Products Information

バルコムの圧力・荷重製品は150シリーズ以上！

圧力・荷重
計測/制御

ご紹介の製品は一例に過ぎません。詳細は弊社代理店もしくはホームページでご確認ください。
パネルメータ／ストレンゲージアンプ／デジタルアンプ
DIN48×96サイズ角型デジタルパネルメータ

VPRHS（VS）-Useries●設定出力はリレー出力またはフォトモスリレー出力の選択が可能、●DINサイズで横型（3 1／2桁）
縦型（3桁）の2種類をご用意●4 種類のアナログ出力から選択可能●電源トランス内蔵

高速ストレンゲージパネルメータ

VGM series●加圧工程中の4ポイント監視が可能！
良否判定精度が飛躍的に向上●圧入・カシメ・成形用途に最適！
●波形画像比較測定器に比べローコスト●初期ピーク除去機能搭載で比較測定に便利●4〜20mA、0〜10VとBCD出力の3タイプ

ロードセル
ビーム型ロードセル

シェアウェブ型ロードセル● 200kg〜4.4t● 10kN〜200kN

配合・混合
成形
加硫
加工・圧入
検査

VHLC3 series VLC-020series●超高精度 ●ステンレス製●特に優れた耐環境性●ハーメチックシール ●CEマーク●小型・薄型●耐屈曲ケーブル5m標準

ロードボタン型ロードセル（高容量）

ハンドプレス用小型ロードセル● 500kN・1MN● 15kNVLC-087series VLC-15KNG787

ゴム・タイヤ業界での圧力・荷重計測導入ガイダンス

高速カラーパネルメータ バルカラーシリーズ

F3 series●表示色で変化をお知らせ。
ＬＣＤ表示を採用●1ch.入力に対して最大4つの設定出力●運転状態を、表示値
（主表示）
の色で判別
●表示色は設定値で仕切られた領域別に「赤・橙・緑」の3色で選択設定が可能●2,000回／秒の高速サンプリング●耐屈曲ケーブル標準●各ハンドプレスメーカー様の取付寸法に合わせて1個から製作可能

モジュール型ロードセル

高速ストレンゲージパネルメータ

VGM4 series●高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示●高速処理4000回/秒（ホールド時20000回/秒）●16bitアナログ出力（電圧0±1〜10V、電流4〜20mA）●比較設定出力4点●オプション CC-Link、RS-485（2015年春予定）

製品の詳細情報は●高容量●高精度●ローコストタイプ

VHLC3／MLBR● 220kg〜4.4t●タンク計重に最適 ●モジュール型●特に優れた耐環境性●過負荷防止機構・浮き上がり防止機構付

貼り付けロードセル

VZ59series●ボルトによる取付けで簡単設置の歪みセンサ

www.valcom.co.jp をご覧ください。

詳細な製品情報を記載したカタログのご要望は弊社代理店または各営業所までお気軽にお申し付けください。

デジタル圧力計・荷重計専門メーカー®

□関西営業所 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪３丁目7ｰ２5
TEL.06（6857）
1800 FAX.06（6857）
1840

原料調合・混練
成型加工条件の見える化推進！
！

2014年 9月

※このカタログからの無断転載を禁止します。
※このカタログに記載されている内容は2014年9月1日現在のものです。
改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※株式会社バルコムおよびVALCOMは株式会社バルコムの日本国内における登録商標です。
※バルキューブは株式会社バルコムの日本国内における登録商標です。
※バルカラーは株式会社バルコムの日本国内における登録商標です。

□関東営業所 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川１丁目13ｰ12
西神奈川アーバンビル3F
TEL.045（410）
1331 FAX.045
（410）
1431
□東海営業所 〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘2丁目125
TEL.052（760）
8656 FAX.052
（760）
8666
□海外営業課 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪３丁目7ｰ２5
TEL.06（6857）
1811 FAX.06（6857）
1003□本社・工場 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪３丁目7ｰ２５
TEL.06（6857）
1838 FAX.06（6857）
1003□

2014.9.3000

www.valcom.co.jp

ゴム・タイヤ業界向 製品導入ガイダンス

見える化を推進する圧力・荷重計測機器ラインナップ
高精度インテリジェントデジタル圧力計

圧力・荷重の見える化で次の高品質領域へ。

VST series

高精度小型インテリジェントデジタル圧力計

VSW2H series

高容量小型インテリジェントデジタル圧力計

VSW2 series

NEW
●高精度
タイプ

●2接点高容量出力●高精度±0.25%F.S.±1digit以下（使用温度0〜50℃ 温度特性含む総合精度）●2設定+4〜20mAアナログ出力
センサ・スイッチどちらの使い方も対応可能●AC100〜240Vフリー電源●設定値用表示モニター付き●主表示 赤・橙・緑 3色チェンジカラー●高精度±0.25％F.S.±1digit以下（使用温度0〜50℃ 温度特性含む総合精度）●接点容量50mAの高容量タイプ●最大値／最小値メモリ機能で過去異常が検出可能●直感的にわかりやすい「緑・赤」のカラー液晶採用

ゴム押出機用圧力センサ

中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ®
（バルキューブ）

VTRF series●直感的にわかりやすい「緑・赤」のカラー液晶採用●設定出力は上限／下限切換、
NPN／PNP切換可能●最大値／最小値メモリ機能で過去異常が検出可能●小型で機械式スイッチの換装に最適

低圧用／絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

VESV/I series VESW/X/Y/Z series● 1MPa〜50MPa

NEW● 50kPa〜

500kPa● 50kPa abs〜

● 10MPa・35MPa● 150℃ max●低圧用1〜5V出力：VESX●低圧用4〜20mA出力：VESZ●絶対圧用1〜5V出力：VESW●絶対用4〜20mA出力：VESY

