アジレント InfinityLab LC シリーズ
HPLC & UHPLC 総合カタログ
2023 － 2024 年版

Agilent InfinityLab が最高の Efficiency を提供します。
アジレントは 1973 年に HP1010 LC システムを上市してから、常にお客様の声を取り入れ、システム性能の向上に力を注い

でまいりました。

この間、ドイツと日本（横 河電機、横 河アナリティカルシステムズ）に開発・製 造 拠 点を持つ時期もありましたが、現在はすべての LC が "Made in Germany" となっています。

最新の技術を融合し、医薬品開発、食の安全確保、化学・素材分析、分取などのさまざまなご要望やグローバルの規制に対応して、ワールドワイドのベストセラー LC と評価をいただいています。

そして現在、Agilent は InfinityLab シリーズとして、LC 装置、カラム、消耗品、質量分析計、ソフトウェア、サービス・サポート
間のチームワークを結成し、毎日の分析 / 装置 / ラボ効率を最大限に高めるために日々進化を続けています。

Agilent InfinityLab LC システム / ソリューションポートフォリオ
ハイエンド LC

1290 Infinity II LC

ハイスピードPrime LC

フレキシブル

コア LC

コア LC（一体型）

1260 Infinity II LC

1220 Infinity II LC

バイナリ

クォータナリアイソクラティック

InfinityLab ワークフローオートメーション

メソッド開発、マルチメソッド、ISET、2D-LC、バルブソリューション（オンライン濃縮＆クリーンアップ等）、

Online LC / PAT
1260 Infinity II Prime オンライン LC

2

InfinityLab LC 分取精製1260 / 1290 Infinity II 分取精製 LC/MSD

目次
HPLC & UHPLC システム

Agilent InfinityLab Prime セレクション

4

Agilent 1260 Infinity II Prime システム

6

Agilent 1290 Infinity II LC システム

HPLC & UHPLC ソリューション

Agilent 1260 Inifnity II Prime オンライン LC
Agilent InifnityLab バルブソリューション

5

Agilent 1260 Infinity II ポンプ

1260 Infinity II ハイブリッドマルチサンプラ

910

Agilent InfinityLab マルチカラムサーモスタット

12

Agilent InfinityLab 可変波長検出器

14

Agilent InfinityLab ELSD

16

Agilent InfinityLab バイアルサンプラ

Agilent InfinityLab ダイオードアレイ検出器
Agilent InfinityLab 蛍光検出器

1113Agilent 1220 Inifnity II LC システム

Agilent InifnityLab GPC/SEC システム

Agilent InifnityLab 2D-LC ソリューション

27

Agilent InifnityLab LC 分取精製ソリューション

Agilent InifnityLab Analytical SFC

41

ISET

42

Agilent シングル四重極 LC/MSD, LC/MSD iQ

43

OpenLab CDS クロマトグラフィーデータシステム

44

OpenLab CDS クライアントサーバーシステム

46

LC カラム・消耗品

Agilent CrossLab サービスソリューション

アジレント LC の歴史

24

38
40

Agilent InfinityLab 様々なサポートツール

20
23

36

キラル分析用の LC ソリューション

Agilent 機器コントロールフレームワーク

18

材料分析用の LC ソリューション

37

OpenLab CDS インテリジェントレポート

17

Agilent InfinityLab Bio LC ポートフォリオ

Agilent InifnityLab オンライン SPE ソリューション

データ処理システム

15

HPLC & UHPLC ソリューション

34

アミノ酸分析ソリューション

9

Agilent InfinityLab マルチサンプラ

32

Agilent InifnityLab メソッド開発ソリューション

Agilent InifnityLab マルチメソッドソリューション

8

Agilent InfinityLab オートサンプラ

30

45
48
49
51
55
56

Bio LC
1260 Infinity II
バイオイナート

1260 Infinity II Prime Bio
1290 Infinity II Bio LC

AdvanceBio
LC/Q-TOF

Bio 2D-LC

GPC/SEC
不純物分析ソリューション

SFC
1260 Infinity II SFC, SFC/MS
ハイブリッド SFC/HPLC/MS

1260/1290 Infinity II GPC, MDS GPC/SEC, 高温 GPC

溶出試験

キャピラリー電気泳動

708-DS, 400, BIO-DIS, Nanoparticle Dissolution

7100 CE & CE/MS

3

Agilent InfinityLab Prime セレクション

Agilent LC システムの多彩なポートフォーリオからお勧めのシステムを Prime セレクションとしてご紹介します。

3 つのセレクションシステム
1. Agilent 1290 Infinity II : フラグシップ UHPLC（耐圧 130 MPa）
2. Agilent 1260 Infinity II Prime LC : スタンダード HPLC の価格で
UHPLC パフォーマンスを実現（耐圧 80 MPa）
3. Agilent 1260 Infinity II VL : 最高のコストパフォーマンス
（耐圧 40 MPa）

1260 Infinity II
VL1290 Infinity II

1260 Infinity II
Prime LC

Agilent InfinityLab LC シリーズ

InfinityLab LC の
圧力流量範囲Agilent InfinityLab LC シリーズは、分析の可能性を広げる究極の（U）HPLC です。各シリーズの多彩な
圧力流量範囲（パワーレンジ）により、最適なシステ
ムを選択できます。
コストを抑えながら、優れたクロマトグラフィー性能を実現します。

Agilent HPLC が選ばれる 3 つの理由

①高い稼働率と低いメンテナンス頻度～ グローバルでの実績が示す信頼性 ～Agilent InfinityLab LC はいずれも高品質のコンポーネントと一体型の装置診断ツールを備えており、高い稼働率と少ないメンテナンス頻度を実現します。LC 分析のあらゆる側面において堅牢で信頼性の高い機器性能が得られます。
②柔軟なシステムアップグレード～ 最小の投資でニーズの変化に対応可能～
いずれの InfinityLab LC モジュールも旧バージョンに対応しており、シームレスなアップグレー
ドとテクノロジーリフレッシュを実現できます。バルブを使った自動化ワークフロー、分析分取兼用などのシステム構築が可能です。
③ OpenLab CDS とデジタルサービスによる Lab of the Future～ DX, DI, 自動化・リモート化の実現 ～「未来のラボ」とは、デジタルラボを土台とするコンセプトです。相互に接続し、統合された自動化によって膨大な量のデータ収集・管理が可能になります。絶えず変化する世界で競争力を獲得し維持していくには、ラボの運用と科学的データの管理を変革し続ける必要があります。

4

46%

アジレント

31%
A社

16%
B社

2011 年 以 降 の『LC/GC』の読者を対象とした定期調
査 で、Agilent LC 機 器 は最も信頼できる機器として多く名前が挙がっています（グラフは 2020 年の調査
データ）。

Agilent 1290 Infinity II LC システム

世界最高峰の UHPLC

Agilent 1290 Infinity II LC は、分析効率、装置効率、ラボ効率を最大限に高める次世代の UHPLC です。
Agilent 1290 Infinity LC システム

あらゆるアプリケーションにフレキシブルに対応し、最良の分析結果を最高のスループットで得られるよう設計され、最高の生産性と分析効率を実現します。
画期的なアイディアと技術力で最高性能を実現

1290 Infinity LC ポンプユニットは、UHPLC で得られる利点を完全に提供できるよう特別に設計されていま幅広いパワーレンジ（圧力流量範囲）
す。最小限のディレイボリューム、ノイズの最小化、精確な送液とリテンションタイムの高再現性などによ

1290 Infinity II LC シリーズは、あらゆる分析に対応できる幅広い
パワーレンジを有しています。粒子径 2 µm 以下の充塡剤を用いた
UHPLC カラムによる高速高分離分析はもちろん、従来の HPLC カラ
ムにより規定された試験法にも対応します。

り、本来の UHPLC を様々なアプリケーションで適用することが可能になります。

どちらも最高の性能を実現

1290 Infinity バイナリポンプとクォータナリポンプ

バイナリポンプ

脱気ユニット• 120 MPa で最大流量 2 mL/min、80 MPa で最大流量 5 mL/min のパワーレンジを持つ真の UHPLC ― 他の 装置で開発された

溶媒選択バルブ

メソッドをも完璧にトレースするほどの高い分離能と高速性

Jet Weaver• デュアルコアマイクロプロセッサ制御のアクティブダンピング

ミキサ

機能 ― 溶媒の特性に応じて流量をリアルタイムで調整することで、ノイズの最小化とリテンションタイムの高精度化を達成• 一体型の高効率デガッサ ― パージ、プライミング溶媒の交換技術力で最高性能を実現

を迅速かつ簡単に実施• アジレント独自の Jet Weaver ミキサ ― 最小限のディレイボ
リュームで最大限の混合効率を提供• 信頼性の高いアクティブダンピング機能 ― ポンプの脈動とPLC で得られる利点を完全に提供できるよう特別に設計されていま
ベースラインノイズを最小限に抑制

高分離能
ポンプ
ドライブ

CHANNEL
B

チャネル

イズの最小化、精確な送液とリテンションタイムの高再現性などによ• 溶媒混合時の圧縮率を完璧に把握 ― 精確な溶媒組成と流量ーションで適用することが可能になります。

を実現

チャネル

A

Agilent 1290 Infinity II ハイスピードポンプ
溶媒圧縮率
バイナリポンプ

Agilent
1290 Infinity II フレキシブルポンプ
クォータナリポンプ

溶媒圧縮率関数の 3D 表示

脱気ユニット流量 5 mL/min の

高分解能ポンプ
高分離能ポンプ
ドライブ
ドライブ

水/アセトニトリル混合液の圧縮率

溶媒選択バルブ

11

Jet Weaver

ティブダンピング

10

ミキサ

タイムで調整する

9の高精度化を達成

8ング溶媒の交換

7
6

限のディレイボ

0

チャネル

A

CHANNEL
B

20

パージバルブ

チャネル
40 B
60
圧力

(MPa

マルチレイヤ
熱交換器
80

)

100

120

0

20
ア

40
セ

ト

ニ

60
ト

リ

80
ル

(%

4
100

・最大圧力 130 MPa
・ 4 本のプランジャーを独立のモーターで駆動
12クォータナリポンプ
・小容積でも高いミキシング効率を発揮する
Jet Weaver を採用
アクティブシール・ポンプヘッドで発生した熱を平均化するマルチレイヤー熱交換器を搭載
高分離能ポンプ
ウォッシュ
Jet Weaver ミキサ
・デガッサ内蔵ドライブ(オプション)(オプション)

11

10

ミキシング効率を高める Jet Weaver と Inlet Weaver

Inlet Weaver ミキサ
4 チャネル脱気ユニット

マルチチャネル
グラジエントバルブ

・最大圧力 130 MPa
・ 2 本のプランジャーを独立のモーターで駆動・アジレント独自の Inlet Weaver により溶媒の混合効率をさらに高め、バイナリポンプと同等の性能を発揮
・Jet Weaver を増設しミキシング効率のアップが可能
・ポンプヘッドで発生した熱を平均化するマルチレイヤー熱交換器を搭載
・ブレンドアシスト機能により、移動相を簡単に高精度に自動調製・デガッサ内蔵

多機能バルブJet Weaver（35、100、380 µL）

Inlet Weaver

Jet Weaver あり

Jet Weaver なし▲

新たなマルチレイヤーテクノロジーを採用した Jet Weaver ミキサー
は、最小限のディレイボリュームで最大限のミキシング効率を発揮し、ポンプヘッドInlet Weaver ミキサ
UV 検出器におけるノイズを最小限に抑えます。また1290 Infinity
4 チャネル脱気ユニット
マルチチャネル
II フレキシブルポンプに搭載している
Inlet
Weaver
ミキサーは、Jet
グラジエントバルブ
Weaver と同じマルチレイヤーテクノロジーにより、溶媒のミキシング
効率を高めます。

▲

圧縮率 (10 6/MPa)

ポンプヘッド)

120

多機能バルブ

5

高分離能
高分解能
ポンプ
ポンプ
ドライブ
ドライブ

溶媒組成と流量9Jet Weaver ミキサ(オプション)

12

置で開発された分離能と高速性

ポンプの脈動とアクティブシール
アクティ
ブシール
ウォッシュ
ウォッシュ)(オプション

圧縮率 (10 6/MPa)

リポンプ

パージバルブマルチレイヤ
熱交換器

B

移動相 A : 水 +0.1 % TFA
移動相 B : アセトニトリル +0.08 % TFA
流量 : 1 mL/min、アイソクラティック : 35 % A（65 % B）
ダイオードアレイ検出器 : 254/5 nm、REF 400/80 nm、80 Hz

5Agilent 1260 Infinity II Prime システム
1260 Infinity II Prime LC
手作業によるエラーを削減 !

