NDT フラッシュ Vol. 69 No. 2 1/4

ＲＴレベル３

パートＤ・Ｅ試験問題のポイント

問２

次の文中の［］に入れる適切な数値を一つ選び，記号で答えよ。
192Ir，370

近年出題された二次試験のパート D・E 試験問題のうち，正答率の低かった問題と類似した例題により各パー

GBq を装備した γ 線照射装置を用い，図 1に示すような配置で透過試験を行った。
A 方向で線源から 5 m の位置における線量当量率は，トのポイントを解説する。
なお，過去にも試験問題に基づいた同様のポイントを［］μSv／h である。ただし，A 方向については，鋼解説した NDT フラッシュが日本非破壊検査協会のホー製の被写体を透過する直接線と被写体からの前方散乱線ムページで公開されている。参考にしてほしい。の線量当量率が等しいものとする。また，1 GBq の 192Ir
から 1 m の距離における 1 時間当たりの線量当量率はパート D の類題

0.135 mSv／h とし，鋼による γ 線の減弱曲線は図 2 のと

問１おりとする。

次の文は，放射線に関する単位について述べたものである。正しいものを一つ選び，記号で答えよ。

（ａ）110（ｂ）220（ａ）照射線量の単位は，電子・ボルト（eV）が用いら（ｃ）440（ｄ）880

厚さ 5 cmれる。
（ｂ）照射線量の単位は，クーロン毎キログラム（C／kg）が用いられる。

A（ｃ）照射線量の単位は，グレイ（Gy）が用いられる。
（ｄ）照射線量の単位は，シーベルト（Sv）が用いられる。

鋼製被写体
正答（ｂ）

鉛容器

放射線に関する主な単位を表に示す。

線源（192Ir，370 GBq）
図1

撮影配置

図2減弱曲線

なお，この例題に類似した問題は，レベル 1 の試験問題としても出題されたことがある。レベル 3 には広範囲な知識が求められている。
表1用語

放射能

放射線に関する主な単位

単位

ベクレル
（Bq）
クーロン毎照射線量キログラム（C／kg）

吸収線量

線量当量

エネルギ

グレイ（Gy）
シーベルト（Sv）

説

明

放射性物質が 1 秒間あたりに壊変する原子の個数
1 C／kg は，1 kg の空気中に放射線を照射したとき，電離作用で 1 C の電荷を生じる線量
1 Gy は，物質 1 kg あたり 1
J のエネルギを吸収したときの線量生体に与える影響（生物学的効果比率）を考慮した吸収線量

エレクトロ

電荷（e）をもつ粒子を 1 V

ンボルトの電圧で加速したとき，粒（eV）

子の得る運動エネルギ

正答（ｃ）
図 2 の 192Ir の鋼 5 cm における透過率は 0.11 と読み取れる。題意とこの値を用いて，A 方向 5 m の位置における線量当量率 I は，厚さ 5 cm の鋼製試験体を透過した直NDT フラッシュ Vol. 69 No. 2 2/4

接線と被写体からの前方散乱線が合算されるため，式(1)のように計算することができる。
I＝370[GBq]×0.135[mSv／h・GBq]×0.11×(1[m]／5[m])2𝐸((3)

式(2)及び式(3)より，式(4)が求まる。

(1)×2≒0.44[mSv／h]＝440[μSv／h]%) =(したがって，正答は（ｃ）である。

%)

. (%)

=

(. )

. (. )(4)

E1／E0.6は，X線フィルムの特性曲線より35秒／18秒と求められる。これを式(4)に入れて計算すると2.37となる。

パート E の類題
問３

放射線透過試験Ⅲ問題集 2017 の P.128 の X 線フィルムの特性曲線を用いて，次の文中の［］に入る最次に最高濃度について考える。
濃度3.00を得るのに必要な露出量をE3とする。
露出量の変動が－10%生じて濃度が1.00になったとすも適切な数値を一つ選び，記号で答えよ。
露出量の変動が±10％あるものと予想される現場で図ると，その時の露出量E1(-10%)は式(3)で表される。

3 に示すような異なる厚さを有する鋳鋼品の透過写真を露出量を多くして，最高濃度1.00を3.00に上げた時，1 枚撮影したところ，薄い方の中央（A 点）の濃度が 1.00，＋10％の変動が生じて濃度が3.00になったとすると，そ厚い方の中央（B 点）の濃度が 0.60 であった。なお，Xの時の露出量E3(+10%)は式(5)で表される。

線フィルムは IX100，増感紙は鉛箔 0.03 mm とする。
この時，露出時間だけ変化させて撮影する場合に±10％の露出量の変動があっても透過写真の濃度範囲 1.00𝐸((］にしなければならない。

(%)%)

=(. )

(. )

(6)

E3／E1は，X線フィルムの特性曲線より128秒／35秒と

X線

X線

(5)

