WFor Water

羽根車式流量計（アナログ出力）

FF-S (R/I/V/W/N/T type) Fin flow

Turbine flow meter (Analog output)

LED レベルメータ付（R タイプ）
様々なアナログ出力を選択可能■ 比較出力付■ 高圧タイプ選択可能■■

Equipped with LED level meter. (R type)
Various kinds of analog outputs selectable.
■ Comparative output provided.
■ High-pressure type selectable.
■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用し、IN側には10D以上の直管部を設けてください。(D：鋼管内径）
樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。また、金属配管シール剤がテーパー管に付着しないよう注意してください。シール剤の種類によっては雰囲気でも破損するため、

注 意 エポキシ系を推奨します。
CautionTo ensure flow accuracy, use the same (or larger) diameter of pipes and fittings as the connection size of the flow meter and install a minimum of 10 diameters(D) of straight pipe length for upstream of the flow meter.
With respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals. Care should be taken not to apply metal piping sealant to the tapered tube. According to the kind of the sealant, as it may cause damage possibly even by the atmosphere, so that werecommend that epoxy type sealant be used.

型式 Model number selection
規格Std.

出力Output

材質Material

流体名Fluids-FF-S

最大流量 オプション
OptionMax. flow--

特殊項目
For specialized item

R
流れ方向 : 右→左 Flow direction: Right → Left ＊2
100
10〜100L/min
0.5〜5L/min
150
15〜150L/min
1〜10L/min200
20〜200L/min
3〜30L/min
5〜50L/min

5103050

規格 Std.
80
85
90
95
100120

水 Water19
特殊 For specialized fluid ＊1
樹脂キャップ Resin cap
C
金属キャップ Metal cap
S
出力 Output
仕様 Specifications
R10 LED bar レベルメータ付 With 10 LED bar level meter
I
変換器EX30AR-I搭載 With converter EX30AR-I
変換器EX30AR-V搭載 With converter EX30AR-V
V
変換器EX30AR-VW搭載 With converter EX30AR-VW
W
変換器EX30AR-VN搭載 With converter EX30AR-VN
N
変換器EX30AR-VT搭載 With converter EX30AR-VT
T
測定範囲(L/min) Measuring range
接続口径 Connection size
0.5〜5
Rc3/8
1〜10
Rc3/8
3〜30
Rc1/2
5〜50
Rc3/4
10〜100
Rc1
15〜150 or 20〜200
Rc1 1/4

アナログ出力 Analog output
0-5V
4-20mA
0-5V
0-10V
1-5V
1-10V

警報出力 Alarm output
トランジスタ＆リレー Transistor & Relay
リレー Relay
リレー Relay
リレー Relay
リレー Relay
リレー Relay＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記してください。
詳細は当社にお問い合わせください。
＊2：標準の流れ方向は向かって左→右です。
※測定範囲は水換算20℃（293K）条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊2: Standard flow direction is from left to right viewing from front.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications
項目 Item

Cタイプ（樹脂キャップ）C type (Resin cap)

出力精度 Output accuracy

Sタイプ（金属キャップ）S type (Metal cap)

±3% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa(G) at 40℃

1MPa(G)

使用最高温度 Max. temperature

50℃ at 0.6MPa(G)50℃

使用環境温度 Ambient temperature
比較出力Comparative output

アナログ出力 ※Analog output
電源/消費電流Power source /Current consumption

NPNオープンコレクタ NPN open collector DC35V 100mA max.

RリレーC接点 Relay contact C Max. AC100V 0.1A, DC30V 1A

その他 etc.