100kPa abs

ゴム・タイヤ関連メーカーのみなさまへ
製品のさらなる発展のために！
原料の調合からはじまり●接液部がフラッシュタイプ（導入口なし）●接液部は封入液を一切使用しない構造●ダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命●ケーブル引回しで取付が容易●ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適●低圧測定対応の小型・高精度センサ（VESX/Z）●高い耐環境性［幅広い温度補償範囲／保護構造：IPx72／耐振性：196m/s（50〜1000Hz）］●ダイアフラム材質にハステロイC22を採用することで高い耐腐食性を実現●短納期・低価格を実現●絶対圧測定対応の小型・高精度センサ（VESW/Y）●短納期・低価格を実現

成形等の加工手段（方法）により特性が大きく変化するゴム製品！
！
加工時の条件出しが大きく製品の性能に影響します。
この条件設定にお役に立てる製品を
このガイダンスに集め

電池式圧力チェッカー

VPG8 series

各種ロードセルシリーズ

Load Cell series●中・高圧用
1〜100MPa

用途例別にご提案いたします。

●ブルドン管式圧力計の現場2次校正器に最適●軽量、
コンパクト、
高精度（±0.25％F.S.：2MPa〜
50MPa/±0.35％F.S.：1MPa/±1％F.S.：100MPa）
で防水タイプ（IP65相当）●ピークホールド機能で圧力ピーク、±の変動確認可能●電池駆動タイプであるため携帯用圧力計として便利

1

各種用途に応じたロードセルを豊富にご用意しています2

ゴム・タイヤ業界向 製品導入ガイダンス

Application Guide

配 合・混 合

成 形

加 工

混練工程

分 出し工 程射出成形工程圧入工程

オープンロールのローラーテンション検出

ゴム原料の押し出し圧監視

ゴム射出成形機の圧力管理

ゴムブッシュの圧入力管理

オープンロール機のフレームに貼り付けロードセルVZ59を取り付け、ロールテンションを見ることができます。
これにより、
ロールテンション管理やロールの負荷具合を見ることができ、ロール脱落などの重大故障を回避する対策が取れます。

ゴムを二ーダーで押し出しする工程で、押出機用圧力センサを取り付けることにより押し出し圧力を見える化できます。
また、バルコム製ゴム押し出し機圧力センサVTRFは水銀等の封入液を使用しないダイレクトセンシング方式を採用しており、環境にやさしい安全・安心な圧力センサです。

射出工程で重要な加圧力を精度よく管理することで、安定した生産が行えます。
また、型を真空にする場合には、台風等の大気圧変化や装置設置場所の高度に影響されない“絶対圧圧力センサ”による計測をご提案いたします。

ゴムブッシュのワークへの圧入力を正確に監視することで製品精度が向上し、製品の均一化を図ることができます。
バルコム製ロードセルはロボットケーブルを標準装備しており、動きのある場合に最適です。

●推奨センサ／ロードセル VESV／VESI , VLC-020 他●推奨パネルメータ F3 , VGM , VPRHS（VS）他●推奨センサ／ロードセル VESV/VESI , VLC-020 , VLC-15KNG787●推奨パネルメータ F3 , VGM , VGM4 他

ロードセル
VZ59

圧力センサ

※貼り付けロードセルの校正は
安全皿部分にマスターロードセルを仕込み行います。

●推奨ロードセル●推奨センサ VTRF
●推奨アンプ F3 , VGM4 他

VZ59 , 特注ロードセル

成 形

検 査

タイヤ 加 硫 工 程

ゴム加硫工程タイヤ 検 査 工 程

ホース検査工程

タイヤ加硫工程での各種圧力監視

ゴム加硫工程での真空圧管理

タイヤの空気圧チェック

高圧ホースのリークテスト

VST・VSW2は高い保護等級があるため加硫ガスによる故障の心配がありません。耐振性も高いため、
油圧・蒸気・空気各種を測定するのに最適です。
また、
ループチェック機能付きなのでメンテナンスも容易に行えます。
アナログ

加硫工程で重要な加圧力を精度よく管理することで、安定した生産が行えます。
また、型を真空にする場合には、台風等の大気圧変化や装置設置場所の高度に影響されない“絶対圧圧力センサ”による計測をご提案いたします。

完成したタイヤの性能チェック時に空気圧チェックを行います
が、高精度で配線が必要ない電池式圧力チェカーを使用する
ことにより、設置場所の制約を受けることなく精度の高い計測ができます。

高圧ホースの加圧によるリークテストではタクトタイムの関係から高い精度と応答性が必要であり、多数のテストに耐える
耐久性が求められます。バルコム製圧力センサなら同用途にも多数実績があり最適です。