次世代 HPLC 登場 ～自動化で残業ゼロへ～

1260 Infinity II のラインアップに、最大流量 5 mL/min、最大圧力 80 MPa の新しい
パワーレンジ（圧力流量範囲）を持つ Prime LC システムが加わりました。

優れた自動化機能によりラボの生産性を向上し、働き方改革を支援する新スタンダード

HPLC です。1260 のコストで 1290 UHPLC のパフォーマンスを実現します。
ISET（Intelligent System Emulation Technology）機能を標準搭載
装置間の メソッド移管をスムーズかつ容易に実行可能です。

多目的バルブが様々な自動化を実現
内蔵された多目的バルブにより様々なモードでの自動操作が可能です。
ソフトウェアからの遠隔操作で溶媒の自動パージも可能になります。

標準モード

溶媒自動パージ

Jet Weaver ミキサー
（100、380 μ L）
＆インラインフィルター

フィルター洗浄

移動相の自動調製が可能なブレンドアシスト機能分析で使用する移動相を設定通りに調製する機能です。分析者による誤差をなくし、分析の精度を更に向上させることが可能です。

TFA 濃度増加による Agilent 10 ペプチドスタンダートサンプル
分離への影響を検証したクロマトグラフ。TFA 濃度はブレンド
アシストを用いて調製しました。

多くの溶媒のマニュアル調製が必要
・調製操作に時間必要、溶媒消費量が多い
・操作間違いのリスクが高い

6

自動溶媒ブレンド可能
・時間と溶媒消費量を抑制
・高い混合精度でマニュアル調製より正確

溶媒ボトル容量

溶媒ボトルに移動相がどのぐらい残っているかをモニターできる機能です。残量が設定値より下がるとポンプが [ ノットレディ] となり現在の分析は完了するが次の分析には進まない、または溶媒がなくなったらポンプを止める、のいずれかを選択できます。
この機能は全てのポンプでサポートされています。

高精度な溶液混合

UHPLC において、リテンションタイムの精度は最も重要なパラメー
タです。アジレントの 1290/1260 Infinity フレキシブルポンプは、低流量や低比率の送液においても正確に溶液を混合でき、リテンショ
ンタイム、ピーク面積の再 現性に優れたデータ採 取が 可能です。
従来の UHPLC では設定不可または動作不十分な分析条件でも、信頼性の高い結果を提供します。

設定したグラジエント

1290 Infinity II LC でのグラジエント挙動
他社 UHPLC でのグラジエント挙動

0 ～ 10 %（1 % 単位）のステップグラジエント

ISET : Intelligent System Emulation Technology
機器間のメソッド移管の迅速化
メソッドを移管する際、分析者自身がメソッドの調整を行う必要はありません。
マウスクリックだけで、オリジナルのメソッドを開発した LC 装置にアジレントの UHPLC がエミュレートします。
機器の総所有コストを最小化
既存のメソッドを適用するために、古い LC 装置を無理に維持する必要はありません。
ISET を搭載したアジレントの UHPLC なら、古い LC 装置と同じ分析プロファイルを再現することができます。
ISET は 1290 Infinity II、1260 Pirme システム、Bio LC システムでサポートされています。

WatersAlliance HPLC

1100 Series LC

1200 Series LC
WatersACQUITY H-Class UPLC
1260 Infinity LC

1220 Infinity LC

1290 Infinity II LC
1260 Infinity II
Prime LC

Shimadzu Prominence
HPLC (LC20AB/AT)

ISET は異なる機種の両方のミキシング挙動やカラム外ボリュームを把握し、メソッドを再現。異なる機種間のメソッド移管もマウスクリックだけで簡単、確実に行うことができます。
ISET は Waters 社 Empower、Sciex 社
Analyst 等、多くの他社コントロールソフト
ウェアでも利用可能です。

抜群のメンテナンス性

1290 Infinity II/1260 Prime, Bio LC ポンプは超高圧ポンプでありながら抜群のメンテナンス性を誇ります。ポンプヘッドの改良により、ポンプシール寿命も長くなりメンテナンス性も格段向上しました。ユーザーによるポンプメンテナンスが可能です。最短のダウンタイムでメンテナンス実施、すぐに分析を開始できます。HPLC とほぼ同じラン
ニングコストを UHPLC で実現いたしました。

ポンプヘッド上にツールを差し込むだけでシールの挿入可能パーツを組み立て、トルクレンチでネジ締めしてメンテナンス終了

71260 Infinity II ポンプのラインアップ
アイソクラティックポンプ

・ 60 MPa、最大流量 10 mL/min
・自動可変ストローク機能付き・デガッサ内蔵可（オプション）
・簡単アクセス、優れた操作性
・インレットバルブ選択可（アクティブ or パッシブ）

クォータナリポンプ

・ 60 MPa と 40 MPa のラインアップ、最大流量 10 mL/min
・デガッサ内蔵・アクティブシールウォッシュ（オプション）
・インレットバルブ選択可（アクティブ or パッシブ）・自動可変ストローク機能付き・バイオイナートバージョン
バイナリポンプ・ 60 MPa、最大流量 5 mL/min
・デガッサ内蔵・溶媒選択バルブ（オプション）・アクティブインレットバルブ標準搭載
・アクティブシールウォッシュ（オプション）
・低ディレイボリューム設計
・自動可変ストローク機能付き

Agilent 1260 Infinity II バイナリポンプ～高精度な高圧グラジエントポンプ～

アクティブインレットバルブ / パッシブインレットバルブ

アクティブインレットバルブは、E- マグネットが流路の開閉を行う
ため低流量でも非常に優れた安定性と精度での送液が可能です。
パッシブインレットバルブは、高圧力下でも流量を安定化させることができる特徴があります。

Agilent 1260 Infinity II クォータナリポンプ～柔軟性の高い低圧グラジエントポンプ～

出口

バネ

サファイア
シート

おもり

セラミック
シート

ボール

ピン 1

メンブラン

ピン 2

入口

バネ

E-マグネット

アクティブインレットバルブ

8

パッシブインレットバルブ

Agilent InfinityLab オートサンプラInfnityLab オートサンプラ ポートフォリオ

Agilent InfinityLab LC のオートサンプラのポートフォリオは 3 つ・サンプルキャパシティに優れ、キャリーオーバー低減を実現した究極のマルチサンプラ

・キャリーオーバーを低減するニードルウォッシュ機能を搭載し、バイアルからの注入専用バイアルサンプラ
・フロースルー注入と Feed 注入の 2 つのモードが選択可能なハイブリッドマルチサンプラ
目的に合わせて、選択いただけます。

Agilent 1290/1260 Infinity II
マルチサンプラ

Agilent 1290/1260 Infinity II
バイアルサンプラ

InfinityLab オートサンプラ注入原理

1986 年 HP 1090 HPLC から導入
- ハードウェア変更なしに注入量可変- 圧倒的な注入量再現性、注入量直線性- 無駄にするサンプルが無い- ニードル内部を移動相で連続洗浄、キャリーオーバー低減

a)

a)
b)
c)
d)

b)

Agilent 1260 Infinity II
ハイブリッドマルチサンプラ

バルブバイパス、サンプル吸引
ニードル外部を洗浄（キャリーオーバー低減）
ニードルシートに移動
バルブ切換え、サンプルはカラムに移動

c)d)1260 Infinity II ハイブリッドマルチサンプラ

ハイブリッドマルチサンプラは、特徴ある 2 つの注入モードが搭載されています。
アプリケーションに合わせて注入モードを自在に切換え可能です。
・フロースルー注入（従来法）
・Feed 注入（New）
新規搭載の Feed 注入は、強溶媒に溶解しているサンプル分析において、クロマトグラムに与える溶媒の影響を自動で抑制することができます。
手作業によるサンプル希釈などのサンプル前処理なしに、シャープで再現性のよいピーク形状が得られ、農薬分析や PFAS 分析等に最適なオートサンプラです。

ポンプ

計量デバイスフロースルー
モード
移動相
サンプル

ポンプ
計量デバイスFeed 注入
モード

移動相
サンプル
Feed 溶媒9

Agilent InfinityLab マルチサンプラ

InfinityLab マルチサンプラは、高い柔軟性を備えた新基準のオートサンプラです。従来と同じ省スペースタイプでありながら、最大で 6144 サンプルを搭載することができます。アジレント独自のデュアルニードル機構により、微量注入用と大容量注入用の異なるサンプルループの両方をセットでき、最適なディレイボリュームでの分析が可能となります。また、マルチウォッシュ機
能を使うことにより、キャリーオーバーを 10 ppm 以下にまで低減させることができます。

リファレンスバイアル

サンプルホテル・コントロールサンプルや、
キャリブレーションサンプルのセットが可能・最大 8 個の引き出し収納可能
・ 2 mL バイアル × 432 本収納可能
・バイアル & ウェルプレート混在可能

Hydraulic ブロック

・最大 3 液によるニードル洗浄、
ニードルシートバックフラッシュが可能
・カートリッジヘッド設計により
計量デバイスのを簡単に交換可能

引き出し・ 2 つの独立したサンプルコンテナー
・LED ステータスインジケータ
耐圧 : 1290 Infinity II LC 130 MPa
1260 Infinity II LC 80 MPa
バイオイナートバージョン

Bio LC バージョン

60 MPa130 MPa

ニードル パークステーション

・シングル / デュアルニードル選択可
・注入サイクル : ＜ 10 秒・大容量注入 / 微量注入自動切り替え可（デュアルニードル）

サンプルサーモスタット

・簡単に増設可能

超低キャリーオーバーを実現

マルチサンプラは、標準でも低キャリーオーバーを実現していますが、マルチウォッシュ機能のオプション搭載により、更なる超低キャリー
オーバーを達成することができます。注入ニードルの外側と内側を3 種類の溶媒で洗浄し、さらにシートバックフラッシュを行うことで、
キャリーオーバーを 9 ppm（0.0009 %）以下に抑えます。

圧倒的に優れた注入量再現性

微量注入でも圧倒的に優れた注入量再現性を実現します。0.5 μ L
注入で、RSD ＜ 0.5 % の面積値再現性を実現、幅広い注入量で正確な注入を行うことができ、より信頼性の高い分析結果を提供します。

マルチサンプラで対応可能なサンプル容器

・ 2 mL および 6 mL バイアル・シャローまたはディープウェルプレート
・エッペンドルフチューブ

P810

Agilent InfinityLab バイアルサンプラ

InfinityLab バイアルサンプラは、ニードル洗浄機構を標準搭載、カラムコンパートメントを内蔵可能です。

コンパクトなモジュールに機能を搭載することで、分析と装置の効率を向上させることができます。
優れた注入精度を実現する、高いコストパフォーマンスを誇る新世代オートサンプラです。
耐圧 : 1290 Infinity II LC 130 MPa
1260 Infinity II LC 80 MPa、60 MPa

バイアルサンプラ

・高速注入、高いサンプルキャパシティ（132 バイアル）・Agilent 高性能オートサンプラ同等の低キャリーオーバー
・一体型カラムコンパートメント、サンプルサーモスタットの増設可

一体型カラムコンパートメント

・InfinityLab バイアルサンプラのオプション（室温 +5 ℃～ 80 ℃）
・ 2 本のカラムを収容可能
・カラム認識機能（オプション）

インジェクタプログラム
全オートサンプラに搭載されているインジェクタプログ
ラム機能。この機能により、各種誘導体化、混合、希釈などのサンプル前処理を自動化することができます。
アジレントのオートサンプラが誇る優れた注入精度と再現性により、マニュアル作業では実現が難しい優れた精度でのサンプル前処理を可能にします。
・アミノ酸誘導体化
・サンプル定量のための自動検量線作成など様々な処理が自動化できます。

サンプルサーモスタットモジュール・冷媒としてイソブタン（R600a）を使用・加温も可能となり、サンプル温度範囲が 4 ℃～ 40 ℃
・低騒音、低振動
・既存オートサンプラにも背面から簡単装着可能（Infinity II バイアルサンプラ / マルチサンプラに限る）

・吸引

・混合

複数のバイアルから試料を吸引し、ループ内にためる

シリンジを前後させることでループ内の試料
を混ぜる

・吐出

試料の一部を指定した
バイアルに吐出する・洗浄指定したタイミングでニードル外部の洗浄が可能

・バルブ

注入後、流路をバイパスに切換え、ディレイボリュームの低減が可能

このほかにも� 待機�、�繰り返し� などをプログラム可能。前処理動作を精度よく行えます

インジェクタプログラムによるサンプル希釈、検量線作成例

サンプルグラフィック表示

オートサンプラのどこにサンプルがセットされているか、どのメソッドを使用して分析するのかが一目で確認可能（OpenLab CDS 内蔵）
・Excel データからシーケンステーブルをインポート可11Agilent InfinityLab マルチカラムサーモスタット
優れた拡張性を誇るマルチカラムサーモスタット（MCT）
カラム取り付けに便利なカラムクランプ、着脱が簡単な熱交換器（Bio/ バイオイナー
ト仕様あり（オプション））を標準搭載。交換が簡単なクイックチェンジバルブを内蔵できます。

1290 Infinity II MCT

1260 Infinity II MCT

マルチカラムサーモスタット

・優れたカラム収納力
・最大 4 本の 300 mm カラム収容が可能
・カラム切替バルブ等多彩なバルブを内蔵可能（オプション）
・カラム認識機能（オプション）

タグリーダー

優れた操作性と温度安定性をサポートする多彩な部品類

耐圧 130 MPa をもつクイックコネクトフィッティング、アプリケーションに合わせて自由に材質や内容量を変更可能なクイックチェンジ熱交換器、カラム温度の迅速な安定と加温性能をアップする熱平衡化キットなど様々な優れた部品類により、幅広いアプリケーションにも容易に対応できる優れた拡張性を提供します。

12

接続カラムをグラフィカル表示。
クリックだけでカラム選択が可能です。
カラム認識機能と組み合わせることでカラム管理がより確実になり、データトレー
サビリティが格段にアップします。

Agilent InfinityLab ダイオードアレイ検出器

アプリケーションに合わせて選択可能な 2 種類のダイオードアレイ検出器
InfinityLab ダイオードアレイ検出器（DAD）は、2 種類あります。

190 ～ 950 nm の幅広い波長範囲を持つ DAD と、ノイズレベル± 0.6 × 10-6 AU の最高感度を持つ DAD。

アプリケーションや検出感度に合わせて検出器の選択が可能です。
最長波長範囲を持つ DAD

950 nm の長波長での測定をカバーでき、色素分析等で活躍できるダイオードアレイ検出器です。また、nL フローセルから分取セルまでそろった豊富なフローセルラインアップで幅広いアプリケーションに対応可能です。

最高感度を持つ DAD

最高感度を持つ DAD は、光路長 60 mm の Max-Light カートリッジセルが搭載可能で、＜± 0.6 × 10 -6 AU/cm（ASTM）のノイズレベルを実現します。アジレントの革新的な技術により、飛躍的な感度向上が実現されました。

高感度化のためのフローセル設計

ダイオードアレイ検出器の感度向上は、単純に光路長を長くすれば達成できるわけではありません。光路長が長くなると、フローセルの容積増大、ピーク拡散、光量の減少により、かえって感度が低くなってしまうこともあります。アジレントは、新たなオプトフルイディクス（光学流体）導波路を採用した Max-Light カートリッジセルの開発により、真の高感度化を実現しました。光路長を長く、セル容積を小さく、光量を強くすることにより、従来のダイオードアレイ検出器よりも感度が 10 倍向上しています。

微量成分の分析例

高感度ダイオードアレイ検出器の感度が、従来のモデルと比較して 10 倍高くなっていることから、従来では検出が難しかった微量成分（例えば、変異原性
不純物；GTI）の分析が可能となっています。微量であるがゆえに定量に必要な S/N 比が十分に確保できず、サンプルの濃縮が必要であった場合でも、アジレ
ントの高感度ダイオードアレイ検出器では濃縮せずに優れた S/N 比で検出することができます。さらに、
ピーク面積のばらつきも低く抑えることができるため、より精度よく分析することが可能です。

D2 ランプミラー

グレーティング

光路長 60mm

Max-Light
カートリッジセル

プログラマブルスリット（1290）
固定スリット（1260）

1024 チャンネル
ダイオードアレイ

10mm
10 mmセルで採取したクロマトグラム
セルで採取したクロマトグラム
微量成分比率
面積
RSD%

P10

60 mm セルで採取したクロマトグラム

S/N 比 , RSD が向上

13

Agilent InfinityLab 可変波長検出器

InfinityLab 可変波長検出器（VWD）は新たに 2 波長同時検出機能を搭載し、最大吸収波長が異なる複数成分の分析で、より選択性の高い検出が可能となりました。

