防爆構造電気機械器具型式検定合格証
Type Approval Certificate for Ex-Equipment
型式検定合格番号
Certificate Number

DEK22.0081X

申請者
Applicant

理研計器株式会社
RIKEN KEIKI Co., Ltd.

申請者住所
Address

東京都板橋区小豆沢 2-7-6
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo 174-8744, Japan

製造者
Manufacturer

理研計器株式会社
RIKEN KEIKI Co., Ltd.

製造者住所
Address

東京都板橋区小豆沢 2-7-6
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo 174-8744, Japan

品名
Equipment

ガス警報器（携帯用）
Portable Gas Detector

型式の名称Type Identification

GX-9000

防爆構造の種類Type of Protection

耐圧防爆構造（ｄａ）
本質安全防爆構造（ｉａ）

対象ガス又は蒸気の発火
度、爆発等級及び機器保護レベル（ＥＰＬ）
Group, Temperature
Class and EPL

IIC T4 Ga

適合規格
Applicable standards

JNIOSH-TR-46-1 : 2020
JNIOSH-TR-46-6 : 2015

法規Regulation

DEKRA Certification B.V.認証は、本機器が機械等検定規則（労働省令第 45 号：昭和47 年 9 月 30 日、最終改正：平成 28 年 6 月 30 日厚生労働省令第 121 号）に基づいた型式検定に適合したものを証するものである。
DEKRA Certification B.V. certifies that this equipment has been found to comply with theType Approval according to Ordinance No. 45 of 30 September 1972 and the latest
amendment: Ordinance No. 121 of 30 June 2016 by the Japanese Ministry of Health,Labour and Welfare.

Issue Number: 0

Flameproof enclosures “da”
Intrinsic safety “ia”

JNIOSH-TR-46-2 : 2018

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。
The Equipment passed the Type Approval according to the inspection rule for machinery.

Date of certification:

2023 年 03 月 07 日?
R. Schuller

型式検定実施者
Certification Manager DEKRA Certification B.V.
©

Page 1/2

Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-product-safety.com Registered Arnhem 09085396

防爆構造電気機械器具型式検定合格証
Type Approval Certificate for Ex-Equipment
型式検定合格番号
Certificate Number

DEK22.0081X

Issue Number: 0

電源：
ユーザ交換可電池ユニット モデル BUL-9000(パナソニック社製充電可能リチウム電池タイプ NCR18650GA ３個並列) 又はユーザ交換可電池ユニット モデル BUD-9000（東芝社製アルカリ単三電池タイプ LR6３個直列ｘ２並列）
Supply:Battery pack model BUL-9000 with 3 lithium-ion rechargeable batteries (parallelly
connected), type NCR18650GA manufactured by Panasonic orBattery pack type BUD-9000 with 6 Alkaline AA batteries (2 parallel lines of 3 in seriesconnected batteries), type LR6 manufactured by Toshiba
定格Rating

バックアップ電池：
メインユニット マクセル社製タイプ CR1220
Back-up battery:
Main unit type CR1220 manufactured by Maxell.
F-センサタイプ：
スロット１、スロット２
スロット３
F-Sensor type:
SLOT1 and SLOT2
SLOT3

PIF 又は TEF
NCF
PIF or TEF
NCF

周囲温度 Ambient Temperature: -40 °C ～ +60 °C
使用条件
Specific condition of use

容器のブザー開口部への衝撃を防止すること
Equipment must be prevented from impact to the buzzer opening at the enclosure.

レポート番号
Report Number420335900-01, Issue 0

有効期間
Duration of Validity(yyyy-mm-dd)

Issue No. 02023-03-07

to2026-03-06

Order No.
420335900

初回検定
Initial certificate

R-センサ組合せ：
３スロットにダミーを含めた以下のセンサの全ての組合せ
ESR (3EC) for O2
ESR (3EC) for H2S
ESR (3EC) for CO
ESR (4EC) for CO
備考：R-センサを搭載しない場合はセンサ基板ごと搭載しないことがある

同一型式
Variants

F-センサ組合せ：
スロット１及びスロット２にダミーを含めた以下のセンサの全ての組合せ
PIF
TEF
Combination of R-Sensor:
All combinations of the following sensors including dummies in the three slots.
ESR (3EC) for O2
ESR (3EC) for H2S
ESR (3EC) for CO
ESR (4EC) for CO
Note: If no R-Sensor is mounted, the sensor board may not be mounted.
Combination of F-Sensor:
All combinations of the following sensors including dummies in SLOT1 and SLOT2.
PIF
TEF

Page 2/2
2353:2 (2021-10)