リレーC接点 Relay contact C Max. AC100V 0.1A, DC30V 1A

R

0-5V 負荷抵抗 Load resistance：10kΩ以上 ≧ 10 kΩ

I

4-20mA 負荷抵抗 Load resistance：300Ω以下 ≦ 300 Ω

V,W,N,T

0-5V/0-10V/1-5V/1-10V 負荷抵抗 Load resistance：5kΩ以上 ≧ 5 kΩR

DC12〜24V

I

DC24V

約65mA Approx. 65 mA

V,W,N,T

DC24V

約40mA Approx. 40 mA

約60mA Approx. 60 mA2m

ケーブル長 Cable length

1300〜50℃（結露なきこと No dewing）

2023※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate.
(Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

W
液体用配線 Wiring diagram
R typeAWG 25

線色 Cable colors

I,V,W,N,T type

AWG 28

線色 Cable colors

内容 Function

内容 Function

トランジスタ出力（オープンコレクタ）
Transistor output (open collector)

青 Blueアナログ出力GND Analog output GND茶 Brown

アナログ出力 Analog output

黄 Yellow

アナログ出力 Analog output DC0〜5V

黄 Yellow

比較出力CP1（N.O.）Comparative output CP 1 (N.O.)

緑 Green

B接点（下限 ON）
Contact B (ON at lower limits)

橙 Orange

比較出力CP1（N.C.）Comparative output CP 1 (N.C.)

緑 Green

比較出力CP2（N.O.）Comparative output CP 2 (N.O.)

コモン Common

紫 Purple

比較出力CP2（N.C.）Comparative output CP 2 (N.C.)

A接点（上限 ON）
Contact A (ON at upper limits)

白 White

CP1, CP2コモン Common to CP 1 and CP 2

黒 Black

電源DC0V Power source 0 V DC
電源DC＋24V Power source + 24 V DC

接点出力 ＊黒/白 Black / White

Contact output

緑/白 Green / White0V

赤 Red

赤 Red

DC12〜24V±10%※ アースは、第三種アース（100Ω以下）とします。
※ 入力はシングルエンドタイプです。
※ CP1及びCP2比較出力は、リレー出力です。
※ COMピンとGNDピンは接続されておりません。

＊ Max. AC100V/0.1A, DC30V/1A※ Earth shall be the third class one (less than 100 Ω）.
※ Input is a single end type.
※ Comparative output for the CP1 and CP2 is a relay output.
※ COM pin and GND pin are not connected.

FF-S (R/I/V/W/N/T type)

黒 Black

羽根車式流量計

黄/白 Yellow / White

規格寸法 Specified dimensions
規格 Std.

WC1

C2L1L2L3B1B2B3HT

流路径 Flow passage

Rc

80

80748555511564

1642.524265.5

3/88580748555

51

1564

1642.5

2426

9.5

3/890

90

74

85

55

51

1569

20

47.530

31

13

1/2
3/4

95

95

85

96

66

62

1771.5 24.5

47.5

34

31

13100

100

89

97

70

66

2171.5 21.5

47.5

4231

18

1120120

95

106

76

72

2584

60

50

33.5

26.4

1 1/425

構造図 Structural drawing
R type

I/V/W/N/T type
B1W56

B2

⑫⑬46542×M4×12.5TH＊1①②⑧⑨⑩

2×Rc⑦⑥⑤2×M5×10②③④②

48584858

4654W

30

⑭

2×M4×12.5

T(2000)

⑤ ⑥⑦

⑧⑨①
⑩ ②＊1

80(106)

L3H

③④

B2

2×M5×10L2L1(C1)⑪24

192×Rc

(C2)
L1
L2
L3

B3＊2＊2

材質 Materials
No.
1

名称 Names of parts
ケーシング Casing

材質 Material

No.

SCS148シャフト Shaft

ジルコニア Zirconia

C type : PSU ＊1

9軸受け Bearing

ジルコニア Zirconia

10 穴石 Hole stone

アルミナ Alumina

2

キャップ Cap

3

ホールICセンサ Hall IC sensor

ー4

バックプレート Back plate

A5052（S95〜120のみ）(S95 - 120 only)

5フィン Fin

6

マグネット Magnet

7

Oリング O-ring

FKMーオリフィス(※）OrificePP

S type : SCS14 ＊2

GFPP（S80/85 : PP）
サマリウムコバルト Samarium cobalt

名称 Names of parts

11 アンプケース Amp. case
12 ケーブルクランプ Cable clamp

材質 Material

備考 RemarksABS
ナイロン/他 Nylon / etc.

13 ケーブル CableーAWG 25, 2m

14 アナログコンバータ Analog Converterー

EX30AR※S80（5L/min用）、IN側のみ ※ Press-fit at the inlet side of S80 (5 L/min) only2023

131