D
Digi / Con

デジタルメータ

EM30DT

オプション記号Optional Symbols

Cubic

3DT

3DTP

EM30DT

EM30DTP

Digital meter

30×30 のコンパクト設計
瞬時流量表示■ 2 系統比較出力■ パルス入力■ 停電EEPROM データバックアップ機能■■

Compactly designed in 30 X 30
Instantaneous flow indication■ 2-way system comparative output■ Pulse input■ Data backup function by EEPROM■■

EM30DT

型式 Model number selection
オプション取付Installation style Options

EM30

-

パネルマウントタイプ(標準)Panel mounting type (Standard)

特殊項目
For specialized itemDTDTP

EM30DTP

防滴カバー For example of entry ＊1
D
標準タイプ Std. type
パネル埋込タイプ Panel-embedded type

パネル埋込タイプ
Panel-embedded type

＊1: パネル埋込みタイプには使用できません。
＊1: It cannot be used for the panel-embedded type.

仕様 Specifications
項目 Items
表示Display

瞬時値表示 Instantaneous value ＊1
比較出力表示 Integrating value

CP1, CP2（比較信号ON時に表示）CP1 and CP2 (Displayed when comparative signal is at ON position.)

サンプリング時間 Sampling time

0.1〜3.0秒 0.1 - 3.0 Second

入力信号
Input signal

パルス入力 Pulse input ＊2

入力応答0〜600Hz NPNオープンコレクタ
Input response frequency: 0 - 600Hz NPN Open collector

出力信号
Output signal

比較動作出力 Comparative operating output＊3

NPNオープンコレクタ出力 2点（最大負荷電圧 : DC35V 最大負荷電流 : 100mA）
NPN open collector two outputs (Max. load voltage: 35 V DC, Max load current: 100 mA)

電圧/電流 voltage / current

DC24V ±10%/90mA

センサ用出力電圧/電流 Output voltage for sensor / current

Ta=+23±5℃ : DC5V±10%/10mA max.

電源
Power source
環境
Environment

動作温度 Operating temperature

0〜55℃

動作相対湿度 Relative operating humidity

35〜85%RH（結露なきこと No dewing)

保存温度 Storing temperature-20〜70℃
電源ケーブル：5芯 2m Power cable: 5 wires, 2 m longケーブル Cable

信号ケーブル：3芯1m Signal cable: 3 wires, 1 m long

サイズ
（コネクタを除く）Size (excluding connectors)30W×30H×26.2D（mm）

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold.

＊1: オーバーフロー発生時は点滅表示＊2: パルス計測方式は周期測定方式となります。
＊3: 比較動作は共通技術資料をご参照ください。
＊1: LED blinks when overflow occurs.
＊2: Pulse measuring method is a periodic measurement.
＊3: For the comparative operation, see the common technical data.

268

EM30DT
表示桁数 4桁 Display digits 4 figures

2023

D
表示計・変換器

外形図 Outline drawing

26.2

20

355

26

4×φ3.5

最小曲げR20Allowance bending radius: R2034 -060

203030383030

パネルカット(パネル埋込タイプ) Panel cut-out for embedded type

デジタルメータ30パネルマウント取付板 Panel mounting adapter+0.5

EM30DT EM30DT outside deminsional drawing＊ネジは付属しません。推奨：ナベネジM3＊No screws included.Recommended screw type: pan head screw M3

着脱スペース Detachable space：100

取付アダプタ付属
Mounting adapter is attached.

EM30DT

パネル板厚 Panel thickness：1〜3+0.534 -0

配線図 Wiring diagram

12345Black

黒CN2

123Blue青

ピンNo.1：パルス入力 Pin No.1：Pulse input
ピンNo.2：パルス信号とセンサ電源コモン Pin No.2：Pulse signal and common to sensor power sourceBrown

茶ピンNo.3：センサ用DC＋5V電源出力 Pin No.3：Power source output at + 5 V DC for sensor

CN1

信号ケーブル(3芯, 1ｍ) AWG 26
Signal cable (3 wires, 1 m) AWG 26

Yellow

黄ピンNo.1：比較出力CP1(N.O.) Pin No.1：Comparative output CP 1 (N.O.)

Green

緑ピンNo.2：比較出力CP2(N.O.) Pin No.2：Comparative output CP2 (N.O.)

White

白ピンNo.3：CP1, CP2コモン Pin No.3：Common to CP 1 and CP 2

Black

黒ピンNo.4：電源DC0V Pin No.4：Power source 0 V DC

Red

赤ピンNo.5：電源DC＋24V Pin No.5：Power source + 24 V DC

電源ケーブル（5芯, ２ｍ）AWG 26
Power cable (5 wires, 2 m) AWG 26

配線の接続方法 How to connect wires
センサの接続 Connecting sensorEM30DT(CN2)SIN 1SCOM ２＋5VOUT 3

黒 Black
青 Blue
茶 Brown

比較出力の接続 Connecting comparative output
センサ SensorOutput
GNDVccセンサ電源の接続は、CN2の3番ピンと2番ピンです。電圧は5V±10％です。
電流容量は最大5mAです。5mAを超える負荷を接続しないでください。
Power source for sensor is connected to Pin No. 3 and 2 in CN 2. The voltage is 5 V±10% and current capacity ismax. 5 mA. Do not connect any load exceeding 5 mA.

EM30DT(CN1)123

黄 Yellow
緑 Green
白 White

CP1CP2COM

CP1の接続は、CN1の1番ピンと3番ピンです。CP2の接続は、CN1の2番ピンと3番ピンです。比較出力に印加できる最大電圧は35Vです。また、電流は絶対に100mAを超えない範囲でご使用ください。(Vol≒2.0V)
CP 1 is connected to Pin No. 1 and 3 in CN 1. CP 2 is connected to Pin No. 2 and 3 in CN 1. Max. voltage to be
impressed to comparative output is 35 V and in no event may the current exceed the 100 mA. (Vol≒2.0 V)

2023

269