GFor Gas

面積式流量計

FM-PG

Variable area flow meter

パージ用流量計としても最適です。
容易な保守。
■ 構造が簡単で、耐久性に優れています。
■■

Most widely used as a purging flowmeter.
For maintenance to easy.
■ Simply constructed and excellent in durability.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PG

気体用For gas

G

バルブ
Valve

流体名Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

オプション
Option-

特殊項目
For specialized item-

スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type
SWFKM バイトンパッキン Viton packing
1atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊2Max.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NmL/min
NL/minSmL/min
SL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.

2530400129ABDEZ
1AIR2N23O24CO25Ar
7
C3H8（プロパン） (Propane)9
特殊 For specialized fluid ＊1
ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
口径 Connection size
30〜300 NmL/min
40〜5000.1〜1 NL/min
0.2〜2Rc1/40.4〜51〜101〜152〜203〜30
3〜30
4〜404〜50
5〜80
10〜100
10〜120
10〜130
10〜15020〜20020〜25030〜300

材質 MaterialBSBM（メッキ Plating）
Ni-1

Rc3/8

Rc1/2

＊1：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2：圧力、温度が1atm/20℃以外のものについては、巻末の技術資料を参照下さい。Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{OMPa（G）}条件の流量です。Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
※This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR under atmospheric conditions.
In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions such as temperatures, pressure values, and Specific Gravity, from the before-mentioned conditions, we may be able to make flow meter(s), depending on provided specifications.

0182023

G
気体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃(結露なきこと No dewing)

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.

口径 Connection size

253040

L

L1L2L3

Rc1/4

160 130

25

Rc3/8
Rc1/2

185 145 32.5 20BCH

φdφDM

G

1530.5 403362052.5167 135 27.5 1637.5 40

516225545.5 53

5972766FM-PG30/40⑥⑨⑤2×M

⑦⑨２×M

(L2)

IN(B)

Max. C

パネルカット Panel cut-out
3040

備考 Remarks

キャップ CapBSBM

メッキ Plating

2

フィッティング FittingBSBM

メッキ Plating3

パッキン Packing

NBR

4ストッパー Stopper5テーパー管 Tapered tube

6

フロート Float

7

カバー Cover8

ニードルバルブ Needle valve

9

バックプレート Back plate

PTFE/SUS316

BSBM

PG25 Max. 30NL/min：BSBM

耐熱ガラス Heat-resistant glass
Ti/ルビー/ガラス Ti / Ruby / Glass

Ti

PG25 Max. 30NL/min：SUS316

PMMA
SUS316

SUS3042×φd

ハンドル : PP Handle: PP
白塗装 Painted white

SS400

10 取付ボルト Mounting bolt

2×φDL1251SUS304

11 ゴムストッパー Rubber stopper-FKM

PG25 Max. 30NL/min：FKM

12 ガイドポール Guiding pole

-SUS316

PG25 Max. 30NL/min：SUS316

13 カバー止め Hexagon head screw for securing Cover

H80

名称 Names of parts

⑩L3G

①

材質 Materials
No.

(L3)
(L2)

⑪⑫(L3)

②
⑬⑥

⑧

③IN

(16.5)

⑤

L1⑩80

⑦④④L

⑧OUT

③L2(19)

①②

L3OUT

L

⑬80

HGMax. C

L1(B)

L2

FM-PG25FM-PG

構造図 Structural drawing

BSBM

メッキ Plating

2023019