Agilent BioTek Synergy Neo2

ハイスループット・プレートリーダー
スピードと高性能を両立したハイエンドモデルプレートリーダー

Agilent BioTek Synergy Neo2

ハイスループット・プレートリーダー

BioTek Synergy Neo2は、スピードと超高性能を備えており、スクリーニングラボ用に設計されています。また、特許取得済みの Hybrid Technology の特徴として、すべての検出モードで独立した光路を使用することにより、妥協のない性能を保証します。

Gen5ソフトウェアは、完全なリーダー制御、パワフルなデータ解析、自動化、LIMS 統合を実現します。

Synergy Neo2 と CO2/O2
ガスコントローラーおよびデュアル試薬インジェクター

最速、最高性能の Agilent BioTek マルチモード・プレートリーダー

Synergy Neo2 は BioTek の最速・最高性能のマルチモードマイクロプレート
リーダーであり、製薬、バイオテクノロジー、学術的なスクリーニング施設といった幅広いスクリーニングラボに最適です。

Synergy Neo2 の特長は次のとおりです。

– TRF、TR-FRET、Alpha に対応した 2 種類のレーザー– 特許取得済みの Hybrid Technology と独立したフィルターおよびモノクロメーターベースの光学系による高性能と柔軟性の実現– 感度と特異性を向上させる波長幅可変機能– ハイスピード測定を可能とするデュアル PMT– セルベースアッセイに対応した環境制御

2

「このリーダーは、高感度で高速です。使いやすく柔軟性に優れており、特に注目すべきなのはフィルターまたはモノクロメーターのいずれかを選択して使用できる点です。また、必要に応じて機能を追加してアップグレードも可能です。
」– 評価者、Biosero

ハイブリッドプレートリーダー：
柔軟性とパフォーマンス

Synergy Neo2 は 特許取得済 みであるモノクロメーターとフィルターの 組 み 合 わせにより、ラボのさまざまなマイクロプレートアッセイに必要 な 柔軟性とパフォーマンスの両方を提供する高度 なプレートリーダーです。

モノクロメーター

フィルター

モノクロメーター：波長幅可変、吸光度測定、蛍光測定、発光測定

フィルター：高感度蛍光測定、蛍光偏光、時間分解蛍光、Alpha、フィルタ発光測定

感度と特異性を向上させる
波長幅可変機能

Synergy Neo2 は 波長幅可変の 4 重バリアブルモノクロメーターを搭載しています。

Excitation と Emission の半値幅を 3 nm～ 50 nm の間で 1 nm 刻みで自由に設定可能です。広い波長幅設定（1）は 感度 が向上し検出限界 が低くなります。狭い波長幅設定（2）は他の蛍光物質や励起光の漏れ 込 みを最小限 に抑え、アッセイパフォーマンスの向上を図ります。

3

ハイスピード測定を可能にする
デュアル PMT

2 つの PMT：Synergy Neo2 は 2 つの PMTを搭載しており、フィルター 蛍光測定 にて二波長同時測定 が可能です。他のシステムでは

VS.

FP、FRET、TR-FRET の測定を 1 波長ごとに行 わなければならないため、結果が出るまでの時間が大幅に長くなります。

レーザーベースのシステムにより、Alpha とNormalization TRF ratio

Normalization TRF ratio

TRF、TR-FRET、Al phaに対応した2種類のレーザー

Replicate number

TRF、TR-FRET では、感度の向上と測定スピード短縮が可能になります。

Replicate number

高速プレート搬送を可能とする

Agilent BioTek BioStack Neo

デュアルプレートキャリアにより、一般的なスタッカーよりも 1 枚当たり約 8 秒短縮してプレートを処理できるため、結果として大幅 な時間の節約につながります。

4

Agilent BioTek Synergy Neo2

市場で最も高度で高性能かつ高速のプレートリーダーです。あらゆる機能を備えた柔軟性の高い Synergy Neo2 は、ラボの 複雑 なニーズに 対応するように設計されており、 セルベースおよび生化学アッセイで比類のない性能を実現します。

セルベースアッセイに対応した環境制御

70 ℃ までの温度制御、CO2/O2 制御、振とう機能により、ライブセルアッセイに理想的な環境を提供します。一貫した環境制御は、長期的なカイネティクスアッセイにおいて一貫したデータにつながります。

Agilent BioTek Take3

微量サンプル測定プレートに対応

Synergy Neo2 は Take3、Take3 Trio を使用することで、微量測定解析システムとしても機能します。最小 2 µL で一度に 16 サンプルまたは 48 サンプルの測定が可能で、他の 1 サンプルずつ測定する装置よりも飛躍的にスループットを向上させます。プリインストールされた ssDNA、dsDNA、RNA、タンパク定量用プロトコルにより、迅速に定量結果が得られます。

5アプリケーション
Alpha アッセイ

TR-FRET

Excitation
680 nmcAMP AssayEmission
520–620 nm

Phosphosubstrate

Streptavidin
donor beads

Protein A AlphaScreen
acceptor beads

Synergy Neo2 のレーザー光源は、Alpha アッセイに優れた感度を発揮する高エネルギーを提供します。

ELISA

TR-FRET ratio

2500
2000
1500
1000
500
0

1.0E-11

1.0E-101.0E-09

1.0E-08

1.0E-07

1.0E11[cAMP]

TR-FRET や HTRF は高感度且つ信頼性の高い測定方法です。レーザーベースのTRF は、卓越した感度で高速測定を可能にします。

ルシフェラーゼアッセイています。

Synergy Neo2 は、比色・蛍光・発光のすべての基質を用いた ELISA に対応しルシフェラーゼといったマイクロプレート発光測定では、目的物質の定量化が容易に行えます。

