拡がることで指示模様が形成される。

以上，紙面の関係で充分な解説が行えなかった点もあるが，これまでの解説と合わせ参考書，問題集をよく勉（ａ）ぬれ性（ｂ）接触角（ｃ）表面張力（ｄ）乳化作用

正答（ａ）（浸透探傷試験Ⅲ3.3.2 項参照）

強されて試験に臨むことを希望するものである。