分析スケールから分取スケールまでをカバーする 7 種類のセルラインアップにより、あらゆるアプリケーションで最適なフローセルを選択することができます。

1260 Infinity II VWD のサンプリングレートは 120 Hz、1290 Infinity II VWD は
240 Hz。超高速 UHPLC の非常にシャープなピークにおいても充分なデータポイン
トでのクロマトグラム採取が可能なため、高精度な定量分析を行うことができます。
また、VWD に標準搭載されたホルミウムオキサイドフィルタにより、自動波長ベリ
フィケーションが可能で、波長精度を簡単にかつ正確に確認することができます。

InfinityLab VWD は、UV-Vis 検出において最も低ノイズ、低ドリフトでの高感度検出が可能な検出器です。光路長 10 mm のセルで比較した場合、定量下限値は、1290 Infinity II ダイオードアレイ検出器（DAD）より、1290 Infinity II VWD が優れており、より高感度な検出が可能です（1 波長検出時）。

1290 Infinity II DAD と 1290 Infinity II VWD の比較（254 nm）
同等の感度と分離での測定が可能

1290 Infinity II DAD と 1290 Infinity II VWD の定量下限値の比較。 VWD は DAD の約 2 倍の高感度検出を実現（10mm セル使用）

1290 Infinity II High Dynamic Range ダイオードアレイ検出器システム

1290 Infinity II High Dynamic Range ダイオードアレイ検出器（HDR-DAD）のシステムは、異なる光路長の Max-Light フローセルを用いて 2 つのダイオードアレイ検出器（DAD）のシグナルを合成することで、検出の直線性を大幅に向上させます。
濃度レベルが大幅に異なる混合物の分析に威力を発揮します。

10 倍の感度と 30 倍の直線性を実現

シグナル

従来のアジレント DAD に比べ、新製品の HDR-DAD システムは検出
感度は 10 倍、直線性の上限は 3 倍となり、最大 30 倍の直線性範囲が達成されます。より広範囲の濃度サンプルに対応することが可能となり、再解析や再定量、希釈などのサンプル前処理が省けるた
め、分析の効率向上を図ることができます。合剤をはじめとした製剤、原薬の分析など、異なる濃度の化合物が含まれる不純物分析に最適です。一度の分析で目的物質と不純物の両方の情報が得られる
ため、ラボの生産性向上に大きく貢献します。

濃度14

Agilent InfinityLab 蛍光検出器

三次元機能を持った蛍光検出器

キセノン
フラッシュランプ励起
モノクロメーター

InfinityLab 蛍光検出器スぺクトルは、ダイオードアレイ検出器のような三次元のデータを得ることができます。条件検討における最適波長の設定が容易になるだけでなく、適切なピーク強度で化合物の定量を行うことが可能になります。

蛍光モノクロメーター

レンズ

ミラー

サンプル

レンズ

フォト
ダイオード

フォト
マルチプライヤ

光学系のシンプルな設計により、ベースラインの安定性が最適化されています。

・ 1 回の分析でスペクトルデータと定量データを一度に採取できます。
クロマトグラフィを中断することなくオンラインスペクトルの採取が行えます。
・ 148 Hz のデータ取り込みレートにより高速 LC の分離能を最大限に引き出します。
・長寿命キセノンランプの採用により、最高の感度を提供します。長寿命（> 4000 時間）フラッシュランプ、ランプリファレンスシステム、および効率的な集光により、ランプのエネルギーが一定に維持され、蛍光物質を効率よく励起させることができます。
・フローセルには前面からアクセスできるため、メンテナンスや交換が簡単です。Agilent UV 検出器ラインアップ同様、すべてのフローセ
ルカートリッジが自動的に認識されるため、機器パラメータが文書化され、データのトレーサビリティーを確実に確保できます。
・バイオイナートフローセル

回転式のグレーディングを採用しているため、1 度の分析で多波長およびオンラインスペクトルデータ取り込みを一括して行うことが可能です。

蛍光検出器スペクトルを用いた多環芳香族の分析

カラム : ZORBAX Eclipse PAH
4.6 mm × 50 mm、1.8 µm
溶離液 : A = 水、B = アセトニトリル
時間（分） % B
グラジエント :
0.0
45
3.5
100
4.9
100
5.2
45
流量 : 2.0 mL/min
カラム温度 : 25 ℃
注入量 : 0.1 µL

1 Naphthalene
3 Acenaphthene
4 Fluorene
5 Phenanthrene
6 Anthracene
7 Fluoranthene
8 Pyrene
9 Benzo（a）anthracene
10 Chrysene
11 Benzo（b）fluoranthene
12 Benzo（k）fluoranthene
13 Benzo（a）pyrene
14 Dibenzo（a,h）anthracene
15 Benzo（g,h,i）perylene
16 Indeno（1,2,3-c,d）pyrene

ダイオードアレイ検出器のように
蛍光スペクトルのオンライン採 取が可能

15

Agilent InfinityLab ELSD
広いダイナミックレンジ、高再現性、高感度な蒸発光散乱検出

Agilent InfinityLab 蒸発光散乱検出器（ELSD）は、UV 吸収がない化合物の検出に最適な高感度な汎用検出器です。

1290 Infinity II ELSD は、青色レーザー光源により、どのような化合物を分析する場合にも、優れた感度での検出が可能で、室温以下の操作も可能です。

蒸発管温度を 10 ℃まで下げられるため、他社 ELSD では検出できない熱に対して不安定な成分についても優れた検出性能が得られます。また揮発しやすい化合物の分析にも有効です。HDR（Highest Dynamic Range）技術による 104 という広い
ダイナミックレンジにより、微量の不純物分析にも対応します。
特長

利点

1290 Infinity Ⅱ ELSD は蒸発管周辺のベルチェ冷却が可能です（オプション）。半揮発性化合物や熱に不安定な化合物の高感度検出に優れています。

室温付近の測定にも対応広いダイナミック
レンジ

1290 Infinity II ELSD は 4 桁のダイナミックレンジ。
1 回の測定で主成分と不純物の検出と定量が可能です。

DMSO 溶液のまま、前処理なしで化合物スクリーニ
ングが可能です。

DMSO 溶液に対応

SFC 対応。加熱ネブライザにより CO2 による詰まりを回避できます。

加熱ネブライザ流量 5 mL/minまで対応

1260 Infinity II ELSD は分析スケールの分取にも対応。改造やネブライザの交換が不要です。

1290 Infinity II で 2 モデル、1260 Infinity II で 1 モデルのラインアップ

G4260B
機種名

1290 Infinity Ⅱ ELSD
（冷却機能なし）

1260 Infinity Ⅱ ELSD

光 源

特 徴

G7102A青色レーザー

青色 LED・ 10 倍のワイドダイナミックレンジ（HDR）
・ 9 倍高い感度
・室温以下の操作（熱分解しやすい化合物対応可能、
P20
青色レーザー使用による大きな応答）・応答の均一性のための可変ガス流量
・高速データ取り込み（80 Hz）
・OpenLab を介して制御（G4260B はスタンドアローン使用可能）
RI 検出器との比較

1
Peak identification
1. Melezitose
2. Maltose
3. Glucose
4. Mannose
5. Fructose
6. Ribitol(adonitol)

糖類の分析例。RI 検出器と比較し、高感度測定が可能です。

62

Sample:Carbohydraes
Column:Hi-Plex Ca, 250 x 4 mm
Eluent:
Water
Flow rate:
0.6 mL/min
Temperature:
85 ° C
Injenction volume: 10 µL
Detection:neb. = 30 ° C, evap. = 30 ° C
gas flow = 1.6 SLM

43

5Agilent ELSDRI Detector
0161290 Infinity Ⅱ ELSD
（冷却機能あり）Time [min]23Agilent 1220 Infinity II LC システム

高性能でコンパクトな 1220 Infinity II LC

高精度なポンプと内蔵デガッサ、オートサンプラ、カラムヒーター、検出器を一体化したコンパクトなデザインの 1220 Infinity II LC で優れた操作性と、正確で安定した流量精度での信頼性の高いデータ採取を手軽に利用いただけます。

mAU
600
500
400
300
デガッサ内蔵の60 MPa 対応
グラジエントポンプ
200

100または 6 mL バイアルから
2 mL
0.1 ～ 100 µ Ｌを注入できる0
オートサンプラ
0

10

20

30

40

50

60

min

最大 80 ℃まで安定した温度を実現するカラムオーブン

80 Hz データレートの可変波長検出器またはダイオードアレイ検出器

流量 1 mL/min、0 % から 100 %、10 % ステップグラジエントの重ね。10 % ステップのリップルもわずか 0.03 ％、50 % ステップ
書き（n=3）の高さ再現性は <0.1 %RSD です。

mAU
フラクションコレクタとの優れたコンビネーション
600
500
400
300
200
100
0

0

分取精製を行いたい場合は、1220 Infinity II LC にフラクションコレ
クタを増設するだけです。
アドオンのソフトウェア等も不要で、簡単に分取システムにアップグ
レード可能です（OpenLab CDS で対応）
ピークベースまたはタイムベース、マニュアルフラクション等さまざまなトリガーモードに対応し、フレキシブルな分取精製が可能です。
フラクションコレクタ内蔵のディレイセンサーが正確にディレイボ
リュームを測定、抜群の回収率と純度を実現します。
10
20
30
40
50
60
min

クロマトグラム上にフラクションチックマークが表示され分取結果を確認可能

オートサンプラに外部トレイを追加することでWalkup システムとして利用可能です。
1 台の LC システムに大勢のオペレータがアクセスする分析ラボに最適でコストパフォーマンスのよいシステム構築が可能です。

P19
17

Agilent InfinityLab Bio LC ポートフォリオ

Bio LC ポートフォリオがパワーアップ

1260 Infinity II バイオイナート LC と 1290 Infinity II ハイスピードポンプの Bio LC ポートフォリオに、130 MPa の低圧混合送液を可能にする 1290 Infinity II Bio LC フレキシブルポンプ、耐圧 80 MPa の 1260 Infinity II Prime Bio LC フレキシブル

ポンプが新たに加わりました。

カラム・消耗品から、自動前処理、質量分析計、ソフトウェア、サービスまでの一貫した InfinityLab Bio LC ソリューション
でラボ分析をトータルサポートします。

1260 Infinity II バイオイナート LC

1290 Infinity II Bio LC - ハイスピードポンプ

バイオ不活性が必要な
アプリケーション。

超高性能。
LC/MS フロントに最適。

1260 Infinity II Prime Bio LC

1290 Infinity II Bio LC - フレキシブルポンプ

日常のルーチン分析用。
1260 Prime LC のバイオ版。

超高性能。
分析法開発に最適。

ユニバーサルな LC システムによる多彩なソリューション

Bio LC/ バイオイナート LC は多彩なソリューションシステムにより、あらゆるアプリケーションで最高のパフォーマンスと高精度な分析を実現します。
Bio 2D-LC ソリューション

+バイオクロマトグラフィーに最適な 2D-LC システムにより、金属への吸着が懸念されるサンプルの分析において、最大のピークキャパシティでの分離と、多くのサンプル情報を得ることができます。
データインテグリティに優れた OpenLab CDS でのコントロールが可能。

Bio オンライン LC（Process Analytical Technology）

バイオプロセス用 Bio LC によりオンライン・プ
ロセス・モニタリングを可能にし、PAT 要件に対応します。

Bio-SEC ソリューション

+完全バイオイナート LC システムでの SEC 分析により、バイオ高分子の分子量情報の解析が可能。

++

Bio メソッド開発

130 MPa まで対応可能な Bio LC システムで、カラムを最大 24 本、26 種類の溶媒でのスクリー
ニングやメソッド開発が可能。

不活性な流路によりピークの吸着を抑制++

Bio LC/Q-TOF

Bio LC は LC/MS フロントとしても最適。CQA や
メタボロミクスのためのあらゆるレベルの情報を提供します。
また、MassHunter で 完 全 に 制 御 さ れ た Bio
2D-LC MS ソリューションを提供。

Bio 分取精製

バイオサンプル中のターゲット成分の分取精製や不純物分析を実現。

Bio LC/ バイオイナート LC は流路に不活性な素材を採用し、金属に吸着しやすいサンプルの吸着を抑制し良好なピーク形状での分析を可能にします。

18

サンプル吸着・キャリーオーバーを究極に抑えた
オートサンプラ

Bio LC マルチサンプラはニードルやサンプルループ部
分まで全てが不活性素材で構成されており、バイオサ
ンプルの金属への吸着を抑制し、よりよいピーク形状
での分離、データ採取が可能です。
最大 3 液でのニードル洗浄・シートのバックフラッシュ洗浄が可能なマルチウォッシュオプションにより 微量サンプルでも吸着がなく、キャリーオーバーを極限まで抑えたサンプル注入が可能です。

Bio LC

ピロミド酸テーリングファクタ

一般的な LC

1.4

2.1

ピロミド酸（289.0>271.0）のクロマトグラム上 : Bio LC 使用時
下 : 一般的な LC 使用時

貴重なサンプルを高純度・高回収率で精製するフラクションコレクタ～分析とセミ分取精製を 1 システムで切り替え可能～

オートサンプラ、カラムはもちろん、フラクションコレクタも冷却することができます。クロマト
チャンバーなしで、小スケールの精製と分取が可能です。バイオイナート仕様のフラクションコ
レクタを、Bio LC やバイオイナート LC に接続するだけで、タンパク質やバイオ成分の分析から分取までを、不活性な流路で行うことができます。
フラクション容器としてエッペンドルフチューブにも対応した、汎用性の高いフラクションコレク
タです。

抜群の操作性と汎用性を実現するバイオ対応部品類

高効率ミキサー、工具不要の高耐圧カラム接続、バルブソリューションなど、バイオコンパチブルな材質の部品提供が可能です。
装置のメイン配管はもちろんのこと、サンプルが触れる全ての部品で不活性化を実現します。

Jet Weaver ミキサー

クイックコネクトフィッティング
クイックターンフィティング

クイックチェンジ熱交換器

カラム / 溶媒切替バルブ

Bio LC 用各種カラム

Bio/ バイオコンパチブルフローセル

19Agilent InfinityLab GPC/SEC システム

高精度の分析結果を確実に提供します

アジレントではゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）やサイズ排除クロマトグラフィー（SEC）の高品質なソリューションを幅広く提供しています。さまざまなタイプのポリマー分析に対し、最適な機器、カラム、標準物質、データ解析ソフトウェアにより、高品質の分析結果をお届けします。

新しく多角度光散乱検出器 MALS や、規制対応した GPC 解析ソフトウェア、WinGPC ソフトウェアなどが GPC/SEC システ

ムポートフォリオに加わり、医薬品分野で需要が高まる生体高分子分析においてもソリューション提供が可能となりました。
優れた再現性での温度コントロール

最高のリテンションタイム再現性

30cm の GPC/SEC カラムを収 納可能なサーモスタットは優れた温度再現性で、高精度な分子量測定を実現します。カラムの
加熱 / 冷却機能を搭載し、カラムと検出器の迅速な温度平衡化が可能です。

