VALCOLOR系列

F3series

目视管理！！

利用颜色通知变化。采用LCD显示

F3型对于1ch.输入，最多具有四种设定输出。
适用于所有场合的高通用性面板仪表。

F6series

一台设备实现两个位置的测量显示

F6型具有合并两台面板仪表的功能。
省空间、省成本，
满足未来需求。

※电源仅为DC24V生产结束

F4/F5series

目视管理！！

※电源仅为DC24V生产结束

目视管理！！

在涂装、水处理领域发挥威力

F8/F9series

目视管理！！

同时显示运算结果与两个输入值※电源仅为DC24V※电源仅为DC24V

生产结束

生产结束

F4/F5根据2ch.的输入运算差压，显示到主显示屏中。
利用各种设定输出，更加便利。

根据2ch.的输入计算差压及求和，并始终显示在主显示屏上。
副显示屏上显示各ch.。
F系列的共同特点

指示计VALCOLOR系列●可以根据显示值（主显示）的颜色判断当前的运行状态（正常／异常），便于观察。
●测量值的显示颜色，可以按照通过设定值划分的不同区域，选择设定为“红、橙、绿”三种颜色。

●型号选择

①基本型式

②电源③输入信号型号指定①②③型号选择

①基本型式②电源［耗电量］③输入信号④设定输出核对型④设定输出⑤输出信号④⑤号

Ｆ3Ｆ4Ｆ5Ｆ6Ｆ8Ｆ947N
A5GV
GISO无填写⑤输出信号（指定选配）—●采用“2,000次／秒（F3）”“1,000次／秒（F4～F9）”的高速采样。
●利用高速输出功能，可以用于高速控制／安全控制。
●模拟输出标配有“4～20mA”“1～5V”“0～5V”。
●带有可以自由改变测量范围设定的量程比例调试功能。

A5BO
RSR1

规

格1ch.输入
2ch.输入 差压运算主显示切换型（可通过正面的[SEL]键将主显示切换到ch.1、ch.2、ch（. 1-2））
2ch.输入 差压运算主显示切换型（可通过正面的[SEL]键将主显示切换到ch.1、ch.2、ch（. 1-2））
2ch.输入 单独切换型（可通过正面的[SEL]键将主显示切换到ch.1、ch.2）
2ch.输入 差压运算同时显示型（主显示始终显示ch. （1-2）、副显示上段显示ch.1、下段显示ch.2）
2ch.输入 求和运算同时显示型（主显示始终显示ch. （1＋2）、副显示上段显示ch.1、下段显示ch.2）
DC电源 24V ±10 % 耗电量 300mA以下
AC电源 90～240V 耗电量 50/60Hz 15VA以下
多点输入 过程输入 4～20mA/0～5V/1～5V 传感器供电电源 DC12V 80mA max.
0～10V/4~20mA（注）应变式输入半导体应变式输入（仅支持F3）
4设定 继电器输出 AC125V 0.3A / DC24V 1A（1每个设定）
4设定 PhotoMOS继电器输出 AC / DC250V 0.1A（每个设定）
4～20mA 允许负载电阻：250Ω以下 0～5V/1～5V 允许负载电阻：10kΩ以上
模拟量输出精度 ±0.5％F.S.（25℃±3℃） 温度特性 ±0.35％F.S./10℃
模拟量输出0～10V 允许负载电阻：10kΩ以上
BCD集电极开路输出 NPN型
RS-232C
RS-485（注）如您在本机上连接本公司放大器内置传感器0～10V输出型（型式：A5）产品，则不能使用本机的传感器用供电电源。请另行准备传感器用的供电电源。

109生产结束
●通用规格项目规格输入信号

模拟输入： 4～20mA / 0～5V / 1～5V / 0～10V 选择输入信号

120～1000Ω应变式传感器输入＜ＧＶ＞

最小测量零敏度 ： 0.14μV/V/digit输入信号半导体应变式输入＜ＧI＞※仅F3系列

最小测量零敏度 ： 5μV/mA/digit

输入阻抗4～20mA ： 68Ω显示−9999～9999（小数点任意设定）采样周期

1000次／秒 max. ※F3 ： 2000次／秒 max.

