图形数字面板仪表

VGM5seriesNew●基本规格
模拟量信号A/Bch输入VGM5 -1mV/V应变式A / Bch输入
模拟量信号A / Bch输入※有关每个规格的详细信息，请访问我司网站。

测量通道一个通道或两个通道（根据型号选择）交流 7 AC100～240V±10% 50／60Hz

电源

2.4英寸TFT液晶显示器

VGM5 - 3

直流 8 DC24～48V±10%2ch输入时 ：Ach.测量结果、Bch.测量结果、运算结果、

交流 7 AC100V时 ： 11VA max

Ach.和Bch.测量结果，Ach.或Bch.测量结果和计算结果

用多功能、多彩的显示迈进数字仪表新领域

直流 5 DC12V±10%1ch输入时 ：Ach.测量结果

显示

外部控制

从指定功能中分配5个功能（用户设置）

使用温湿度范围

ー5～50℃

保存温湿度范围

耗电量

直流 8 DC24V时 ： 6.5W max
约350g

ー10～70℃ 60％RH以下

耐振动10～55Hz 单振幅0.15mm X,Y,Z方向 30分

交流 7 电源端子 － 输入、外部控制、比较输出、各种输出端子之间 AC3000V 一分钟

保护等级IP66（前面）

交流·直流通用 输入端子 － 外部控制、比较输出、各种输出端子之间 AC1500V 一分钟

EN61326-1（EMS：工业设置／EMI：Class A）「适用于布线长度30m以下」

符合EN标准EN61010-1

外壳 － 各端子之间 AC3000V 一分钟

绝缘电阻

VGM5系列具有满足现场需求的多项新功能，例如条形图和趋势图的图形显示，垂直和水平的显
示方向设定，以及用红·黄·绿的颜色变化直观
告知即时状态。迈进数字仪表新领域。

DC48V时 ： 7W max

质量

35～85％RH（不凝结）

直流 5 or 8 电源端子 － 输入、外部控制、比较输出、各种输出端子之间 AC1500V 一分钟

耐电压AC240V时 ： 15VA max

直流 5 DC12V时 ： 6.5W max

EN50581外壳材质聚碳酸酯（PC）

模拟量信号 ： ±5V、0～5V、1～5V、±10V、0～10V、±20mA、0～20mA、4～20mA

转换方式⊿∑转换方式应变式 ： ー3.5mV/V～3.5mV/V

输入信号

单端

上述端子间DC500V 100MΩ以上黑色 UL94V-0●模拟量信号/应变式（仅VGM5-3）输入方式测量范围模拟量应变式

使用VGM5系列的应用示例
两组胶液混合时的压差控制输入阻抗约1MΩ（±5V、0～5V、1～5V、±10V、0～10V）、约10Ω（±20mA、0～20mA、4～20mA）

最大容许输入±100V（±5V、0～5V、1～5V、±10V、0～10V）、±50mA（±20mA、0～20mA、4～20mA）

准确性±（0.05％ of FS＋1digit）（23±5℃ 35～85％RH时）显示更新速度

10次/秒、1次/秒

增益调整范围

1mV/V～3.5mV/V

零显示

前導零抑制

校正精度

±（0.1％ of FS＋1digit）（23±5℃ 35～85％RH时）

小数点可任意设定非线性±（0.02％ of FS＋1digit）（23±5℃ 35～85％RH时）显示分辨率

1/99999适用电桥电阻350Ω

显示范围

ー99999～99999

DC5V±10% 60mA

电桥电压

2ch输入产品 ： 最高2000次/秒※350Ω 可连接4个称重传感器模拟量信号 ： DC12V±10%传感器电源

DC10V±10% 30mA、DC2.5V±10% 30mA

温度特性
压力传感器

1ch输入产品 ： 最高4000次/秒

采样速度

100mA max.

DC24V±10%50mA max.

※2ch时A ch.和B ch.总功率到1.2W为止

100ppm/℃

应变式 ： 5V、10V、2.5V●比较输出规格
额定输出 NPN：汇入电流 50mA max.

集电极开路输出

外加电压：30V max.

PNP：源电流 50mA max.

输出饱和电压：50mA时 1.2V以下

输出数量：晶体管输出×4接点额定：AC250V 2A、DC30V 2A继电器输出

电气寿命：10万次以上

控制方式

机械寿命：2000万次寿命

判定值设定范围ー99999～99999

滞后性对于各判定值，可以在0 ~ 9999digit的范围内设定。

比较动作根据采样速度(计算周期)
可以为AL1至AL4中的每个设置比较条件

设定条件

A触点×4 AL1和AL2、AL3和AL4分别通用

微电脑运算方式

等级判定模式，区域判定模式，变化量判定模式

比较条件存储器

8种模式记忆

●模拟输出规格

垂直显示显示旋转功能（可以选择适合现场的显示方向）D / A转换方法

输出0～10V、±10V、1～5V、0～20mA、4～20mA

解析度

相当于13bit负载电阻

2kΩ以上（0～10V、±10V、1～5V）、550Ω以下（0～20mA、4～20mA）

缩放数字缩放准确性±（0.1% of FS）（23±5℃ 35～85％RH）输出对象任意设置作为模拟输出对象的显示内容响应速度响应速度为300μs或更小（0→90％响应）

输出形式

集电极开路输出

测量数据负逻辑

逻辑“1”时

极性信号

负逻辑负显示时过信号当负逻辑

晶体管接通晶体管开启同步信号(PC)

在数据转换的一段时间内

晶体管输出电容

电压 30V max.