日間はもちろん数日間に渡たって優れたリテ
ンションタイム再現性を発揮します。カラムを恒温にすることで検出器ノイズとベースラ
インドリフトが抑制できます。

mV
8
Column temperature control
7

6

Styrene acrylonitrile sample

5

nRIU

No temperature control

25,0004

20,0000

Day 20Day 10

5,000

Day 5
Day 1

0

1

2

3

min

安定したベースラインで高精度な分析結果が得られます。

15,00010,000-5,000≤ 0.07% RSD± 1% or 10 μL/min

50-10,000
0

5

10

15

20

25

30

35

40

50

min

各 10 回分析の重ね書き（20 日間）。長期
間にわたって、非常に優れたリテンション
タイム再現性を実現します。

堅牢性の高い精度

GPC/SEC で使用される溶媒は溶解性が高いなど、LC システムの流路に影響を与える可能性があります。GPC/SEC Ready キット
は 1260 Infinity II アイソクラティックポンプの流量精度を確保するために必要な部品等を含み、GPC/SEC アプリケーションにおいて長期的な安定した結果を提供します。

GPC/SEC モジュールラインアップ

1290 Infinity II 示差屈折率検出器（G7162B）

0
0

3

6

1260 Inﬁnity II RID
1290 Inﬁnity II RID

・データレート 148 Hz・ナローボアに適した低拡散セル（2.5 μ L）

1,270

1260 Infinity II 示差屈折率検出器（G7162A）

580

・データレート 74 Hz
・セル容量 8 μ L 一般的な GPC 分析に最適な検出器

2.5

min

ミクロスケールでの GPC/SEC 分析ではセル容量の少な
い 1290 Infinity II RID により、分離能が大幅に向上し、分析時間を短縮できます。

20

12

min

高い流 量 精度が 再 現 性のよい結果につながります。40 ℃ THF での測定結果。

分離能の向上09GPC/SEC モジュールラインアップ
1260 Infinity II MALS
多角度光散乱検出器（G7885A）

1260 Infinity II 光散乱検出器
Multi Detector Suite（MDS）（G7800A）
Bio MDS（G7805AA）

多角度（20 アングル）での光散乱検出。高精度な Rg 計算が可能です。Bio コンパチブル素材でのフローセルの提供が可能であり、生体高分子の正確で高精度な絶対分子量、サイズ測定が行えます。

2 アングルでの光散乱測定が可能で動的光散乱測定にも対応。Rg と Rh の両方を測定できます。光散乱検出器以外に、
粘度計、示差屈折率検出器の増設可能です。

1260 Infinity II
GPC/SEC カラムサーモスタット（G7886A）

1260 Infinity II
マルチカラムサーモスタット（G7116A）

30 cm 長までの GPC/SEC カ
ラムを収 納可能です。カラム
冷却機能（オプション）により、
5 ℃～ 90 ℃の温度コントール
が可能で、バイオ医薬サンプル分析にも対応します。
WinGPC ソフトウェアのみコ
ントロール可能なため、GPC/
SEC 分析に特化したサーモス
タットです。

全 LC アプリケーションに対応したスタンダードなカラム

サーモスタット。クイックチェンジバルブ内蔵可能なため、カラム切換えバルブによるメソッド開発システムなど、様々なソリューションに対応できます。

ポリマー分析をサポートするカラム、スタンダードサンプル
高品質な GPC/SEC カラム

水系 GPC、有機溶媒系 GPC など様々なアプリケーションに対応する GPC/SEC カラムを幅広く提供しています。
PLgel PL aquagel-OH、PolarGel、SUPREMA、NOVEMA Max、GRAM などの高品質
カラムラインアップに加え、特殊カラムのカスタマイズも可能です。

正確なキャリブレーション結果を導く高品質スタンダード

当社のスタンダードは、ISO 9001 認証のもと製造され、固有のバッチ番号と分析証明書
によりトレーサビリティーが確保されています。
・異なる分子量ポリマー標準試料（粉末）・調製済み InfinityLab EasiVial および EasiCal 標準試料、ReadyCal および EasyValid
バリデーションキットにより時間短縮が可能です。
注）一部製品、カラムはエーエムアール社での取り扱いになります。

21

GPC/SEC ソフトウェア
アジレントは、従来の GPC/SEC から高度な GPC/SEC まで、お客様のラボ環境に適した GPC/SEC 分析用ソフトウェアを提供しています。
WinGPC ソフトウェアまたは OpenLab CDS 用 GPC/SEC ソフトウェアの 2 つから選択可能です。

WinGPC :GPC/SEC のための one-stop ソリューションWinGPC は、すべての GPC/SEC ワークフローをカバーするためにエキスパートによって開発されたソフトウェアです。
WinGPC ソフトウェアはコンプライアンスエディション、クライアント/ サーバー機能を有するエディションなど、様々なエディションから構成されたソフトウェアパッケージです。各エディションで、様々なアドオンソフトウェアをオプション選択できます。正確で高精度なポリマー
分析結果を WinGPC ソフトウェアが提供します。
WinGPC 独自のレポート機能とデータ表示オプションにより、多彩なデータ解析を行うことができます。システムと分析結果を統合することで、ワークフローの更なる効率化を目指します。

WinGPC :最も包括的な高分子分析ソフトウェア

コポリマー
解析
アドオン

光散乱 /
粘度測定
アドオン

MS 解析
アドオン

WinGPC ソフトウェアにより、多角度光散乱検出器、粘度計等のコントロール、データ解析が可能。

3D
スペクトル
アドオン

2D-GPC/SEC
解析
アドオン

OpenLab CDS 用 GPC/SEC ソフトウェア

OpenLab CDS は、HPLC と GPC/SEC 分析の両方に対応した汎用性の高いソフトウェアパッケージです。OpenLab CDS の抜群の操作性とデータインテグリティの優れた機能はそのままに、GPC クロマト
グラムデータ採取から GPC データ解析までをサポート。ポリマーのサイズや形状の解析に必要な分子量および分岐計算の実行が可能です。日本語 OS、日本語 CDS 上で動作可能。快適な環境で GPC分析を行うことができます。
（GPC/SEC ソフトウェア画面は英語表示）

OpenLab CDS アドオン GPC/SEC ソフトウェアでポリスチレン
サンプルのクロマトグラムと分子量分布を表示しています。

22

材料分析用の LC ソリューション

ポリマー、添加剤、界面活性剤と分離モード、アプリケーションノート例をまとめました。
試料

分離モード

得られる結果解決法

分子量分布

OpenLab CDS
x GPC addon

LC-201902NA-001

2D チャート

2D-LC

LC-201810KG-001

画分

分取

LC-201807HK-002

GPC
ポリマー

複合

LCCC

ポリマーの
化学組成解析

1260/1290
Infinity Ⅱ LC

アプリケーションノート

LC-201802HK-001

添加剤

GPEC

UV や ELSD 検出

モノマー

逆相 HILIC

MS アサイン（既知）

LC/MSD

LC-MS-201810HK-001
LC-MS-201701SW-002

未知成分の組成推定
特性解析
差異解析

TOF
Q-TOF

LC-MS-201904HA-001

界面活性剤

GPEC における移動相の影響

5994-5025JAJP

ELSD トリガー分取システムによるポリマー共重合体のGPC 分離及び分取試料の GPEC 分離

ELSD トリガーでの GPC 分取で得られたフラクション 1 を GPEC で分析したクロマトグラムを図 2 に示しました。クラクション 1 は最も溶出の早い（分子量が大きいと考えられる）部分です。GPEC ではポ
リマー 1 および 2 は良好に分離し、フラクション 1 には二種類のポリマーが含まれていることが確認できました。

貧溶媒の影響カラム : PLRP-S、良溶媒 : THF で、PS および PS-b-PMMA、PC を、
貧溶媒を変えて分析した結果を示します。貧溶媒が ACN の場合は、PC、PS-b-PMMA、PS の順に溶出、貧溶媒を MeOH にすると PSb-PMMA、PS、PC の順に溶出し、溶出順が変化します。

材料試験・研究に関するアジレントのソリューションページ、お客様の声・導入事例ページを参照ください。

https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002124

GPC クロマトグラム（溶出時間の早い順にフラクション 1 , 2, 3）

フラクション 1 の GPEC クロマトグラム

https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001007

23

Agilent InfinityLab LC 分取精製ソリューション

サンプル単離と精製において最高純度と回収率を実現するため、Agilent InfinityLab LC 精製ソリューションは分析から分取スケールまでのワークフローに高性能な機器とカラム、ソフトウェア、サービスを提供します。単一のプラットフォームをベースとした包括的かつ拡張性の高いポートフォリオにより、将来的なラボのニーズにも対応できる柔軟なシステム構成が可能です。

Infinity II 分取スケールソリューション

Agilent は、0.01 ～ 10 mL/min の流量に対応した分析スケールシステムと、最大 50
mL/min または 200 mL/min までをカバーできる 1260/1290Infinity II システムの 3
つのライナップから、目的やスケールに合わせた最適な分取精製システムの選択が可能となっています。ここでは分取スケールラインアップにフォーカスしてご紹介します。

1260 Infinity II 分取精製バイナリポンプは最大流量 50 mL/min、1290 Infinity II 分
取精製バイナリポンプは最大流量 200 mL/min、モジュールには 2 台のポンプヘッドが内蔵され、1 台のポンプで高圧グラジエント送液が可能です。
Open-Bed サンプラ / コレクタは分取と分析の 2 つのサンプルループを搭載し、分析
スケール / 分取スケール分析の注入、フラクションを 1 モジュールだけで行うことができます。
Open-Bed フラクションコレクタは高さ 160 mm の試験管に対応し、フラクションした容器にすぐにアクセスし、取り出すことができます。
ユニークなバルブベースフラクションコレクタはあらゆる LC 装置にも簡単に増設可能
で、どのような容器にも分取が行えます。
分取スケールバルブのラインアップ（6 カラム切換え、2p/10p 切換え等）も充実しました。

分取ポンプ

G7158B Open-Bed
サンプラ / コレクタ▲
検出器
バルブベースフラクションコレクタ

24

G7159B Open-Bed
フラクションコレクタ

あらゆる容器に分取可能
多彩な分取スケールバルブ

簡単で多彩なトリガー設定

時間、ピーク、質量（またはこれらの組み合わせ）をベースにした分取に対応可能で、さまざまな検出器でフラクショントリガーを設定できます。コントロールエリアネットワーク（CAN）によるスマートなリアルタ
イムデータ処理により迅速かつ正確なフラクションコレクションを実現します。また、OpenLab CDS 2/ChemStation では、フラクションコ
レクションパラメータ設定をグラフィカル画面で誰でも簡単に設定できる画期的なフラクションプレビュー機能を標準搭載しています。
フラクションプレビュー機能により、予め採取したクロマトグラム上で最適な
ピークトリガーパラメータをクリック操作だけで設定することができます。

独自のフラクションディレイセンサー

アジレントが特許を有するフラクションディレイセンサー技術により、正確なフラクションディレイボリュームを自動測定します。すべてのフラクションコレクタにディレイセンサーを標準搭載、あらゆるスケールで高純度で回収率の優れた分取精製が行えます。

マニュアル分取

クロマトグラム採取しながら、必要な部分のフラクションを手動で採取することが画面上のボタンを押すだけで簡単に
行えます。

マニュアル
フラクション
開始

マニュアル
フラクション
終了

リカバリーコレクション

適切なトリガー設定ができなかったことで貴重なサンプルを廃棄してしまう危険性を回避することができます。さらにリカバリー部分のタイム分割 / 容量分割が行えるよ
うになりました。

リカバリ

フラクション

プーリング機能

ディレイセンサー

複 数回に分けてサンプルを注 入
し、同じ化合物のフラクションを同じ試験管や容器に自動的に収集することで、手間をかけずに大量の化合物を得ることができます。

リークセンサーと強制蒸気排出機能

リークセンサーは、万一システム内で移動相が漏洩した場合に、システム全体を自動的に停止させる機能です。安全を確保するとともに、溶媒を無駄にせず、貴重なサンプルが失われることもありません。
InfinityLab 分取精製ソリューションの各モジュールには、カラムオーガナイザ / カラムコンパートメント
含め、すべてのモジュールにリークセンサーが搭載されています。
大量の溶媒が集められるフラクショ
ンコレクタ（バルブベースフラクショ
ンコレクタ除く）には強制蒸気排出用のアタッチメントの取り付けが 可能です。アタッチメントとドラフトをチューブで接続することで蒸気を安全に排出することができ、研究者の健康を守ることができます。

リークセンサー1260 Infinity II
カラムオーガナイザ

1290 Infinity II
カラムコンパートメント

強制蒸気排出機能

25

Infinity II MS トリガー分取システム

分取精製システムにシングル四重極 MS を接続することで、選択性の高い、より高精度な分取精製を行うことが可能です。
UV ベース

Mass ベース

MS トリガーでの分取は、MS とフラクションコレクタ間でのスプリッ
トが必 要となりますが、アクティブスプリッタである MS フローモ
ジューレータを用いることで背圧の影響を受けずに、MS 分取に必須の機能である正確にコントロールされた再現性のよいスプリット比での分取が可能となります。
周波数を設定するだけで 100:1 から 1:100,000 まで自由にスプリット
比を変更できます。
ソフトウェアでの完全コントロール、EMF 機能により、切り替え回数を完全モニターすることで的確なメンテナンスが行えます。

Automated Purification システム

分析スケールから分取スケールへの自動スケールアップワークフロー
をサポートする Automated Purification ソフトウェアにより、高効率でのスケールアップはもちろん、ターゲット成分の単離に注目した
フォーカスグラジエント条件の自動作成、自動分析が可能です。ター
ゲットピークと不純物ピークの分離度を自動的に最適化することによって、分取 LC（ /MS）でのさらなる効率アップと純度、回収率向上を実現します。

一般的なグラジエント

フォーカスグラジエント

Agilent 分取カラムラインアップ

分取分析のスループット向上に適した Poroshell SB C-18 や、カーボン量が高く回収率に優れた
Pursuit XRs C18 など分取分析の目的に合わせて最適なカラムの選択が可能なラインアップを取り揃えています。
分取カラムと同じ固定相の分析カラムを揃え、分析スケールでのメソッド開発、分取スケールへのスケールアップを容易にかつスムーズに行うことが可能です。

26

Agilent InfinityLab 2D-LC ソリューション

二次元液体クロマトグラフィー（2D-LC）は、通常の一次元液体クロマトグラフィーでは分離することが難しい複雑な試料の分析に対して、極めて有効な分離手法です。一次元目と二次元目で使用するカラムを適切に選択することで、ピークキャパ

