FC-AQSX

Variable area flow meter■

取付姿勢の制約を受けません。

■No restriction on installation attitude.

Flow checker

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-AQSX

警報
Alarm

-

流体名Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
OptionUnits
Max. flow Connection size

- B--

特殊項目
For specialized item

VP

高圧仕様：Max.1MPa（G） High pressure spec.
接続口径 Connection size＊2

Rc1/401
Rc3/80203
Rc1/204
Rc3/405
Rc106
Rc1 1/407
Rc1 1/2
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.

30

5070Max.
B
L/min
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチ A接点 Reed switch of contact A
1
リードスイッチ B接点 Reed switch of contact B
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊19測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size0.4〜5L/min
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
1〜10L/min
Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4
1〜15L/min
2〜20L/min
Rc1/2, Rc3/4
2〜30L/min
5〜50L/min
Rc3/4
4〜50L/min
Rc3/4
5〜70L/min
Rc1
10〜100L/min
10〜100L/min
Rc1 1/4
10〜150L/min
Rc1 1/2
20〜200L/min＊1：特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: When selecting the high pressure spec. , specify the operating pressure after the symbol.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depend on a scale and contact method of flowmeter.

178

2023

仕様 Specifications
規格 Std.
流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure

標準 Std.

VP±5％ of F.S.
0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

1MPa（G）

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length

50cm(AWG 24)

リードスイッチ
Reed switch

For Water

面積式流量計接点方法 Contact forms ＊3
接点容量 Contact capacity
ケーブル長 Cable length

A接点 Contact A
B接点 Contact B
0〜24VDC
Max. 0.2A
50cm (AWG 24)
NPN出力-A接点 NPN output contact A

出力形態 Output form ＊3
磁気スイッチMagnetic switch

W

NPN出力-B接点 NPN output contact B
PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

W
規格 Std.

Rcd

重量 Weight

LA

重量 Weight

Rc1/4

約 Approx. 340g

42Rc3/8

約 Approx. 320g

Rc1/2

約 Approx. 395g

Rc3/4

約 Approx. 350g

Rc3/4

約 Approx. 1035g

Rc１

約 Approx. 945g

Rc1 1/4

約 Approx. 1190g

Rc1 1/2

約 Approx. 1065g

FC-AQSX30
323/43/440

170

1FC-AQSX5065

1 1/455

175

1 1/2

FC-AQSX70

面積式流量計1301/270

接続口径 Connection size

213/850

規格 Std.

H1/430液体用

規格寸法 Standard dimensions

構造図 Structural drawing
FC-AQSX50/70

FC-AQSXFC-AQSX30
磁気スイッチ Magnetic switch⑭

オレンジ Orange :＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUT PUT
3（2000）H

茶 Brown（＋）A（28）

青 Blue（−）②28③(20.5)

(L)
60

⑫⑬⑩

2×M6×8⑪

材質 Materials
FC-AQSX50/70(R)41

17288017(97)2×60(77)⑤⑥⑦⑧⑨⑬

FC-AQSX30

2×φ4.5④

2×M4×10

パネルカット Panel cut-out

41(23.5)

青 Blue（−）
2×Rcd

①②③④⑤
⑦⑥⑧⑨⑫⑩

(L)

①80

AH

2×Rcd
茶 Brown（＋）)(R

2×4×φ6.5

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッティング Fittings

SCS13

2

Oリング O-ringFKM

3スプリング Spring

SUS3164テーパー管 Tapered tube

PSU

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

6

フロート Float

7

スリーブ Sleeve

PPS

8

ゴムストッパー Rubber stoppers

FKM

9ストッパー Stoppers

PPS

PPS、フェライト Ferrite

10 ケース CaseAL

11 ナット Nut

SUS30412 六角穴付きボルト Hexagon socket head cap screw

備考 Remarks

プラマグ Plastic mg.
着磁有りMagnetized

アルマイト処理
Alumite treatment

SUS304

13 リードスイッチ Reed switch

POM/他 POM,etc

14 磁気スイッチ Magnetic switch

POM/他 POM,etc2023

179