小型、高速应变式面板仪表

VGM2A/Bseries

New在全行业最小的紧凑型
机体上搭载了丰富的功能
所有功能浓缩在
48（W）×24（H）mm的机体中
请与压力传感器或荷重计组合使用●比例缩放功能〈自由设定相对于实际输入的显示值〉●零点漂移功能〈零点调整操作简单〉●自动AZ功能〈自动进行初次测量值的零位校准〉●自动归零功能〈将之前的显示值测定为“零”（去皮重）〉●零点跟踪功能〈内部自动校准大范围的零点偏移〉●自动峰值保持功能〈如超出设定值将自动在峰值保持模式下测量〉●模拟输出功能〈自由缩放模拟输出范围〉●电平比较器功能〈对测量值进行电平比较后，输出信号〉●窗口比较器功能〈将测量值进行窗口（区域）比较，输出信号〉※仅VGM2B●控制输入抖振消除功能〈采用内部滤波器，防止抖振产生的误动作〉●按键锁保护功能〈防止由于疏忽操作按键而产生的误设定或误动作〉●线性功能〈校准模拟输出、显示值的倾斜度〉※仅VGM2A

压力机的压力与载荷测量

磨床载荷测量●测量单元规格
适合传感器传感器供电电源测量量程满量调整范围零点调整范围显示设定范围各种应变片式传感器（120Ω～1kΩ）
DC5V±10％ 60mA±4mV/V
VGM2A：±3.000mV/V
VGM2B：0.001～3.000mV/V±1.000mV/V±9999（小数点可设定在任意位置）
0.2μV/V／digit（满量0.2mV/V，1000分辨率、满量2.0mV/V 9999分辨率）

最小测量零敏度

A／D转换方式
采样速度
测量滤波方式

逐次比较方式
可在1～1000次／秒的范围内任意设定移动平均方式（可在OFF～256次的范围内任意设定）±0.1％F.S.±1digit（23℃±5℃、采样速度20次／秒以下）±0.15％F.S.±1digit（23℃±5℃、标准）±（0.005％ of rdg＋0.5digit）／℃
7段红色LED（字符高7mm）
在测量极限值处闪烁（※1）请将所选择的压力传感器或荷重计的精度相加。

准确度（※1）
温度特性测量值显示单元超量程报警●比较单元规格微电脑运算方式
S3比较条件 ※仅VGM2A
设定范围
VGM2A：3点 MOS FET 继电器输出（电平比较器3点（S1～S3））
VGM2B：2点 MOS FET 继电器输出（电平比较器1点（S1）、窗口比较器1点（S2）） 比较周期
上限判定／下限判定可任意选择比较输出
VGM2A：上限判定／下限判定可任意选择滞后
VGM2B：GO判定／NG判定可任意选择
响应速度

控制方式
比较方式S1比较条件
S2比较条件

上限判定／下限判定可任意选择
±9999
采样周期同步
通过光绝缘与主机电路绝缘（MOS FET 继电器 AC/DC250V、80mA）
相对于各设定值，可在1～999digit的范围内任意设定
3msec.以下（1000次/s、无滤波器）●数据输入输出规格对应显示值的变化（可任意设定区域）、
A3：4～20mA A4：0～5V A5：0～10V
采样周期同步A3：250Ω以下 A4：10kΩ以上 A5：10kΩ以上

输出量程
输出周期
负载电阻

输出精度
响应速度

±0.5％F.S.（23±5℃）（相对于显示值） 温度系数：±200ppm/℃3msec.以下（1000次/s、无滤波器）
A3：相对于4～20mA约45000分辨率 A4：相对于0～5V约55000分辨率
A5：相对于0～10V约55000分辨率

分辨率

●外部控制输入规格指示计
VGM2A/B电气的额定

「0」电平：0～1V、「1」电平：3～5V

输入电流：5mA以下●其他通用规格
其他功能存储器备份
存储器异常报警
使用温度范围
使用湿度范围

零点跟踪功能、零点漂移功能等
使用EEPROM（保证100万次写入）每次接通电源都会进行存储检查，异常的情况下会显示出错
0～50℃
35～85％R.H.（不可结露）电源耗电量耐电压
绝缘电阻配件

DC24V±10％100mA（TYP）DC24V时
电源端子、其他端子 DC500V 1分钟
电源端子、其他端子 DC500V 100MΩ以上使用说明书1份、安装支架、密封圈、单位标签●选配
DIN导轨安装适配器ADIN-35●型号的选择

①基本型式①型号指定型号选择

核

对

①基本型式②比较设定输出③模拟输出规格④电源○型②比较设定输出—②③模拟输出规格
—③④电源
—

4号

VGM2A
VGM2B
3SO
2SO
A3A4A54规

VGM2A
VGM2B

格

继电器3点输出 高级 小型、高速应变片面板仪表
继电器2点输出 基本 小型、高速应变片面板仪表
3点 MOS FET 继电器输出（电平比较器 3点（S1～S3））
2点 MOS FET 继电器输出（电平比较器 1点（S1）、窗口比较器 1点（S2））
模拟输出 4～20mA
0～5V输出
0～10V输出
DC24V

