NDT フラッシュ Vol.65,No.12 1/4

ＴＴレベル１

試験のポイント

問２

次の文は，きずによる断熱温度場検出に基づく方法について述べたものである。正しいものを一つ選び2012 年春期より開始された NDIS 0604 に基づく赤外線記号で答えよ。

サーモグラフィ試験技術者レベル 1 は，2016 年秋期で試（ａ）多層部材のはく離に対しては適用できない。

験 実 施 10 回 目 を 数 え る 。 現 在 は ， ISO/TR 25107（ｂ）きずによる熱伝導の阻害を利用している。

Non-destructive testing － Guidelines for NDT training（ｃ）開口した空洞の放射率変化を利用している。

syllabuses に対応したレベル 3 テキストの作成，及びレベ（ｄ）き裂など表面きずの検出には適用できない。

ル 1・2 テキストの改訂が進められ，JIS Z 2305:2013 に基づいた認証制度へのスムーズな移行を目指した作業が進正答（ｂ）

められている。以下では，現在行われている TT レベル 1

赤外線サーモグラフィ試験の測定原理は，①きずによの一次試験（筆記試験）及び二次試験（実技試験）の概る断熱温度場検出に基づく方法，②自己発熱に基づく方要および注意点について解説する。

法，③空洞放射効果に基づく方法の 3 種類に大別できる。
①は，きずの断熱効果を利用しており，本問題の正答はＴＴレベル１一次試験の解説（ｂ）となる。多層部材のはく離や，表面に存在するき一次試験（筆記試験）は，赤外線の基礎裂も，それぞれ板厚方向，面内方向の熱伝導を阻害する及び機器や計測等に関する一般的な問題が出題される一ため検出できる。
（ｃ）は空洞放射効果に基づく方法であ般試験と，工業分野に関わるより専門的な問題が出題さる。対象物あるいは対象となるきずによって，測定原理れる専門試験からなる。一般試験は 40 問以上が，専門試や加熱方法を使い分ける必要があり，レベル 1 技術者で験は 30 問以上が，それぞれ出題される。出題形式は，他あっても，それぞれの特徴を理解しておくことが肝要での NDT 手法の一次試験と同様，四者択一形式である。

ある。

TT レベル 1次の各問は一次試験の類似問題の例である。
2．専門試験
1．一般試験
問１

次の文は，ニュートンの冷却法則によって説明可能な現象を示したものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

問３次は，赤外線サーモグラフィ試験によって検知できない電気・電力設備の異状を示したものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）配線端子の接続不良（ａ）太陽からの熱エネルギーにより地球が加熱される。

（ｂ）変電設備における碍子の損傷による短絡（ｂ）フラッシュランプで CFRP 板を加熱する。

（ｃ）誘電電動機を動力源に用いた際の過負荷状態（ｃ）エアコンにより室内温度を上げる。

（ｄ）三相交流電源の逆相接続（ｄ）二つの固体が接触し温度が変化する。
正答
正答

（ｃ）

（ｄ）

電気設備において，接続端子の接続不良や接点の緩み

ニュートンの冷却法則は，温度差がある流体と固体の等は電気抵抗の増加に起因するジュール熱の発生により，間あるいは流体同士で生じる伝熱現象（自然対流や強制異状の検出が可能である。よって（ａ）と（ｂ）は検出対流）を示す。よって正答は，強制対流現象を表す（ｃ）可能な異状となる。（ｃ）は，誘電電動機の原理として，となる。赤外線サーモグラフィ試験の際には，対流が観過負荷状態では電流が多く流れるため過熱され，検出可察面の熱的境界条件の一つとなるため，風力や表面性状能となる。
（ｄ）の逆相接続では，一般に温度変化を伴わを把握するなど，注意が必要な現象である。（ａ），（ｂ）

ないため検出不可能である。よって正答は（ｄ）となる。

はプランクの法則に従う放射現象を，（ｄ）はフーリエの電気設備の検査は，電源を切断して点検することが困難法則に従う伝導現象をそれぞれ示している。レベル 1 でな場合が多く，稼働中の状態監視に基づく保守を要請さは，伝熱の三形態についてその特徴を把握しておくことれることが多い。そのため，この分野では非接触で点検が必要である。

できる本手法が広く普及している。

NDT フラッシュ Vol.65,No.12 2/4

ＴＴレベル１

二次試験の解説

いずれの実技試験もパッシブ法による試験であり，TTTT レベル 1 二次試験（実技試験）では，NDT 指示書に従い異なる対象物の試験を行い，報告書を作成する。
以下では，試験内容について解説し，注意点について述

レベル 1 技術者に求められる，「機器を適切に調整して撮影，報告する技術」が問われている。
なお，報告書の作成は，三つの実技試験を終了した後にまとめて行う。試験時間は 30 分である。報告書作成会