出力

アナログ
出力

接点1

油圧
蒸気

接点1

真空

チェッカー
VPG8

アナログ
出力
接点1・2

アナログ
出力
接点1・2

フラッシュ
タイプ

●推奨センサ直結デジタル圧力計

3

圧力センサ

油圧

バルブ

空気

VST, VSW2H, VSW2

ポンプ

●推奨センサ VESW／VESY , VSW2
●推奨パネルメータ F3 , VPRHS（VS）他●推奨センサ直結デジタル圧力計

VPG8●推奨センサ VESV／VESI 他●推奨パネルメータ F3 , VGM , VGM4 他

4ゴム・タイヤ業界向 製品導入ガイダンス

Selection GuideHigh Accurate Intelligent Digital Pressure gauge

VSTseries●−100〜3500kPa

NEW

高精度インテリジェントデジタル圧力計●外形寸法 [単位：mm]96（バルキューブ）

55−5000 〜 5000
JIS C 0920防塵・防噴流型相当（※3）
IP Rating
保護等級2
10〜60Hz X・Y・Z 各方向2時間
主表示：赤、橙、緑（任意設定）、副表示：赤19.6m/s（2G）
Vibration-proof
耐振動性
Rc1/4
100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 3500kPa
接続ネジ形状 Connection
CEマーキング（EMC指令、低電圧指令、欧州RoHS指令）
0〜100 , 200 , 500kPa 1 , 2 , 2.5 , 3.5MPa
Conformity Standard
適合規格
AC100〜240V 50/60Hz
正圧：±0.25%F.S.±1digit以下、
負圧：±1%F.S.±1digit以下 電源電圧
Power Sourece Voltage
Accuracy［非直線性、
ヒステリシス、繰り返し性、0〜50℃の温度特性（25℃基準）含む］ 消費電力
15VA以下Power Consumption
2設定リレー出力＋4〜20mA出力
シミュレーション機能、
ダンピング機能、移動平均機能
Functions
諸機能
設定出力 定格制御容量（抵抗負荷）
AC240V 3A. DC30V 3A
最大値・最小値メモリ機能、
ピークホールド機能
機械的寿命 5000万回以上（開閉頻度 300回/分）
ハステロイC22相当
Pressure Port Material
受圧部材質
Output Channels
電気的寿命 10万回（抵抗負荷、開閉頻度 20回/分、定格制御容量時） 接続ネジ材質 Connection Screw Material SUS316L
応答時間 約20msec（※1）
本体：約820g、専用ブラケット 約85g
Mass
質量
アナログ出力 スケーリング任意に設定可能
専用ブラケット、
ブラケット取り付けねじ、M20ホールプラグナット
負荷抵抗 500Ω以下、応答時間 約10msec（※1）
取扱説明書1部（和文または英文をご指定ください）
Accessories
付属品
Use Temperature Range 温度0〜50℃（測定媒体温度0〜70℃）
試験成績書1部
Safe Overload Rating
150 %R.C.
（※2）
ケーブルグランド［星和電機製：SCT-14］
オプション（※4）Options

S2
LOCK
CONF
2nd

（※1）0〜90％応答時間。ダンピング、移動平均を最速に設定した場合 （※2）R.C.（Rated Capacity）とは定格容量を表します。 （※3）IP65以上取得のケーブルグランド接続状態 （※4）標準では付属しません。弊社営業部までお問い合わせください。

長●センサ・スイッチどちらの使い方でも対応可能●アナログ出力は、負圧側もスパン調整可能でさらに高分解能●アナログ出力のループチェック用にシミュレーション機能を搭載●リレー出力の設定値を2つの副表示に表示

受圧接液部

型式指定

Example

̶

VST

③電源
Power

②出力
Output32

̶

7④表示・校正レンジ
Display/Calibration̶④⑤センサ種別Sensor type

⑥定格容量
⑦形状・サイズ
Rated Capacity（R.C.） Pressure Port Type/Size

⑥

H

１
仕 様
Specification①基本型式 Model②出力 Output③電源 Power

○
○
○

VST

センサ直結型高精度デジタル圧力計バルキューブ

32

2設定リレー ＋ 4〜20mA

7

AC100〜240V（±100.0kPa）（ー100.0〜100.0kPa） 定格容量
（0.0〜200.0kPa） 定格容量200.0kPa（0.0〜500.0kPa） 定格容量500.0kPa
1000kPa（0〜1000kPa）

1.000MPa（0.000〜1.000MPa）

2000kPa（0〜2000kPa）

2.000MPa（0.000〜2.000MPa）

2500kPa（0〜2500kPa）

2.500MPa（0.000〜2.500MPa）

3500kPa（0〜3500kPa）

3.500MPa（0.000〜3.500MPa）

H
200KPG
500KPG⑥定格容量
Rated Capacity（R.C.）

1000KPG
2000KPG

5⑦形状・サイズ Pressure Port Type/Size○

3500KPG
C2

100KPG

指定

200KPG

指定

500KPG

指定

定格容量

1000KPG

指定

定格容量

2000KPG

指定

定格容量

3500KPG

指定

２

３

＋ −

４

５

６

７

８

９ １０

Ｎ．
Ｃ．
２ Ｎ．
Ｏ．
２ ＣＯＭ２ Ｎ．
Ｃ．
１ Ｎ．
Ｏ．
１ ＣＯＭ１ Ｌ

ＡＮＡＬＯＧ ＯＵＴ
４−２０ｍＡＮ

ＲＥＬＡＹ２ＰＯＷＥＲ
ＲＥＬＡＹ１
ＡＣ２４０Ｖ３Ａ ＡＣ２４０Ｖ３Ａ ＡＣ１００−２４０Ｖ
ＤＣ３０Ｖ３Ａ ＤＣ３０Ｖ３Ａ ５０／６０Ｈｚ
１５ＶＡＭＡＸ．

●ケーブルグランド（オプション）●SCT-1424E
H

半導体隔膜式センサ
100kPa 表示・校正レンジ ±100.0kPa 指定
200kPa 表示・校正レンジ 200.0kPa 指定!

500kPa 表示・校正レンジ 500.0kPa 指定
1MPa 表示・校正レンジ 1000kPa 1.000MPa から選択
2MPa 表示・校正レンジ 2000kPa 2.000MPa から選択

ANALOG OUT
4-20mA

SCT-14
1

+

2

-

3

4

5

6

7

8

N.C.2 N.O.2 COM2 N.C.1 N.O.1 COM1

RELAY2
AC240V 3A
DC30V 3A

RELAY1
AC240V 3A
DC30V 3A

9
L

maxB
取付板

管用平行ネジの呼称

ネジ
厚鋼電線管ネジの呼称

ネジの外径ØJ

ネジの長さK

G1/2

CTG16

21.0

SCT-14 Ø10.5〜14.5
形番

L

ねじ

適合ケーブル
外径

営業にお問い合わせください。
例：ー100〜3500kPa

maxA

K

G

形番
※連成圧指定も可能ですので、

3.5MPa 表示・校正レンジ 2500kPa

1118●端子台配線図

C2

型 式
Model

100KPG

６
∅２

０

チェック
Check

○

Rc1/4

２
□２４−０．

型式選択
Selection⑤センサ種別 Sensor type

Ｍ２０ｘＰ１．
５

Pressure Port

【型式選択例】VST-32-7-3500kPa-H3500KPGC2④表示・校正レンジ
Display/
Calibration●M20ホールプラグナット●保護構造 JIS C0920相当●ダンピング機能・移動平均機能・最大値/最小値メモリ機能・ピークホールド機能●主表示は赤・橙・緑 3色チェンジカラー●主表示文字高14mmの大型LED表示

