NDT フラッシュ Vol.69 No.6

JIS Z 2305

1/4

2019 年秋期再認証試験結果

JIS Z 2305:2013 に基づく認証制度への切り替え後，６回目の再認証試験（2019 年秋期）が終了した。2019 年秋期再認証試験は，資格取得後 10 年目の有効期限が 2020 年 3 月 31 日の資格保持者が対象であった。再認証試験は，約 6 か月の間に再試験 2 回を含む計 3 回の試験を実施する関係から，受験申請書に 3 回分の受験地区を記入することで受験申請を一回で済む形式とし，2019 年 4 月に受験申請書の受付を行った。2019 年秋期再認証試験は，再認証試験：2019 年 7 月～9月，再認証再試験 1 回目：2019 年 11 月～12 月，再認証再試験 2 回目：2020 年 1 月～3 月の計 3 回実施している。表１に再試験 2 回を含む，2019 年秋期再認証試験の結果を示す。

表１

2019 年秋期再認証試験結果（再試験 2 回を含む）
レベル 1

NDT 方法

レベル 2

レベル 3

略称
申請者数

合格者数

合格率%

申請者数

合格者数

合格率%

申請者数

合格者数

合格率%

放射線透過試験RT

111090.917613276.7

413792.5

超音波探傷試験UT

113

6767.0

502

411

86.9

635490.0

超音波厚さ測定UM

1019398.9磁気探傷試験

MT

1313100.0

297

263

91.3

2119100.0

極間法磁気探傷検査

MY121090.9

32

32

100.0

通電法磁気探傷検査

ME10-コイル法磁気探傷検査

MC00-

浸透探傷試験

PT

59

4884.2518

42384.96969100.0

溶剤除去性浸透探傷検査

PD362990.617313683.4

水洗性浸透探傷検査

PW00-

渦電流探傷試験ET11100.01309474.6

2525100.0

ひずみゲージ試験

ST

55100.0342586.2

1110100.0

赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ試験

TT

100.000-

00-

漏れ試験

LT00-

00-

00-

353

27684.9

1,862

1,51685.1

23021496.0

合計＊合格率％：〔合格者数／（申請者数－欠席者数）〕×100＊合格率「－」は受験者数がゼロを示す。

（欠席者数：再試験 2 回を含む全ての試験に欠席した人数）

NDT フラッシュ Vol.69 No.6

2/4

このコーナは非破壊試験技術者として活躍されている技術者をご紹介しています。

会社の事業内容，陣容等について
我が社の主な業務内容は，建築，土木構造物の検査及び調査診断業務です。
本社は香川県の坂出市にあり営業所として福岡・広島・岡山・松山・島根・山陰の 6 営業所が有ります。
平成 9 年に設立，当初 6 人でスタートし，現在 86 人（内技術者 75 人）です。

氏名：長尾泰命（ながおやすのり）（64）

所属：㈱ジャスト西日本
保有資格
・JSNDI 資格：
総合管理技術者,RT3,UT3,MT3,PT3,ET3,ST3
・JSNDI 資格以外：

社内でのレベル 3 など資格保有者数について
JSNDI の資格保有者数は，現在 47 名です。保有資格数
は延 144 資格となっています。
レベル 3 は，RT6 名，UT8 名，MT3 名，PT7 名，ET2WES 溶接管理技術者 特別級,CIW（検査技術管理者,上級検査技術者 UT,MT,ET）,
鉄骨製作管理技術者 1 級，鉄筋継手管理技士,JSSC 土木鋼構造診断士補等

名，ST2 名であります。
を設立し取締役試験検査部部長（技術本部部長兼任）とあなたの業務内容・業務経歴（実績など）について
大学卒業後，昭和 53 年 4 月日本溶接検査㈱（現：日本インスペックス㈱）に入社し化学プラント・海洋構造物・造船・貯蓄タンク等の非破壊検査に従事しました。

して現在に至っております。
現在の業務は，技術管理，品質管理，検査部門の工程管理，技術者の教育，検査実務です。
JSNDI では平成 7 年から PT の実技指導員として教育

入社当初は，主に RT がメインで Ir192 や Co60 の同位元に携わり平成 20 年から平成 24 年まで PT 専門教育委員素による検査も頻繁に従事していたと思います。透過度長を務め講師・指導員として現在に至っております。

計識別度を満足する透過写真を得るのに苦労したことが今でも思い浮かびます。その後 MT,PT,UT 等の検査に従非破壊検査技術者としての自負事することも増え，仕事を覚え資格を取得してきました。

