ホワイトペーパー

アジレントの精査された化合物データベース
およびライブラリによる未知化合物の同定の
信頼性向上

著者

概要

Robert H. Williams,

ルライブラリに登録されているデータの質、すなわち真正性と完全性によって決まります。データベース

Emma E. Rennie,
Ruben Garnica, andMaria VanDamme

ターゲット化合物および未知化合物の同定の信頼性は、同定に用いられるデータベースおよびスペクト
およびライブラリの情報は、インターネットで公開されている他、多くのベンダーからも提供されていますが、その大半がクラウドソーシングによって収集されたもので、情報の確認はほとんど、またはまった

く行われていないのが現状です。ライブラリの品質が低いと、ラボの結果の品質にも悪影響がおよぶ可能性があります。

博物館の館長や美術品のコレクターが美術品や芸術品を収集するときには、広範な調査によってその作品一つひとつの真正性と完全性を評価します。同じように、アジレントの化合物データベースおよびライ

ブラリに含まれるデータや精密質量スペクトルも、それぞれの品質を確保するために、きわめて詳細な精査プロセスで作成されています。

このホワイトペーパーでは、アジレントの精密質量ライブラリおよびデータベースがどのように開発されているのか、その精査プロセスはどのようなものなのか、またこのプロセスによってラボの結果の品質がなぜ向上するのかを紹介します。

Agilent 精密質量パーソナル

化合物データベースライブラリとはAgilent 精 密 質 量 パ ー ソナ ル 化 合 物 デ ー

タ ベ ー ス ラ イ ブ ラ リ (PCDL: Personal

Compound Database and Library) は、詳

細 な 化合物情報 のデータベースと、四重極

飛 行 時 間 型 質 量 分 析 計 (Q-TOF) で 採 取 された 高分解能精密質量スペクトルのライブラ

リで構成されており、 ガスクロマトグラフィー
および 液体 クロマトグラフィーのアプリケー

ション に 利 用 で き ま す。PCDL と Agilent

MassHunter データ解析ソフトウェア、TOF

または Q-TOF を組 み 合 わせて使用すること

で、化合物を精密質量、同位体比率、精密質

量プロダクトイオンスペクトル、 および 保持

時間 (RT:Retention Time) の最大 4 つの情

報 の 確認 によって 同定 できます。Agilent イ

オンモ ビリティ四 重 極 TOF (IM-Q-TOF) では、 さらに 衝突断面積 (CCS) という追加 の情 報 からの 確 認 もできます。PCDL が あ れ

ば、特定の対象化合物をターゲットにする場

合も、数千種類のターゲットをスクリーニング

する場合も、各化合物の標準物質は必要ありません。また、各 PCDL に付属する Agilent

MassHunter PCDL Manager ソフトウェア

パッケージを使用して、RT、新規化合物、および新規質量スペクトルの他、IM-Q-TOF MSの場合はイオンモビリティの CCS の情報を追

精密質量 スペクトルに 同位体比率 の 理論

値 を組 み 合 わせると、非常 に 信頼性 の 高

い化合物の同定 が可能 になります。使用するクロマトグラフィーメソッドに 固有 の RTを 追加 すれ ば、 信頼性 がさらに 高 まります。RT の 追加 は、異性体化合物 を分析す

る場合 に 特 に 有効 です。また、 ターゲット

PCDL に化合物を追加して、過去のサンプ

ルに 遡ってデータ解析 を簡単 に 行 えます。
さらに、Agilent MassHunter Qualitative

Agilent 精密質量パーソナル

化合物データベースライブラリの開発
各 PCDL は、次の 4 つの主要ステップで構成される詳細 な 標準手順 に従って作成され

ます。

1.

Analysis Workflows ソフトウェアに搭載されている自動精査ワークフローを実行する

ときは、アジレントのケミストが使用するも2.

のと同じインポート設定で、精査済みの新しい LC/MS/MS スペクトルを簡単 に追加で3.

アジレントの 精密質量データベースおよびラ

4.