①基本型式
Model

120

高い保護性能と充実の機能

現場表示の見える化に最適●型式の選択7.3

D●AC100V/AC200V使用可能なACフリー対応

87
124

ØJ
ØC

AC100〜240Vフリー電源

SET

26.7

●非直線性・ヒステリシス・繰り返し性・温度特性（0〜50℃）を含む総合精度での高精度化を実現（±0.25％F.S.）●圧力表示は4桁表示負圧表示も可

SUB2

18.4

2設定＋4〜20mAアナログ出力

MODE

22.5

高精度

SUB1

134.4

PH

F

使用温度範囲
許容過負荷

S1

160.5

出力

４−∅４．
６

55

ｋＰａ

MADE IN JAPAN精度●特●専用ブラケット

Display
Display Color
Rated Capacity
Calibration Range

R

表示
表示色
定格容量
校正レンジ

様

Digital Pressure Meter
Model:VST-32-7-3500kPa-H3500KPGC2□□○ＸＸＸＸ
Serial No:
Rated Voltage : AC100-240V
Consumption Power: 15VA MAX.
Rated Frequency : 50/60Hz
Range:3500kPa●仕®

加圧・連成圧の測定が可能

80

ー100〜3500kPa

100

水・油・ガス等ハステロイC22およびSUS316Lを腐食させない媒体

測定種類 Pressure Type測定範囲 Mesured Range

65.8●高精度±0.25％F.S.±1digit以下（使用温度0〜50℃ 温度特性含む総合精度）●センサ・スイッチどちらの使い方も対応可能●AC100V/AC200V使用可能なACフリー対応●現場表示の見える化に最適

測定媒体 Mesured MediaHigh Accurate Intelligent Digital Pressure gauge

52.8

高精度インテリジェントデジタル圧力計

maxA

本体・キャップ寸法
maxB
C
D

50.0

38.5

15.5

30.0

取付穴径

取付板厚
最大

13.0

Ø22

4

E

F

ロックナット寸法
GH

ゴムパッキン
厚L

27.0

28.5

27.0

4.0

1.5

10
N

POWER
AC100-240V
50/60Hz
15VA MAX.

2.500MPa 3500kPa 3.500MPa から選択
Rc1/4
（めねじ）

6

ゴム・タイヤ業界向 製品導入ガイダンス

Selection Guide●500kPa〜50MPa

高精度型 中・高圧小型デジタル表示付圧力スイッチ

02

2点オープンコレクタ出力（工場出荷時設定はNPN）

31

1点オープンコレクタ出力（工場出荷時設定はNPN）＋ 4〜20mA出力（任意にスケーリング設定が可能）④校正レンジ
Calibration○

4
500 kPa
1000 kPa（0〜1000kPa）

1.000 MPa

（0〜1.000MPa）

指定（0〜2000kPa）

3500 kPa（0〜3500kPa）

3.500 MPa

（0〜3.500MPa）

5.00 MPa（0〜5.00MPa）

5.000 MPa

（0〜5.000MPa）

10.0 MPa（0〜10.0MPa）

10.00 MPa

（0〜10.00MPa）

20.0 MPa（0〜20.0MPa）

20.00 MPa

（0〜20.00MPa）

35.0 MPa（0〜35.0MPa）

35.00 MPa

（0〜35.00MPa）

50.0 MPa（0〜50.0MPa）

50.00 MPa

（0〜50.00MPa）
付属ケーブルなし（お客様ご用意の場合） 前面コネクタタイプ

WR
RN

センサ VT 指定時

定格容量002MPG

指定

定格容量 3R5MPG

指定

定格容量

005MPG

指定

定格容量010MPG

指定

定格容量020MPG

指定

定格容量035MPG

指定

定格容量050MPG

指定

Ｍ１２ 防水コネクタ付き
ケーブル ２ｍ（アングルタイプ）

Ｓ

防水コネクタ（前面 アングルタイプ）＋ケーブル2m
本体使用コネクタ：オムロン（株）製パネル取付コネクタプラグ （型番）XS2M-D423
防水コネクタ（背面 ストレートタイプ）＋ケーブル2m

RR

防水コネクタ（背面 アングルタイプ）＋ケーブル2m

H

半導体隔膜式センサ（本体首振り機構はありません）

VT

薄膜センサ

500KPG

500 kPa

001MPG

1000 kPa

002MPG

2000 kPa

3R5MPG

3500 kPa

005MPG

5 MPa

010MPG

10 MPa020MPG

20 MPa035MPG

35 MPa050MPG

50 MPa

C2

Rc1/4
（めねじ）

R2

R1/4
（おねじ）

③設定出力
Setting Output○

2N

2設定NPNオープンコレクタ出力 最大定格 DC30V 50mA

④電源
Power

○

4

DC24V±10％（消費電流 約30ｍA）−.100〜1.000 MPa（−.100〜1.000MPa）⑦センサ種別 Ｆ 001MPG 指定（連成の選択は不可）
1.00 MPa（0〜1.00 MPa）
VT 002MPG 指定
1.000 MPa
（0〜1.000MPa）
2.00 MPa（0〜2.00 MPa）
定格容量 002MPG 指定
2.000 MPa
（0〜2.000MPa）（0〜5.00 MPa）

10.0 MPa
10.00 MPa

（0〜10.0 MPa）
定格容量 010MPG または 020MPG から選択
（0〜10.00MPa） ⑦センサ種別 Ｆ 010MPG のみ指定可

20.0 MPa（0〜20.0 MPa）

定格容量 020MPG または 035MPG から選択
⑦センサ種別 Ｆ 020MPG のみ指定可

35.0 MPa（0〜35.0 MPa）

定格容量 035MPG または 050MPG から選択
⑦センサ種別 Ｆ は選択不可

50.0 MPa（0〜50.0 MPa）

定格容量 050MPG 指定⑦センサ種別 Ｆ 050MPG のみ指定可⑥ケーブル接続
Cable Connection□22 ±0.3φ25⑦センサ種別Sensor type