非破壊検査に携わって 40 年になりますが，最初の 10

20 代後半にアフリカで最初となる化学プラントにお年は 6 種目の 2 級（現レベル 2）取得と検査技術の向上

ける検査技術移転の仕事に従事する機会があり，2 年間に時間を費やしていたものです。1 級（現レベル 3）を取アルジェリアのプラントでの保守検査に従事しました。

得し始めた頃から自己研鑽に励むと共に管理の職務が増

丁度仕事も覚え資格も取得した頃でしたので全てが勉え，検査業務もこなしながら品質管理や技術者の教育・強でした。コンパクトなプラントに設計されており，エ指導にあたりました。

チレン分解炉に始まりポリエチレンプラントまで各プラ技術者の育成と共に以前所属していた会社と現在の所ントでの検査実務，破損の原因究明，補修方法の考案な属会社の 2 社を溶接協会の CIW-A 種認定会社に育てるこ

どを通じ知識が吸収できたと思っています。このときがとが出来ました。

レベル 3 全種目取得に対する意欲が芽生えた最初である

非破壊検査に携わる技術者は常に自己研鑽に励み，信ような気がします。その後，平成元年に故郷の香川に戻頼できる技術を持った技術者であるべきだと思っていまり同名の兄弟会社に入り，5 年間で 6 種目のレベル 3 をす。JSNDI では平成 29 年度に技術貢献賞を頂きました。

取得し，総合管理は 9 年目に取得しました。この頃の検信頼される技術者として，また，長年教育に携わり技査業務は，建築鉄骨の UT が中心で他に橋梁や造船の非術者の育成に貢献していると評価され，社会の安全に貢破壊検査に従事していました。

献できているものと思っています。

平成 9 年に㈱ジャスト四国（現：㈱ジャスト西日本）

NDT フラッシュ Vol.69 No.6

ＥＴレベル３

3/4

二次パートＤ，Ｅ試験のポイント

JIS Z 2305:2013「非破壊試験技術者の資格及び認証」

V

リジェクションレベル0に基づく ET レベル 3 の二次試験は主に参考書である『渦図3リジェクションの出力t(s)流探傷試験Ⅲ』から出題される。本稿では，最近行われた試験のうち，正答率の低かった問題に類似した例題に出力信号 入力信号

V

警報レベルよりポイントを解説する。
0

問１t(s)

抵抗が 1 Ω でインダクタンス 100 μH のコイル

図4コンパレータの出力に周波数 10 kHz で 1.5 V の正弦波電圧を印加したとき，コイルに流れる電流はどれか。最も近いものを一つ出力し，レベル以下の入力信号は除去するユニットであ選び記号で答えよ。

る。渦電流探傷試験においてはリジェクションは記録波（ａ）11.8 mA（ｂ）23.6 mA形を見やすくする手段として使われるが，SN 比の向上（ｃ）118 mA（ｄ）236 mAは図れない。
（ｃ）は不正解である。図 4 はコンパレータ特性を示したものである。コンパレータは，予め設定さ正答れた警報レベル以上の入力信号が入力された場合に，パ（ｄ）

コイルのインピーダンス Z は抵抗を R とリアクタンスを ωL とすると 𝑍 = √𝑅 + 𝑋

ルスを出力し警報回路を作動させるユニットであり，（ｄ）で示され，周波数 10 kHzは不正解である。渦電流探傷試験において，フィルタは時のリアクタンスは ωL ＝ 2πf L ＝6.28 Ω であり，インきず信号とノイズでは周波数成分が異なる場合に SN 比ピーダンスは Z ≒ 6.36 Ω となる。コイルに印加した電の向上を図るために使用される。そのうち，ローパスフ

圧を E とするとコイルに流れる電流は I ＝E／Z で示さ

ィルタは，予め設定された遮断周波数以下の信号を通過れ約 236 mA となる。したがって，正答は（ｄ）となる。

させ，遮断周波数以上の信号は減衰させるものであり，入力信号に対し積分波形となり，（ｂ）は不正解である。

図 1 と図 2 は渦電流探傷器に組み込まれている回ハイパスフィルタは，予め設定された遮断周波数以上路ユニットの入出力波形を示したものである。この信号の信号を通過させ，遮断周波数以下の信号は減衰させる

問２

処理に使用したしたユニットの名称は何か。正しいもの

ものであり，入力信号に対し微分波形となり，正答は（ａ）を一つ選び記号で答えよ。となる。

V

問３

渦電流探傷試験において，上置プローブのリフトオフ信号はノイズ源となる。次のうち，リフトオフの信

0t(s)

図1

入力信号号が発生しにくいとされるコイルはどれか。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

V（ａ）自己誘導形単一コイル（ｂ）相互誘導形単一コイル

0t(s)