きます。

イブラリは、Agilent MassHunter ソフトウェ
アの 定性分析 および 定量分析 の 両方 で使用できます。MassHunter PCDL Manager は、Agilent MassHunter ソフトウェアスイートに含まれる Qualitative Analysis (定性分析)

お よ び Quantitative Analysis (定 量 分 析)

データ解析ソフトウェアパッケージや、Mass

第一線の分析エキスパートとの協力により精選されたターゲット化合物リストが作成されます。

化合物データベースを作成し、各ターゲット項目の情報を検証します。

高純度の標準物質を使用してプロダクト

イオンスペクトルデータが収集されます。
アジレントの厳格な品質管理精査プロセスに従って精査されたプロダクトイオン

スペクトルのライブラリが作成されます。

ステップ 1: 外部エキスパートとの協力による化合物リストの作成

Profiler 、 Mass Profiler Professional 、

データベースおよびライブラリ作成プロセスのトウェアパッケージと直接連携します。

加する化合物 が決定されます。アジレントは、Profinder などの統計解析および視覚化ソフ

すべての Agilent MassHunter PCDL 製品には、データサンプルおよび取り扱い方法 を参照できるユーザーガイドが付属しています。ま第一ステップでは、PCDL に含める、または追研究分野ごとに関連性の高い包括的な最新の製品を作り上げるために、幅広い分野の第一線の分析エキスパートと提携し、これらのター
ゲットリストの優先順位を決定しています。

加するなど、特定の分析またはシステム構成

た、アップグレードによって、初回購入後も常簡単にできます。

MassHunter 農薬 PCDL およびワークフロー

トの例については、図 1 を参照)、プロダクト

およびワークフローガイドも含まれ、PCDL お

位が決定されます。

に合 わせて PCDL をカスタマイズすることもに最新の情報を利用できます。GC/Q-TOF 用など一部の PCDL には、
e メソッド、推奨構成、

よび化合物同定ワークフローを分析ラボにす
ばやく導入できます。

2

各 PCDL 製品の内容を精選した後 (内容リス

イオンスペクトルを収集する化合物 の 優先順

ステップ 2: 各化合物のデータ
ベース項目の作成

PCDL に含 める各ターゲット化合物のデータ
ベース項目が作成されます。各項目には、化合物に関するさまざまな情報が含まれ、各情報 が 手作業 で 検証 されます。経験 を積 んだ

アジレントのケミストにより、分子式、化合物

名、構造、CAS 登録番号、および化合物類タ

グが 評価 の 高 い複数 のリソース (SciFinder、

ChemSpider、PubChem、ChemIDplus、Chemistry Dashboard など) に 照らして 検討されます。また、個々の化学的な情報がその情報元サイトで手作業により検証されます。

この作業を通して、各項目に含まれる化合物

図 1. 各 PCDL には、登録されているすべての化合物とそのケミカルアブストラクツサービス (CAS) 登録番号の内容リストが含まれています。

情報で高度な正確さが確保されます。

データベースに登録される化学的な情報の具

Compounds view, containing accurate and up-to-date compound information:
Common name, IUPAC name, accurate mass of neutral molecule, molecular formula, ChemSpider, CAS,
PubChem, KEGG, METLIN ID, HMDB ID, LMP ID, InChI, SMILES, vendor product codes, and so forth

体的 な種類 は、PCDL のアプリケーション分
野によって異なります。これには次のような項目があります。

•
•
•
•
•
•

一般名

IUPAC 名別名

分子式CAS 登録番号

Structure and Notes Area:• Structure• Compound class tags
• Regulation tags and references• Chinese, Japanese and English
synonyms• Toxicology research references• Outdated and alternative CAS
identifiers• Compound descriptions

ChemSpider ID•

PubChem ID

•

InChI

•

SMILES 表記•

Common name:Verified from multiple
different sources forcommonality

ベンダー製品コード

代 謝 物 に つ い て は、KEGG、METLIN ID、

HMDB ID、LMP ID、ChEBI ID、BioCyc IDなどの代謝物系の ID が含まれます。

図 2. Agilent MassHunter PCDL Manager: 一般的な化合物データベース項目が表示されています。

各データベース項目には、各化合物の化学構

造およびアノテーションも含まれています。注

記は化合物によって異なり、次のようなものが

あります。

•
•
•

化合物、規制、および国固有の化合物類タグ

中国語名、日本語名、および英語名
毒物学研究参考文献••

削除された (または古い) CAS 登録番号と代替 CAS 登録番号化合物の説明各化合物項目についてデータベースに登録される上記の情報 は、PCDL Manager で簡易検索または詳細検索機能を使用してすべて検索することができます (図 2 を参照)。

3

これらの項目を基準にデータベースをフィルタリングし、各 PCDL 製品 からより小規模で編集可能 な PCDL のサブセットを作成することも可能です。例えば、特定の化合物グループまたは存在が疑われる化合物リストのスクリーニ

