Agilent 8355 化学発光硫黄検出器

さらに進化した SCD

AGILENT 8355 化学発光硫黄検出器 (SCD)

統合された次世代 SCD 登場
さらに進化した化学発光検出器

規制 への準拠と分析効率の向上は、ラボにとってますます重要 な 課題 となっています。

その課題対応をサポートするために、アジレントは 実績 ある SCD 技術 をさらに進化させました。

使 い易さの向上 を図るため、SCD と世界で最 も信頼されている Agilent 7890B ガスクロマトグラフとを統合しました。

さらに、バーナーアセンブリを再設計して機器の稼働時間を最大限に向上し、ルーチンメンテナンスを容易にしました。

優れた選択性と感度を有する最新の化学発光硫黄検出器、それが Agilent 8355 SCD です。

Agilent 7890B GC、OpenLab CDS
ソフトウェアと統合された
Agilent 8355 SCD

複雑な微量硫黄メソッドに対応する
高い選択性と感度を実現

2

分析をさらにスマートにGC/MSD と SCD の組合せ

感度、ASTM コンプライアンス、簡易なメンテナンスへのニーズに対応
GC システム、ソフトウェアとの統合

Agilent 8355 SCD は、Agilent 7890B GC と OpenLab CDS およびMassHunter ソフトウェアと統合し、ラボの分析ワークフローを合理化し、規制項目への準拠を可能にします。
簡単メンテナンス

SCD バーナーのメンテナンス、特に内側セラミックチューブの交換が以前よりも大幅に簡単になりました。シンプルなデザインにより、チューブ交換に要する時間も短縮され、分析の生産性が向上します。
堅牢性と信頼性エレクトロニックニューマティクスコントロールおよびデジタルエレクトロニクスは精度と再現性の新たなベンチマークを確立
し、Agilent 8355 SCD を最高の感度と選択性を備え、優れた直線性をもつ検出器にしました。
デュアルプラズマデザイン

硫黄成分と炭化水素の共溶出によって生じるクエンチング(消炎現象) を防ぎます。

スタンドアロン Agilent 8255
化学発光窒素検出器
窒素化合物検出用

スタンドアロン Agilent 8355 SCD
既存の Agilent GC システムおよびチャネルパートナーのGC システムに適合

CP17989 ガスクリーン精製システム(ベースプレート CP738407 付き)

リークのないフィルタ交換を短時間で実現

最新化学発光検出器の詳細については、agilent.com/chem/jp をご覧ください。

3

GC との統合により複雑な分析をルーチン化
最小限の機器のセットアップと設定で、微量硫黄メソッドをラボで実現できます。この堅牢な一体型システムは、以下の特長を備えています。

• 優 れた 真度 および再現性: 特許取得済 みのエレクトロニック
ニューマティクスコントロール技術により、システム内のすべてのフローガスについて、適切なフローおよびスプリット比を維持します。

• 業界基準への準拠: ASTM 手法をサポートします。

• メソッドの容易 な追加と修正: Agilent 7890B GC と Agilent 8355
SCD の直接通信により実現します。

• フルダイナミックレンジ: 8355 SCD は広い範囲の濃度をサポートし、A/D 変換のレンジ切り替えの必要なしにフルデジタルデータを提供します。

Agilent 7890B GC との統合により、OpenLAB CDS からAgilent 8355 SCD を完全に制御することができます。

最新の高度な検出機能を活用するためのオプション

スタンドアロン SCD を既存の GC システムと組み合わせて使用する

窒素アプリケーションの検出限界を低くする

Agilent 8355 SCD は、アジレントの既存のGC システムとの互換性があり、向上した感度、シンプルなメンテナンスなどのすべての利点をAgilent 8255 化学発光窒素検出器

D コンバータ、またはアナログインプット (AIB)

直線性と構造に依存しない取り入れることができます (アナログ出力、A/ボードが必要)。

4は、窒素化合物に対して優れたレスポンスを示します。

シンプルなデザインによりメンテナンス時間を稼働時間に転換
従来の化学発光硫黄検出器では、バーナーに多数のコンポーネントやフィッティングがあるため、メンテナンスが複雑であることが問題となっていました。

シンプルな構造により準備時間が低減

Agilent 8355 SCD は、性能の向上だけでなく、メンテナンス時間の削減を可能にする設計となっています。分析に使える時間が増えることで、ラボの生産性がアップします。

• デュアルプラズマバーナーのメンテナンスがこれまで以上に容易になりました。

• 新しいエレクトロニックフローコントロールが真度と精度を向上させます。

• オゾン発生器は、効率と耐久性が最適化されています。

3558355

経路接続
約 40 % 削減

モデル 355 と比べてリークの可能性のあるポイント数を大幅に削減しています。

35583553558355

バーナー

内側チューブの約 50 % 削減

約 92 % 削減

部品数

内側セラミック

交換時間

内側セラミックチューブをより容易に チューブの交換に交換できます。

2 時間かかっていたのに対し、わずか10 分で交換できます。

いままで数時間かかっていた内側セラミックチューブの交換もたった数分で終えることができます。

ラボの成功をサポートします

From Insight to Outcome
Agilent CrossLab は、サービス、消耗品、ソフトウェアを包括的かつ効果的に組み合わせることで、ラボの効率と生産性を格段に高めます。

Agilent CrossLab は、重要かつ実行可能な見えない価値を目に見える成果へ導く、科学的かつ技術的なエキスパートで構成されたグローバルチームです。
見えない価値を目に見える成果につなげ、コストを削減し、最大限の経済的成果、運用上の成果、科学的成果へと導きます。

