WFor Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/FM-PZ

Variable area flow meter

警報スイッチが取付可能です。
短納期。低価格。

■■

Alarm switch can be installed.
Quick delivery and offering at a low price.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM-PZ

液体用For liquid

W

バルブ
Valve

-

警報
Alarm

流体名 流量単位 最大流量 接続口径 オプション
FluidsUnits
Max. flow Connection size Option

---

特殊項目
For specialized item-

ショートタイプ For short type ＊3
バイトンパッキン Viton packing
25
Rc1/401
Rc3/80250
Rc1/203
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
mL/minA＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明L/min
B記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
特殊 For specialized unit ＊1
Z＊2: A接点：設定値以上クローズ
水 Water
1B接点：設定値以下クローズ
特殊 For specialized fluid ＊1
9＊3: 規格25のみ対応。
0 スイッチ無し With no switch＊ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
1 リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A ＊2
＊ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜2 リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B ＊280％が使用範囲です。ただし、個々の目盛A 磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊2や接点方式等により使用範囲は異なりまB 磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊2す。
C 磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊2※ Max. 5L/minの場合、供給圧力がD 磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊20.08MPa（G）以上必要となります。
9 特殊 For specialized alarm ＊1※は即納品です。ただし、スイッチ無しの0
ニードルバルブ無し With no needle valve
下記型式に限定。
1
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
FM-PZ25W-101-B□-01
2＊1: For specialized items specify them at end of Model number
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper sideselection in order. For details, consult us with your specification.
9特殊 For specialized shape ＊1＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
材質 Material
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
40〜500mL/min＊3: Responding only to Std. 25
0.1〜1L/min
SCS14
Rc1/4
＊ Measuring range shown above are ones equivalent to water
0.2〜2L/min
at 20°C.
1〜5L/min＊ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
0.3〜3L/min
However, it varies depending on a scale and contact method
0.4〜5L/minof flowmeter.
1〜10L/min※ For Max. 5 L/min it is required to supply pressure at
SCS14
Rc3/8, Rc1/2
0.08MPa(G) or more.
1〜15L/min※ Pictorial markshows a quick delivery product;
2〜20L/min
however availability is limited to below model number(s)3〜30L/min
T1FKM

規格 Std.
2550

with no switching capability.
FM-PZ25W-101-B□-01

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃(結露なきこと No dewing)

1442023※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

W
磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※NPN出力-A接点 NPN output contact A

B接点 Contact B

面積式流量計PNP出力-B接点 PNP output contact B

50cm (AWG 24)

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

規格寸法 Standard dimensions
25

PNP出力-A接点 PNP output contact A

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

出力 OutputLL1

L2

標準 Standard type154

130100

ショートタイプ Short type139

11585規格 Std.

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※DC 0〜24V

接点容量 Contact capacity

液体用

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

タイプ Type

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
B接点：設定値以下クローズ Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

FM-PZ25 (リードスイッチ付) (with reed switch)

FM-PZ50 (リードスイッチ付) (with reed switch)

2×Rc1/4

4×M4×4②③④⑥⑤⑦⑨⑧⑩32with switch

（28）

32.5

Max. 52

50

10

パネルカット Panel cut-out
FM-PZ25 スイッチ付

茶 Brown(＋)
青 Blue(−)

φ36⑪IN⑪⑫150120185（26）青 Blue(−)

L1

茶 Brown(＋)

L

Max. 39

2×Rc3/8 or Rc1/2⑫⑦⑧⑨⑩3035

OUT①②③④⑤⑥FM-PZ

構造図 Structural drawing

4617

磁気スイッチ Magnetic switch
FM-PZ50 スイッチ付with switch

2×φ20⑬2×φ29オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT35※13※1（28）（2000）

15011210035※1: リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※2：取付の際には一時的にハンドルを外してください。
※3：パネル板厚：1.2mm以上

4×φ5191510L1L21204028※2※3φ30

パネル埋込取付 Panel-embedded※1: Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel※2: Remove valve handle before installing flow meter on panel.
※3: Panel thickness: 1.2 mm or greater

パネル前面取付 Panel-mounted

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

キャップ Cap2

フィッティング Fitting3

パッキン Packing

4

ストッパー Stopper

5

ガイドポール Guiding pole

SUS3166テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glassPPSNo.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

SUS316/SUS304

マグネット密封（スイッチ付）Magnet sealed for switch

7フロート Float

NBR

8

フロントプレート Front plate

PA12POM/PPS/SUS316

9ケース Case

ADC12SCS14

10 ニードルバルブ Needle valve
11 ロックナット Locknut

SUS316

オリフィス Orifice : PEEK

C3604/Ni-3

12 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 2413 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM etc.

AWG 242023145