最 後 に、 各 化 合 物 項 目 が Agilent Master

一般名、CAS、構造、注記などの化合物識別ることができます。これにより、データ解析でアおよび MassHunter PCDL Manager から

PCDL と照合され、重複する化合物を排除すの結果の確認時間が大幅に短縮されます。

情報 は、MassHunter データ解析ソフトウェ

利用できます (図 3 を参照)。

ングワークフローを作成するために、独自のカスタム PCDL を作成することができます。

図 3. Agilent MassHunter Qualitative Analysis Workflows: 構造、CAS、注記など、LC/MS/MS で分析された化合物の同定結果が表示されて

います。

4

の収集

高純度 の 単一化合物標準物質 を使用して精密質量スペクトルが 採取されます。データの採取 は、常 に厳格 な標準操作手順書 (SOP)に従って行われます。SOP には、機器のチュー

ニングおよびキャリブレーションの他、品質管理サンプルのデータ採取方法が規定されているため、すべてのデータを同一の実験条件下で採取することができます。真菌または 細菌

代謝物など単一の標準物質として入手できない化合物 は、アジレントと提携している第一線 の科学協力エキスパートによって合成されます。

GC/MS 精密質量スペクトルは、豊富なフラグ

LC/MS/MS 精密質量スペクトルは、m/z が最小の正および負のモノアイソトピックイオン

について、複数 の 付加イオン種とコリジョン

エネルギーで収集されます (図 5 を参照)。多ンが過剰な場合 (非常に不安定な化合物) や、

高いエネルギーの 40 V のスペクトルでも解裂が不十分な場合は (非常に安定性の高い化合物)、必要に応じて追加のコリジョンエネル

ギーでスペクトルが採取されます。

40

60

80

100

120
140
160
180
Mass-to-charge (m/z)

235.09782
98.48

60

200

240.08847
4.94
220

240

260

291.14786
100.00362.22269
43.40

207.09167
35.34

40

20

60

100

418.22375
50.03

180.07809
4.17

84.07809
1.06

20
0

140

180

220
260
300
Mass-to-charge (m/z)

207.09167
100.00100 +ESI MS2 Q-TOF FV = 150 CE = 20 (M+H)

+

340

380

420

291.14786
90.77

80
60
40
20
0

20

84.08077
1.24
60
100

180.07809
12.82
140

180

362.22269 418.22375
8.29
1.62

220
260
300
Mass-to-charge (m/z)

340

380

420

340

380

420

207.09167
100.00100 +ESI MS2 Q-TOF FV = 150 CE = 40 (M+H)+

Abundance

る 10 V のスペクトルでもフラグメンテーショ0

172.03845 198.05409
22.0
21.88

80

ダクトイオンスペクトルを提供するために、各ンエネルギーで採取されます。低 い電圧であ138.07742
16.74

96.05563
14.51+

様な安定性をもつ化合物について豊富なプロ化合物は 10、20、および 40e V のコリジョ

68.02432
39.47

100 +ESI MS2 Q-TOF FV = 150 CE = 10 (M+H)

Abundanceが得られる EI フルスキャンモードで収集され212.06975
100.00

図 4. 農薬シアナジンの GC/MS EI 精密質量スペクトル

メンテーションパターンと同位体クラスタ情報
ます (図 4 を参照)。

+EI MS1 Q-TOF

Abundance

による質量スペクトルデータ

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Abundance

ステップ 3: 高純度標準物質

80
60
40
0

153.06987
19.32

57.06988
3.49

20
20

60

100

140

180

235.08659 291.14786
13.01
8.91
220
260
300
Mass-to-charge (m/z)

図 5. 薬物バルサルタンの LC/MS/MS ESI 精密質量スペクトル5

のライブラリスペクトル項目のA

アジレントのアプリケーションケミストまたはCountsより、適切な SOP に従って質量スペクトル情報が採取されます。このとき選択される SOP

は、使用するクロマトグラフィーメソッドによって異なります。

LC/MS/MS スペクトルの精査

MassHunter Qualitative Analysis データ解

析ソフトウェアに搭載されているアルゴリズムを使用して、LC/MS/MS 精密質量スペクト

ルが抽出され、解析されます。まず、Find by

Formula アルゴリズムによってスペクトルが抽

7-Aminoclonazepam; C15H12ClN3O; 0.578: (M+H)+: +ESI Product ion
286.0751
250.0974 [C H ClN O]+
15 13
3[C15H12N3O]+