式(3)及び式(5)より，式(6)が求まる。

以上 3.00 以下を常に満足させるためには，露出時間を［%) =求められる。これを式(6)に入れて計算すると2.99となる。
したがって，露出時間は 2.37 倍以上、2.99 倍以下とな鋳鋼品ることから、該当する正答は（ｃ）である。
問４

図3

AB X 線フィルム
異なる厚さを有する鋳鋼品

母材の厚さが 30.0 mm で両面に余盛のある鋼製突合せ溶接継手を撮影する。透過写真の像質は，JIS Z
3104：1995「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」の A 級が要求されている場合，最も適した透過度計を一つ選び（ａ）1.1 倍以上 2.2 倍以下 （ｂ）1.5 倍以上 2.8 倍以下記号で答えよ。なお，必要とする場合は，JIS Z 3104 の（ｃ）2.4 倍以上 2.9 倍以下 （ｄ）2.8 倍以上 3.7 倍以下

附属書 1 表 4（透過度計の識別最小線径）を用いよ。
（ａ）04F（ｂ）08F（ｃ）16F（ｄ）32F

正答(ｃ)
まず最低濃度について考える。

正答（ｂ）

濃度0.60を得るのに必要な露出量をE0.6，濃度1.00を得
露出量の変動が＋10％生じて濃度が0.60になったとす%) =.

直径0.50 mmの針金が含まれていないため適していない。
08F及び16Fは直径0.50 mmの針金が含まれているが，08Fると，その時の露出量E0.6(+10%)は式(2)で表される。

𝐸. (母材の厚さが30.0 mmでは，A級として直径0.50 mmの針金形透過度計の識別が要求されている。04F及び32Fは，るのに必要な露出量をE1とする。

(2)では直径0.50 mmより細い針金は4本含まれているのに対し，16Fでは直径0.50 mmより細い針金は1本しか含ま露出量を多くして，最低濃度0.60を1.00に上げた時，れていない。このため，透過度計の識別最小線径より，－10％の変動が生じて濃度が1.00になったとすると，そより細い針金を確認するため，08Fが最も適している。の時の露出量E1(-10%)は式(3)で表される。

したがって（ｂ）が正答である。

NDT フラッシュ Vol.69 No.2 3/4

ＴＴレベル１

一般・専門試験のポイント

正答（ａ）
対流は温度差のある流体間や流体と固体の間で生じる

近年に出題された TT レベル 1 の一般試験と専門試験伝熱であり，（ａ）は正しい。流体の流れが強制的に起この問題のうち，正答率の低かった問題と類似した例題にる場合を強制対流，流体内部の温度勾配により流れが生ついて解説する。なお，過去の NDT フラッシュ記事でじる場合を自然対流と呼び，流れは強制対流・自然対流も試験問題のポイントを紹介しているのでそれらも参考ともに生じるため，（ｂ）は誤りである。また（ｃ），（ｄ）にしていただきたい。

は放射による伝熱であり，誤りである。

一般試験の類題

問３

問１ている。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

次の文は，TT レベル 1 技術者が実施できる作業に次は，プランクの法則で説明しているものを表しついて記述したものである。正しいものを一つ選び記号（ａ）黒体の全射出能で答えよ。

（ｂ）黒体の単色射出能（ａ）規格に従って合否判定基準を作成する。

（ｃ）単色射出能が最大となる波長（ｂ）仕様書又は手順書に従って結果を解釈し，評価す（ｄ）物体の吸収率と放射率が等しいことる。
（ｃ）記載された基準に従って NDT 結果を記録し，分類する。
（ｄ）手順書に従って実際の作業条件に適した指示書を作成する。

正答（ｂ）（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）はそれぞれステファン・ボルツマンの法則，プランクの法則，ウィーンの変位則，キルヒホッフの法則を説明しているものであり，正答は（ｂ）である。伝熱現象を表す法則（式）は様々あるが，正答（ｃ）
TT レベル 1 技術者は，TT 指示書に従ってレベル 2 又はレベル 3 技術者の監督のもとで，TT 作業を実施するこ試験の前にはテキスト（非破壊検査技術シリーズ：赤外線サーモグラフィ試験Ⅰ）で改めて確認しておいてほしい。とができる。合否判定基準の作成はレベル 3 技術者，合否判定の実施と指示書作成はレベル 2 以上の技術者に与問４えられた役割である。判定基準に従った試験結果の記録の黒体が放射する赤外線エネルギの何倍になるか，以下と分類は，レベル 1 以上の技術者が実施できなければなの中から正しいものを一つ選び記号で答えよ。