シティが劇的に増加し、より多くの化合物を一度に分離することができます。

シンプルなバルブ構造でありながらハートカット、コンプリヘンシブ 2D-LC の両方に対応可能です。
2nd Dimension（2D）LC
1st Dimension（1D）LC

2

2D-LC バルブ
= インジェクター

D カラム

1

D ポンプ

1

オートサンプラ

D ポンプ

D 検出器

1

2

D カラム

2

D 検出器

多彩な 2D-LC モード

ハートカット、コンプリヘンシブモードに加えて複数ピークのハードカットが可能なマルチハートカット、
定量分析に優れたハイレゾサンプリングなど、多彩で高精度な 2D-LC モードを提供しています。

ハートカット

分析時間を長く取ることができ、二次元目の分離が良好

マルチハートカット

分析時間を長く取ることができ、二次元目の分離が良好

ハイレゾサンプリング

2D-LC バルブ構成

コンプリヘンシブ

分析時間を長く取ることができ、二次元目の分離が良好

二次元目の分離は短時間で行うため分離能向上には制限有カットした一部の画分を二次元目に移送カットした一部の画分を二次元目に移送

ブロードなピークでもピーク全体を移送可能

二次元目に移送できる容量はループ容量に依存

二次元目に移送できる容量はループ容量に依存

ピーク全体を二次元目に移送可能

二次元目に移送できる容量はループ容量に依存

一次元目の分離を損なわない

一次元目の分離を損なわない

一次元目の分離を損なわない

二次元目の分離時間が一次元目に影響

主に定性分析に使用

主に定性分析に使用

定量分析にも使用可能

定量分析にも使用可能（但し解析は難しい）

ASM 使用可能

ASM 使用可能

ASM 使用可能

一次元目の移動相はすべて二次元目に移送

ASM（Active Solvent Modulation）バルブ▼

サンプルループ内の一次元目の画分を二次元目の溶媒で希釈しながら二次元目のカラムに導入し、2D-LC を行うことができます。一次元目と二次元目の移動相の相性に問題がある分析で、二次元目でのピーク形状や分離の改善が可能です。

ASM 機能未使用時

ASM 機能使用時

ASM 機能使用時のバルブ流路図27操作性に優れた Agilent 2D-LC ソフトウェア

1 画面で 1D と 2D のクロマトグラム、2D 等高線プロットの表示、UV や MS スペクトル表示が可能な操作性抜群の 2D-LC ソフトウェアにより、より効率よく 2D-LC データ解析が可能です。
ハートカット 2D-LC（LC-LC）結果表示レイアウト

D クロマトグラム

1

2

検量線
キャリブレーション
テーブル

D クロマトグラム

2
D 化合物のピークテーブル

等高線表示

MassHunter コントロールも可能

2D-LC システムは Agilent MassHunter ソフトウェアからもダイレクトコントロール可能になりました。
Agilent のハイエンド MS と 2D-LC を組み合わせ、MassHunter ソフトウェア PC1 台のみでシステム全体のコントロールとデータ解析が可能です。

装置ステータス
ピークベースサンプリング

2D-LC ソフトウェアのユニークな機能

2D-LC ソフトウェアには、2D-LC 分析をより効率よく行える様々なユニークな機能が搭載されました。
下記以外にもスマートピークパーキングなど、2D-LC 分析をより効果的に実施できる Agilent 独自の優れた機能が標準搭載されています。

ピークベースサンプリング

未 知サンプルでも D 検出器
でピーク検出された成分を 2次元分離します。
128

シフトグラジエント

D グラジエント条件をD グラジエント条 件に合わせて調整可能です。
2

1

マルチインジェクト

ハイレゾサンプリング分析で複数ループにサンプリングした画分を一度に 2D に移送し分離するため、合計分析時間の短縮が可能です。

ダイナミックピークパーキング

保持時間の変動しやすい測定条件でも確実に 2D 分離できます。

Bio 2D-LC システム

バイオコンパチブルな 2D-LC システムは、ASM バルブ、サンプルルー
プ、配管など接液部材質をバイオコンパチブルにすることで、ステンレスと相互作用しやすい生体高分子、配位性化合物、リン酸化合物
等の 2D-LC 分析での超高分離分析を実現します。また、堅牢で、幅広い pH 範囲、高塩濃度条件にも適用可能なシステムです。

Bio 2D-LC システム アプリケーション例 -1-

Agilent ProA-SEC の 2DLC ソリューションをキットにし、それを活用した抗体の製造インプロセスモニタリングを行ったアプリケーション例をご紹介します。それにより従来法と比較して 80 ％以上の時間の節約、
オンラインにより自動化され再現性や堅牢性が向上した分析が可能となりました。

Protein A
カラム
15 分 / サンプル

1 次元目のクロマトグラム
力価分析

2D-LC のバルブ

SEC カラム

2 次元目のクロマトグラム
凝集体（純度）分析> 80 % 時間短縮

Bio 2D-LC システム アプリケーション例 -2-

2D-LC/MS を用いた合成核酸のイオン交換分離およびオンライン脱塩性解析
オリゴヌクレオチドの分析に、イオン交換クロマトグラフィーが用いられますが、通常不揮発性塩を含む緩衝液を移動相に用いるため、LC に質量分析計を接続することが困難でした。2 次元 LC/MS（2D-LC/MS）を用いることで、一次元目（1D）でイオン交換クロマトグラフィーによるオリゴヌ
クレオチドの分離、二次元目（2D）で逆相クロマトグラフィーによるオリゴヌクレオチドピーク中の不揮発性塩の脱塩を行い、イオンクロマトグラフィーの各ピークについてのマススペクトルを得ることが可能です。

2D-LC 測定結果
A）1D クロマトグラム、ハートカットのサンプリングテーブル
B）ハートカットしたピークのマススペクトル

ハートカットしたピークのデコンボリューション結果

29

Agilent 1260 Infinity II Prime オンライン LC

リアルタイムモニタリングによる品質保証と連続生産を可能に

新製品のオンライン LC は Agilent 1260 Infinity II Prime LC をベースとし、耐圧最大 80 MPa までの分析に対応します。

OpenLab CDS に新しいオンライン LC モニタリングソフトウェアがアドオンされ、サンプルスケジューリング、サンプル前処理、

メソッド作成と実行、データ視覚化、レポート作成までを一括コントロール可能です。

Agilent オンライン LC モニタリングソフトウェア

サンプル
スケジューリング

サンプル
前処理

メソッド作成＆実行

データ視覚化＆レポート

反応槽

オンライン LC 導入のメリット

Agilent 1260 Infinity II Prime
オンライン LC システム

自動化による飛躍的な効率アップ
・より迅速で、信頼性の高いデータ採取
・合成プロセスへの理解の向上、詳細把握
・常に一定したデータ採取可能
・規制対応にも容易に準拠
製品中の成分の時間的な変動をプロットするためには定期的なサンプリングが必要です。例えば 5 分に
1 ポイント、合計 300 分の変動をモニターする場合、その間サンプリング作業から離れることができませんでした。オンライン LC を用いることでサンプリング、データ採取は全てオンライン LC が自動実施。
分析者は、サンプリング作業に縛られることなくその他の作業を実施することができるだけでなく、自動サンプリングによるサンプリング精度の飛躍的向上が実現します。

オンラインサンプルマネージャ

オンライン LC のキーモジュールである、オンラインサンプルマネージャにより、プロセスと分析のステップを簡単に接続することが可能となります。
反応槽からのサンプルはカラムへの直接注入はもちろん、バイアルにサンプリング後、希釈しながらのバッチ処理も可能です。

�分析の範囲�

�プロセスの範囲�

分析用ポンプカラム

検出器

ダイレクトインジェクション

バイアルへの高速サンプリング

30

オンラインサンプルマネージャ（Bio-）反応槽

Feed 注入オンラインサンプリングしたサンプル溶媒と LC 分析で使用する移動相との互換性が原因で、サンプルが保持されない、ピーク形状が悪くなるなどの問題が発生します。Agilent オンラインサンプルマネージャの Feed 注入は分析流路内にサンプルを注入することで適切に希釈され、サンプルを保持させたることができ、ピーク形状の改善が可能です。
保持されないサンプル

ピーク形状の悪化

ポンプ

ピーク形状改善に
より、サンプルを
完全リカバリー

Feed 注入
概要

サンプルシリンジ
カラム

一般的なフロースルー注入

Agilent オンラインサンプルマネージャ Feed 注入

オンライン LC モニタリングソフトウェア

オンライン LC モニタリングソフトウェアを用いることで、サンプリングと注入のスケジュールを簡単にかつ、
分かりやすい画面を確認しながら、設定することができます。
ソフトウェア画面に表示される、
System（システム）→ Sample（サンプル）→ Schedule（スケジュール）→ Limits（リミット）
を順に設定することで、誰でも、間違いなく、正確なサンプル / 注入スケジュールの設定、データ採取を行うことができます。

Tab for experimental setup

Loaded method sets

Rule-based actions

Setup sections
採取されたクロマトグラムからピーク面積変化を画面上にプロットします。
合成プロセスのトレンドの解析、表示、レポート作成の全てをオンライン LC がサポートします。

31

Agilent InfinityLab バルブソリューション

柔軟性の高い自動化を実現

Agilent InfinityLab は LC 分析の可能性を広げる多彩なバルブソリューションを提供します。分析の生産性を高めたい、
メソッ

ド開発を短時間で行いたい、サンプル前処理を自動化したい、新たなアプリケーションに挑戦したい。このようなご要望に、
アジレントのバルブソリューションがお応えします。

Head

G1170A
外付けバルブドライブ

G4227A
1290 Infinity フレキシブルキューブ

Quick Change Valve

Drive

卓越したフレキシビリティを誇るクイック
チェンジバルブ
様々なバルブドライブに装着可能なバルブ
ヘッドは、交換も非常に簡単

G7116A
1260 Infinity II MCT
G7116B
1290 Infinity II MCT

バルブタイプ

ポジション / 流路

2-Position/6-Port

1

>

1

6

2
5
3

1

5
3

3

8

9

3

8
4

7

5

10

2

9

4

4

1

10

2

6

2

4

2-Position/10-Port

>

使用目的

7

5

6

4-Position/10-Port

6

6-Position/14-Port

8-Position/18-Port

2-Position/4-Port duo

1

2

600
800
1300
600
1300
600

G4232A（ミクロ）G4232CG4232DG5632A（バイオイナート）
G5641A（Bio）
G4730A（Prep）

・カラム選択（4 本まで）
メソッド開発800
600

G4237A
G5639A

・カラム選択（6 本まで）
メソッド開発

800
1300
1300
600

G4234A
G4234C
G5640A（Bio）
G4734A（Prep）

・カラム選択（8 本まで）
メソッド開発1300

G4239C3

7
4

・ 2D-LC

1300

G4236A・溶媒選択（12 種類まで）

200

G4235A・メソッド開発

600

G4731A（Prep）

1

2

8

8

3

7
4

6

5

6

5

12-Position/13-Port

up to 8 positions >
1

2

12

3

10
9
5

8

7

11

4

9
5

12

3

10

4

1

2

11

6

6

8-Position/9-Port7

8

up to 12 positions >1>・カラム - 検出器間の流路をスイッチ（2 通り）
・分析中におけるカラム再生

up to 8 positions >>>G4231A
G4231CG5631Aup to 6 positions >

>

製品番号

800
1300
600

up to 4 positions >>>・カラム - 検出器間の流路をスイッチ（2 通り）
・サンプル濃縮・サンプル洗浄最大圧力（bar）

1

8

2

7

3

6
4

5

8

2

7

3

6
4

5

選択可能なバルブについて、詳細はお問い合わせください。

32

Agilent バルブソリューション

多彩なバルブラインアップにより、様々なバルブソリューションの構築が可能です。
自動サンプル前処理等のほか、2D-LC やメソッド開発など様々な自動化が可能となり、より正確で効率的な分析ソリューションをご提供いたします。

サンプル濃縮2-Position/6-Port バルブは、化合物を濃縮カラムに保持・ 濃縮すると共にマトリクスを除去し、バルブを切り替えた後 濃縮した化合物を分析カラムへ送ります。

サンプルクリーンアップ

マトリクスをプレカラムに吸着させながら化合物を分析カラムで分離し、次の分析の前にバルブを切り替えて、プレカラムを逆方向から洗浄します。

カラム選択

複数本のカラム自動切換え（4 本、6 本、8 本）、バイ
パスライン、廃液ラインの切り替えの自動化が可能。
マニュアルでのカラム取り外し、再接続する必要がありません。

Position A

溶媒選択

最大 12 種類のバッファーや、pH 値の異なる溶媒等の自動切換えが可能。
バイオイナートバルブヘッドは、すべての一般的な溶媒に対して耐性があります。Agilent ポンプに最大 2 つの溶媒選択バルブを使用できます。

Position B

検出器切換え一般的な 2 pos/6 port バルブで、検出切り替えが可能です。

カラム再生

第 1 のカラムを使用している間に、再生ポンプにより第 2 のカラムを洗浄し、再生することができます。
サイクルタイムを大幅に短縮可能です。マルチサンプラのデュアルニードルオプションを利用することで、さらに分析時間を短縮することができます。
（カラム再生には別途もう一台のポンプが必要）

オンライン SPE ソリューション

サンプルの直接注入、濃縮と溶出を並行して実施などの柔軟な対応が可能です。4 つのオンライン SPE キットを組み合わせることで、お客様独自のオンライン SPE ソ
リューションを簡単に構築することができます。

33

Agilent InfinityLab メソッド開発ソリューション
抜群の操作性と柔軟性を備えた自動メソッド開発システム

メソッド開発はパラメータ変更が面倒で、経験がないと時間がかかるうえに、採取したデータの解析や適切なメソッドの判断に困難が伴います。

そのような分析者の悩みを InfinityLab メソッド開発ソリューションが解決します。

アジレントのメソッド開発ソフトウェアであるメソッドスカウティングウィザードによって、さまざまなカラム / 移動相等 LC パ

ラメータを自動スカウティングすることで、最適な分離条件の自動検討が可能です。

サードパーティーソフトウェアである ChromSword ソフトウェアは、分離を予測して分離条件を自動検討可能です。

メソッドスカウティング

メソッド予測= クロマトグラムを連続的に採取し、最適な分離条件を探す

ハードウェア

ソフトウェアメソッド
スカウティング

Agilent

ハードウェアAgilent

メソッド予測Agilent

Agilent
メソッドスカウティング
ウィザード✔ 1260 Infinity II✔ 1290 Infinity II= 特有のアルゴリズムで分離予測

ソフトウェア
3rd Party✔ 1260 Infinity II✔ 1290 Infinity II

タグリーダー

抜群の操作性を誇るメソッドスカウティングウィザード

操作は簡単、次のステップを実施いただくだけです。
1. 複数の使用カラムをセット
2. 複数の使用溶媒をセット
3. グラジエント条件を設定
4. サンプルをセット
メソッド変更後のカラム平衡化からシステム洗浄までシステムがすべて自動実施。複雑なスクリーニングも簡単かつ確実に行える自動分析を実現します。