4
2

195.0914[C13H11N2]+

×105
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

77.0385[C6H5]+

1040

サイオンの有効 な部分組成式かどうかが検証されます。ほとんどのプロダクトイオンピーク
では、MFG の質量許容範囲内に、割り当てられる組成式候補が複数存在します。その場合、100

り当 てられます。このプロセスで 使用 される

1/3 です。スペクトルを PCDL にインポート

するときに、すべての m/z イオンピークが理論的 な精密質量に合 わせて補正されます (図イズとして排除されます。

160
180
200
Mass-to-charge (m/z)

220

240

260

280

60

80

100

120

140

250.09749
3.14
160
180
200
Mass-to-charge (m/z)

220

240

260

50

60

80

100

120

140

300

222.10257
31.78

121.07603
24.78

25

280

286.07416
100.00+ESI MS2 Q-TOF FV = 380 CE = 20 (M+H)+

160
180
200
Mass-to-charge (m/z)

220

240

260

280

300

220

240

260

280

300

+ESI MS2 Q-TOF FV = 380 CE = 40 (M+H)+
121.07603
100.0075

195.09167
25.70

50
25
0

60

80

100

120

140

160
180
200
Mass-to-charge (m/z)

図 6. A) 実験により得られた 7-アミノクロナゼパムの LC/MS/MS ESI 精密質量スペクトルとB) 理論的な精密質量に合わせて補正された 7-アミノクロナゼパムの LC/MS/MS ESI スペクトル。

青でハイライトされた領域は質量が補正されています。

6

300

286.07416
100.00121.07603
1.14

100
Abundance

物として排除されます。また、ベースピークの

140

75

0

分組成式 に割り当てることのできないプロダ

1 % 以下のプロダクトイオンピークは、常にノ

120+ESI MS2 Q-TOF FV = 380 CE = 10 (M+H)+

25

6A および 6B を参照)。プリカーサイオンの部
クトイオンピークは、化学的ノイズまたは不純

100

50

100
Abundance

ライブラリ検索のデフォルト質量許容範囲の約

80

75

0

イオンピークは、質量の最も近い組成式に割MFG の質量許容範囲は質量によって異なり、

167.0727[C12H9N]+1
146.0710[C[ 8H8N3]+

242.0603[C14H11ClN2]+
209.0947[C13H11N3]+
222.1024[C14H12N3]+

B
Abundance

後、各ピークについて、その組成式がプリカー

60

195.0918[C13H11N2]+

121.0762[C7H9N2]+

94.0651
1[C6H8N]+0.5より、質量スペクトルの各 m/z プロダクトイオ
ンピークに 組成式 が 割り当てられます。その250.0981
286.0751
209.0947[C15H12N3O]+ [C H ClN O]+
15 13
3[C13H11N3]+
222.1030[C14H12N3]+

121.0759
149.0704[C7H9N2]+[C8H8N2O]+

×105

出されます。次に、分子式生成 (MFG) 機能に

222.1023[C14H12N3]+

121.0758[C7H9N2]+

0Counts

アジレントと提携している協力エキスパートにCounts作成

×105
6257.0704

ステップ 4: 優先化合物リスト

GC/MS スペクトルの精査

部分分子式に割り当てることのできないフラグ

すべての PCDL スペクトルの精査プロセスの純物として排除されます。また、イオンカウンの 質量分析スペシャリストにより、PCDL に

MassHunter Qualitative Analysis データ解

メントイオンピークは、化学的ノイズまたは不を使用して、精密質量スペクトルが抽出され、トが 100 以下のフラグメントイオンピークは、

オンクロマトグラム (EIC) をもとに、スペクト

高品質で検索可能なスペクトルを得るために、

析ソフトウェアに搭載されているアルゴリズム

解析されます。まず、特徴的なイオンの抽出イ

常にノイズとして排除されます。

ルが手作業で抽出されます。次に、MFG によアジレントの科学者によってデータセットが綿

位体比や同位体質量差を考慮しながら、質量的に排除されます。

り、化合物の既知の分子式にもとづいて、同スペクトルの 各 m/z フラグメントイオンピー

クに組成式が割り当てられます。ほとんどのフ

密 に調査され、次のようなスペクトルは 自動•ラグメントイオンピークでは、MFG の質量許•数存在します。その場合、イオンピークは、質•容範囲内に、割り当てられる組成式候補が複量が最も近く、同位体比および同位体質量差が適切なフラグメント組成式に割り当てられます。このプロセスで使用される MFG の 質量

