原著論文

ポケット線量計の基礎的検討
Fundamental Consideration of Electronic Pocket Dosimeter
越智隆浩

Takahiro Ochi

NHO

旭川医療センター

診療放射線科

Department of Radiology, Asahikawa Medical Center, NHO

要旨

Ｘ（γ）線を対象としたモデルとγ（X）線を対象としたモデルの 2 種類について携帯電話を含めた強い電波を発する 8 種類の電子機器が電子ポケット線量計に及ぼす影響について調べた。今回対象とした 8 種類の電子機器のうち 7 種類の電子機器の影響で磁気シールドが施されていない電子ポケット線量計が誤計数を起こすことを確認した。
また、光子エネルギーが 662KeV の 137Cs の放射線場と、病院における放射線検査で使用される透視電圧が 60KV での X 線の放射線場において 2 種類のモデルの動作状況を調べた。γ（X）
線を対象としたモデルを透視電圧が 60KV での X 線の放射線場で使用することは計測値が安定しない。一方、2 種類のモデルを 137Cs の放射線場で使用したときは、計測値のばらつきが少ないため、計測値の差を校正定数として用いることができると考えた。
キーワード：電子ポケット線量計、137Cs、X 線、電子機器作業者の被ばく線量を即座に確認することが出来るな

背景及び目的ど利点が多い。

電子ポケット線量計（Electronic Pocket Dosimeter：

EPD は電界や磁場の強い場所での使用を避けるこ

以下、EPD）は放射線作業従事者が放射線場に立ち入とや、強い電波を使用する機器の近くでは誤計数をおる場合に衣服等に取り付け、個人の被ばく線量を測定こすことがあるため十分な注意が必要である。
実際に EPD と携帯電話を一緒に胸ポケットに入れする器具である。
EPD は測定対象の核種や放射線に対応した数種類測定値が異常に高い値を示したとの報告を東北地方のの機種がある。電源を入れると被ばく線量の計測が始

震災現場に出動した医療班からの報告を受けた経験がまるので取扱いが簡便であり、放射線作業終了時にはある。今までも EPD と携帯電話との関係についての

越智隆浩

NHO 旭川医療センター診療放射線科〒 070-8644 北海道旭川市花咲町 7 丁目 4048 番地
Phone: 0166-51-3161, Fax: 0166-53-9184
E mail: tochi@asahikawa. hosp. go. jp― 27 ―

報告は幾つか見られた。

った。

しかし、強い電波を使用する機器は携帯電話だけで

ま た PDM-112、PDM-122、 及 び PDM-117 を 使 い、はなく、普段の生活の中に数多存在する。そこで携帯透視電圧が 60KV での X 線を 30 秒間照射し、計測値電話を含めた数種類の強い電波を使用する機器が及ぼの比較を行った。

す EPD への影響について検証を行った。

最後に計測値が変化した EPD について電磁波の影響を受けている部分を調べるために Figure.3 に示すよ

対象及び方法うに EPD を等間隔に 3 分割した。3 分割した部分を今回は数種類の EPD について特性や構造を比較調

予め電波を遮断することを確かめたシートで順番に覆査した。また、携帯電話も含め、強い電波を使用する

い、覆った位置をクリップ部から a、b、c とした。a、b、機器が及ぼす EPD への影響について検証を行い、適c それぞれにシートを巻き、電子機器を近づけ計測値切な使用方法を検討した。の変化の有無を調べた。

使用機器は、EPD として日立アロカメディカル社製マイドーズミニを使用した。γ（ｘ）線用モデルとして PDM-102 、PDM-112、PDM-122 を使用した。またＸ（γ）線用モデルとして PDM-107、PDM-117 を用いた。一方、通信機器として DoCoMo、KDDI 及びSoftbank 社製携帯端末、NEC 社製 PHS 端末、イーモバイル社製携帯無線機、ゲートタイプ RFID 機器、電子レンジ、カーナビゲーションシステムを使用した。
PDM-102 、PDM-112、PDM-122 、PDM-107、PDM-Figure.1117 の５種類の EPD と DoCoMo、KDDI 及び Softbank社製携帯端末、NEC 社製 PHS 端末、イーモバイル社製携帯無線機、ゲートタイプ RFID 機器、電子レンジ、カーナビゲーションシステムの 8 種類の電子機器を組み合わせ、計測値の変化の出現状況を調べた。EPDと電子機器を同一直線上に置き、EPD を基点とした。
EPD と電子機器を近づけ、計測値の変化を確認した
のち EPD と電子機器を離して行き、計測値の変化がFigure.2みられなくなった地点と基点の距離を計測した。電子配置図

レンジについては EPD の位置を予めドアパネルの高さに置き、出力を 500 ワットに設定し加熱処理中に計測を行った。電子レンジを基点とし EPD と電子レンジを近づけ、計測値の変化を確認したのち EPD を離して行き、計測値の変化がみられなくなった地点と基点の距離を計測した。Figure.1 に EPD と電子機器の計測状況を示す。
次に密封小線源の光子エネルギーが 662KeV の 137Csの 放 射 線 場 で、PDM-112、PDM-122、 及 び PDM-117
を用い、EPD と線源の距離が同一となるために線源に対し、Figure.2 に示すとおり EPD が円弧を描くよう配置し計測値の比較を行った。計測時間は 1 分後、3分後、5 分後、10 分後、30 分後と経時的に計測を行― 28 ―

