KYOTA
取扱説明書

Version 1.0

はじめに

目次
1

はじめに

2

ハードウェア詳細

3-7

機能のご紹介8本装置（ハードウェア）について

9

基本操作･設定について

10

各部詳細及び接続方法

11

起動・終了方法

12

データ収集方法13

ブラウザでの操作（ＴＯＰページ）

14-15

ブラウザでの操作(マンスリーデータ)

16

ブラウザでの操作(設定−ログイン)

17-18

ブラウザでの操作(設定−基本設定)

19

ブラウザでの操作(設定−ＶＰ２)

20-21

ブラウザでの操作(設定−警報)22

ブラウザでの操作(設定−ＤＤＮＳ)

23

ブラウザでの操作(設定−Ｓｔｏｒａｇｅ)24

ブラウザでの操作(設定−設定保存)

25

USB メモリを使用した機能

26-29

全体動作・仕様解説

30

注意事項ほか、連絡先

別紙

データ項目、データレイアウト

この度は、KYOTA をお買い求めいただきありがとうございます。本製品は Davis
気象観測システム Vantage Pro2 を対象とし、あらかじめ設定した閾値を超えた計測があった場合、警告メール発信、現地では警告用接点出力を行い、遠隔から現況あるいは、履歴／変化を確認して、適切に現場・現地の状況を判断することができる装置で、ロガー機能やｆｔｐ送信など通信機能も持たせ、遠隔気象観
測(監視)を身近なものにすることを目的とした製品です。Vantage シリーズの持つ安価で優れた計測機能を活かしつつ、その活用範囲を広げることを目指しています。
特徴として次のようなことが挙げられます。
・ 高性能・低消費電力な小型 CPU ボードと、組込み Linux の組み合わせによる高い信頼性と拡張性を実現。 屋外での独立電源利用に適します。
・ 屋外気温(上限/下限)・最大風速・平均風速・雨量・ＷＢＧＴに、閾値を持たせ、その設定値を超えた場合、警告メールの発報と合わせ、接点出力（無電
圧５ＡＭａｘ）も出来ます（ＷＢＧＴには、日射センサが必須）。
・ Ｗｅｂサーバ機能を強化したことにより、ＤＤＮＳサービスを利用することで、現況気象、グラフによる気象変化の確認など、遠隔でスマホ、ＰＣを使って行うことが出来ます（記録データのダウンロードや、警告条件の変更等も）。
・ 機器は別途有償ですが、月額￥１，０００(税別)で利用できる携帯網接続ルータ、およびＤＤＮＳサービスをご提供します（Ｄｏｃｏｍｏ網利用）。
・ コンパクトな本体に大容量８ＧＢのマイクロＳＤカードを搭載（１分インターバ
ルの記録であっても、最大１２０ＭＢ／年程度）など、警告メール、接点出力、現況表示／グラフ表示などのＷｅｂサーバ機能以外の、計測・記録・ｆｔｐ通信
機能は、マルチ・ロガー ＨＡＲＵＴＯⅣと同じです。
写真は、VａｎｔａｇｅＰｒｏ２ ｊｐモデル

ＫＹＯＹＡは、現地のリアルな気象情報を計測・活用し、災害発生予測や現地（現場）の安全管理の補助を目的とするシステムで、その場にいなくても遠隔で監視・確認・指示を行う手段を提供します。
もちろん計測したデータの記録・転送が可能です。

本製品の利用には、Ｄａｖｉｓ VantagePro２シリーズ本体、及び WeatherLink が必要です。
有限会社 青電舎--1--ハードウェア詳細プロセッサ

LAN インターフェイス

NXP(旧 Freescale) i.MX257
コア ARM926EJ-S
CPU Core クロック：400MHz
BUS クロック：133MHz
RAM:128MB (LPDDR SDRAM)
Flash メモリ:32MB (NOR 型)
RJ45×1 (100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX 対応)

シリアルポート

RS232C×1：VantagePro2 接続用 D̲sub9P

ＵＳＢ
その他

USB 2.0(Host)×2(High Speed×1､FullSpeed×1)
microSD スロット×1(8GB MLC を内蔵)ケースサイズ(mm)
電源入力電圧
消費電力

150 × 130(フランジ部を含む) × 40 (突起部含まず)
DC12V(11.5〜14.5V）
約 1.2W(USB デバイス等接続機器の消費電力を除く)

電源出力

DC5V Davis コンソール受信機給電/専用コネクタ付き

使用温度範囲接点出力-20℃〜70℃ 但し結露がないこと
以下の６計測項目に対応「屋外気温（以下）」「屋外気温（以上）」「降り始めからの雨量」「最大風速」「平均風速（１０分平均）」「ＷＢＧＴ（熱指数）」※システムクロックメモリ

Web サーバ

あらかじめ設定した閾値を超えた場合
無電圧接点出力
接点容量 5Amax（DC30V/AC250V まで）
現況表示/ＴＯＰ画面
グラフ表示 以下の８計測項目「屋内外気温」「屋内外湿度」「気圧」「日射量」「ＷＢＧＴ（熱指数）」※「雨量」「風速（最大／平均）」「風向」
表示期間の設定が可能
何も設定しなければ、現時点から 1 日前まで
設定/管理画面
ログイン・パスワードが必要※ＷＢＧＴの利用には、日射センサが必須
ＶａｎｔａｇｅＰｒｏ２ベースモデルではオプションのため、追加が必要です。
フィールドにおける独立電源下での運用に有利なように、使用温度範囲を拡大、消費電力も低減化しました。
単体、あるいは携帯網接続ルータを含めた現地設置用に、独立電源をセットした計装などもお引
き受けします。