らない作業であり，正答は（ｃ）である。その他 TT レ（ａ）1.5 倍 （ｂ）3 倍 （ｃ）9 倍 （ｄ）81 倍

900 K の黒体が放射する赤外線エネルギは，300 K

ベル 1 技術者が実施できなければならない事項は以下に示す通りである。
1) TT 機器の調整

正答（ｄ）
黒体から放射される赤外線エネルギは，絶対温度の 4

2) TT の実施乗に比例（ステファン・ボルツマンの法則）する。した3) TT 結果の報告がって，（900 K／300 K）の 4 乗で，81 倍が正答となる。

問２

次の文は，対流について述べたものである。正し

問５

次は，横 320 画素，縦 256 画素の赤外線アレイセ

いものを一つ選び記号で答えよ。

ンサを有する赤外線カメラの視野を横 25 cm，縦 20 cm（ａ）流体間及び固体と流体の間で生じる伝熱形態であとした場合の最小検知寸法を示したものである。正しい

る。
（ｂ）強制対流では流体の流れは生じるが，自然対流では流体の流れは生じない。
（ｃ）ハロゲンヒータによる外壁の加熱は，主に対流によるものである。
（ｄ）媒体を必要としない伝熱形態である。

ものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）横 約 0.78 mm ，縦 約 0.98 mm（ｂ）横 約 7.8 mm ，縦 約 7.8 mm（ｃ）横 約 0.78 cm ，縦 約 0.98 cm（ｄ）横 約 0.78 mm ，縦 約 0.78 mm

NDT フラッシュ Vol.69 No.2 4/4

全部との温度差が早く現れる。

正答（ｄ）
最小検知寸法とは，１画素当りの視野サイズである。

（ｃ）タイルの光沢による反射が大きいほど，健全部とはく離部の温度差は小さくなる。

したがって，カメラの視野を画素数で割れば，以下のように横・縦それぞれの最小検知寸法が求められる。

（ｄ）日射を受けてから健全部とはく離部に温度差が現最小検知寸法（横）＝25 cm／320 画素≒0.78 mm

れる時刻は，タイルの厚さとは関係が無い。

最小検知寸法（縦）＝20 cm／256 画素≒0.78 mm（長さの単位換算のミスに注意すること）

正答（ｃ）

なお，最小検知寸法は測定距離に比例し，測定距離がはく離部と健全部の温度差は，はく離深さが大きいほ大きくなると広範囲を測定できるようになるが小さな面ど小さく，はく離面積が大きいほど大きくなり，（ａ）は積の温度を正確に測定できなくなる。このような場合に誤りである。またタイルが厚く，はく離が深いほど，内は，望遠レンズを用いて最小検知寸法を小さくするなど，部のはく離部まで熱が伝わるのに時間を要し，健全部と，適切な光学レンズを選択することが重要となる。

はく離部の温度差は遅く現れる。ゆえに，（ｂ），（ｄ）も誤りである。反射が大きくなると，キルヒホッフの法則

専門試験の類題

より赤外線の吸収が小さくなることになる。そのため，

問６

次の文は，赤外線カメラにより機械の軸受部の温反射率が大きくなり吸収率が下がると，タイル表面で吸度を測定し状態監視を行うことについて述べたものであ収される赤外線エネルギが低下するため，はく離部で現る。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

れる温度差も相対的に小さくなる。したがって，正答は（ａ）同様の条件で稼働している仕様の異なる別機種の（ｃ）である。

温度と比較し評価する。
（ｂ）適切な頻度で，常に異なる角度・位置から温度を測定する。
（ｃ）温度測定結果に異常の兆候があった場合でも，測定頻度を変更せずに監視することが重要となる。
（ｄ）測定結果からトレンドカーブを作成し，温度の異常な上昇がないかを管理する。

問８

次は，パッシブ法によって石油タンクのスラッジ（堆積物）レベルを計測する上で留意すべき点を示している。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）タンク内部の圧力（ｂ）大気圧（ｃ）計測時刻（ｄ）タンク内表面の放射率

正答（ｄ）
比較対象は，同条件で稼働している同機種の別固体で正答（ｃ）あり，（ａ）は誤りである。撮影角度や位置も同じでなけ

タンク内外の圧力は，測定面の温度に大きな影響を及ればならないので，（ｂ）も誤りである。軸受部では温度ぼさず，（ａ），（ｂ）は誤りである。本手法では，タンク測定結果の変化傾向（トレンドカーブ）から，温度の急外面に日射による熱負荷が加わった際の，スラッジ部で激な上昇がないかを監視することが重要であり，測定結の熱伝導特性の違いにより現れる温度変化を利用して，果に異常の兆候がみられた場合は，測定頻度を上げて温スラッジレベルを評価している。計測時刻が変化すると，度変化傾向を注視するのが望ましい。したがって，（ｄ）

測定面に与えられる日射エネルギが変化するため，計測が正答である。

時刻や測定面の方角には注意が必要であり，正答は（ｃ）となる。タンク外面の放射率には注意が必要だが，タン問７

次の文は，コンクリート構造建築物のタイル張り外壁におけるパッシブ法によるタイルのはく離の検出について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）はく離部と健全部の温度差は，はく離深さによって変化するが，はく離面積には依存しない。
（ｂ）はく離が深いほど，日射を同時に受けた場合に健ク内表面の放射率は関係が無く，（ｄ）は誤りである。