Agilent BioTek 405 TS

マイクロプレートウォッシャー
マイクロプレートウォッシャーのゴールドスタンダード

FPO

Agilent BioTek 405 TS

マイクロプレートウォッシャー

Agilent BioTek 405 TS ウォッシャーは、世界的に認められたマイクロプレート洗浄におけるスタンダードモデルです。セルベースアッセイやマルチプレック
スビーズアッセイ、ELISA などのワークフローで効果的かつ効率的な洗浄を可能とする独自技術を搭載しています。

Agilent BioTek 405 TS

マイクロプレートウォッシャー

細胞に優しい独自設計

角度 をつけた 分注ノズルと精密 に 調整可能な分注・吸引スピードとを組み合 わせることにより、405 TS はセルベースアッセイの洗浄 に 理想的 な 条件 を設定可能です。穏 やかな吸引と壁面を伝わせる分注により、接着細胞の剥離を防ぎます。

Cells washed with straight tips

Cells washed with angled tips

マルチプレックスビーズアッセイの自動化に対応

405 TS はマルチプレックスビーズアッセイといった非常に一般的なアッセイの洗浄にも最適 な 1 台です。磁気ビーズアッセイ用のアクセサリーにはフラットとリングのマグネットプレートがあり、高いビーズ回収率が望めます。

FilterMagnets

2Vacuum(1)。吸引ろ過用のアクセサリーはポリスチレ

ンビーズアッセイにも対応しています。(2)。

「BioTek はプレートウォッシャーのゴールドスタンダードです。使用方法およびメンテナンスが簡単で多くのオプションがあり、あらゆるアッセイやプレートに合わせてカスタマイズできます。フィールドサービスエンジニアは非常に知識が豊富で頼りになります。プレートウォッシャーをどのようにセットアップして、最適に動作させ続けるにはどうすればよいかを教えてくれます。
」– SelectScience review

Ultrasonic Advantage：
超音波メンテナンス機能

マニホールドチューブの詰まりは、プレートウォッシャーにおいて最も一般的なトラブルの 1 つです。特許取得済みの内蔵式超音波メンテナンス機能により、マニホールドを装置から取り外す手間がいらず、チューブ内の汚 れを自動で、簡単 に除去することができ

Manifold tubes

Beforeresidue buildup

Duringultrasonic bathAfterclean and clearます。

Verify テクノロジー：分注・吸引量精度の自動チェック機能

Verify テクノロジーオプションは、超音波検出器(1)を用いて分注と吸引の性能をチェックする機能です。機器のパフォーマンスをお客様自身で調 べる手間 を省きます。テスト
結果 は 自動的 に表示され(2)、入念 な掃除が必要な箇所が示されます。

3

アプリケーション
ELISA

プレートの洗浄は、比色法、蛍光法、発光法など、多くの ELISA において重ビーズを用いたマルチプレックスアッセイ

フラットとリングの2 種類のマグネットプレートは、洗浄中のビーズの消要なステップです。405 TS の自動プレート洗浄は、実験結果の再現性・正確失を防ぎ、真空ろ過システムでは濾過から廃液処理のプロセスを効率化しま

セルベースアッセイ

ELISpot アッセイ性の向上に貢献します。

細胞へのダメージを最小限に抑えた洗浄で接着細胞の剥離を防ぎ、次に続くイメージングなどの実験に影響を与えません。

す。

405 TS は ELISpot アッセイに 必要 な 洗浄ステップを自動化します。このアッセイでは、細胞分泌物 が 呈色反応 により可視化 されます。Agilent BioTek のCytation 7 イメージャーで ELISpot アッセイの自動化が可能です。

MSD アッセイの自動化

ELISA 用プレートコーティング

Meso Scale Discovery 社の ECL 法（電気化学発光法）に用いる独自プレート

X 軸·Y 軸·Z 軸方向にそれぞれ精密にノズル位置を調整することが可能ですので、ELISA 用プレートへの正確なコーティングができます。の洗浄において、405TS は効率的な洗浄が可能なウォッシャーとして、数多くの実績を持っています。