図2

出力信号（ａ）ハイパスフィルタ（ｂ）ローパスフィルタ（ｃ）リジェクション

（ｄ）コンパレータ（ｃ）一様渦電流コイル（ｄ）マルチコイル
正答（ｃ）

単一方式のコイルで得られる信号は絶対値指示ともいわれ，コイルのインピーダンス変化を全て出力する。環

正答

（ａ）

境温度の変化やリフトオフの変化による影響が大きく，

図 3 はリジェクション特性を示したものである。リジ（ａ）と（ｂ）は不正解である。マルチコイルは複数個ェクションは，予め設定されたレベル以上の入力信号はの単一コイルを線上に配置し，検査幅を広げる場合に有NDT フラッシュ Vol.69 No.6

4/4効であるが，やはり，リフトオフの影響が大きく，（ｄ）は不正解である。内挿プローブにおいて非磁性管の管外は不正解である。

径を一定とした場合の肉厚の減少は貫通プローブと同様に充填率の変化となり，正規化インピーダンス曲線の動励磁コイル
検出コイル

作点において曲線の内側方向に移動し，（ｃ）は不正解である。上置プローブを用いた非磁性平板の探傷における渦電流の向き板厚の減少は，貫通プローブにおける充填率の減少と同様な現象ではあるが，正規化インピーダンス曲線上の動図5

一様渦電流コイルの構造

図 5 は一様渦電流コイルの構造を示したものであり，籠型の励磁コイルにより試験体には巻線と同方向に平行作点が曲線の外側方向に移動し,（ｄ）は不正解である。
導電率の増減に伴うインピーダンスの変化は，正規化インピーダンス曲線上で周波数の増減と同じ方向の変化を生じる。したがって，正答は（ａ）となる。

かつ一様な渦電流が発生する。試験体の表面に平行に配置された小型の検出コイルには渦電流と磁気的結合が無問５

次は，JIS Z 2300:2009「非破壊試験用語」に規いため，試験体表面にきずが無い場合は検出コイルに起定されている用語を示したものである。正しいものを一電力が発生しない。検出コイル直下にきずが位置した場

つ選び記号で答えよ。

合は，渦電流が乱れ一様でなくなると渦電流による磁束（ａ）健全部断される部分。の向きが変化し検出コイルに起電力が発生する。一様渦電流コイルはリフトオフの影響を受けにくい。したがっ（ｂ）判定基準：非破壊試験によって検出したきずが使用上有害かどうかを決める基準。て，正答は（ｃ）となる。
（ｃ）指示
問４

：非破壊試験において，装置上に表示された画像，数値又は試験体上に出現さ次の文は，試験コイルのインピーダンスへの影響れた模様。

因子のうち試験体に係わる因子について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

：非破壊試験の指示から欠陥がないと判（ｄ）不連続部：組織，材質又は形状の連続性が途切れる部分で，意図的な場合のものは含ま（ａ）導電率の増減に伴うインピーダンスの変化は，正れない。

規化インピーダンス曲線上で周波数の増減と同じ方向の変化を生じる。
（ｂ）試験体の透磁率の増加は試験コイルのインダクタ

正答（ｃ）ンスを増加させ，インピーダンスを減少させる。

JIS Z 2300:2009 では，健全部とは「非破壊試験の指示（ｃ）内挿プローブにおいて非磁性管の管外径を一定とから異常がないと判断される部分。」と定義されており，した場合の肉厚の減少は，正規化インピーダンス（ａ）は不正解である。判定基準とは「非破壊試験によ曲線の動作点において曲線の外側方向に移動すって検出した結果を用いて，要求水準を満足しているかる。

を決める基準。」と定義されており，（ｂ）は不正解であ（ｄ）上置プローブを用いた非磁性平板の探傷におけるる。同様に，不連続部とは「組織，材質又は形状の連続板厚の減少は，貫通プローブにおける充填率の減性が途切れる部分で，意図的な場合とそうでない場合と少と同じ方向に移動する。の両方が含まれる。」と定義されており，（ｄ）は不正解である。正答は（ｃ）である。

正答

（ａ）

紙面の関係で詳細な説明は省くが，『渦流探傷試験Ⅲ（2003 年版）』P-103「試験コイルのインピーダンス影響因子とインピーダンス変化」を参照すればよい。試験体の透磁率の増加は，コイル中の磁束を増加させ，コイルのインダクタンスを増やす。このインダクタンスの増加は，試験コイルのインピーダンスを増加させるので，（ｂ）

受験者の健闘を祈ります。