卫生型双线传输数字压力表 “输出4～20mA比例可调型”

HSSC-A6V(B)series 直接连接传感器

PAT.（传感器部件）● 50kPa～3MPa（—5～150℃）
可连续使用●标准功能●阻尼功能 ●回路检查功能 ●FIX零点 ●一键零点调整●最大值／最小值显示 ●搭载异常时的输出超限设定等各种功能测量介质

15A金属箍接头各种酒类、乳品饮料、调味料、纯水、药液等 （随传感器材质而不同）可在正压、连成压、负压下测量（※1）
可在50kPa～3MPa范围内指定额定容量4～20mA（双线式） 输出比例可调式·输出比例可以在额定容量的“10～100％（15A金属箍接头为30～100％）”范围内改变测量种类测量范围输出种类※图片为ISO金属箍接头2S型背光式

支持
15A金属
箍接头带输出比例缩放
功能●规格 1（传感器部）
ISO金属箍接头、VARIVENT、ISO盖型螺母、其他特殊订货产品
额定容量为50kPa～3MPa（15A金属箍接头：1MPa）
SUS316L、Hastelloy哈氏合金C-276同级材料、SUS329J4L

受压接液部的形状与尺寸
额定容量
受压接液部材质

接液部表面处理允许过载耐破坏压力根据受压接液部材质
400％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为150％R.C.）
1000％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为300％R.C.）

零点的温度影响
输出的温度影响±0.5％R.C.／10℃以下
15A金属箍接头：±0.7％R.C.／10℃以下
温度0～50℃（放大器·显示部）
湿度0～90%R.H.（不可结露）外壳、散热片：SUS304
IP65防护等级
约700g（包含传感器部／ISO金属箍接头2S的情况）
使用说明书1份、试验报告单1份

●规格 2（放大器部分+传感器部分）
7段4位LCD显示 字符高：约12.7mm
显示更新速度 约3.5次/sec.
±0.5％F.S.±1digit.（负压侧 ±1％F.S.±1digit.）
10～20％R.C.比例缩放时：±1％F.S.±1digit.
15A金属箍接头40～100％：±1％F.S.±1digit.
15A金属箍接头30～40％：±2％F.S.±1digit.
−5～150℃（测量介质温度）−5～150℃（测量介质温度）显示
常温精度（※2）（包含非线性、滞后、重复性）
温度补偿范围（接液部）
允许温度范围（接液部）

●型号选择

①基本型式

型号指定型号选择

②—

HSSC

①基本型式

核对型

○HSSC

⑤额定容量④—

AS⑤⑥⑦⑧D—

⑩电源—

4格

AS

传感器下置直接连接

正压与负压⑤请指定额定容量【 】内的数值与单位※负压的情况下请加（ ）连成压连成压（±校准量程的情况）（※1）

005

50kPa 指定校准量程【50.0kPa】

010

100kPa 指定校准量程【100.0kPa】

020

200kPa 指定校准量程【200kPa】 连成【（ー100～200）kPa】（※1）

021200kPa 指定校准量程【（ー100～200）kPa】（连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）

030

300kPa 指定校准量程【300kPa】 连成【（ー100～300）kPa】（※1）

031300kPa 指定校准量程【（ー100～300）kPa】（连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）

050

500kPa 指定校准量程【500kPa】

100

1000kPa 指定校准量程【1000kPa】

300

3MPa 指定校准量程【3.00MPa】（按订单生产）（耐压规格150%R.C. ISO盖型螺母、仅螺丝固定座）
15A金属箍接头 ⑤额定容量内只能选择100 ⑦受压接液部材质只能选择J4L
ISO 金属箍接头

1.5Ｓ

V80A

ISO 金属箍接头仅正压VARIVENT

DN80（按订单生产）

VARIVENT

DN100（按订单生产）

2ＳV100A

F3ISO 金属箍接头

2.5S（按订单生产）

R1ISO 盖型螺母

1.5S（按订单生产） 带六角螺母（HEX61）

F4ISO 金属箍接头3S（按订单生产）R2ISO 盖型螺母

2S（按订单生产） 带六角螺母（HEX76）

F6ISO 金属箍接头

4S（按订单生产）M0螺纹安装型单体

M1JIS20K50A带法兰

V50A

VARIVENT

DN50（按订单生产）

V65A

VARIVENT

DN65（按订单生产）

附带专用O型圈1支附带专用O型圈1支

JIS20K80A带法兰 附带专用O型圈1支M2SUS316L 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm） ⑤支持全部额定容量 ⑥受压接液部 支持F0以外的全部形状与尺寸
Hastelloy哈氏合金C-276同级材料 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）

HS1⑤可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑥可以从受压接液部 形状与尺寸内 F1 · F2 · F3 · M0中选择（※4）

J4L（※5）○○⑨电缆连接形状

4～20mA （双线式） 输出比例可调式无填写⑨电缆连接形状⑩电源⑧耐压规格

响应性：阻尼（软件滤波）初始设定2秒（0.5Hz）／显示部 带背光／允许负载电阻：电源电压 DC24V时 380Ωmax.

F2⑧耐压规格⑦受压接液部材质

4～20mA （双线式） 输出比例可调式F1⑦受压接液部材质

⑥受压接液部响应性：阻尼（软件滤波）初始设定2秒（0.5Hz）／显示部 无背光／允许负载电阻：电源电压 DC24V时 690Ωmax.

F0（※3）⑥受压接液部
形状与尺寸

⑤额定容量

规

A6VB
○④显示与校准量程

高温型：接液部温度范围 −5～150℃

A6V④显示与校准量程—材质
防护结构质量
配件式②显示与模拟输出③传感器连接③传感器连接②显示与模拟输出

环境温湿度范围

SUS329J4L 抛光（#400）⑤可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑥可以从受压接液部 形状与尺寸内 F0 · F1 · F2 · F3 · M0中选择（※4）

H

400％R.C.（不能选择3Mpa、15A的金属箍接头）无填写150％R.C.（仅3MPa、15A金属箍接头）D4DIN连接器（不带电缆）
DC24V（A6V：DC8.82～26.5V、A6VB：DC15.64～26.5V） 消耗电流 约23mA（※1）连成时的校准仅在正压侧进行校准，负压侧只记录测量数据。此时的判定基准在±1％R.C.以内。另外，重视负压侧的情况下，根据指示校准负压侧，正压侧只记录测量数据（±1％R.C.以内）。关于校准的事宜，请在订购时指定上述型号选择⑤“020、030＝重视正压侧”或“021、031＝重视负压侧”。（※2）金属箍接头形状在夹紧后进行调零（※3）请确认日语版综合商品目录第60页中的规格。（※4）订货产品 不支持负压与连成压（※5）15A金属
箍接头时：电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）●DIN连接器内部端子13 （28）

显示器

机体DIN连接器

AB

毎次转
90°

CkPaMPa设定开关▲▼电缆导入口空气连通孔

26

G1/2
橡胶衬套（φ9以下）
连接器底座

输出规格放大器部分（13.5）

SET

17.5

毎次转
90°

●DIN连接器内部结构电气接线方法
1：IN＋2：RT−3：N.C.
：屏蔽

φ14

环形盖

φ80
2

[单位：mm]

（41）

1

φ83

3

●外形尺寸

IN+4～20mA
RT-（＋）（ー）屏蔽 ＋ ー 0V
接收器

电源［V］

卫生型压力表HSSC-A6V（B）直接连接传感器●输出4～20mA（双线式） 带比例缩放功能（也可实现负压／连成压／反转输出）●兼顾耐环境性能的不锈钢结构●高强度受压面 ●不使用封入液的安全放心的结构