最新化学発光検出器の詳細については、agilent.com/chem/jp をご覧ください。

5エネルギーおよび化学アプリケーション

石油中の硫黄化合物の迅速な同定と定量

ASTM D5623:
Analysis of Sulfur Compounds in Light Petroleum Liquids by Gas Chromatography and Sulfur
Selective Detection
石油製品中の硫黄化合物のモニタリングは、高価な触媒を保護し、製品品質を確保するうえできわめて重要です。

8355 SCD は、石油中の硫黄化合物分析に適した検出器です。
正規化
された
平均
レスポンス
ファクター

標準偏差RSD
(%)

0.099

0.007

6.8

1 ppm

0.920.06

6.3

10 ppm

10.10.22.4100 ppm

9733.31,000 ppm

1030

403.5

濃度 (約)

0.1 ppm

1 か月間のブチルジスルフィドの安定性

pA
1200

1000

800600広いリニアダイナミックレンジ

Agilent 8355 SCD バーナーの再設計により、高い信頼性で分析し、レポートできます。

400200

0
2.5

5

7.5

10システムの高い安定性。
長期の性能を示しています。

12.5

1517.52022.5分

アジレントと ASTM の業界標準およびメソッドでのコラボレーション
アジレントとアジレントのビジネスパートナーのアプリケーションケミストは新しい ASTM メソッドの開発に積極的に参加しています。

• アジレントは ASTM 承認の手法を世界中のお客様に提供します。

• アジレントの科学者は、新たな要求およびトレンドを意欲的にモニターし、必要とされる業界アプリケーションを ASTM に提供しています。

• 標準試薬は、バイオディーゼル燃料中の硫黄の分析を対象として作製されています。

6

エネルギーおよび化学アプリケーション

規制、製造、流通の要件を満たす硫黄分析
ASTM D5504:
Standard test method for determination of sulfur compounds in natural gas and gaseous fuels by gas
chromatography and chemiluminescence.

ガスクロマトグラフィーと化学発光硫黄検出器の組み合わせにより、石油原料と石油製品に含まれる硫黄化合物を短時間で同定し定量することができます。例えば、エチレンやプロピレンなどのモノマー中、パラフィン、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの溶媒中、天然ガス、LPG、ガソリン、灯油、ジェット燃料、軽油などの燃料中に硫黄化合物は含まれています。

オンカラムで注入された 23 種類の硫黄化合物：1 ppm

ea:352.56
9700

Ar600

1.エタンチオール
2.ジメチルスルフィド
3.二硫化炭素4.2-プロパンチオール
5.2-メチル-2-プロパンチ

9.チオフェン
10.2-メチル-1-プロパンチオール
11.ジエチルスルフィド
12.1-ブタンチオールオール6.1-プロパンチオール
7.エチルメチルスルフィド
8.2-ブタンチオール

17, 18500

360

72430014013
14 158400

6592216

13.ジエチルジスルフィド
14.2-メチルチオフェン
15.3-メチルチオフェン
16.3-クロロチオフェン
17.ジエチルジスルフィド
18.2-ブロモチオフェン
19.T-ブチルジスルフィド
20.ベンゾ[b]チオフェン
21.2-メチルベンゾチオフェン
22.3-メチルベンゾチオフェン
23.フェニルスルフィド

191021

11, 123-メチルベンゾチオフェン

ea:321.66

Ar2-ブロモチオフェン

80

pA

A1re ブタンチオール
a:
26
9.762

100

ジメチルスルフィド

pA

Aエチルメチルスルフィド
rea:
28
3.501

オンカラムで注入された 5 種類の硫黄化合物：100 ppb

2002320100200510152025

微量硫黄化合物の検出: これらの結果は、Agilent 8355 SCD の真度および精度が高いことを示しています。

分

5101520

ASTM に準拠した性能: 分析対象の成分を検出できます。

25分

Agilent J&W DB-Sulfur SCD カラムにより SCD の安定性が大幅に向上

通常は SCD と組み合 わせて使用される厚膜 PDMS カラムでは、高温で過剰なブリードが生じることがよくあります。これが生じると、 カラムのブリード成分 が蓄積し SCD バーナーのセラミックチューブで汚れ (コーク) となり、検出器のレスポンスが徐々に不安定になります。

Agilent J&W DB-Sulfur SCD カラムはSCDに合わせて最適化されており、低ブリードSCD セラミックチューブの汚染を低減し、機器のダウンタイムおよび運用コストを最小に低減します。さらに、DB-Sulfur SCD カラムは、ASTM D5623 および D5504 など、PDMS 固定相を使用するすべての GC SCD メソッドについて優れたピーク形状を実現し、検出器の安定性を向上させます。

最新化学発光検出器の詳細については、agilent.com/chem/jp をご覧ください。

7ほとんどのラボでは、さまざまなベンダーの機器を備え、それぞれの機器の特性や分析の目的に応じて運用されています。

Agilent CrossLab は、様々なメーカーの装置に対応する部品や、装置のサポートを提供しています。 アジレントの高性能・高品質な消耗品、専門知識を持ったサービスチームにより、お客様の分析の成功をサポートします。

Agilent CrossLab は、重要かつ実行可能な見えない価値を目に見える成果へ導く、科学的かつ技術的 なエキスパートで構成されたグローバルチームです。1 台の分析機器からワークフロー全体を通して、ラボの科学的成果を高 め、より効率的 なラボの運用を支援します。

Agilent CrossLab を使用すると、非常に複雑なラボをシンプルに管理できます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp
カストマコンタクトセンタ

0120-477-111
email_japan@agilent.com

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2018
Printed in Japan February 1, 20185991-5897JAJP