核酸・タンパク質定量

細胞増殖

Synergy Neo2 を用いた核酸およびタンパク質定量は、分光光度法や蛍光測定をマイクロプレートや微量測定プレート Take3 で実行できます。

酵母 や 細菌 などの 微生物増殖 アッセイでは、濁度測定 などのさまざま方法 をSynergy Neo2 で実行可能です。

6

酵素反応速度

BRET

Lineweaver-Burke Plot

0.30

Protein X

Protein Y

0.25

NanoLuc

HTHN

1/ V

0.20
0.15
0.100.05+ substrate0.00

Fluorescence
生物発光共鳴エネルギー移動（BRET）近接アッセイは、タンパク質間の相互作用の研究に用いられます。Synergy Neo2 を利用することで、BRET の検出を容易にします。

タンパク凝集-5-4-20241/ [ S ]56101214

酵素反応速度の測定は、Synergy Neo2 を用いることで容易に測定可能です。
Gen5ソフトウェアには、Michaelis-Menten カイネティクス測定用 のサンプルファイルがあり、その中には Michaelis-Menten モデルも含まれます。

蛍光偏光測定Protein Stress

pH, Temp, Buffers, Freese/Thaw, Light, Oxygen, MechnicalMisfolded protein

Folded protein
Dye binds
to fibril andfluoresceses

ProteinfibrilAdd
ProteoStat
DyeProtein
aggregate

Synergy Neo2 は、数日間継続できる堅牢な振とうメカニズムを有しています。この機能は、チオフラビン T の蛍光カイネティック測定を介してタンパク質の凝集とアミロイド形成を定量化するアッセイに必須です。

セルベースアッセイ

蛍光偏光測定は、分子の結合や解離を研究するラボや、創薬スクリーニングにおいて 広く使用されています。

細胞代謝活性Oxygen consumption
signal changeTime

セルベースアッセイでは、生存率、毒性、増殖、細胞死などの重要な特性を評価できます。

Agilent MitoXpress や pH-Xtra キットを使用して、酵素消費率（OCR）や細胞外酸性化率（ECAR）などのリアルタイムな代謝マーカーを測定します。

7

周辺機器

Agilent BioTek BioStack プレートスタッカー

BioStack Neo は、Synergy Neo2 との間で超高速のプレート搬送を行います。最大 50 枚のプレートを一度に効率的に自動処理することが可能です。

CO2/O2 ガスコントローラー

コンパクトなガスコントローラーは、Synergy Neo2 の CO2 と O2

濃度を制御し、ライブセルアッセイに最適な環境を提供します。

デュアル試薬インジェクター

デュアル試薬インジェクターは、高速分注/測定を可能にします。角度のついた注入器の先端は、分注時のせん断応力から細胞単分子膜を保護し接着細胞の剥離を防ぎます。

Take3 微量サンプル測定プレート

Synergy Neo2 で Take3 微量サンプル測定プレートを使用すると、一度に複数のサンプルを最小 2 µL から測定できます。微量な核酸とタンパク質の定量を迅速かつ簡単に行うことができます。

8

Agilent BioTek BioSpa 8 全自動インキュベーター

BioSpa 8 は最大 8 枚のマイクロプレートを収容でき、環境制御機能とロボットアームを搭載しています。Synergy Neo2 と接続することで、ELISA や長期間に及ぶライブセルのカイネティックアッセイを自動化することができます。

Agilent BenchCel Microplate Handler

Synergy Neo 2 は BenchCel を経由してリキッドハンドラと接続することで、ELISA を含むバッチプロセスを完全に自動化することが可能です。コンパクトなフットプリントは 実験台上での設置 が可能で、選択可能 なスタックサイズによりお客様に必要 なスループットを提供します。

9Agilent BioTek Synergy Neo2

装置仕様

全般

検出モード

UV-Vis 吸光度
蛍光測定
発光測定
蛍光偏光

時間分解蛍光Alpha
光源

キセノンフラッシュランプ（M、F、Bモデル）：UV-Vis 吸光度測定、蛍光測定、蛍光偏光、時間分解蛍光337 nm レーザー（Tモデル）：時間分解蛍光680 nm レーザー（Aモデル）：Alpha

検出器

4 つの PMT

シリコンフォトダイオード（吸光度測定）

測定モード

エンドポイント、カイネティック、スペクトルスキャン、エリアスキャン

測定経路

上方測定および下方測定：蛍光測定、蛍光偏光、時間分解蛍光、発光（モノクロメーターおよびフィルターベース共通）

対応マイクロプレート

6 ～ 1536 ウェルプレート

上方測定のみ：吸光度、Alpha

その他ラボウェア

Take3 微量サンプル測定プレート

環境コントロール

結露防止機能による 70 ℃までの 4-Zone インキュベーション

デュアルインジェクター

2 流路シリンジポンプインジェクター

振とう機能

バーコードリーダー

自動化

追加オプションと各種アップグレード

ペトリディッシュ、細胞培養ディッシュ

CO2/O2 ガスコントローラー
直線、回転、8 の字

1 次元、2 次元バーコード対応スキャナー

BioTek BioStack やサードパーティの各種自動化装置対応
BioTek BioSpa 8 全自動インキュベーター対応

Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラー対応

Synergy Neo2 にはさまざまなモデルがあります。研究室の研究用途のご要望に応じて検出器や周辺機器の追加アップグレードが可能です。

11

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

RA44435.3012268519

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021Printed in Japan, September 16, 2021
5994-2418JAJP