カラム ID タグ

マルチサーモスタットにカラムリーダーを装備することでカラムに取り付けた ID タグからカラム情報を自動的に取り込み可能です。カラム管理がより確実になり、
データトレーサビリティが格段にアップします。

1260 Infinity II メソッド開発

MCT1 台でカラム 4 本

1260 Infinity II（60 MPa）

1290 Infinity II（130 MPa）

移動相数

1260 Infinity II
Prime LC（80 MPa）

15

15

26

カラム数

4

4

8
（最大 32 本 オプション）

ISET
バイオイナート

不可
可能

可能

不可

2 つの温度ゾーン
溶媒選択バルブ 1 台（15 移動相）

可能

不可

メソッドスカウティングシステムは、UV 検出器、ダイオードアレイ検出器はもちろん、
ELSD、RID、更には LC/MSD を組み合わせることが可能です。
アプリケーションに合わせて最適な検出器を自在に選択し、システム構築できます。

A

B

C

D

> 100 の分析条件検討可能

1290 Infinity II アドバンストソリューションでは 5400 以上の分析条件検討が可能

34

メソッドスカウティングウィザードの優れたレポート機能

Max. Retention Time

各メソッドで採取したクロマトグラムのピーク数をグラフ化（青い丸が大きいほどピーク数が多いことを表現）。縦軸は各分析の最終ピー
クのリテンションタイム。分析時間が長すぎず、ピークが多く溶出した分離条件がグラフで視覚化されるため、最適な分析条件を容易に判断できます。その他にも、多彩なレポートテンプレートを複数標準搭載し、効率のよいメソッド検討を解析機能からもサポートします。

Injections

ChromSword Auto® 優れたパートナーソリューション

分析メソッドを ChromSword が考えて自動的に作成し、最適な分析メソッドを見つけ出すオートモードで未知試料の分離を最適化し、構造式からクロマトグラムのシミュレーションが可能なオフラインモードで使用カラム / 移動相の目安をつけられます。ユニークな機能でメソッド開発をサポートするパートナーソリューションの利用で、メソッド開発の世界がさらに広がります。データインテグリティ機能を強化した ChromSword 5.5 も登場しています。
ファイル管理、監査証跡（オーディッ

トトレイル）機能を搭載し、Analytical QbD、ICH Q14 ガイドラインにも対応したメソッド開発が可能です。
オートモード（ChromSword Auto 5.x ® ）コントロール
分析実行

オフラインモード
構造式から成分の物性値を予測し、カラムデータベースから最適カラムの選択と分析条件をシミュレーション可能

データ取得【 主成分と 13 不純物の分離最適化 】

ChromSword Auto 5.1® はダイレクトに Agilent HPLC・UHPLC コントロールが可能（Agilent データ処理装置不要）
OpenLab CDS ChemStation と組み合 わ せることで検 出 器 に LC/MSD を選択することもできます。

オートモードが、分析条件を迅速最適化します。
ChromSword が自動的分析条件を予測、最適な分析条を自動構築可能です。

AutoRobust ＆ Report Viewer により、簡単にデザイ
ンスペース構築が可能です。デザインスペースでの分
離度を視覚的に把握でき、パラメータ変化におけるポイントでのクロマトシミュレーションが行えます。

35

Agilent InfinityLab マルチメソッドソリューション

Agilent InfinityLab マルチメソッド LC は、カラム及び溶媒の切替バルブを組み込み、複数の分析メソッドを連続的に実行できる

LC システムです。

・最大 32 本のカラムと 26 溶媒を選択可能

・ 1 台のマルチカラムサーモスタットで左右独立した 2 つのカラム温度ゾーンを設定可能

・様々な圧力流量範囲、検出要件に応じて、50 を超える LC モジュールの中から最適なものを選択可能

カラムの取り外しや溶媒ボトルの交換を行わずに 1000 を超えるメソッドを実行することが可能です。既存の Agilent 1100/1200 HPLC に、

カラム及び溶媒切替バルブの増設とソフトウェアのアップグレードを行うことにより、低コストでマルチメソッド LC を構築することもできます。
メソッド開発ソリューション

One ハードウェアセットアップ

メソッドスカウティング
ウィザードソフトウェア

自動メソッド開発

1 人のパワーユーザー

間違いの無いカラム平 衡
化 / システム 洗 浄 を含 む
自動シーケンス設定、解析が容易なレポートテン
プレート搭載マルチメソッドソリューション
OpenLab CDS

1260 Infinity II LC
1290 Infinity II LC

個々のメソッドを自動切換え

マルチユーザー

完全 DI 対応可能
自裁なカスタマイズ可能なインテリジェントレポート機能

ワンシステムの HPLC をある時はメソッド開発、またある時はマルチメソッドソリューションと切り替えて使用できます。

カラム

columns

ポンプ
溶媒選択バルブ

A1

SSV1

B1

A2

B2

SSV2

最大 12 溶媒 /選択バルブ

solvents

マルチメソッド LC ソリューションのコンフィグレーション例。1000 を超えるメソッドを実行することが可能です。
マルチメソッド LC の適用事例としては以下のものがあります① HPLC と UHPLC をワンシステムで切り換え（ebook : 5994-2714JAJP）②医薬品の品質管理で複数メソッドを切り換えて連続運転（ebook : 5994-1326JAJP）③バイオ医薬品プロセスでの重要品質特性試験（アプリケーションノート : 5994-2900JAJP）④プレガバリン（USP）の純度と光学純度試験をワンシステムの HPLC で実施（アプリケーションノート : 5994-2173JAJP）⑤ワンシステムの HPLC でメソッド開発とマルチメソッドを兼用⑥食品添加物分析のマルチメソッド LC（アプリケーションノート : 5991-7622JAJP）⑦農薬分析（トリプル四重極 LC/MS を使用 ; アプリケーションノート : 5994-1889JAJP）

36

Agilent InfinityLab オンライン SPE ソリューション

分析対象成分を濃縮する場合や、マトリックス化合物を除去する場合、または水中の微量物質の分析用に検出下限を下げたい

場合に、1260 および 1290 Infinity II オンライン SPE ソリューションが有効です。オンライン SPE ソリューションは再利用可能

な SPE カートリッジと最大 2 個のバルブを搭載可能な 1290 Infinity フレキシブルキューブがベースとなっています。トリプル四重極質量分析計と組み合わせることで、オンライン SPE ソリューションによる新しい次元の微量レベル検出が実現できます。

簡単操作でより高感度分析が可能
10 ng/L

オフライン SPE・大容量のサンプル（例 100 mL）

オンライン SPE・複数のマニュアル操作
・時間がかかる

1 mL
水サンプル

オンライン SPE ソリューションの特長

オンライン SPE・有機溶媒での抽出（1 mL）
・ 10 μ L の注入

分析カラムへ10 pg オンライン
カラム注入① 2 本の固相抽出カートリッジを使って濃縮可能② SPE への 5 mL 注入が可能③サンプルのカートリッジ移送に、Agilent フレキシブルキューブ内蔵ポンプを活用④オンライン SPE 条件に合わせて、内蔵の溶媒選択バルブにより最大 3 溶媒の切り替えが可能

Agilent 1290 Infinity フレキシブルキューブ

InfinityLab オンライン SPE ソリューション

Agilent 1290 フレキシブルキューブの「ロード」および「溶出」バルブ位置における流路図

37アミノ酸分析ソリューション
迅速で確実なアミノ酸分析

アミノ酸分析は、タンパク質化学や食品分析において、さまざまな分析手法が開発され利用されています。

その中でも、プレカラム誘導体化逆相分離によるアミノ酸分析は、システム構成が単純で取り扱いが簡単な手法です。

アミノ酸の分析法

アミノ酸を UV 検出器で直接検出するには、カルボキシル基の UV
吸収（200 ～ 210 nm）を利用します。しかし、直接検出では感度と選択性が低下してしまうことから、誘導体化試薬を用いて分析する
方法が広く使われています。アミノ酸はその構造の中にアミノ基を有しており、アミノ基に対して選択的に反応する誘導体化試薬が用いられます。

プレカラム誘導体化法とポストカラム誘導体化法

プレカラム誘導体化法は、試料を注入する前にアミノ酸を誘導体化
し、分離・検出する方法です。この方法には、試薬消費量を少なくできる、高感度化が可能、という利点があります。一方、反応効率
が共存成分や溶媒などによって影響を受ける、未反応の誘導体化試薬が分離系に導入されてしまうという欠点もあります。この方法の誘導体化試薬としては、o- フタルアルデヒド（OPA）と FMOC（9- フルオレニルメチルクロロフォルメート）を用います。
ポストカラム誘導体化法は、カラムでアミノ酸を分離した後に誘導体化試薬を送液・混合させて反応させる方法です。この方法には、定量性が良い、反応効率がマトリクスの影響を受けにくい、広範囲の試料に適用できる、という利点があります。一方、感度が低い、反応試薬の消費量が多い、という欠点もあります。この方法の誘導体化試薬としては、ニンヒドリン（可視吸光度検出）または o- フタルア
ルデヒド（OPA）の 2 種類にほぼ限定されています。
これらの方法を比較した場合、システムの簡素化と投資費用、検出限界、再現性などを総合的に考慮すると、プレカラム法が最も合理的な手法であると考えられ、InfinityLab LC では、OPA と FMOC を組み合わせたプレカラム誘導体化法を採用しています。

オートサンプラで自動的に誘導体化が可能

誘導体化
デガッサ
脱気装置

分離カラム

ポンプ

移動相（溶媒）オートサンプラ廃液
データ処理

プレカラム誘導体化法

デガッサ
脱気装置

分離カラム

ポンプ

検出器

検出器

オート
サンプラ

廃液
誘導体化

移動相（溶媒）

データ処理

ポストカラム誘導体化法

反応試薬
→サンプル
→反応試薬
の順で液を吸引。

OPA と FMOC は室温で迅速に反応するため、注入ニードルの中で誘導体化ができるので次のような利点があります。

・誘導体化反応時にマニュアル作業がなく、省力化が可能
・サンプルを分注しないので、サンプルや反応試薬を無駄にしない・フロースルーデザインにより、測定に必要なサンプル量だけしか採取せずサンプルを無駄にしないうえに、正確な計量が行え、優れた再現性での誘導体化が可能
・反応時間が短く、測定のスループットが向上

38

ニードル内で誘導体化し、カラムにそのまま注入これまで手間のかかっていたアミノ酸の分析が、汎用 LC を用いて簡単にできるようになりました。

アジレントのアミノ酸分析ソリューションは、これまでにない手軽さと迅速さでアミノ酸を分析します。
アミノ酸 20 成分が、わずか 15 分で分析可能となりました。
アミノ酸 20 成分の一斉分析

アミノ酸混合標準品（50 µmol/L ）クロマトグラム

アジレントのアミノ酸分析の特長

・通常の HPLC でアミノ酸分析が可能
・インジェクタプログラムにより、アミノ酸を全自動で誘導体化
・誘導体化反応に必要な調製済みの試薬はわずか 1 μ L・アミノ酸 20 成分をわずか 15 分で分離・定量
・Max Light フローセルにより、驚きの高感度を実現
・低ランニングコストで快適なアミノ酸分析

アジレントのアミノ酸分析用キット

必要な試薬をすべて 1 つのキットで購入可能です。簡単かつ迅速に分析を行うことができます。
品名

ホウ酸緩衝液FMOC 試薬
OPA 試薬DTDPA 試薬
（ジチオジプロピオン酸）
アミノ酸標準試料※
1 mL x 10 アンプル

アミノ酸補助キット

アミノ酸分析用キット（下記をすべて含む）

100 mL

9- フルオレニルメチルクロロフォルメート 2.5 mg/mL（溶媒 : アセトニトリル）
1 mL x 10 アンプル
0.4 M ホウ酸緩衝液、o- フタルアルデヒド（OPA）、
3- メルカプトプロピオン酸、各 10 mg/mL、1 mL x 6 アンプル

システイン分析用、5 g

部品番号5190-9426
5061-3339
5061-3337
5061-3335
5062-2479

1 nmol/ μ L

5061-3330

100 pmol/ μ L

5061-3332

250 pmol/ μ L
25 pmol/ μ L

10 pmol/ μ L

ノルバリン、サルコシン、アスパラギン、グルタミン、トリプトファン、
4- ヒドロキシプロリン 各 1 g、5062-2478 は 1 g バイアルとして出荷されます

5061-3331
5061-3333
5061-3334※それぞれのアミノ酸標準試料には次のアミノ酸が含まれます。
• グリシン• L- シスチン• L- ヒスチジン• L- チロシン• L- ロイシン• L- メチオニン• L- セリン• L- アラニン• L- フェニルアラニン• L- グルタミン酸• L- プロリン• L- イソロイシン• L- アルギニン• L- トレオニン• L- バリン• L- リジン• L- アスパラギン酸

5062-2478

39キラル分析用の LC ソリューション
アジレントには以下のようなキラル分析ソリューションがあります。

1）SFC（41 ページ参照）

ハイブリッド SFC/HPLC によるキラル、アキラル分析のアプリケー
ションがあります。
注 : キラル＝鏡像異性体が存在する。アキラル = 鏡像異性体が存在しない

https://www.chem-agilent.com/
contents.php?id=1004934

2）メソッド開発（34 ページ参照）

メソッド開発ソリューションを用いたエナンチオマーの LC 条件開発事例が下記アプリケーションノートです。

複数のキラルカラム、移動相をセットし、最適な組み合わせを探索しました。

https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-4732EN.pdf
SFC のメソッド開発のアプリケーションもあります。
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-7624EN.pdf

3）キラルカラム（52 ページ参照）

Agilent InfinityLab Poroshell 120 キラルカラムは、堅牢性の高い表面多孔質 Poroshell 120 粒子（2.7 μ m）を用いたキラル固定相を提供します。表面多孔質粒子の性能と速度を利用し、高速、高効率、高分離能により、キラル分析の生産性を向上します。4 種類の充塡剤でキラル高速高分離ニーズに対応し、ほぼすべてのキラル化合物のエナンチオマー を分離します。

4）2D-LC（27 ページ参照）

アキラルーキラル 2D-LC によるアテノロールの化学純度及び光学純度の同時分析アプリケーションです。一次元目は C18 カラム、二次
元目はキラルカラムを用いています。