127

●电平比较器功能 VGM2A：S1～S3、VGM2B：S1
相对于测量值，进行电平比较，将比较判定结果反映到S1～S3输出上。
通过比较数据的比较设定（SET1～SET3 以下 SET）来设置设定值。
可采用滞后设定（HYS1～HYS3 以下 HYSS）来为比较动作设置滞后时间。
●比较逻辑（LOGS）＝HI●比较逻辑（LOGS）＝H.INV●比较逻辑（LOGS）＝LO●比较逻辑（LOGS）＝L.INV（上限比较）（下限比较）（上限比较反转输出）（下限比较反转输出）ON条件 ： 测量值≧设定值
OFF条件 ： 测量值≦（设定值ー滞后值）ON条件 ： 测量值≦设定值
OFF条件 ： 测量值≧（设定值＋滞后值）

ON条件 ： 测量值≦（设定值ー滞后值）OFF条件 ： 测量值≧设定值

ON条件 ： 测量值≧（设定值＋滞后值）OFF条件 ： 测量值≦设定值测量值
滞后值
（HYSS）

测量值
输出动作

OFFON

滞后值
（HYSS）

测量值输出动作

确认灯熄灭

OFFONOFF确认灯熄灭 确认灯亮灯

ON

输出动作

確認灯消灯

OFF确认灯熄灭 确认灯亮灯ON●比较逻辑（LOGW）＝GOOFFONOFF确认灯亮灯

ON确认灯熄灭显示

校准点3

ON条件 ： 测量值≧下限设定值测量值≦上限设定值OFF条件 ： 测量值≦（上限设定值ー滞后值）测量值≧（下限设定值＋滞后值）滞后值
（HYSW）ON OFF

5000

测量值

确认灯熄灭
確認灯消灯

ONOFF

确认灯亮灯

校准前的直线

補正点2

滞后值（HYSW）
下限设定值（SLO）

输出动作

确认灯亮灯

校准后的直线

6000

上限设定值（SHI）
滞后值（HYSW）

上限设定值（SHI）
下限设定值（SLO）

输出动作

OFF

9999

滞后值
（HYSW）

确认灯熄灭
確認灯消灯

ON确认灯熄灭 确认灯亮灯

可以校准相对于传感器输入的模拟输出、显示值的倾斜度。

●比较逻辑（LOGW）＝NG

ON条件 ：测量值≧下限设定值测量值≦上限设定值
OFF条件 ： 测量值≧（上限设定值＋滞后值）测量值≦（下限设定值ー滞后值）

確認灯消灯
确认灯熄灭

输出动作

●线性功能 ※仅VGM2A

相对于测量值，进行窗口（区域）比较，将比较判定结果反映到S2输出上。
设定窗口上限设定值与窗口下限设定值。
也可以为比较动作设定滞后。

确认灯熄灭设定值（SET）

确认灯熄灭●窗口比较器功能 ※仅VGM2B

测量值

滞后值（HYSS）

设定值（SET）

设定值（SET）

OFF确认灯熄灭 确认灯亮灯

测量值滞后值
（HYSS）

设定值（SET）

確認灯消灯确认灯熄灭ONOFF ON

确认灯亮灯

确认灯亮灯

0输入

校准点1

●端子连接图
●VGM2A
10A●VGM2B

111213141516B

CD

E COM. S3

Sensor input

123

COM. S141718−＋

Analogoutput56789S2 COM. AZ PH CLR −＋123456789101112131415161718COM
S1S2COM
AZ
PH
CLR
DC24Vー
DC24V＋
传感器 A
传感器 B
传感器 C
传感器 D
传感器 ECOMS3AOUTー
AOUT＋控制输出COM（S1 S2）
控制输出 S1控制输出 S2控制输入COM（AZ PH CLR）
控制输入 AZ
控制输入 PH
控制输入 CLR
电源输入 DC24Vー电源输入 DC24V＋
传感器供电电源＋EXC
传感器输入ーSIG
传感器供电电源ーEXC传感器输入＋SIG
用于传感器电缆的屏蔽连接
控制输出COM（S3）控制输出 S3模拟输出ー模拟输出＋

10A

1112131415161718B

CD

E

N.C. N.C. −＋Sensor input

12COM. S134123456789101112131415161718

Analogoutput56789

S2 COM. AZ N.C. CLR −＋Power DC24VCOMS1S2COMAZNC
CLR
DC24Vー
DC24V＋
传感器 A
传感器 B
传感器 C
传感器 D
传感器 ENC
NC
AOUTーAOUT＋控制输出COM（S1 S2）
控制输出 S1
控制输出 S2
控制输入COM（AZ CLR）
控制输入 AZ
未使用
控制输入 CLR
电源输入 DC24Vー电源输入 DC24V＋
传感器供电电源＋EXC
传感器输入ーSIG
传感器供电电源ーEXC传感器输入＋SIG
用于传感器电缆的屏蔽连接
未使用
未使用
模拟输出ー
模拟输出＋Power DC24V●外形尺寸 [单位：mm]
密封圈 安装支架

外壳输入输出端子台●面板切割尺寸48

电 线22
直径 : AWG28（0.1mm ）～AWG16（1.25mm ）剥线长度 ： 5～6mm+0.596.5

柱状端子
露出的导电部位形状：2×1.5mm以下
露出导电部分长度：5～6mm

+0.3

95.5
422.2 05～6mm●卧式安装的情况（48×n-3）0

AWG28～AWG16※面板板厚 1～8mm

1.5max.
2max.

57 min.

044.8 -0.2●可用的线材5～6mm

128指示计
VGM2A/B

22.2 0+0.3

0+0.5

45.0 050 min.

22 -0.2

34.2

24●安装N个的情况