⑧定格容量
Rated Capacity（R.C.）⑨接続ネジ
Connection

WS
WR
RN
RS
RR
VT
F
001 MPG
002 MPG
005 MPG
010 MPG
020 MPG
035 MPG
050 MPG
C2R2
G3⑦センサ種別Sensor type

Rated Capacity（R.C.）

⑧定格容量

⑨接続ネジ

⑦

⑧

⑨

̶

付属ケーブルなし（お客様ご用意の場合） 前面コネクタタイプ
本体使用コネクタ：オムロン（株）製パネル取付コネクタプラグ （型番）XS2M-D423
防水コネクタ（前面 ストレートタイプ）＋ケーブル2m
防水コネクタ（前面 アングルタイプ）＋ケーブル2m
付属ケーブルなし（お客様ご用意の場合） 背面コネクタタイプ
本体使用コネクタ：オムロン（株）製パネル取付コネクタプラグ （型番）XS2M-D423
防水コネクタ（背面 ストレートタイプ）＋ケーブル2m
防水コネクタ（背面 アングルタイプ）＋ケーブル2m
薄膜センサ
フラッシュダイアフラムセンサ
1 MPa（Ｆセンサのみ）
2 MPa
5 MPa
10 MPa20 MPa35 MPa（ＶＴセンサのみ）
50 MPaRc1/4めねじ（ＶＴセンサのみ）
R1/4おねじ（ＶＴセンサのみ）
G3/8おねじ（Fセンサのみ）

Connection●外形寸法 [単位：mm]●薄膜センサ アングルタイプ

S1 S2 A

B

M

36

M12 防水コネクタ付き
ケーブル 2m（アングルタイプ）S（36.6）

定格容量 005MPG または 010MPG から選択
⑦センサ種別 Ｆ 005MPG のみ指定可

5.00 MPa

WN

S

φ2.5
（圧力導入口）⑥

中・高圧小型インテリジェント圧力計
アナログ出力なし

M12 防水コネクタ付き
ケーブル 2m（アングルタイプ）

Rc1/4

⑤

VSW2
0

36

（36.6）

̶

○
○

□24

M

4

①基本型式 Model②アナログ出力 Analog Output⑤校正レンジ
CalibrationB̶⑥ケーブル接続
Cable Connection

仕 様Specification

（
４
．
φ１１

S1 S2 A2N

⑤校正レンジ
Calibration

型 式
Model

）

●5〜50MPa

防水コネクタ（前面 ストレートタイプ）＋ケーブル2m

0

̶

VSW2

④電源
Power

チェック
Check

φ28

Rc1/4

③設定出力
Output

型式選択
Selection

口
導入
圧力

本体使用コネクタ：オムロン（株）製パネル取付コネクタプラグ （型番）XS2M-D423

付属ケーブルなし（お客様ご用意の場合） 背面コネクタタイプ

Example②アナログ出力
Analog Output

Rc1/4□22 ±0.3φ25

φ2.5（圧力導入口）●フラッシュセンサ アングルタイプ
36

S1 S2 A B

M

M12
防水コネクタ付き
ケーブル 2m（アングルタイプ）S（36.6）+0-0.27001MPG

Ｍ

①基本型式
Model

22

⑧接続ネジ
Connection

定格容量（0〜2.000MPa）

RS

⑦定格容量
Rated Capacity（R.C.）

指定

2000 kPa

WS⑥センサ種別Sensor type

500KPG

2.000 MPa

WN

⑤ケーブル接続
Cable Connection

センサ H 指定時

Ｓ１Ｓ２ Ａ Ｂ

定格容量

Mass

【型式選択例】VSW2-02N-4-50.0MPaWR-VT050MPGR2□Ｐａ

DC24V±10％（消費電流 約30ｍA ※アナログ出力付は約50ｍA）（0〜500kPa）

型式指定

23
13

③電源 Power

36

単位シール

19

②出力
OutputFunctions

0.5

VSW2H

約30mA
本体首振り機構(±120°)／2nd表示機能／表示更新速度
ゼロシフト／ゼロサプレス／シミュレーション／ダンピング
FIXゼロ／移動平均回数／ピークホールド／キープロテクト
最大値・最小値メモリ
本体：約230g 専用ケーブル 2m：約60g
取扱説明書1部（和文または英文をご指定ください）
試験成績書1部
壁掛け固定ブラケット［VSW2-BR］

13.5○

Power Consumption

1.5①基本型式 Model−1999〜2000（※1）
7セグメント 4桁LCD（文字高さ9mm） 消費電流赤または緑
（任意設定）
温度0〜50℃（測定媒体温度−10〜70℃）
諸機能
150 %R.C.
（※2）±2.5%F.S.
（25℃基準、使用温度範囲内にて）2
質量［IEC68-2-6準拠］
98m/s（10G）1

仕 様Specification

IP Rating
IP65相当（専用ケーブル接続状態）
Connection
Ｇ３/8
Pressure Port Material
15-5PH（析出硬化系ステンレス鋼）
Connection Screw Material 15-5PH（析出硬化系ステンレス鋼）

5 9 11.5

型 式
Model

Display
Display Color
Use Temperature Range
Safe Overload Rating
Temperature Eﬀect
Vibration-proof

表示
表示色
使用温度範囲
許容過負荷
温度特性
耐振動性
RoHS
本体側コネクタ
電源電圧●型式の選択●500kPa〜3.5MPa

チェック
Check

●センサ共通仕様

１ , 2 , 5 , 10 , 20 , 50MPa
保護等級0〜（1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50）
MPa
接続ネジ形状±0.5%F.S.±1digit（非直線性、
ヒステリシス、
繰り返し性含む） 受圧部材質
2設定NPNオープンコレクタ出力 設定出力最大定格 DC30V 50mA 接続ネジ材質

欧州RoHS指令適合品
付属品
Accessories
Connector
オムロン製 型番XS2M-D423
Power Sourece Voltage DC24V±10％
オプション（※3） Options（※1）
出荷時設定によります。 （※2）
R.C.
（Rated Capacity）とは定格容量を表します。 （※3）
弊社営業部までお問い合わせください。