許容範囲は質量によって異なり、ライブラリ検

索 のデフォルト質量許容範囲 の 約 1/3 です。

スペクトルを PCDL にインポートするときに、すべての m/z イオンピークが 理論的 な 精密

質量 に合 わせて補正されます。分子イオンの•機器パラメータの設定が正しくない

ベースピークのイオンカウントが 1,000未満

ノイズまたは 不純物 としてスペクトルから排除 されたフラグメントイオンピーク

最終ステップとして、高度 な技能 を持つ専門

インポートされた 各 スペ クトルの 適 格 性 がMassHunter Qualitative Analysis データ解
析で目視で判断されます。

データ品質を確保するために、各項目に対して複数レベルの確認 が行 われます。この精査プロセスでは、すべてのデータが同じように収集、精査されていることが確認され、採取条

件 が一貫していないデータによる誤差 が排除されます。採取条件に一貫性のないデータは、
オープンアクセスのライブラリやユーザーの貢献により成り立っているライブラリの大きな欠点の 1 つです。これが、このようなデータベー

や、ライブラリ検索スコアを低下させるフスやライブラリによる検索結果 の 品質や結果

単一化合物標準物質 の LC/MS/MS ク

法医中毒学分野の多くの薬剤化合物についてラグメントイオンピーク

ロマトグラムに現 れる複数の化合物や成分など、不純物、分解物、または変換生成物と考えられるピークの信頼性を低下させる原因となっています。

は、トレーサビリティを提供するために、各ス
ペクトルに使用された単一の化合物標準物質に関する内容 が LC/MS/MS スペクトル化合

物情報に含まれています。

7

Agilent 精密質量 パーソ

ナル 化合物 データベース
ライブラリの使用方法

Agilent PCDL では、Agilent MassHunter ソ

フトウェアスイートとの 直接的 な 連携 により、

分子式および参照ライブラリスペクトルが化合物情報とともに提供されます。これはアジレン

トならではの化合物同定機能であり、幅広い

化合物データマイニングおよび同定ワークフ

ローに活用できます。

代謝パスウェイ、化合物類、規制、国固有のリストなどを基準に、特定の解析プロセス用に

より小規模 なターゲット PCDL を作成することも可能です。PCDL と化合物データマイニン
グおよび同定パイプラインから対象外 の化合物を除外することにより、データ解析の効率と図 7. Agilent MassHunter PCDL Manager B.08.00: 米国および日本の政府規制タグ (EPA 1694 およびJDWQS) とパーソナルケア製品 (PPCP) の化合物類タグを指定して化合物を検索した結果が表示されています。

精度を大幅に高めることができます。

必 要 な 化 合 物 だ け を 収 載 した ター ゲット

PCDL は次の手順で簡単に作成できます。
1.

2.
3.

PCDL Manager で、関連する化合物類、規制、または国固有のタグを検索します(例については、図 7 を参照)。

検索結果で目的の化合物をハイライト
表示します。

右クリックして「Create Subset PCDL」

または「Append to PCDL」を選択します。

メ タ ボ ロ ミ ク ス ワ ー ク フ ロ ー で は、

MassHunter Pathways to PCDL ソフトウェアを使用して、パスウェイにもとづくデータ解

析用の PCDL を作成できます (図 8 を参照)。
新規成分 が 出現した 場合 も、MassHunter

PCDL Manager のインポート機能により次の操作を簡単に実行できます。

••

新規化合物を化学的識別子とともにインポート

化合物またはそのサブセットの RT を追加または更新

図 8. Agilent MassHunter Pathways to PCDL ソフトウェアによるパスウェイにもとづく解析•

CCS 値とその他の詳細なイオン

モビリティ情報をインポート (IM-Q-TOF

LC/MS)

新しいスペクトルを追加するときに 同じイン

ポートパラメータを使用することで、スペクト

新 し い ス ペ ク ト ル は、MassHunter

ルライブラリに含まれるすべての化合物に対しからコピー、またはジャーナル参考文献から物の同定結果の正確さがスペクトルライブラリ

Qualitative Analysis から追加、他の PCDL

追加できます。

精 査 済 み の LC/MS/MS ス ペ ク トルは、MassHunter Qualitative

Analysis Workflows に 搭 載 さ れ て い るて一貫したスコアランキングが適用され、化合全体で維持されます。

MassHunter Qualitative Analysis では、複数の PCDL をデイジーチェーンに連結して連続的 に 照会することにより、より短 いデータ

