WFor Water

羽根車式流量計

HF-PE

Helical flow

Turbine flow meter

羽根車式 ローコストタイプ。
流出を目視確認することができます。
■ ポリエーテルイミド成型ボディの為、シンプルかつローコストにて供給可能。
■ 取付姿勢の制約を受けません。
■■Rotating vane flow meter. Low-cost type.
Flow visibility. ■ No restriction placed on installation attitude.
■ A s the main body is molded by polyetherimide resine,it is simple in construction and can be supplied at low cost.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
材質
Material

出力Output

規格Std.

HF - PE

形状Shape- 0

流体名Fluids

最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Option

---

特殊項目
For specialized item

表示計
Flow indicator

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product防滴カバー Drip-proof cover ＊3

D01
Rc1/4
Rc3/802
Rc1/2
03
R1/2
13
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

PEMax.
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊19規格 Std. 測定範囲 Measuring range
0.2〜2L/min
200.5〜5L/min
1〜10L/min302〜20L/min
A
パルス出力 Pulse output
G
表示計EM30DT搭載（標準）瞬時値表示＋警報出力 Standard display is EM30DT. Indicating digits + Alarm output
I
変換器EX30AR搭載 4-20mA出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 4-20 mA + Alarm output
V
変換器EX30AR搭載 0-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-5 V + Alarm output
W
変換器EX30AR搭載 0-10出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-10 V + Alarm output
N
変換器EX30AR搭載 1-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-5 V + Alarm output
T
変換器EX30AR搭載 1-10V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-10 V + Alarm output
ポリエーテルイミド ＋ SCS14 Polyetherimide + SCS14＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2：表示計・変換器のページを参照し、オプション記号を記載願います。Refer to Digital meter / Converter Page to specify optional symbol.
出力「A,I,V,W,N,T」
・・・当社にて別置きの表示計にパラメータを設定して、セットで出荷いたします。For “Output A, I, V, W, N and T”, all of the necessary parameters are setup at Factory.
出力「G」
・・・標準表示計EM30DT以外を搭載する場合。For “Output G”, a display other than the EM30DT is selected.
対象：EM30, EM40, EM45, EX30シリーズ Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
＊3：表示計 EM30, 変換器 EX30シリーズ用 For EM30, EX30 series

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※I typeV, N, W, T type

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10% 8mA Max.

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

1162023

W
液体用仕様 Specifications

配線 Wiring diagram
A type

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa（G）（常温常湿度時）(At normal temperature and humidity.)

AWG 24(0.2mm 2 )線色 Cable colors

内容 Function＋DC V

0〜55℃（結露なきこと No dewing）灰 GrayGND

ケーブル長 Cable length

HF-PEA：20cm, HF-PEG/I/V/W/N/T：2m

白 White

パルス出力 Pulse output※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃までとなります。
※ Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max. fluid temperature should be 50°C.

G typeAWG 26(0.1mm 2 )線色 Cable colors

構造図 Structural drawing

内容 Function

黄 Yellow

CP1

緑 Green

CP2

白 WhiteCOM

黒 BlackGND

赤 Red＋DC V

羽根車式流量計橙 Orange

使用環境温度 Ambient temperature（出力A以外：Max. 50℃ Other than output A: Max. 50°C）
使用流体温度 Operating fluid temperature Max. 80℃※ EM30DTの仕様です。EM40, EM45シリーズは詳細ページを参照願います。Refer to Digital meter / Converter Page for EM40 and EM45 Series.

HF-PEA

HF-PEG/I/V/W/N/T

I, V, W, N, T type31

寸法表 A table of Dimensions

31

GND

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

黄 Yellow

CP1（N.O.）

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）L

紫 Purple

CP2（N.C.）

Rc1/4, Rc3/866

白 WhiteCOM

Rc1/278

黒 Black

DC 0V

R1/298

赤 RedDC ＋24V

２×Ｒｃ×R ｄ

OUT

青 Blued（45.5）

31

規格 Std. : 20OUTLL

規格 Std. : 30①②③⑥⑪①②④⑤⑦⑪⑧⑧⑨⑨⑩（2m）

⑩IN

IN

正面 Front

左側面 Left side

パネルカット Panel cut-out

材質 Materials

正面 For front view

背面 For rear view

No. 名称 Names of parts

φ10

φ20420（φ１０はスクリューの回転を目視する窓です。）（Screw rotation can be viewed through the window of φ10.）

4

φ

2×20

2×HF-PE

31

２×Ｒｃ×R ｄ

AWG 28(0.08mm 2 )内容 Function

線色 Cable colors

20(HF-PEAのみ)（HF-PEA only）

注）
パネルの厚みを考慮して、タッピンねじ（呼び径３）の長さを選定して下さい。
（下穴深さ７ｍｍ）推奨トルク値：35cN・m以下Note) Select a tapping screw length (nominal diameter: 3) considering panel thickness (Prepared hole 7 mm deep).
Recommended torque: Below 35cN・m

材質 Material

備考 Remarks

1Oリング O-ring

FKM

2

止め輪 Cover ring

SUS3043軸受け Bearing

POM

4

整流板 Rectifier

PPS

5軸受け Bearing

アルミナ Alumina

6シャフト Shaft

SUS3167シャフト Shaft

アルミナ Alumina

8スクリュー Screw

PPS

Sm-Co Mg封入 Mg sealed

ボディ Main Body

ポリエーテルイミド
Polyetherimide

クリア Clear

910 アダプタ Adapter

SCS14

ホールICセンサ
11
Hall IC sensorPC

2023

117