●外形寸法 [単位：mm]

型式選択
Selection

Rated Capacity
Calibration Range
Accuracy
Output Channels

32【型式選択例】VSW2H-31-4-3500kPaWR-H3R5MPGC2

定格容量
校正レンジ
精度
出力

（46）

⑧

● F フラッシュセンサ仕様

G3/8

（54）

⑦

IP Rating
IP67相当（専用ケーブル接続状態）RS,RRタイプIP65相当
Connection
Rc1/4
［メネジ］
：
（オプション）
R1/4［オネジ］
Pressure Port Material
SUS630Connection Screw Material SUS430

+
-0 0
.2

⑥

̶

2 , 5 , 10 , 20 , 35 , 50MPa
保護等級0〜（1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 35 , 50）
MPa
接続ネジ形状±0.5%F.S.±1digit（非直線性、
ヒステリシス、
繰り返し性含む） 受圧部材質
2設定NPNオープンコレクタ出力 設定出力最大定格 DC30V 50mA 接続ネジ材質（98.3）⑤

Rated Capacity
Calibration Range
Accuracy
Output Channels

16

④

⑧接続ネジ
Connection

定格容量
校正レンジ
精度
出力

（54）
35

̶

4

⑦定格容量
Rated Capacity（R.C.）● VT 薄膜センサ仕様

13.5

̶

⑥センサ種別Sensor type

1.5②

⑤ケーブル接続
Cable Connection

43

̶

VSW2H

④校正レンジ
Calibration

32

Example

③電源
Power

②出力
Output

（110）

型式指定

①基本型式
Model

Rc1/4
［メネジ］
：
（オプション）
R1/4［オネジ］
欧州RoHS指令適合品
Connector
オムロン製 型番XS2M-D423
Power Sourece Voltage
DC24V±10％Power Consumption
約30mA（アナログ出力付きは約50mA）
本体首振り機構（±120°）※VTセンサのみ／2nd表示機能
表示更新速度／ゼロシフト／ゼロサプレス／シミュレーション
Functions
ダンピング／FIXゼロ／移動平均回数／ピークホールド
キープロテクト／最大値・最小値メモリ
Pressure Port Material
VT センサ SUS630 H センサ ハステロイC22
Connection Screw Material VT センサ SUS430 H センサ SUS316L
本体：約230g
Mass
専用ケーブル 2m：約60g
取扱説明書1部（和文または英文をご指定ください）
Accessories
試験成績書1部
Options
壁掛け固定ブラケット［VSW2-BR］

35●型式の選択Connection※仕様により写真と若干形状が異なる場合があります。

19−1999 〜 5000（※1）
7セグメント 4桁LCD（文字高さ9mm） 接続ネジ形状
赤または緑（任意設定）
RoHS
500kPa , 1 , 2 , 3.5 , 5 , 10 , 20 , 35 , 50MPa
本体側コネクタ0〜（500kPa , 1 , 2 , 3.5 , 5 , 10 , 20 , 35 , 50）MPa
電源電圧±0.25%F.S.±1digit以下
消費電流
精度
Accuracy［非直線性、ヒステリシス、繰り返し性、0〜50℃の温度特性（25℃基準）含む］
2点オープンコレクタ出力（NO／NC切換可能）
諸機能
設定出力 最大定格 DC30V 20mA 残留電圧 0.85V
出力
Output Channels（NPN出力時）
受圧部材質
1点オープンコレクタ出力 ＋ 4〜20mA出力
接続ネジ材質（許容負荷抵抗400Ω以下）
使用温度範囲Use Temperature Range 温度0〜50℃（測定媒体温度−10〜70℃）
質量
許容過負荷
Safe Overload Rating
150 %R.C.
（※2）
保護等級
IP Rating
IP65相当（専用ケーブル接続状態）
付属品
温度特性
Temperature Eﬀect
上記精度に含む
2［IEC68-2-6準拠］
耐振動性
Vibration-proof
オプション
（※3）
98m/s（10G）（※1）
出荷時設定によります。
（※2）
R.C.
（Rated Capacity）とは定格容量を表します。 （※3）
弊社営業部までお問い合わせください。

F センサ 水・油・ガス等15-5PH（析出硬化系ステンレス鋼）
を腐食させない媒体
加圧・連成圧の測定が可能
1〜50MPa ※連成圧仕様も可

測定種類 Pressure Type測定範囲 Mesured Range（112）

Display
Display Color
Rated Capacity
Calibration Range

（54）

様

※仕様により写真と若干形状が異なる場合があります。

（98.3）

表示
表示色
定格容量
校正レンジ

●1MPa〜50MPa

VT センサ 水・油・ガス等SUS630および430を腐食させない媒体

測定媒体 Mesured Media16●仕VT センサ 水・油・ガス等SUS630および430を腐食させない媒体
H センサ 水・油・ガス等ハステロイC221およびSUS316Lを腐食させない媒体
加圧・連成圧の測定が可能
500kPa〜50MPa ※連成圧仕様も可

（54）
35

測定種類 Pressure Type測定範囲 Mesured Range

2接点高容量出力
中・高圧用●圧力スイッチ高容量型2接点出力専用タイプ（接点容量50mA）●過去の異常圧力を運転中にチェック可能な「最大値／最小値メモリ」機能付●カラー液晶採用で、直感的にわかりやすい「緑・赤」の表示色を採用●小型（全長約99mm、幅37mm）
で機械式スイッチの換装に最適

19

測定媒体 Mesured MediaVSW2seriesHigh Capacity Intelligent miniature Digital Pressure Gauge22●高精度±0.25％F.S.±1digit以下（使用温度0〜50℃ 温度特性含む総合精度）●過去の異常圧力を運転中にチェック可能な「最大値／最小値メモリ」機能付●カラー液晶採用で、直感的にわかりやすい「緑・赤」の表示色を採用●設定出力は上限／下限切換、
NPN／PNP切換可能（出荷時はNPNに設定）