4

関連機器

405 TS は他の Agilent BioTek 製品と組み合わせて使用することで、日々のワークフローを効率化し、自動化できます。
Agilent BioTek Epoch 2 吸光度プレートリーダー

Epoch 2 は、任意の波長（200 nm ～ 999 nm）で測定できる波長可変式で、アッセイ柔軟性を実現します。405 TS は、マイクロプレートのサンプル調製から測定で Epoch 2 と連携します。

Agilent BioTek Cytation 細胞イメージング・マルチモードプレートリーダー

405 TS および Agilent BioTek BioSpa と統合 された Cytation
細胞イメージング・プレートリーダーは、一度に最大 8 枚のプレート用のライブセルイメージングシステムを作成します。

Agilent BioTek BioStack マイクロプレート

スタッカー

コンパクトな BioStack マイクロプレートスタッカーを用いて、マイクロプレート洗浄プロセスを自動化します。BioStack 4 は、繊細 なセルベースのワークフロー向 けに特許取得済 みのプレートの蓋の着脱機能を有します。
（特許取得済み）すべての BioStack は10、30、50 枚のプレートのスタッキングが可能です。

Agilent BioTek BioSpa 8 全自動インキュベータ

BioSpa 8 は、環境制御とラボウェアの取り扱いが可能です。405

TS はもちろん、BioTek リーダーまたはイメージャーに接続可能で、ELISA や最大 8 つのマイクロプレートでの長期間の生細胞イメージングのワークフローを容易にします。

5

6

Agilent BioTek 405 TS マイクロプレートウォッシャー

装置仕様

全般
対応マイクロプレート
本体内蔵ソフトウェア
付属ソフトウェア（PC 接続時）
ビーズアッセイ用オプション

撹拌および静置時間

メンテナンス自動化

洗浄96、384 ウェルマイクロプレート
薄型または標準プレートに対応

フラットボトム、ラウンドボトムまたはフィルターボトム（オプション）

洗浄プロトコールの新規作成、編集、実行

LHC2 ソフトウェア

LHC Secure（21 CFR Part 11 準拠）（オプション）
SiLA 準拠のドライバ（オプション）
磁気ビーズ、吸引ろ過システム対応

60 分まで設定可能

超音波洗浄（オプション）

Verify 機能（オプション）
廃液液面センサー

分注液の気泡検知センサー

BioStack、BioSpa 8、その他サードパーティ自動化システム接続実績あり

マニホールドタイプ

96/384 両対応タイプ、96 専用タイプ、384 専用タイプ

バッファーおよび試薬分注経路

最大 4 経路自動切換え（オプション）

液量バッファーボトル

廃液ボトル
分注精度
残液量

洗浄スピード
流速
滅菌
吸引ろ過システム

96 ウェルタイプ：50 ～ 3,000 μL/well、384 ウェルタイプ：25 ～ 3,000 μL/well
4 L（標準）、10 L（オプション）

4 L、10 L、20 L から選択可能。また任意のタンクに廃棄できるダイレクトドレインシステム有り。

< 3 % CV：300 μL/well（96-well washing）< 4 % CV：300 μL/well（96-well washing）≤ 2 µL/ well（96 ウェルプレートへ 96 本マニホールドにて300μL/well 使用時。
384 ウェルプレートへ 192 本マニホールドにて 100μL/well 使用時。
）
96-wells, 300 µL/well, 3 cycles:< 30 秒

384-wells, 100 μL/well, 3 cycles: < 80 秒
低速から高速へ調整可能

セルベースアッセイ専用流速への最適化も可能

化学的処理

オプションにて選択可能（-38 mmHg ～ -506 mmHg）

吸引持続時間：5 ～ 999 秒

7ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, October 13, 2021
5994-2400JAJP
RA44435.3036657407