OpenLab CDS 2 とハイレゾサンプリング 2D-LC の活用事例になります。

405）HDR-DAD（14 ページ参照）

医薬品の光学異性体分析および強制分解試験に HDR を適用した事
例を紹介します。
光学異性体の分析や安定性試験では、主成分と微量成分（光学異性体や分解生成物）の両方を定量する必要がありますが、従来のHPLC では濃度差の大きい成分を一度の分析で定量することは困難でした。
光 路 長 60 mm と 3.7 mm の 検 出 器 セ ル をベースにした、従 来のダイオードアレイ検出器 の約 30 倍の直 線 性 範 囲を持 つ HighDynamic Range - ダイオードアレイ検出器（HDR-DAD）を、プロプ
ラノールの光学異性体分析、ドキシサイクリンの強制分解試験に適用しました。

http://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-4516EN.pdf

Agilent InfinityLab Analytical SFC
Agilent InfinityLab Analytical SFC は CO2 を移動相に用い、高速分析を実現します。

HPLC と比較し、有機溶媒使用量を抑え、地球環境に優しい分析が可能となります。

アジレントは HPLC, GC, CE, SFC, MS を 1 社で提供可能です。補完的・包括的なソリューションを構築できます。

Agilent InfinityLab Analytical SFC は以下の特長を有しています。

1. LC-like な感度と使いやすさ
2. 高速・高分離

3. SFC と HPLC のハイブリッド（切替）システム

4. マルチサンプラによる 0.1 ～ 90 μ L の可変注入（Feed 注入）

5. メソッド自動開発ソリューション（切替バルブ、メソッドスカウティングウィザード、ChromSword を活用）
6. シングル四重極、トリプル四重極、TOF、Q-TOF MS との接続
7. 豊富な海外実績、引用論文

ダイオードアレイ
検出器

マルチカラムサーモスタット

SFC コントロール
モジュール

オートサンプラ

ブースタポンプ内蔵: CO2 ガス（ボンベ）から
超臨界状態の CO2 を供給（SFC マルチサンプラ）

SFC バイナリポンプ

A : CO2
B : モディファイア

小さなフットプリント

Feed 注入テクノロジー

0.1 μ L から 90 μ L までの幅広い注入量

Feed 注入により、貴重なサンプルを浪費せず、注入精度も高く可変注入できます。
また、マルチサンプラは 432 バイアル、
ウェルプレートなら最大 6144 サンプルに対応でき、低キャリーオーバーを実現します。
Focused
サンプルの溶媒による悪影響を除去Extra control
注入速度設定、洗浄機構などの設定が可能

FEED injection
Enduring
連続フロー注入テクノロジーによるカラム圧力変動を除去

Delay volume free
ポンプからの流路がサンプル
ループを通らない注入機構

41

機差を克服し、分析法移管を簡単にする ISETISET : Intelligent system emulation 技術

ISET は、様々な LC システム間でスムーズな分析法移管を実現する技術です。アジレントまたは他社 LC で開発した分析条件で得られる保持時間およびピーク分離を確実に再現できます。装置ディレイボリュームが非常に小さく、耐圧 130 MPa で広範囲なアプリケーションをカバーできる Agilent 1290 Infinity II LC と ISET の組み合わせが、HPLC、UHPLC のスムーズな行

き来（分析法移管）を可能にします。

ISET は、島津社、Waters 社、アジレント（U）HPLC に対応しています。さらに、Agilent 1260 Infinity II G7104C（80 MPa）
ポンプで構成される Prime LC においても、ISET 技術の利用が可能です。ISET と ChromSword またはメソッドスカウティ

ングウィザードを組み合わせることで他社モードでの自動メ
ソッド開発が行えます。

WatersAlliance HPLC

1100 Series LC

1200 Series LC
WatersAcquity H-class UPLC
1260 Infinity LC

1220 Infinity LC

他社 LC

ISET を搭載した
1290 Infinity II LCISET を搭載していない
1290 Infinity II LCISET 活用事例
1. 分析研究所

分 析 法 の 移 管 元と移 管 先 で HPLC が 異 なる。メソッド 開 発 時、Waters 社、島津社など、多種多様な LC でメソッド頑健性試験を行う。ISET により、後のステージや分析法移管を考えたメソッド開発と頑健性試験が可能となった。ISET で他社 LC にエミュレーションし、
ChromSword Auto や Fusion QbD でより頑健なメソッド開発をすることも可能。

2. 原薬の開発部門

他社 LC を用いて不純物プロファイリングを実施していたが、ISET
により、Agilent 1290 Infinity II LC + 6500 Q-TOF に移行。複雑な不純物ピーク溶出パターンを変えずに不純物試験を LC/MS で行うことに成功。
CMO
QC

開発研究所
分析

製造工場 A
QC

CRO 分析

CRO 分析

試験法技術移転のケース製造工場 B
QC

各研究所、工場、外部委託先で異なる HPLC 装置を使用しているため、それぞれで開発されたメソッドを移管先で微調整、再開発する必要があったが、ISET の利用でその煩わしさを解消できた。

421290 Infinity II LC
1260 Infinity II
Prime LC

Shimadzu Prominence
HPLC (LC20AB/AT)

Agilent シングル四重極 LC/MSD、LC/MSD iQ

アジレントのシングル四重極 LC/MSD は化成品・食品・製薬と幅広いアプリケーションで多くの実績がある質量分析計（MS）
で、操作が極めて簡単であることから HPLC の検出器の一つとして使用することができます。

また、UV 検出器と併用することで質量関連情報を得ることができます。

この度、超コンパクトな LC/MSD iQ が登場 ! ご予算とスペース、アプリケーションのニーズに合わせてご選択いただけます。

Agilent InfinityLab LC/MSD iQ

・LC 検出器として使えるサイズと 100V の供給電源
・最適な状態を保つオートチューニングを任意に計画実行・大気開放せず、メンテナンス可能� VacShield � 技術
高さ :・業界最高レベルの330mm
データインテグリティ対応（OpenLab CDS 2 対応）
・質量範囲 m/z 2 ～ 1,450

横幅 : 396mm

奥行 :
475mm

VacShield 技術で超簡単メンテナンス

・真空を開放せずにメンテナンス実行。
・要する時間はたったの 5 分間（従来の 1/100）
Ion Injector

VacS
hie

ld

Agilent InfinityLab LC/MSD XT・質量範囲が m/z 2 ～ 3,000 まで拡張し、幅広いアプリケーションに対応
・高感度イオン源 Agilent JetStream による高感度化が可能

Agilent InfinityLab LC/MSD

LC/MSD XTLC/MSD・コストパフォーマンスに優れた LC の MS 検出器
・質量範囲は m/z 10 ～ 2,000
・LC/MSD XT にアップグレード可能

LC/MSD をサポートする基本ソフトウェア

・OpenLab CDS ChemStation - 長年の実績のある日本 語対応のシングル 四 重 極 LC/MS 用ソフトウェア。MS ベースフラクショ
ンコレクションにも対 応しています。また、採 取したデータはMassHunter での解析も可能です。
（LC/MSD、LC/MSD XT のみ
サポート）

・OpenLab CDS - 強力なデータインテグリティ機能を搭載し、FDA、
PIC/S の査察やデータインテグリティにも耐えうるコンプライアン
ス対応ソフトウェアです。
ピークエクスプローラ機能により、複数のデータを網羅的かつ視覚的に同時比較でき、未知ピーク検出、リテンションタイムのずれ等を容易に確認可能です。
（全ての LC/MSD をサポート）

43

OpenLab CDS クロマトグラフィーデータシステム

アジレントは、次世代の OpenLab クロマトグラフィーデータシステム（CDS）を開発しました。ネットワーク環境でもスタンドアローン環境でもデータインテグリティをはじめとした規制に準拠しつつ、アジレントの装置を全体的にコントロー
ルし、データ解析やレポート出力を迅速に行います。
シンプルな OpenLab CDS インターフェース

お客様の声を元にして作られた OpenLab CDS のインターフェースは、どこにどの機能があるのかが分かりやすく、必要な時に必要な情報だけを表示させることが可能です。必要最小限の情報と色彩による表示を用いることで、一目で分析の内容を把握することができます。

ピークエクスプローラ

積分最適化ウィザード

ピークエクスプローラではバブルチャートで表現することができるた
め、一目でクロマトグラムの差異を比較することもでき、クロマトグ
ラムが異常なのかどうか、迅速に判断できます。

積分条 件の設 定には試 行錯誤が必 要です。OpenLab CDS では、積分範囲を指定するだけでお勧めの積分イベントとそれを用いた積分結果を表示します。表示された設定から微調整を行い結果のプレビューも確認ができるため、積分条件の検討時間を短縮することができます。

ひとつのソフトウェアで MS も解析

データのセキュリティーと完全性の確保

OpenLab CDS では、GC と LC だけでなく、シングル四重極 GC/MSと LC/MSD の デ ー タも解 析 できるため、操 作 法 を覚 える べきソフトウェアの数が少なくなります。

OpenLab CDS は、データのセキュリティとデータインテグリティを確保しています。また、データファイルにはバージョンが付与される
ので、データのトレーサビリティも確保されます。
手順管理の必要性を最小限に減らして、データの削除や改ざんを防ぐことができます。
監査証跡を確認したレビューの記録も OpenLab CDS 上で実施でき、ペーパーレスを実現します。

ユーザー認証
アクセスコントロール

44

データベース内で結果のバージョン管理

OpenLab CDS の
画面上で監査証跡の確認をしたレビュー済みを記録

OpenLab CDS インテリジェントレポート
分かりやすいレポート編集

インテリジェントレポートによるレポート作成は、直感的で分かりやすく好きな場所に好きな情報を配置できます。その作成

作業はまるで PowerPoint でスライドを作成するような感覚で行えます。多彩なレポートテンプレートを標準で搭載しています。また、レポートテンプレートは自由自在にカスタマイズできます。作成したレポートは、データ採取時に PDF 化、CSV ファ
イルとして保存も可能。平均や標準偏差などの統計関数も簡単に追加できます。

会社ロゴ

レポートに会社のロゴマークを入れたオリジ
ナルレポートテンプレートを作成できます。

プレビューデータ

プレビューするデータから生データを選択

クロマトグラム

プロパティで・スケール調整・表示する色・注釈などをカスタマイズ可能。
サイズの調整やリファレンスクロマトグラムとの重ね描きにも対応

レポートアイテム

必要な項目をドラッグ＆ドロップで簡単に追加できます。

結果テーブル

レポートテンプレート

クロマトグラムの結果は、面積や定量結果
以外にも分離度や SN などの追加が可能です。表示する桁数の変更や合計値などを設定から選択・変更するだけで表示可能です。

標準搭載のレポートテンプレートから選択＆編集できます。
カスタマイズしたオリジナルのレポートテン
プレートを保存可能。

連続分析に結果をまとめて表示

編集をしながら完成イメージをプレビュー表示

複数に渡るシーケンス連続分析のサマリーを簡単に作成可能です。
バラバラのレポートを一つにまとめ、比較することが可能なサマリー
レポートを自由自在に作成可能です。

OpenLab CDS では、レポート編集画面とプレビュー画面を並べて表示させることができるため、編集中のレポートが実際にどのように出力されるかを確認しながらレポート作成が行えます。

合否判定を自動で可視化

GPC レポートも出力可能

基準値から外れた結果に対し、数値やセルの色を自動で変更する
よう設定することができます。注目すべき結果を一目で判別でき、結果の見落としを防ぐことが可能になります。

OpenLab CDS の GPC/SEC アドオンを使用すれば、GPC の解析、レ
ポート出力が可能です。GPC/SEC アドオンは、
データインテグリティにも対応しており、GPC 機能のロール設定や監査証跡が残ります。

45

OpenLab CDS クライアントサーバーシステム

分析業務を行う場所を自由に選択可能に

Agilent OpenLab は、お客様の操作性を重視したアーキテクチャをもとに構築された、機能豊富な統合型ソフトウェア製品群です。アジレントは、データの採取や分析から解釈、管理にいたるまで、科学データのライフサイクルのあらゆるステッ

プで、より高い価値を提供できるように尽力しています。
OpenLab CDS クライアントサーバー

クライアントサーバーは、分析に関連するファイルをサーバーにまとめて保管し、OpenLab CDS の操作は、クライアントから行うことができます。

クライアントから行う操作は、特定の装置を制御、解析する場所の制限を受けません。ラボ分析業務の動線をより効率的なものにできる構成です。
同じ装置を複数のユーザーからアクセスしても、最初にアクセスしたユーザーのみ装置の制御ができます。他のユーザーから装置の制御解放を依頼することも OpenLab CDS から可能です。

Agilent GC

Agilent GC/MS

AIC

Agilent LC

OpenLab CDS クライアント

Agilent LC/MS

他社製機器

Agilent GC/MS

OpenLab CDS クライアント

AIC

Agilent LC

AIC

一元管理されたセキュアなストレージ

OpenLab CDS クライアントサーバーの導入で変わるラボの未来
居室の PC から操作

自席に座りながら測定の進 捗、データ解 析など
ラボと同じ操作ができます。
PC にソフトウェアのインストー
ルは不要です。
※社内 LAN 接続が必要です

在宅中や出張中でもラボと同じ操作

在宅中や出張中もデータ解析や測定状況の把握、結果の承認が可能。
※社内 LAN 接続が必要です

居室

ファイルをサーバーで管理

メンテナンスやデータ、レポー
トファイルなどバラバラに保管され たファイル をサーバー のデータベースにまとめて保 存・管理ができます。クラウド対応。

設置場所の制限なし

Lab ①

操作端末は設置場所を問いません。ラボには必 要最小限の台数でスペースの有効活用ができます。

順番待ちを気にしない
測定とデータ解析

AIC

Lab ②

どのクライアントからでも同じ
操 作 ができるため ,PC の占有を気にせずじっくりデータ解析ができます。
AIC

46

OpenLab CDS から遠隔操作する Agilent LC
パージも OpenLab CDS から実行面倒だったバージ作業も OpenLab CDS から実行可能。
（自動パージに対応していないモジュールがあります）

カラムスイッチングバルブも色分けされたカラム表示でわかりやすい

カラム切り替えバルブは、接続したカラムを OpenLab CDS 上で色分けして設定。カラム切り替え時の難しさをシンプルにします。

New! 天秤（サンプル調製）と HPLC の統合ワークフロー

ラボ用天秤メーカーとして世界をリードするメトラー・トレド。メトラートレドとアジレントがタッグを組みサンプル調製から HPLC 分析までの統合ワークフ
ローを開発しました。天秤の計量データを、メトラー・トレドの LabX Balance
ソフトウェアから Agilent OpenLab CDS に、自動的、かつシームレスに転送することが可能です。天秤データが OpenLab 結果レポートに反映されます。
分析ワークフロー全体で手計算や手作業によるデータ転記の必要性がなくなり、
人的エラーの起こる可能性を大幅に低減します。