高容量小型インテリジェントデジタル圧力計

35

VSW2HseriesHigh Accurate Intelligent miniature Digital Pressure Gauge

受圧面

φ14
φ19
φ21
φ25
φ30

60ﾟ

19

高精度小型インテリジェントデジタル圧力計

付属品：
アルミパッキン
（1〜35MPa）
銅パッキン（50MPa時）

8ゴム・タイヤ業界向 製品導入ガイダンス

Selection Guide

ゴム押出機用圧力センサ

Extruder for rubber Pressure Transducer

VTRFseries●10MPa・35MPa

NEW●150℃ max

水・油・ガス等SUS630を腐食させない媒体

測定種類 Pressure Type測定範囲 Mesured Range

定格容量10・35MPa●仕様

Rated Output（R.O.）
Non Linearity
Hysteresis
Excitation；RecommendedExcitation；Maximum
Input Terminal Resistance
Output Terminal Resistance
Insulation ResistanceCompensated Temperature Range●型式の選択

①基本型式
Model

②定格容量
Rated Capacity（R.C.）

VTRF

②

型式指定

測定媒体 Mesured Media
測定種類 Pressure Type測定範囲 Mesured Range
出力種類 Output

加圧の測定が可能

定格出力
非直線性
ヒステリシス
推奨印加電圧最大印加電圧
入力抵抗
出力抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲（測定媒体温度）

Example

許容温度範囲（測定媒体温度） Safe Temperature Range
許容過負荷
Safe Overload Rating
ステム長
Stem Length
接続ネジ
Connection
推奨締め付けトルク
Fastening Torque;Recommended
最大締め付けトルク
Fastening Torque;Maximum
ケーブル
Cable
質量
Mass
付属品
Accessories

0.5〜1.5mV/V±1％R.C.
±1％R.C.
5V
10V以下
350±10Ω
350±10Ω
100MΩ以上（DC50V）
ー5〜150℃③ステム長Stem Length

③

／

④受圧部
Pressure Size

̶

7.8A

ー10〜160℃
150％R.C.
75・152・228・300・520mm対応可能
1／2-20UNF-2A
10〜20N・m30N・mφ5.4芯シールドケーブル
約200g（ケーブル含まず）※152Lの場合
試験成績書1部

チェック
Check

①基本型式
Model

○

②定格容量
Rated Capacity（R.C.）③ステム長Stem Length④受圧部
Pressure Size○

⑤ケーブル長さ
Length（Cable）

̶

仕 様Specification

VTRF

ゴム押出機用圧力センサ

10MP

10MPa

35MP

35MPa

75L

75mm

152L

152mm

228L

228mm

300L

300mm

520L

520mm

°

①基本型式 Model○

VES

測定媒体 Mesured Media
測定種類 Pressure Type測定範囲 Mesured Range
出力種類 Output

チェック
Check

型 式
Model

○

VES

①基本型式 Model

S02

ケーブル直出し 2m②アナログ出力
OutputS□□

ケーブル直出し □□m（20）●メタルコンジットチューブ（1、2、3ｍ）

HEX.22

ケーブルグランド●高速ストレンゲージパネルメータ

VGM4 series

V
I

センサケーブル

赤
（ＩＮ＋）
白
（ＩＮ−）
緑
（ＯＵＴ＋）青（ＯＵＴ−）
シールド●高速カラーパネルメータ バルカラーシリーズ

F3 series

M01
M03
M05
M10
2m
G3NFーR2MーS3G3NFーR3MーS3③校正レンジ
Calibration④ケーブル長さ Length（Cable）⑤変換ジョイント（オプション）
Screw Adaptor（Optional）

φ5ー４芯シールドケーブル（メタルコンジットチューブ付きは３ｍまで）●推奨アンプ（∅9）●オプション

センサエレメント

Ｆ
Ｅ

Ａ
Ｄ

Ｂ
Ｃ

●多治見コネクタ：PRC03−32A10−7F
Ａ Ｆ
Ｂ Ｇ Ｅ
Ｃ Ｄ

9

Ａ
：
ＩＮ＋
Ｂ
：ＯＵＴ−
Ｃ：
ＩＮ−
Ｄ：ＯＵＴ＋
Ｅ
：
シールド
Ｆ
：Ｎ．
Ｃ．
Ｇ：Ｎ．
Ｃ．

校正レンジ

④接続ネジ
Connection⑤ケーブル長さ
Length（Cable）

VES

②

③

④

⑤

許容負荷抵抗

消費電流

200Hz

1kΩ以上

12mA以下200Hz

DC24V：500Ω以下
DC11.5V：150Ω以下

定格容量

定格容量

200 kPa （0〜200）kPa ※VESX/Zのみ
200
500 kPa （0〜500）kPa ※VESX/Zのみ
500
G1/4（Oリング P-18 4種D １個付属）
5m オプション●●1MPa〜50MPa
1MPa〜50MPa

変換
ジョイント
①基本型式
Model

②アナログ出力
Output③校正レンジ
Calibration

VES

②

③

応答周波数

許容負荷抵抗消費電流

1〜5V
4〜20mA
（2線式）

200Hz
200Hz

1kΩ以上
DC24V：500Ω以下/DC11.5V：150Ω以下

12mA以下
ー

校正レンジ

1MPa
3MPa
5MPa
10MPa

M20
M35
M50

（0〜1）MPa（0〜3）MPa（0〜5）MPa（0〜10）MPa
2m 標準
G3/8 → R1/4変換ジョイント オプション
G3/8 → R3/8変換ジョイント オプション

5m
G3NFーR2MーS4/05
G3NFーR3MーS4/05

校正レンジ

20MPa
35MPa
50MPa

（0〜20）MPa（0〜35）MPa（0〜50）MPa

5m オプション
G3/8 → R1/4変換ジョイント 導入口 φ0.5 オリフィスタイプ
G3/8 → R3/8変換ジョイント 導入口 φ0.5 オリフィスタイプ

