CFor Chemicals

面積式流量計FM-PF (Excel type)エ ク セ ル タ イプ

Variable area flow meter

PFA一体成型採用により、リークの心配および切削面を極力無くすことができました。
■ 強酸・強アルカリの薬液計測に最適です。
■ 腐食ガスでの実績多数あり。
気体用途の場合は製作の可否を確認しますので、お問い合わせ下さい。
■Thanks to monolithic PFA molding these models are free from leakage and reduce cutting area to minimum.
Corresponds to the chemical flow measurement of strong acids and alkalies.
■ With this Series, we have plenty of experience for metering corrosive gases.
Contact us if you consider this product for a gas application.
■■型式 Model number selection規格Std.

FM - PFバルブ
Valve

警報Alarm-

流体名Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Options
Units---

特殊項目
For specialized item

パーフロパッキン Perfluoro packing
光電センサダークON DC24V Photosensor formed Dark ON at 24 V DC ＊5
光電センサライトON DC24V Photosensor formed Light ON at 24 V DC ＊5
光電センサダークON DC12V Photosensor formed Dark ON at 12 V DC ＊5
光電センサライトON DC12V Photosensor formed Light ON at 12 V DC ＊5
キャップ溶接 Cap welded
接続口径 Connection size
規格 Std.
Rc3/8400
Rc1/2500
Rc3/4
チューブエンド Tube end 1/4″
200
チューブエンド Tube end 3/8″300
チューブエンド Tube end 1/2″400
チューブエンド Tube end 3/4″500

PFPD1
PL1PD2PL2W
02030421222324Max.

規格 Std.
200
300
400
500

AmL/min
BL/minZ
特殊 For specialized unit ＊2
1
純水 Purified water9
特殊 For specialized fluid ＊20
センサ無し With no sensor
1リードスイッチ横A接点 With side reed switch of contact A ＊3 ＊4
2リードスイッチ横B接点 With side reed switch of contact B ＊3 ＊4
3リードスイッチ後A接点 With rear reed switch of contact A ＊4
4リードスイッチ後B接点 With rear reed switch of contact B ＊4
A
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊4
B
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊4C
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊4
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊4
D
特殊 For specialized alarm ＊2
9バルブ無し With no needle valve0
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side2
特殊 For specialized shape ＊2
9規格最大流量 Max. flowrate specified〜2L/min〜3.5L/min〜15L/min〜50L/min ＊1＊1: FM-PF500ニードルバルブ付きタイプは、輸出貿易管理令該当貨物となるため、法令に従い輸出手続きが必要となります。詳細はお問い合わせください。
＊2: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3: リードスイッチ横は向かって右側が標準です。
＊4: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊5: 光電センサの時は警報の9を選び、オプションで表示して下さい。

2402023

次ページ、測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range next page

＊1: FM-PF500 Series with the needle valve is an export-trade controlled goods;
therefore in accordance with laws and regulations, export formalities are required. Contact us for more detail.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order.For details, consult us with your specification.
＊3: Lateral reed switch is a standard installation that is installed on right as one faces.
＊4: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊5: When selecting the photosensor, select the item 9 in Alarm and designate it in the optional item.

C
規格
Std.

300

500

2〜20 mL/min
5〜50
10〜10020〜20020〜30050〜5000.1〜1L/min
0.2〜2
0.1〜1
0.2〜1.5
0.2〜2
0.2〜2.5
0.2〜3
0.4〜3.5
0.4〜5
1〜10
2〜15
2〜15
2〜20
3〜30
4〜40
4〜50

光電 Photoelectric

接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

−○

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
出力形態 Output form ※−○NPN出力-A接点/B接点 NPN output contact A / contact B
PNP出力-A接点/B接点 PNP output contact A / contact B

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain○○○出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

−○○

光電センサ仕様 Specifications on photo sensor
電源電圧
Power source voltage＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications

動作モード
Operation mode

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）（PF500 at 30℃）

使用流体温度 Operating fluid temperature

60℃（PF500 at 0.4MPa（G））

使用環境温度 Ambient operating temperature

O〜40℃（結露なきこと No dewing)＊ケミカルでご使用の場合、パッキン材質を確認下さい（標準FKM）＊For use in chemicals make certain of materials of packing to be used (Std: FKM)

制御出力
Control output
ケーブル長
Cable length

DC12V ±10% or 24V ±10% MAX.80mA
ダーク ON : フロート遮光時 ON
Dark ON:Turned ON when Float blocks beam.
ライト ON : フロート遮光時 OFF
Light ON:Turned OFF when Float blocks beam.
NPNオープンコレクタ NPN Open collector
シンク電流 Max. 80mA(DC30V) Sink current: 80 mA (30 V DC)at max.
2m(AWG26)

光電センサの一般的な使い方 How to use the photosensor in general
下限警報として Indicating alarm at lower limit

常用値の認識として In confirmation of the normal value
センサは常用値に設定
The sensor should be set at normal value.

センサは最下部に設定
The sensor should be set at the lowest part.

通常使用時 When using under normal condition

常用値近辺 When using near the normal value

ダークON Dark ON

OFF

ダークON Dark ON

ON

ライトON Light ON

ON

ライトON Light ON

OFF

フロートが光を遮ると…
If the float obstructs the light, …

フロートが光軸から上下に外れると…
If the float is vertically deviated from light axis, …

流量低下時 In case of decreasing the flowrate,

流量設定外 In case of being out of the setting flowrate,

ダークON Dark ONON

ダークON Dark ON

OFFライトON Light ON

OFFライトON Light ONON※設定できる流量は個々の流量計により異なります。詳細はお問い合わせください。
※The flowrate to be able to set varies according to the individual flowmeter. For more details, contact us at the nearest sales offices.