显示更新周期1～10次／秒 可选择

准确度显示 ： ±0.05%F.S.±1digit（25℃±3℃）

模拟输出

4～20mA/0～5V/1～5V 切换选择设定输出4设定 继电器输出（根据型号选择）输出的响应时间 F3 ： 3msec.以下

传感器供电电源 ： DC12V 80mA max.

传感器输入范围 ： ±4mV/V

零点调整范围 ： ±1.35mV/V

传感器用电源 ： DC5V 60mA max.

传感器输入范围 ： ±130mV/mA

零点调整范围 ： ±20mV/mA

传感器用电源 ： DC0.5mA

0～5V / 1～5V / 0～10V ： 68kΩAC125V

4设定 PhotoMOS继电器输出

LCD4位数 3色（红、橙、绿）变色显示

模拟量输出 ： ±0.5％F.S.（25℃±3℃）

选配 0～10V（※1）

0.3A（每个设定） / DC24V

1A（每个设定）F4,F5,F6,F8,F9 ： 6msec.以下 （※1）

AC / DC250V

输出的响应时间 F3 ： 2msec.以下0.1A（每个设定）F4,F5,F6,F8,F9 ： 5msec.以下 （※1）

使用温度范围

0～55℃（不可结冰）

使用湿度范围

35～85%RH（不可结露）电源（根据型号选择）电源外形尺寸97（W）×48.8（H）×132.5（D）※无输出选配的情况质量约300g（随规格而不同）配件

使用说明书1份、单位标签、初始设定表、面板支架、安费诺连接器（5730240）（仅BCD输出功能）AC90～240V

50/60Hz耗电量15VA以下电源

DC24V ±10 %耗电量流300mA以下

显示比例缩放、模拟输出比例缩放、显示保持（上峰/峰谷/区间峰/峰to峰/采样保持）、
自动归零、最大値/最小値表示、模式选择、模拟测试功能、输入值转换

其他功能

副显示ON/OFF、按键锁保护、主显示屏颜色可变显示、显示更新周期设定、节能模式ON/OFF、采样速度设定、迟延常数、零限点ON/OFF、修复零点、零点跟踪（仅F3）（※1）0～99％响应时间。 当采样周期、迟延常数设为最大速度时●设定输出项目规

Ｆ3

对于ch.1，输出四个设定Ｆ4

对于ch.（1−2）输出四个设定Ｆ5对于ch.1，输出两个设定Ｆ6对于ch.1输出两个设定

对于ch.2输出两个设定Ｆ8对于ch.1输出两个设定

对于ch.（1−2）输出两个设定Ｆ9对于ch.1输出一个设定对于ch.2输出一个设定格对于ch.（1−2）输出两个设定对于ch.（1＋2）输出两个设定●选配输出A5模拟输出（0～10V）

BO
BCD集电极开路输出规

格

0～10V 允许负载电阻响应时间模拟输出精度
温度特性

10kΩ以上F3 ： 2.5msec.以下 F4,F5,F6,F8,F9 ： 4msec.以下 （※）±0.5％F.S.（25℃±3℃）±0.35％F.S./10℃

NPN集电极开路
响应时间DC50V 100mA以下
F3 ： 1.5msec.以下 F4,F5,F6,F8,F9 ： 5msec.以下 （※）

RSRS-232C

符合RS-232C 双线式半双工 起止同步传送速度 （300/600 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps）
停止位（1 , 2位）
奇偶校验（无、奇数、偶数）
通信数据长 （7 , 8位）
单元No.（0～99）

R1RS-485

符合RS-485 双线式半双工 起止同步传送速度 （300/600 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps）
停止位 （1 , 2位）
奇偶校验（无、奇数、偶数）
通信数据长 （7 , 8位）
ユニットNo. （0～99）（※）0～99％响应时间。 当采样周期、迟延常数设为最大速度时

110指示计
VALCOLOR系列项目