Battery type Pressure Checker●●1MPa〜100MPa
1MPa〜100MPa

①基本型式
Model

VPG8

定格容量

②センサ接続方法
Casing type

̶

AS

（
̶

③表示・校正レンジ
Display/Calibration③）④センサ種別 ⑤定格容量⑥接続ネジ
Sensor type Rated Capacity（R.C.） Connection

̶

④

仕 様
Specification①基本型式 Model②センサ接続方法 Casing type

○
○

VPG8
AS

電池式4桁LCD表示デジタル圧力計 文字高 12.7mm
センサ下付き直結⑥接続ネジ Connection⑦電池 Battery

○

⑤

⑥

⑦電池
Battery̶

B【型式選択例】VPG8-AS-50.0MPa-VTA50MPGR2-B

型 式
Model

定格容量

VTA
02ＭPG
10ＭPG
R2
B

⑤

中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ ※接続ネジ：G3/8

チェック
Check

④センサ種別 Sensor type
⑤定格容量
Rated Capacity（R.C.）

④

出力種類

型式選択
Selection③表示・校正レンジ
Display/Calibration④ケーブル長さ ⑤変換ジョイント
Length（Cable） Scerw Adaptor

仕 様Specification

エアー・ガス・水・油等SUS630相当を腐食させない媒体加圧の測定が可能
0〜1.000MPa,0〜10.00MPa,0〜100MPa

右記参照
枠内の
型式を
そのまま記入校正レンジ

Miniature Pressure Transmitter（Mid-High）●ブルドン管式圧力計の現場校正器に最適 ●トレーサビリティ書類も別途対応可能●軽量、
コンパクト、高精度（精度±0.25％F.S.：1MPa〜50MPa）
で防水タイプ（IP65相当）●電池駆動タイプ（単4アルカリ乾電池）であるため携帯用圧力計として活用でき、電池交換も簡単●ピークホールド機能により圧力ピーク、±の変動圧力の確認可能

（開発中）

ー

校正レンジ

50 kPa （0〜50）kPa ※VESX/Zのみ 50 kPa abs （0〜50）kPa abs ※VESW/Yのみ
100 kPa （0〜100）kPa ※VESX/Zのみ 100 kPa abs （0〜100）kPa abs ※VESW/Yのみ
R1/4
G2
2m 標準
5m

VPG8series 中・高圧用
測定種類 Pressure Type測定範囲 Mesured Range

Ａ
：
ＩＮ＋
Ｂ
：
ＩＮ＋
Ｃ：ＯＵＴ＋
Ｄ：ＯＵＴ−
Ｅ
：
シールド
Ｆ
：Ｎ．
Ｃ．

4〜20mA

電池式圧力チェッカー

測定媒体 Mesured Media●アンフェノールコネクタ：PT01A−10−6P（SR）

1〜5V

定格容量

※③ステム長指定以外（規格外の長さ）
は
弊社営業部までお問い合わせください。

（27）

1/2-20UNF-2A

応答周波数

水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体
加圧の測定が可能
定格容量1〜50 MPa
VESV:1〜5V、VESI:4〜20mA（2線式）
からご指定ください

型式選択
Selection

受圧面 φ7.8mm

25③校正レンジ
Calibration●ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適 ●短納期・低価格を実現
2●高い耐環境性［幅広い温度補償範囲／保護構造：IPx7／耐振性：196m/s（50〜1000Hz）］

ケーブル直出し 1m

13.5

050
100
R2
2m

②アナログ出力
Output小型アンプ内蔵圧力センサ
出力種類

定格容量

③校正レンジ
Calibration

①基本型式
Model

仕 様
Specification

W
X
Y
Z

②アナログ出力
Output

S01

∅22

45

型 式
Model

7.8A

∅12.7

∅７．
８

16

チェック
Check

VESV/VESIseries●外形寸法 [単位：mm]11

型式選択
Selection

中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

⑤

型 式
Model

ステム長※

50kPa abs〜
100kPaabs
100kPa abs

水・油・ガス等、
ハステロイC22＋SUS316Lを腐食させない媒体
VESX/Z：加圧の測定が可能 VESW/Y：絶対圧の測定が可能
VESX/Z：定格容量50〜500kPa VESW/Y：定格容量50〜100kPa abs
1〜5V、4〜20mA（2線式）
からご指定ください④接続ネジ Connection⑤ケーブル長さ Length（Cable）⑤ケーブル長さ
Length（Cable）【型式選択例】VTRF35MP/152L-7.8A-S01
型式選択
Selection

VESW/X/Y/Zseries●●50kPa〜500kPa
50kPa〜500kPa●●50kPa abs〜

●低圧・絶対圧測定対応の小型・高精度センサ ●短納期・低価格を実現●ダイアフラム材質にハステロイC22を採用することで高い耐腐食性を実現●接液部がフラッシュタイプ（導入口なし） ●接液部は封入液を一切使用しない構造●ダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命●ケーブル引回しで取付が容易

測定媒体 Mesured Media

Miniature Pressure Transmitter（Low , Absolute）

小型アンプ内蔵圧力センサ

校正レンジ

1.000 MPa から選択、 2.00 MPa または2.000 MPa から選択 定格容量
02MPＧ 指定10.00 MPa から選択
定格容量10.0 MPa または
10MPＧ 指定
定格容量50.0 MPa 指定
50MPＧ 指定100.0 MPa から選択
定格容量 100MPＧ 指定
100 MPa または薄膜式
Q
Qセンサ（歪ゲージ式）※定格容量 100ＭPG（100ＭPa）のみご指定可能
2 MPa（ゴアテックス通気付ゲージ圧）※センサ種別 Hセンサ（半導体隔膜式）のみご指定可能
50 MPa50ＭPG
10 MPa（ゴアテックス通気付ゲージ圧）
100 MPa ※センサ種別Qセンサ（歪ゲージ式）のみご指定可能
100ＭPG
接続ネジ R1/4
接続ネジ G1/2 ※定格容量 100ＭPG（100ＭPa）
のみご指定可能G4
単4アルカリ乾電池（LR03）
2 MPa
10 MPa50 MPa100 MPa

1.00 MPa または10