「Send Spectra to PCDL」自動精査ワークフ

解析時間で包括的 な検索を実行できます。最れているものと同じインポート設定を使用してフローの 1 つが、小規模な化合物のターゲッローにより、アジレントの R&D 部門で用いら

8

簡単に追加できます (図 6 を参照)。

も一般的 な DB/ライブラリの連続検索ワーク

ト PCDL から始まり、次に存在が疑 われる化合物 の PCDL に 移り、最後 に 大規模 な 汎用

PCDL ですべての化合物候補を検索するものです。このとき、すべての PCDL の同定結果を結論

化合物 の 同定 を迅速 に、高 い信頼性で行うためには、質量分析データベースおよびライ化合物ごとに報告することも、複数の化合物

ブラリの情報 が高品質であることが不可欠で節約することもできます。

アジレントのデータ収集および精査プロセスの同定を連続して実行し、データ処理時間をす。
すべての Agilent MassHunter PCDL は、によって各化合物項目および精密質量スペク

トルの品質が確保されています。

PCDL は、Agilent MassHunter ソフトウェア

スイートの一部としてデータ解析、統計解析、
および視覚化ソフトウェアパッケージと直接連携し、多様 な化合物データマイニングおよび

同定ワークフローにおいて、一貫したスコアラ

ンキングによる信頼性の高い化合物の同定を可能にします。

ま た、 各 PCDL に 付 属 す る MassHunter

PCDL Manager ソフトウェアパッケージを使用して、RT、化合物、およびスペクトルの他、

IM-Q-TOF MS の場合はイオンモビリティ情報を追加または削除して、ワークフローに合わせて PCDL をカスタマイズすることもできます。

9付録: Agilent 精密質量パーソナル化合物データベースライブラリ製品
食品安全性

LC/TOF および Q-TOF 用精密質量
LC/MS/MS PCDL

農薬

化合物数

1,750

動物用医薬品> 2,150

マイコトキシン

GC/Q-TOF 用精密質量
GC/MS PCDL

農薬

> 450
化合物数

> 850

環境分析

LC/TOF および LC/Q-TOF 用精密質量 LC/
MS/MS PCDL

農薬

化合物数

1,750

水質汚染物質GC/Q-TOF 用精密質量
GC/MS PCDL

農薬

> 1,400

精密質量 LC/MS/MS スペクトルのある

スペクトルの> 825> 2,700> 1,525> 5,200

化合物数

> 300

総数

Broecker、Herre、Pragst による法中毒学化合物

0104> 1,3500スペクトルのRT のある

> 850

> 850

> 840 (15 × 15、20 分および 40 分のメソッド)

精密質量 LC/MS/MS スペクトルのある

スペクトルのRT のある> 825> 2,700

精密質量 GC/MS スペクトルのある
化合物数

化合物数

> 1,050

精密質量 GC/MS スペクトルのある

総数

総数

最大 3,900

化合物数

最大 750 (5 × 15、20 分のメソッド)

化合物数

0

268
RT のある

> 850

> 850

> 840 (15 × 15、20 分および 40 分のメソッド)

精密質量 LC/MS/MS スペクトルのある

スペクトルのRT のある> 3,900> 13,5000

精密質量 LC/MS/MS スペクトルのある

スペクトルのRT のある> 249,450> 11,000> 37,260

> 680

9,345

9,345

> 234,0000

精密質量 LC/MS/MS スペクトルのある

スペクトルのRT のある> 350> 1,300

129

化合物数

総数

法中毒学
LC/MS/MS PCDL

化合物数

スペクトルの

化合物数

> 850

LC/TOF および LC/Q-TOF 用精密質量

RT のある

化合物数> 9,200

化合物数

総数

化合物数

最大 750 (5 × 15、20 分のメソッド)

化合物数

本製品は法医学分野の実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

メタボロミクス

LC/TOF および LC/Q-TOF 用精密質量

代謝物*

LC/MS/MS PCDLNIST 2014 MS/MS#

化合物数

化合物数

総数

化合物数

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録は行っておりません。

# NIST 2014 MS/MS PCDL は精密質量および単位質量 LC/MS/MS スペクトルで構成されています。

医薬品

LC/TOF および LC/Q-TOF 用精密質量
LC/MS/MS PCDL

抽出物と浸出物

化合物数> 1,000

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2017
Printed in Japan, October 25, 20175991-8580JAJP

化合物数

総数

化合物数