Figure.3

EPD に絶縁シートを覆った様子

結値が変化した EPD は PDM-102 及び PDM-107 であっ果たが、この 2 種類の EPD について c の部分に絶縁シ誤 作 動 の 出 現 状 況 を Table.1 及 び Table.2 に 示 す。
PDM-102 及び PDM-107 と各社の携帯電話機、NEC 社製 PHS 端末、イーモバイル社製携帯無線機、ゲートートを巻いた場合は計測値の変化はみられなかった。

考察

タイプ RFID 機器、電子レンジの組み合わせで異常にTable.1 に示すように誤計数を起こした PDM-102 及高い読み値を示した。一方、モデル PDM-112、PDM-び PDM-107 は PDM-112、PDM-117 及 び PDM-122 の117 及び PDM-122 はどの機器との組み合わせでは読先行機種にあたり、電波の影響を受けないように磁気み値は 0 であった。また、誤計測発現距離は携帯端末シールドが施されていない。と比較し NEC 社製 PHS 端末、イーモバイル社製携帯

今回の実験で、この 2 種類の EPD について c の部分無線機、ゲートタイプ RFID 機器、電子レンジが長くに絶縁シートを巻いたときにのみ計測値の変化はみらなり最短距離は Softbank 社製携帯端末の 3cm、最長れなかった。出路氏４） らは今回の実験の大よその位

距離は NEC 社製 PHS 端末で 33cm となった。

置の a,c の部分に電磁感受性が高いと報告をしている

137

Cs の 放 射 線 場 で は PDM-112 及 び PDM-122 とが、今回の検証では a の部分には影響が見られなかっ

PDM-117 の計測値は Figure.4 に示すように有意な差た。しかし、c の部分については同様な結果である。

が有り、それぞれを 1 群と 2 群に分け、１群と 2 群の出路氏４） らの報告のように c の部分は電子回路の基計測値の差は数回測定しても約 60％の差であった。

盤となっているためであり、電磁シールドを施されてTable.3 より、60KV での X 線場では PDM-112 及びPDM-122 の計測値は安定せず、PDM-117 の計測値といないモデルでは c の部分に絶縁シートを巻く事は有用であると考えた。

比較し PDM-112 及び PDM-122 の計測値は低い値を示した。

Table.3

電磁波の影響を受けている部分を調べた結果、計測

Table.1

60KV の透視電圧のＸ線を 30 秒間照射したときの計測値（μSv）

誤計数の発現状況

影響あり：●

影響なし：×Table.2 電子機器の影響があった EPD の誤計測発現状況

有り：影響あり― 29 ―

変化なし：影響なし

Figure.5

Figure.4

PDM112 及び PDM122 と PDM117 の計測値の差

結EPD のエネルギー特性論

電磁シールドを施されていない EPD について、携帯端末よりも NEC 社製 PHS 端末、イーモバイル社製
PDM-102、PDM-112 及び PDM-122 のようなγ（X）

携帯無線機、ゲートタイプ RFID 機器、電子レンジの線用 EPD を病院における放射線検査で使用される電磁波の影響が強い事を示し、EPD が誤計測を起こ

X 線の実効エネルギー範囲で用いることは、Table.3す可能性が高い。に 示 す よ う に 計 測 値 が 安 定 し な か っ た。 し か し、Ｘ ( γ ) 線を対象とした EPD を 137Cs の放射線場でFigure.4 よ り PDM-107・PDM-117 の よ う な Ｘ（ γ ）使用するときには、計測値のばらつきが少ないため、線用 EPD をγ線が放出している放射線場で使用する計測値の差を校正定数として使用できる可能性がある

とき、計測値のばらつきが少ないため、計測値の差をが、計測値を求める際には散乱線を考慮するなど注意校正定数として用いることができると考えた。

が必要である。

PDM-112 及 び PDM-122 と PDM-117 の 計 測 値 の 差
本論文の要旨は、第 68 回国立病院総合医学会（2014は約 60％であったが次のことを考えた。Figure.5 に示したエネルギー特性のグラフから

137

Cs の光子エネ

ルギー 662KeV 付近のレスポンスの差は約 50％と読ん だ。PDM-117、PDM-112 及 び PDM-122 の ア ロ カ

年 11 月 14 日、15 日、横浜）にて発表した。

引用文献

校正センターから与えられている校正定数は 1.00 〜1) Deji S. Nishizawa K. Abnormal responses of electronic pocket

1.02 である為、計測値に校正定数は加えない。よっGRVLPHWHUVFDXVHGE\KLJKIUHTXHQF\HOHFWURPDJQHWLF¿HOGVIURPて PDM-112 及び PDM-122 に対する PDM-117 のレス
ポンスは約 50％低いと考えた。計測値の 60％の差とエネルギー特性のグラフから読み取ったレスポンスのdigital cellular telephones. Health Phys 2005;89:32) David D et al., Cell-phone interference with pocket dosimeters.
Phys. Med.Biol. 2005.50: N93-N99
3)「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影50％の差が一致しなければならないが、PDM-117 の響を防止するための指針」（平成 25 年 1 月）

エネルギー特性の範囲外のため一致しないと考えた。

URL：ttp://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/

また、アロカ校正センターで行われている EPD の校正は、放射線の散乱線を考え、広く障害物のない場所

eikyowobousi.pdf4) 出路静彦、西澤邦秀 . 携帯電話機の高周波電磁場が電子で行う。今回、計測した場所は狭い密封小線源の保管室で行ったため散乱線の影響も出たのではないかと考えた。

― 30 ―

ポケット線量計に及ぼす影響 . 日本放射線安全管理学会誌
2003;33-37