输出饱和电压 10mA时 1.2V以下

使能端子与- D.COM短路或同电位使BCD输出(测量数据，极性信号，过信号)和启用晶体管开启

晶体管开启

电流 10mA max.

同步信号(PC)的晶体管关闭。

通信协议

RS-232C：Modbus-RTU、独立命令，独立连续输出同步方式

步进同步式

通信方式

RS-232C：全双工相

通信速度

9600bps、19200bps、38400bps

RS-232C

数据长度

RS-232C：8bit、7bit

使用信号名

RS-232C：TXD、RXD、SG起始位

1bit

可连接台数

RS-232C：1台

奇偶校验位

无，奇数，偶数

线路长度

RS-232C：最大15m RS-485：最大1.2km(合计)※CE标志适合情况下不超过30m

计算功能（配备2ch输入）输出警报时，背景颜色会自动更改。颜色可以从红色，黄色和绿色中选择，并使用具有增强标识的通用颜色。

在测量值显示中，每个通道和计算结果可以同时显示
1到3个要素，每个通道的计算方法可以从10种公式中选择。

自我诊断功能波形比较功能[仅VGM5-3]

内置的自我诊断功能可以预防所连接设备发生事故，在开始检查之前和检查过程中可进行安全确认。

通过比较测量波形和判定波形，可以进行警报输出和波形记录。 （可以进行2ch同时波形比较）规④输入Bch.

̶

格④⑤输出

̶
型号选择

型

⑦⑧号

规格A模拟输出

电源电压 ： AC100～240V

B4BCD输出（集电极开路NPN）

B5BCD输出（集电极开路PNP）

功能键

MENU⑤输出

电源电压 ： DC12V8电源电压 ： DC24～48V

RSRS-232C

N模拟量信号输入

R2RS-485（Modbus RTU）

GV应变式输入 ※仅可选择VGM5-3

ON集电极开路输出（NPN）

X

无

OP

集电极开路输出（PNP）

N

模拟量信号输入

SA继电器输出（a触点）

GV应变式输入 ※仅可选择VGM5-3X成绩单 ： 无T成绩单 ： 附⑥比较输出⑦测试成绩单⑧附号

A
顶面菜单键

侧面

00

标准

E0

初始语言设定: ： 英文

●模拟输出/ RS-232C输出/ RS-485输出产品箭头视图 A（1:1.5）

十字键
输入/ GO判断输出端子（Ach.）输出端子

输入/ GO判断
输出端子（Bch.）电源端子比较输出/外部控制端子

ENTER

92 ＋0.8ー0●BCD输出产品附件带
输入/ GO判断输出端子（Ach.）120

显示专用(外部控制)

596（103）※推荐面板厚度
0.8～5mm核对̶⑧附号应变式测量 / 直流电压·电流测量回车键RS-485 (Modbus RTU)、RS-232C、模拟输出、
BCD输出等丰富的通信和输出功能可供选择。

⑥̶⑦测试成绩单D显示键

●面板裁切⑥比较输出⑤RS-485：非反转(+)，反转(-)

RS-485：31台

7●外形尺寸 [单位：mm]
FUNC

无序

VGM5-3④输入Bch.

显示器ASCII码传输控制程序直流电压·电流测量③输入Ach.

正面

③̶

字符编码

RS-485：1bit

VGM5-1②电源

DISP丰富的可选功能号③输入Ach.

CR+LF、CR118

易于阅读和易于理解的彩色显示屏

型

②

̶

（145）

可以知道测量值与总量的比率，也可以从数字显示中检查准确的测量值。

核对

②电源

70

由于可以掌握测量趋势，因此可以知道测量目标的趋势（例如，压入配合时的异常或多次压装时的变化）。

型号选择
①基本型号

52等级（条形图）屏幕显示

RS-485：8bit

RS-232C：1bit、2bit

定界符

比较输出/外部控制端子※端子的有无因机型而异。

箭头视图 A（1:1.5）

输入/ GO判断
输出端子（Bch.）
输出端子
电源端子

指示计
VGM5①

停止位

RS-485：Modbus-RTU

RS-485：双线半双工相①基本型号＋0.6
45 ー0

指示计
VGM5

趋势（折线）屏幕显示

用各区间的保持值和设定的比较判断值进行比较输出。
可以对如嵌缝(Caulking)过程等每个指定区间的工程进行判断。

±25mVp-p（0～20mA、4～20mA）※当负载电阻为250Ω且输出20mA时

●RS-232C通信/RS-485规范

型号指定

多重保持模式[仅VGM5-3]

NPN/PNP型

过显时●型号的选择

安全±50mVp-p（0～10V、±10V、1～5V）

波动●BCD输出规格（同时支持NPN和PNP）

11

配备了将显示画面旋转90°作为标准功能。可以在水平安装和垂直安装之间自由选择。例如，即使在设备开发时额外需要安装数字面板仪表时，安装空间的选择性会更大。

水平显示

转换方式