設置場所を選ばないシステム構築例- - 2--2--30

機能のご紹介
ＴＯＰ画面にアクセスすると,現況気象情報を見ることが出来ます。WeatherLink ブリテン画面のイメージです（３〜４秒ごとに自動更新）。
ＰＣでは、

スマホでは

このように見ることが出来ます。

- - 3--3--30

グラフは、「屋内外気温」「屋内外湿度」「気圧」「日射量」「ＷＢＧＴ（熱指数）」「雨量」「風速（最大／平均）」「風向」について、計測結果を表示します。 出力期間を何も指定しなければ、現在から１日前までの表示をします。
屋内温度は、コンソール受信機に内蔵のセンサでの計測ですので、コンソール受信機の設置場所によって、違う意味／目的での計測も可能です。
「最大風速」「平均風速」は、設定した計測インターバル間の最大値と平均値です。

ＴＯＰ画面／現況気象表示画面 及び、グラフ画面まではアクセス制限はありません。
どなたでもアドレスを知っている方ならアクセスできます。
設定画面については、ログイン／管理者権限がないと入っていくことは出来ません。

- - 4--4--30

警報は、以下のようにユーザーさまで設定してご使用いただけます。

メール通知先は、管理者と利用者に分けて登録できます（複数に対応）。
管理者には､あらかじめ設定した時間に、装置の現状（ベース電圧情報を含む）を知らせる、死活報告メールを送信します。
報告メールの例（毎日 13 時に報告を設定）
標題は、 報告メール KYOTAです。

2020-01-31 12:59:59 現在の状態
屋外気温：6.9
WBGT：4.6
降り始めからの雨量：0.0
風速：6.3
風速(10 分平均)：5.4
トランスミッターバッテリーステータス：0
コンソールバッテリー電圧：4.70
電源電圧：12.1 V

このメールは 2020/01/31 13:00:01 に送信されました。

- - 5--5--30

閾値を設定してメール通知、接点出力を行うことが出来るのは、以下の計測項目です。
「屋外気温（以下）」「屋外気温（以上）」「降り始めからの雨量」「最大風速」「平均風速（１０分平均）」「ＷＢＧＴ（熱指数）」※※ＷＢＧＴの計測には、日射センサの採用が必須です。
接点出力は、無電圧５ＡＭａｘ（ＤＣ３０Ｖ／ＡＣ２５０Ｖまで）です。
メールの再送回数、接点をいつまで保持させるかは、計測項目ごとに設定できます。
警告メールの例
標題は、 警報メール KYOTAです。

風速が閾値より高くなりました。
現在の風速:10.3
警報開始日時:2020-01-31 14:59:05
メール送信回数:1

メールの差出人は、いずれも KYOTA <alert@beeecenter.com>

です。

ＧＰＩＯの出力試験を行うことで、接点制御先のテストを行うことが出来ます。 またこの状態を見れば、現在の接点の様子を知ることが出来ます（項「現在」が、「ＬＯＷ」の表示で､接点は閉じています）。

項「ＧＰＩＯ」の数字２〜７は、警報条件 項「接点出力」の中の１桁の数字､あるいは接点出力端子の番号②〜⑦に対応します。
上記の状態は、項「現在」が全て「ＨＩＧＨ」ということで、接点は全て開放（オープン）です。
閾値を超えた計測があった場合、あるいは、この画面で項「操作」で「ＬＯＷ」を選択すれば、項「現在」が「ＬＯＷ」となり、接点は閉じた（クローズ）状態となります。

- - 6--6--30

テストメールの例 （装置設置後、運用開始時のテスト目的で、管理者・ユーザに分けて発報が可能）
標題は、 報告メール KYOTA (TEST)です。

これはテストメールです。
2020-02-01 11:24:55 現在の状態
屋外気温：7.6
WBGT：6.1
降り始めからの雨量：0.0
風速：0.4
風速(10 分平均)：0.4
トランスミッターバッテリーステータス：0
コンソールバッテリー電圧：4.70
電源電圧：12.1 V

このメールは 2020/02/01 11:24:56 に送信されました。

0- - 7--7--30

本装置（ハードウェア）について

筐体のサイズは、幅 150ｍｍ 奥行 130ｍｍ（取付けフランジ部を含む） 高さ 40ｍｍ

ＤＣ5Ｖ出力は、折り返してＣＰＵボードへ。 あと１本は、Davis コンソール受信機に接続して給電します。
折り返したケーブルの先はコネクタで、このコネクタを抜き差しすることで、ＣＰＵボードのコー
ルド・スタートができます。
接点出力端子にある番号②〜⑦は、警報条件の項目にある接点出力項目番号に対応します。
Davis コンソール受信機への給電を含め、12V 側での消費電流はおおよそ 100ｍA です（接点稼働なし、Davis コンソール受信機のバックライト不点灯時 ケーブル VantagePro2 のほうが、ワイヤレス VantagePro2 より消費電力は大きくなります）。
ＵＳＢポートを２つ持ちます。どちらを使用しても問題ありません。 内臓ＳＤメモリに記録された計測データの取り出し、あるいはファームウェアのバージョンアップ時に、ＵＳＢメモリを使用します。
ＵＳＢメモリは、最大３２ＧＢまで対応 作動中は、ＫＹＯＴＡ動作表示「赤ＬＥＤ」が点滅しますので、ＵＳＢメモリ引き抜きの際は、必ずこの「赤ＬＥＤ」が消灯していることを確認してください。
ファームウェアのバージョンアップ時は、ＵＳＢメモリを引き抜いた後に、自動で再起動します。
Davis WeatherLink のＰＣインターフェイスについては、ＵＳＢ/シリアルいずれでも使用できます（いずれか１個）。
ＩＰアドレスの初期値は、192.168.254.250

255.255.255.0 です。

- - 8--8--30