べる。

場には，各自に PC とプリンターが用意され，撮影した画像の印刷，報告書への貼付を行う。PC 上で画像の調整，

1．試験内容，試験時間
受験者は受験申請時に 2 種類の赤外線サーモグラフィ装置（NEC/Avio，FLIR）いずれかを選択し，二次試験に印刷を行うソフトの簡易説明書も協会 HP に掲載されており，試験会場にも準備されている。

用いる。試験の内容と時間は表 1 に示す通りであり，合計 85 分間である。
表12．注意事項二次試験の合格率は 2012 年春期からの通算で約 80％

試験内容と試験時間試験の概要説明

10 分である。不合格者の解答に目立つ点を以下に列挙するの装置のセットアップ

15 分

で，今後の受験者への注意事項とする。

電気設備の異常発熱箇所検出

10 分1）異常部の指示ミス

陶磁 器質 タイ ル 張 り コン ク リー トの きず

10 分

指示すべき異常部を○で囲み表示しないと大きな減点となる。熱画像はもちろんのこと，指示書に「可視画像（はく離）検出
ハニカム構造体の水浸入部位検出

10 分にも○で囲み表示」と記載のある場合は，可視画像にも試験報告書作成

30 分

忘れずに表示すること。
2）装置の設定ミス「装置のセットアップ」では，受験者が選択し協会が指示書には，常温付近での撮影に適した温度レンジ用意した赤外線サーモグラフィ装置を受取り，NDT 指示（-40～120℃）で撮影するよう指示されている。より高書を読んで試験のためのセットアップ（温度レンジ，放温も撮影可能な温度レンジ（例えば，0～300℃）で撮影射率など）を行う。協会 HP には，使用する赤外線サーすると，試験における温度異常部が不鮮明になる。また，モグラフィ装置の簡易説明書が掲載されている。受験前

指示書に記載のカラーパレット（モノクロ，レインボーに目を通してスムーズに操作できるよう準備しておきたなど）で表示した熱画像を報告書に貼付すること。

い。簡易説明書は，試験会場にも準備されている。

3）用語の誤解「電気設備の異常発熱箇所検出」試験では，受験者ご報告書には，撮影した熱画像のレベル，スパンを報告とに指定された電気設備（配電盤）を対象に，異常発熱するが，定義を誤解して解答する例が目立つ。図 1 を参の有無を確認して報告書に記入する。

考に理解すること。

「陶磁器質タイル張りコンクリートのきず（はく離）検出」試験では，受験者ごとに指定された試験体を対象に，熱画像に現れる温度異常部からきず（はく離）の有無を確認して報告書に記入する。
「ハニカム構造体の水浸入部位検出」試験では，受験者ごとに指定されたハニカム構造体を対象に，熱画像に現れる温度異常部から水浸入部位の有無を確認して報告書に記入する。3 種類の試験の内，この試験で現れる温度異常部に生じる周囲との温度差が最も小さいので，熱画像の撮影，評価に注意が必要である。

図1

レベル，スパンの定義

NDTフラッシュVol.65,No.12

3/4

ＮＤＴフラッシュ掲載記事一覧 [Vol.52,No.07（2003年7月)～Vol.65,No.12(2016年12月）] 1/2
記事題名を簡略化してあります
分類掲載巻号

記事内容

Vol.○○－No.○○

RTレベル1 一次試験のポイント

54-01，55-02，55-12，58-11，59-01，60-09，61-02，62-09，63-09，64-08

ＲＴレベル1 実技試験のポイント

53-01，56-08，57-08

RTレベル2 一次試験のポイント

53-08，54-09，55-04，57-11，58-06，60-02，60-06，62-05，63-01，64-05

ＲＴレベル2 実技試験のポイント

52-08，56-02，57-04，63-05

RTレベル3二次試験について

53-07，54-05，57-02，58-02，59-04，59-06，59-10，61-06，61-10，62-01*，64-01，
64-12

UTレベル1 一次試験のポイント

54-02，55-04，56-01，58-04，58-07，60-08，61-04，62-10，63-10，65-6，65-10

UTレベル1 実技試験のポイント

53-02，56-10，60-08，65-02

UMレベル1 一次試験のポイント

54-03，55-05，56-02，58-05，58-08，60-10，61-05，62-09，63-01

UMレベル1 実技試験のポイント

53-04，56-11

UTレベル2 一次試験のポイント

53-10，54-11，55-05，57-05，58-01，60-03，60-06，62-05，63-06，64-02

UTレベル2 実技試験のポイント

52-07，56-04，59-11，64-06，65-01

UTレベル3二次試験について

53-08，54-06，57-03，57-09，59-02*，59-07，59-12，61-07，61-10，62-02，63-02
64-01，64-10

MTレベル1 一次試験のポイント

54-04，54-05，55-08，56-03，56-06，58-06，58-08，60-10，61-03，62-10，63-10，
64-09

MＴレベル1 実技試験のポイント

53-03，56-12，65-9

MTレベル2 一次試験のポイント

53-11，54-12，55-06，57-06，58-02，60-04，60-07，62-06，63-06，64-06*

MＴレベル2 実技試験のポイント

52-09，56-07

解説 MTレベル3二次試験について記
事 PTレベル1 一次試験のポイント

53-09，54-08，57-04，57-10，58-11，59-07，59-11，61-07，61-11，62-02，63-02，
64-02，65-02
54-06，55-06，56-05，58-10，59-01，60-11，61-04，62-11，63-11，64-11，65-11

