Venus Laser RTK

ソフトウェア
Survey Master
ほとんどのAndroidデバイスに対応

Microsurvey FieldGenius Android

ウィザード機能による簡単な測量ワークフロー

Microsurvey FieldGenius Windows

最大60°のIMUチルト補正をサポート
スタティック、PPK、RTKを含むすべての測量モードをサポート
杭打ち、マッピング、測量など、様々な測量タスクに対応

動作温度：-20℃~+60℃
保管温度：-30℃~+70℃
湿度：100%（結露なし）
防水・防塵: IP67
衝撃：2mの高さからコンクリートへの落下試験に合格
振動 MIL-STD-810G Method 514.6 procedure

物理特性

観測モード

精度

スタティックファーストスタティック

水平 2.5 mm + 0.5 ppm RMS
鉛直 5 mm + 0.5 ppm RMS

シングルベースライン
RTKDGPS

新しいインターフェース

環境特性

信号再取得： 1秒
コールドスタート： 45秒
ホットスタート： 15秒
RTK初期化時間：<10秒 （ベースライン 10km）
初期化の信頼性：99%以上
データ更新レート：1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz

ComNavBinary RAWデータからRINEXへの変換機能

IMUチルト調査

Bluetooth：5.0 デュアルモード Bluetooth
NFC：NFC Fast Connection
インターフェイス：USB タイプC

チャンネル：1590
GPS：L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5
BDS：B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
GLONASS：G1, G2, G3
Galileo：E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC
QZSS：L1C/A, L2C, L5, L1C
IRNSS：L5
SBAS：L1C/A

性能仕様

CADインポートをサポートし、杭打ち作業に直接使用可能

水平 8 mm + 1 ppm RMS
鉛直 15 mm + 1 ppm RMS＜0.4 m RMS

SBAS

水平 0.5 m RMS
鉛直 0.8 m RMS単独測位

1.5 m 3D RMS

レーザー傾斜測定

Ver.2024.03.25

通信

GNSSOptional

GNSS Surveying System

5.5 cm（傾斜 60 、2m）

CADベースマップと杭打ち

筐体：プラスチック
寸法：80 1mm(L), 70 1mm(W), 150 1mm(H)
重量：380g
測量ポールへの取り付け：M8ネジレーザー仕様

距離：10m精度（室温）：(3-5) mm + 1ppm
測定周波数：標準値 3Hz
最大値 5Hz
レーザー射出パワー：0.9mW~1.5mW
動作温度：-20 - +50
保管温度：-30 - +60

データフォーマット

補正情報：RTCM2.X, 3.X,CMR(GPSonly),CMR+(GPSonly)

後処理ソフトウェア

SinoGNSS Compass Solution ソフトウェア
完全なGPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO後処理ソリューションを提供
RINEXおよびComNav Rawバイナリデータ形式のGNSS観測データをサポート
スタティックモードとキネマティックモードの異なる後処理をサポート
様々なフォーマットで解析レポートを出力（WEBフォーマット、DXF、TXT、KML）
DJIのP4Rデータフォーマットをサポート

出力データ：- ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, GGA,GSA, ZDA, VTG, GST; PTNL, PJK; PTNL, AVR;
PTNL, GGK
- ComNav Binary 最大 20 Hz

仕様は予告なく変更する場合があります。
精度性能は、大気条件、信号のマルチパス、遮蔽物、衛星配置、補正情報の有無や品質に左右されます。

Venus Laser RTK
Universe Series GNSS Receiver

電力特性
電圧：5/9V
消費電力：1.45W
過電流保護電圧： 30V, VBUS 9.99V
充電時間 ：<4時間 (QC2.0)
動作時間：≥20時間

LASER RTK - イノベーションが違いを生む

処理結果を写真測量および3Dモデリングソフトウェアに直接インポート可能
Building 2, No. 618 Chengliu Middle Road, 201801, Shanghai, China
Web: www.comnavtech.com

Email: sales@comnavtech.com

Tel : +86 21 64056796

Fax: +86 21 54309582

2024, ComNav Technology Ltd. All rights reserved.

is the official trade mark of ComNav Technology Ltd., registered in People’s Republic ofChina, EU, USA and Canada. All other trademarks are the property of their respective owners. (March, 2024).

仕様

Venus Laser RTK

測量ポールの代わるになるレーザー距離計

VenusはレーザーとIMUを組み合わせた革新的なGNSS受信機です。
レーザー距離計は測量ポールが不要で、通常の制約を超えたGNSS測量を可能にします。IMUは従来モードとレーザーモードの両方で60 の傾き補正を実現し、フリーキャリブレーションと10秒間の初期化をサポートします。SinoGNSS K8プラットフォームに統合されたVenusは、1590チャンネルのフルコンステレーションを搭載し、過酷な環境下でも高精度の測定結果を提供します。

革新的なレーザー距離計を搭載したVenusは、測量ポールなしでの杭打ち計測を可能にし、作業範囲を大きく広げます。

衛星トラッキング

R60 データコレクター

衛星トラッキングGPS

L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5

QZSS

L1C/A, L2C, L5, L1C

BDS

B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b

IRNSS

L5

GLONASS

G1, G2, G3

SBAS

L1C/A

Galileo

E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC

S

カスタマイズされた
強力なアンテナ

フル・コンステレーション
マルチ周波数

GNSS、IMU、レーザー技術の融合は、作業効率を極限まで高め、精度を保証します。

1590のチャンネルと50以上の衛星追跡機
能を持つVenusは、SBAS PPPサービスもサポートしています。数秒で初期化されるため、生産性が向上します。

BDS-3
BDS-2

GPS

Galileo

Glonass
IRNSS

特許デザイン、人間工学に基づいた操作性進化したNFCで、面倒なマッチングは過去のものに

NFC

レーザー技術5.5インチ日光下可読スクリーン
1080P HDディスプレイ

SinoGNSS
K8モジュール

9000mAh リチウムポリマ
ーバッテリーで、30時間以上連続使用可能
QC3.0、0.5時間の充電で一日中使用可能
コンクリート上への1.6mの落下に耐える
帯電防止設計、優れた放熱性

QZSS

ハンドヘルド・デザイン

物理的なフルQWERTYキーボードが作業効率をスピードアップ

All-in-one Board

第3世代のIMU
効率を30％向上
第3世代IMUは60 の傾き補正をサポートし、10秒間での初期化が可能。
気泡管での水準は不要で、思いのままに測量できます。

堅牢なデザイン

VenusはIP67規格に準拠しており、防水・防塵仕様で、過酷な環境でも完全に動作します。

携帯に便利なハンドヘルド・デザイン

60

Venusは人間工学に基づいて設計されており、持ち運びが簡単です。380gのGNSS受
信機は洗練された構造で、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。

5.0デュアルモードBluetooth、超長距離Bluetooth接続
ミリレベルレーザー

M8ネジ

NFCコネクション

クアルコム製8コアプロセッサ
Android 12 オペレーティング
システムGMS証明書付き

4+64GB メモリ
CAD図面を数秒で開く

Venus Laser RTKはワンタッチで自動的に接続できます。

IP67

IP67
LASER
TECHNOLOGY

K8 MODULE

FULL-CONSTELLATIONMULTI-FREQUENCYQUICK CHARGE

PPP

NFC

IP67

HANDHELD DESIGN

Qualcomm

1080P Resolution

5.5” Display

Full QWERTY

Android 12LARGE CAPACITY

IP67