データシート

Agilent BioTek Synergy LX マルチモード

プレートリーダー
製品概要

Agilent BioTek Synergy LX マルチモードプレートリーダーは、数多くの一般的なマイクロプレートアッセイを経済的に自動化します。高品質の光学設計により、吸光度、蛍光、発光の検出モードで優れたデータを確実に得られます。吸光の光学系にはキセノンフラッシュランプとモノクロメータが使用されていて、UV 域から可視域、999 nm までの連続波長を選択できます。蛍光および発光の測定は、フィルタベースの光学系を使用して行われ、最適な感度で直接検出を行って光の損失を防ぎ、優れた精度を実現します。

広い波長範囲 により、核酸およびタンパク質の定量、ELISA、BCA、Bradford、細胞生存率 など、多くの一般的 なアッセイが可能です。アッセイ別のフィルタキューブは 簡単 にアクセスできるので、異 なるアッセイをすばやく簡単に実行できます。また、タッチスクリーン式のユーザーインタフェースを使えばプログラミングも簡単です。即時 のデータ表示 に 加えて、USB フラッシュド

ライブ、プリンタ、Agilent BioTek Gen5 マイクロプレートリーダーやイメージャーソフトウェアへの出力 も可能で、Synergy LX は 幅広い用途で使用可能 なアッセイワークステーションです。

アップグレード可能な設計であるため、ラボでは現在必要なものを購入し、将来的に他の検出モードを追加できます。

特長– 手ごろな価格のマルチモードプレートリーダー– 核酸およびタンパク質の定量、ELISA、BCA およびブラッドフォードアッセイ、細胞生存率アッセイなど、多くの一般的なエンドポイントアッセイの実施– Take3 プレートを用いたマイクロボリュームの核酸およびタンパク質の定量機能– 200 nm から 999 nm の範囲の UV-Vis 測定用の連続波長を 1 nm 刻みで選択– 蛍光および発光用の高性能、高ブロッキングフィルタ– 迅速なプログラミングと操作、および即時のデータ表示用のカラータッチスクリーン– USB フラッシュドライブ、プリンタ、または Gen5 ソフトウェアへの出力

図 1. Agilent BioTek Synergy LX マルチモード

プレートリーダーは、Agilent BioTek Take3 微量
サンプル測定プレートに対応しています。

代表的なアプリケーション– 遺伝子発現（発光と蛍光）– ELISA– 蛍光 ELISA– 核酸定量（A260 および蛍光ベース）

構成– SLXA：– SLXFA：

ソフトウェア– タンパク定量

光源

モノクロメータベースの吸光度が 200 nm ～ 999 nm のSynergy LX– SLXF：

振とう機能– 細胞生存率アッセイ（吸光度MTT、発光 ATP、さまざまな蛍光ベース）– 核酸純度評価（A260/A280）

その他のラボウェア

フィルタベースのトップ蛍光および発光を備えたSynergy LX

モノクロメータベースの吸光度が 200 nm ～ 999 nm で、フィルタベースの上方蛍光および発光を備えた Synergy LX– SLXATS： モノクロメータの吸光度が 200 nm ～ 999 nm で、タッチスクリーンインタフェースを備えた Synergy LX– SLXFTS： フィルタベースの上方蛍光と発光、およびタッチスクリーンインタフェースを備えた Synergy LX– SLXFATS： モノクロメータベースの吸光度が 200 nm ～ 999 nm で、フィルタベースの上方蛍光と発光、およびタッチスクリーンインタフェースを備えたSynergy LX

注：Synergy LX の構成にはすべて、直線、回転、および 8 の字の振とうが含まれます。

Take3 微量サンプル測定プレート（本体内蔵ソフトウェア）
Take3 および Take3 Trio 微量サンプル測定プレート（Gen5 制御下）
直線、回転、８の字

エンドポイントプロトコル （内蔵ソフトウェア）

全データ解析とレポート（Gen5 制御下）
吸光

キセノンフラッシュランプ

検出器

フォトダイオード

波長範囲200 ～ 999 nm、1 nm刻み

波長選択

モノクロメータ

モノクロメータバンド幅≦ 5 nm

波長精度± 0.2 nm（標準偏差）

波長正確性
ダイナミックレンジ

分解能± 2 nm0 ～ 4.0 OD

0.001 OD（内蔵ソフトウェア）
0.0001 OD（Gen5 制御下）

光路長補正あり（Gen5 制御による）正確性< 1 %（2.0 OD）< 3 %（2.5 OD）

直線性
再現性
迷光

光学密度

< 1 %（0 ～ 2.5 OD）< 0.5 %（2.0 OD）

0.03 %（230 nm）

オプションのアクセサリ

測定スピード（カイネティック）– Gen5 Secure ソフトウェア（21 CFR Part 11 準拠するため）光源

ハロゲン– 吸光テストプレート

波長選択

バンドパスフィルタ– Take3 微量サンプル測定プレート– 蛍光テストプレート

検出器– 発光テストプレート

波長範囲– 製品適格性評価パッケージ

ダイナミックレンジ– プリンタ装置仕様
検出モード
測定メソッドマイクロプレートの種類

UV-Vis 吸光度、蛍光、発光エンドポイント（内蔵ソフトウェア）

エンドポイント、カイネティック、エリアスキャン、吸光スペクトルスキャン（Gen5 制御下）

（本体内蔵ソフトウェア）
すべてのモード：6 ～ 384 ウェル （Gen5 制御下）

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

感度寸法

インタフェース

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

RA44396.0117592593
アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, October 1, 2021
5994-2734JAJP

>6桁

>6桁

0120-477-111
email_japan@agilent.com
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

320 ～ 700 nm（低ノイズ PMT）
320 ～ 850 nm（オプション：近赤外対応 PMT）

ダイナミックレンジ

重量（続く）

PMT

フルオレセイン 2 pM

電源

UV-Vis 吸光度測定：6 ～ 384 ウェル（内蔵ソフトウェア）
蛍光強度および発光96、384 ウェル

蛍光強度

感度

測定スピード（カイネティック）
全般

96 ウェル：12 秒
384 ウェル：23 秒

96 ウェル：24 秒
384 ウェル：76 秒

発光測定

10 amol ATP
製品規格

100 ～ 240 V AC 入力の外部 24 V DC 電源。50/60 Hz消費電力
最大 60 W
≦ 27 lbs（12.3 kg）

15 インチ（D）× 15 インチ（W）× 15 インチ（H）（38.1 × 38.1 ×
38.1 cm）（タッチスクリーンを含む）
15 インチ（D）× 15 インチ（W）× 12 インチ（H）（38.1 × 38.1 ×30.5 cm）

コンピュータ制御用 USB 2.0 ポート x 1

プリンタ接続および USB フラッシュドライブ用 USB 2.0 ポート x 2（タッチスクリーン構成のみ）