PＴレベル1 実技試験のポイント

52-10，56-08

PTレベル2 一次試験のポイント

53-12，55-01，55-07，57-07，58-07，60-04，60-07，62-07，63-07，64-07，65-8

PＴレベル2 実技試験のポイント

52-10，56-08，58-03

PTレベル3二次試験について

53-10，54-10，57-05，57-11，59-05，59-08，60-01，61-09，61-11，62-04，63-03，64-03，65-6

ETレベル1 一次試験のポイント

54-07，55-10，56-06，58-09，59-03，60-12，61-06，62-11，63-11，64-11，65-11

EＴレベル1 実技試験のポイント

52-12，56-11，60-05

ETレベル2 一次試験のポイント

54-02，55-02*，55-08*，57-08，58-04，60-05*，60-08*，62-08，63-08，64-08

EＴレベル2 実技試験のポイント

52-12，56-09，60-05，65-7

ETレベル3二次試験について

53-11，54-12*，57-06，57-12*，59-05，59-08，60-02*，61-08，61-12，62-04，63-04，64-04，65-04

SMレベル1 一次試験のポイント

54-08，55-11，56-04，58-10，58-12，61-02，61-05，62-12，63-12，64-10，65-8

SMレベル1 実技試験のポイント

53-05，57-01

SMレベル2 一次試験のポイント

54-04，55-03，55-09，57-10，58-05，60-05，60-08*，62-08，63-08，64-07，65-05

SMレベル2 実技試験のポイント

52-11，56-10，64-07，65-05

SMレベル3二次試験について

53-12，55-01，57-07，58-01，59-06，59-10，60-01，61-08，62-01，62-03，63-04，
64-04，65-04

レベル3一次試験(基礎試験)

53-06，55-07，59-02

巻号の後に＊がついている記事は訂正記事をホームページ「NDTフラッシュ」コーナーに掲載しております。お詫びして訂正致します。

ＮＤＴフラッシュ掲載記事一覧 [Vol.52,No.07（2003年7月)～Vol.65,No.12(2016年12月）] 2/2

NDTフラッシュVol.65,No.12

4/4

記事題名を簡略化してあります分類

記事内容

掲載巻号

TTレベル1 一次試験のポイント

65-12

レベル１の認証試験概要

52-08

レベル２の認証試験概要

52-09

試
JIS Z 2305によるレベル３の基礎試験及び再認証試験の概要
験概JIS Z 2305によるレベル３の二次試験概要
要Vol.○○－No.○○

52-11
52-12

非破壊試験技術者資格試験要領について

54-10

JIS Z 2305に基づく非破壊試験技術者の資格及び認証の動向について

61-10，64-05，65-7

春期資格試験結果

52-09，53-09，54-09，55-09，56-09，57-09，58-09，
59-09，60-09，61-09，62-09，63-09，64-09，65-9
53-03，54-03，55-03，56-03，57-03，58-03，59-03，60-03，61-03，62-03，63-03，64-03，65-03

試
験 秋期資格試験結果
結果
・ 4月現在_資格登録件数
登録件 10月現在_資格登録件数数

53-09，54-09，55-10，56-09，57-09，58-09，59-09，
60-09，61-09，62-11，63-09，64-09*，65-9
54-03，55-03，56-03，57-03，58-03，59-03，60-03，
61-03，62-03，63-05，64-03，65-03

技術者ウオッチング

62-06，62-07，62-09，62-11，63-03，63-05，63-07，
65-7，65-10

NDTフラッシュ掲載記事一覧

55-12，57-12，58-12，59-12，60-12，61-12，62-12，
63-12，64-12，65-12

他

非破壊検査総合管理技術者の認証審査実施要領について 53-01
2004年秋期資格試験申請者年齢構成

54-07

各支部、地方研究会NDT講習実施状況

56-01

一次試験における合格率の比較(新規試験と再試験の比較を含む)

57-01

資格試験に関するＪＳＮＤＩホームページの利用について

57-02，65-01

そ 受験申請書の書き方(不備の多い事項について)の
他 読者からのご意見

56-12，59-04
59-09

座談会（資格の活用について）

61-01

ＮＤＴフラッシュの10年を振り返って

61-12

PD認証の実施状況

56-05

PED NDT 承認制度について

55-11，56-07

米国非破壊試験協会(ASNT)ACCP認証について

52-08，56-05，60-11，61-01

巻号の後に＊がついている記事は訂正記事をホームページ「NDTフラッシュ」コーナーに掲載しております。お詫びして訂正致します。

☆技術者紹介記事「技術者ウオッチング」において 紹介する技術者を募集しています（自薦・他薦を問わず）。詳しくは事務局(03-5609-4014)までお問い合わせください。