2023

241

FM-PF (Excel type)400

センサ Sensors
リード/磁気 Reed / Magnetic

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

面積式流量計200

測定範囲
Measuring range

薬液・純水用

流量/規格別センサ表 A table of flowrates and sensors specified

C
規格 Std.

接続口径 Connection size

23456HoHBb1b2b3DDo

106（110） 4280

60

100ー

10ーー

2632

2026ー

1117ー

1/4″(φ6.35×4.35)

300

134（138） 47

100

76

124ー

12ーー

32

37

26

28ー

1521ー

3/8″(φ9.52×6.35)

400

169（165） 100 115

8090

75 12.563

57

51

42

28

30

4329

29

Rc3/81/2″(φ12.7×9.5)500

206（198） 100 150 100 112

1980

65

57

52

30

3252

39

37

Rc1/2, 3/43/4″(φ19×15.8)

L90＊ ( )内は溶接仕様 Dimensions parenthesized indicate the one specific to welding specification.

構造図 Structural drawing
PF400/500 光電センサ付 with photosensor
ＨｏＨ①PF200: Max.30
PF300: Max.48

B
ｂ1⑯③ＯＵＴ

2×M5×5⑭⑬⑧⑩31⑮①⑭ＩＮ⑩⑪⑨2×接続口径 Connection size

PF400: Max. 36
PF500: Max. 45

PF200: 4×φ3.5貫通
PF300: 4×φ4.5貫通
PF200: 4×φ3.5 through-hole
PF300: 4×φ4.5 through-hole

( )

ＨｏＨ

磁気スイッチ Magnetic switch
ＯＵＴ③④ ②

⑦2×M5×5(23)茶色 Brown
青色 Blue（28）オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUTLED（緑 Green）
31⑫⑧⑪⑰4⑤⑥茶色 Brown : +DC 12 or 24V
青色 Blue : 0V
黒色 Black : OUTPUT
茶色 Brown : +DC 12 or 24V
青色 Blue : 0V⑥①PF400/500 リード/磁気スイッチ後付 with rear reed / magnetic switch
Ｂ⑬⑧ＩＮ⑪ ⑨④⑤⑮Ｌ⑤⑥⑦②ＯＵＴ

Ｌ

③④ ②

H

1

Ｂ

PF200/300 光電センサ付 with photosensor

4Variable area flow meter

1200

LFor Chemicals

規格寸法表 A table of standard dimensions⑬ＩＮ⑨⑩PFA溶接 PFA welded

材質 Materials
No. 名称 Names of parts
1 ボディ Body
23ハンドル Handle

4ニードル Needle valve

5678242

グランド GlandサイドプレートSide plate
フロントプレート
Front plate
スケールプレート
Scale plate
フロート Float

材質 Material
PFA
PF200/300：ETFE
PF400/500：PCTFE
PF200/300：ETFE
PF400/500：PP
PFA

備考 Remarks

10 Oリング O-ring

PVC
PVC

PMMA対応可
PMMA available

PVC

PTFE/PFA

2023

No.
名称 Names of parts
9 キャップ Cap

SUS316のウェイトを封入する場合あり
Weight made out of SUS316
may be encapsulated.

材質 Material
PFA
PF200 : PF
他 etc. : FKM

備考 Remarks

オプション Options : PF

11 サラビス Countersink screw

PEEK

12 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 etc.

AWG 2413スイッチプレート
Switch plate

PVC

PMMA対応可
PMMA available

14スイッチブラケット
Switch bracket

PVC

PP対応可PP available

15 光電センサ Photosensor

AWG 2616 補強リング Reinforced ring

SUS304

PF500(Rc3/4)のみ
For PF500 (Rc3/4) only.

17 磁気スイッチ Magnetic switch POM 他 etc.

AWG 24

C
薬液・純水用

パネルカット Panel cut-out
パネル埋込取付 Panel-embedded
PF400/500

φDo5PF200:4×φ4.5
PF300:4×φ5.5

面積式流量計PF200/300

5PF200:10
PF300:12b2※取り付けの際は、フロントプレートの固定ネジを利用する為、プレートを取り外すか、又は共締めにして下さい。
ボディのネジ穴: M4 - 深さ5mm
プレート厚 : t=3mm※Use screws being used to fix front plate in mounting.
M4 threaded screw hole of the body (5 mm depth)
Thickness of the front plate: t=3 mm

2PF400:5
PF500:63b223φDoFM-PF (Excel type)

4×φ5.5b1b1※ニードルバルブなしの場合、φDoは必要ありません。 No need to make a hole of φDo, when it is a type without needle valve.

パネル前面取付 Panel-mounted■スイッチなし Type without switch■リードスイッチ横付 Type with reed switch on the side
PF200/300
b1■リード／磁気スイッチ後付 Type with rear reed / magnetic switch

PF400/500

PF400/500

PF300

2×φＤPF200 : 4×φ4.5
PF300:4×φ5.5

4×φ5.52×φＤ52×φ72×φ72×φ154615180

1001241413φD17PF400: 20
PF500:30

2×(R)

2×(R)

26

■光電センサ付 Type with photosensor
PF300

PF400/500

2×φD(R)

122×φ7202220104×φ5.5

260.75PF200b364

130

10080

124

101.5306080

10021.521.5)(RPF400:6
PF500:5

4×φ4.52×φ152023243