Before 手作業によるサンプル前処理プロセス

標準/サンプルの秤量秤量データの手作業での転記

連続希釈による
希釈標準溶液

原液の調製

クロマトグラフィー
分析

化学天秤

After

結果とレポート

LC または GC 機器

統合ソリューションによる自動化・デジタル化
自動秤量

LabX

– 正確な濃度– 手作業によるばらつきを排除– 秤量するサンプルの少量化– 溶媒の節約

自動化されたデータ管理– 転記ミスなし– トレーサビリティの保証– メタデータの自動取得

LabX

シームレスな統合

自動秤量と
自動文書化

自動計算

計量結果の Agilent OpenLab
CDS への自動転送

47

アジレント製機器コントロールの効率化
技術的背景

ICF : Agilent 機器コントロールフレームワーク（InstrumentControl Framework）
Agilent ICFは 、 新しい業界標準RC.Netプラットフオ ー ムに基づくソフトウェアコンポ ー ネントです。

他社製のクロマトグラフィ ー デー タシステム(CDS)やワ ークステ ーションでAgilent LCシステムの全面的なコントロ ー ルを可能にします。

Agilent ICFは 、 確立されているRC.Net機器ドライバをベ ー スにしています。

他社ソフトウェアでもアジレント LC をコントロール

Agilent LC / CE システム

– Agilent InfinityLab LC シリーズ
Agilent 1220 Infinity II LC システム
Agilent 1260 Infinity II LC システム
Agilent 1290 Infinity II LC– Agilent 1200 Infinity シリーズ
Agilent 1220 Infinity LC システム
Agilent 1260 Infinity LC システム
Agilent 1290 Infinity LC システム

Agilent 機器コントロールフレームワーク（ICF : Instrument
Control Framework）は、お 使いのクロマトグラフィー
データシステムにかかわらず、アジレント製 LC および CE
機 器の包括的かつ簡単なコントロールを可能にします。
ICF により、Waters Empower や Thermo Scientific Dionex
Chromeleon などの他社製クロマトグラフィーデータシス
テム（CDS）を通じて、アジレント製 LC および CE 機器のよりスムーズなコントロールを可能にします。

– Agilent 1200 シリーズ
– Agilent 1100 シリーズ
– Agilent 7100 キャピラリー電気泳動システム

ヽ嶋
アプリケーション
アプリケーション– サーモ サイエンティフィック Chromeleon– サーモ サイエンティフィック Xcalibur– ブルカ ダルトニクス HyStar / Compass– 島津 LabSolutions– サイエックス Analyst
クロムソード ChromSword Auto
Wyatt Technology ASTRA– など* アジレント以外の CDS ベ ンダーは、ICF に別の名称を使っていることにご注意ください。
（例 : ウォーターズは Agilent ICF を「Agilent ICF
Support Layer」と呼んでいます。

と—―― -·」—

アダプタ·�..--2

機器コントロールフレームワーク

RC.NET

RC.NET

RC.NET

モジュール

モジュール

モジュール

機器

他社製 CDS*– ウォーターズ Empower 3

-

4

4

心

Agilent OpenLab CDS または MassHunter ソフトウェアが、Agilent LC システムの最も快適なコントロール、分析を実現します。
ICF の利用により、他社製のデータシステムやワークステーションからのコントロールを最適化できます。
3

Empower® 等他社 CDS でアジレント LC が制御可能

アジレントが提供する ICF を各社 CDS ドライバに組み込むことで、アジレント新製品を迅速に利用できるようになり装置のパフォーマンスを最大限に利用することが可能になりました。

Empower® サンプル分析画面

グラフィックユーザーインターフェースによる視覚的な機器制御とステータス確認が可能

Empower® 機器メソッド編集画面

アジレントオリジナルのワークステーションと同様のメソッド編集画面。
アジレント機器のさまざまな機能を引き出します。
*Empower® は、Waters 社の商標登録です。

48

Agilent InfinityLab 様々なサポートツール

ドキュメントはウェブ形式または PDF 等、電子ファイルでご提供

アジレントは、最新情報を電子ファイルを利用して、タイムリーにお客様へお届けしていきます。

全てのモジュールにメディア付属している Informaton Center は、据え付けから、装置に関する日常の注意点、メンテナンス方法等をウェブ形式（HTML）で提供しています。メニューから該当タスクにアクセスし、目的の作業やメンテナンスを選択するだけで、作業に必要な工具の情報、操作方法手順の図解と説明文が表示されます。ドキュメントを操作している PC 上に表示でき、簡単に閲覧可能です。

Lab Advisor でストレスフリーな装置診断

装置診断全般をサポートする Lab Advisor により、装置のエラー情報 / 装置のシリアルナンバー等の情報をクリック 1 つでレポート化。弊社相談窓口にお問い合わせの際は、そのレポートを電子メールでお送りいただくだけで装置情報を正確に把握できます。
Lab Advisor は、装置の稼働状況だけでなく、エラー履歴や、装置のファームウェアのアッップデート履歴等、多くの装置情報をモニター / 記
録することができます。メニューからシステムレポートを選択するだけで、複数モジュールに関する情報をまとめる PDF の作成が可能です。Lab
Advisor は、ライセンスルールの変更により、クライアント毎に必要だったライセンスが不要になり、よりコストを抑えたネットワークシステム構築が可能になりました。

EMF（Early Maintenance Feecback）

稼働状況を詳細にモニターし、ユーザーが設定したリミット値と自動比較して、適切なメンテナンス時期を把握することができます。装置のメンテナンス時期を自動的にアラートし、ダウンタイムを飛躍的に低減できます。
（EMF 機能は Lab Advisor Advanced のみ搭載）

Company LAN
network

Clients

Application
server

ネットワーク上にあるシステムの全モジュールのシリアル番号、
ファームウェアのリビジョン等、管理に必要な情報を自動リスト化。Excel ファイルへのエクスポートも自由自在に行えます。

ネットワーク環境にも対応、ネットワークのシステムの稼働状況把握やシステム管理を
低コストで行うことが可能です。

49

HPLC Advisor
HPLC Advisor によりハイクオリティなトラブルシューティングガイド、メソッド移管をサポートするカリキュレータ、システム適合性に必要なパラメー

タ計算式や単位換算など HPLC に関連した情報を提供するデータライブラリを利用できます。HPLC Advisor は Google Play または Apple Storeから無償ダウンロードで利用でき、お手持ちのモバイルや PC で、簡単に利用できます。Wi-Fi に接続できない環境でも利用可能です。

トラブル
シューティング

カリキュレータ

迅速な原因特定、適切な対処方法のガイド

Agilent CrossLab Smart Alerts
Agilent CrossLab Smart Alerts ソフトウェアは、ラボ内のあらゆる
PC に簡単にインストールできます。インターネットに接続する必要はありません。機器の使用状況をモニタリングし、消耗品の交換時
期や点検の実 施時期を電
子メールでお知らせします。
ラボ全体の機器に関するアラートを 1 通の電子メール
でまとめて受信することができます。ダウンタイムの低減や機器の稼働状態を維 持するといったメリットが得られます。

メソッド移管カラム空隙などのクロマト性能計算

データライブラリ

単位変換システム適合性
パラメータ計算式

部品の交換時期、機器のシステムエラー、点検時期などをタイムリーにメールで受信
ウイークリーシステムサマリーレポートで装置の状態を一括で確認
メンテナンス / エラー履歴を自動的に記録
消耗品を登録して管理

Agilent コールセンターへワンクリックでコールリクエストを送信

Agilent InfinityLab LC Companion
InfinityLab LC Companion は、最新鋭のローカルユーザーインターフェイスであり、お手持ちの iPhone や iPad 等を含めた様々なモバイルで、
Agilent LC システムの制御、メンテナンス、ステータス確認、LC 装置の診断などを一括して実施可能なツールです。
LAN 環境下で、LC システムとモバイルをワイヤレス接続し、モバイルで各装置の IP アドレスを入力するだけで、複数の LC 装置と接続することができます。

ローカルエリアネットワークInfinityLab
LC Companion

50

ワイヤレス
接続 *

*Wi-Fi アクセス可能な
LAN 環境必要

HPLC の性能をさらに向上させるカラム / 消耗品
InfinityLab Poroshell 120 カラム

HPLC から UHPLC までに対応する革新的な HPLC カラム

Poroshell 120 充塡剤の構造

Poroshell 120 HPLC カラムは、通常の全多孔性充塡 剤ではなく、表面多孔性（コアシェル）充塡剤を用いています。表面多孔性にする
ことにより、充塡剤内部での物質の拡散を抑制し、ピークのシャープさが向上します。Poroshell 120 には、粒子径が 1.9 μ m、2.7 μ mと 4 μ m のカラムがあります。粒子径 1.9 μ m のカラムは、130 MPaの耐圧を備えた UHPLC 用のカラムです。粒子径 2.7 μ m のカラムは、
全多孔性 sub2 μ m カラムと同程度なパフォーマンスを、 sub2 μ m
カラムよりも低いカラム圧で実現できます。粒子径 4 μ m のカラムは、
全多孔性 5 μ m カラムの高速高分離を、耐圧 20 MPa 程度の HPLCで実施するのに向いています。

多孔質層

硬質コア

多孔質層

粒子径

1.9 µm

2.7 µm

多孔質層（µm）

1.2

1.7

2.5

0.35

0.5

0.75

硬質コア（µm）

4 µm

Poroshell 120 カラム 充塡剤の主な仕様（逆相）
項目

pH レンジ

EC-C18

EC-C8

EC-CN

SB-C18

SB-C8

SB-Aq

PFP

Aq-C18

HPH-C18

HPH-C8

CS-C18

ポアサイズ

120 Å

120 Å

120 Å

120 Å

120 Å

120 Å

120 Å

120 Å

120 Å

120Å

100 Å

100 Å

100 Å

上限温度

2～8
60 ℃

2～8

2～8

2～8

2～9

1～8

1～8

1～8

2～8

1～8

2 ～ 112 ～ 11

1 ～ 11

あり

あり

あり

あり

あり

なし

エンドキャップ
表面積

炭素量

60 ℃

Phenyl-Hexyl Bonus-RP

60 ℃

60 ℃

60 ℃

90 ℃

130 m2/g 130 m2/g 130m2/g 130 m2/g 130 m2/g 130m2/g
10%

5%

耐圧

3.5%

9%

10%

8.0%

80 ℃
なし

80 ℃
なし

60 ℃

90 ℃

あり

あり

60 ℃
あり

60 ℃
あり

90 ℃
あり

130m2/g

130m2/g

130m2/g

130m2/g

95 m2/g

95 m2/g

95 m2/g

5.5%

非公開

5.1%

非公開

非公開

非公開

非公開

粒子径 1.9 µm のカラムは 130 MPa、粒子径 2.7 µm, 4 µm のカラムは 60 MPa

InfinityLab Poroshell HILIC カラム

高極性成分の分離分析にも、Poroshell カラムを

逆相カラムで保持しない高極性成分を分析する際の選択肢として挙げられるのが、HILIC（親水性相互作用クロマトグラフィー）カラムです。
アジレントでは、選択性の異なる 3 種類の HILIC カラムを Poroshell
シリーズで提供しています。2.7 μ m のコアシェル基材を用いたキラル
分析カラムです。

アプリケーション例 : オリゴ核酸
4

1

2

3

ピーク
1：rCrArCrUrGrArArUrArCrCrArArU（14 mer）
2：rUrCrArCrArCrUrGrArArUrArCrCrArArU（17 mer）
3：rUrCrArUrCrArCrArCrUrGrArArUrArCrCrArArU（20 mer）
4：rGrUrCrArUrCrArCrArCrUrGrArArUrArCrCrArArU（21 mer）

主な仕様
項目

HILIC

HILIC-Z

HILIC-OH5

pH レンジ

120Å
1～ 8

100Å

3 ～ 11120Å

130 m2/g

95 m2/g

130 m2/g

60 MPa*60 MPa40 MPa

ポアサイズ
上限温度
表面積

耐圧

*： 1.9 µm は 130 MPa

60 ℃

80 ℃

1 ～7

45 ℃

試料溶液：Resolution standard（PN 5190-9028）に水 1 mL を加え溶解した液をアセトニトリルで2 倍希釈 注入量： 2 µL カラム：Poroshell 120 HILIC-OH5, 2.1 × 100 mm, 2.7 µm
カラム温度： 30 ℃ 流速： 0.5 mL/min 移動相 A： 50 mM ギ酸アンモニウム pH 6.5
移動相 B：アセトニトリル グラジエント： 0-9-9.01-14（min）/58-53-58-58（B%）
検出： 260 nm 装置：Agilent 1260 Infinity Ⅱ

トリエチルアミンを添加せずオリゴ核酸を分析

51

InfinityLab Poroshell 120 キラルカラム

コアシェルカラムのパフォーマンスでキラル分離を実現

従来カラムとのパフォーマンス比較

Poroshell 120 キラルカラムを使えば、コアシェルカラムの特性を活かしたキラル分析を行うことができ、今まで時間がかかっていたキラル分析の生産性を大幅に向上させることができます。
また、4 種類のキラルセレクタで、さまざまな試料・分離タイプに対応することができます。

他社キラルカラム
4.6 × 250 mm, 5 µm

Poroshell 120
Chiral-V
4.6 × 100 mm, 2.7 µm

1. D-(+)- アンフェタミン 2. L-(-)- アンフェタミン 3. D-(+)- メタンフェタミン 4. L-(-)- メタンフェタミン

移動相：メタノール / 酢酸 /NH4OH（100： 0.1： 0.02） 流速： 1 mL/min
カラム温度：室温 検出： 220 nm

さまざまな試料・分離タイプに対応する 4 種のキラルセレクタ
カラム名

キラルセレクタPoroshell 120 Chiral-CF

Derivatized cyclofructan

Poroshell 120 Chiral-CD

Derivatized cyclodextrin

Poroshell 120 Chiral-T

Teicoplanin（macrocyclic glycopeptide）
Vancomycin（macrocyclic glycopeptide）

Poroshell 120 Chiral-V

分離タイプ
順相
極性有機

1 級アミン

逆相
極性有機

逆相
極性イオン
逆相
極性イオン

主なアプリケーション

汎用

アミノアルコール、
アミノ酸などタンパク質結合型カラムと同様なアプリケーション

ポアサイズ

表面積

上限温度

120 Å

130 m2/g

45 ℃

40 MPa

3 ～7

120 Å

130 m2/g

45 ℃

40 MPa

3 ～7

120 Å

130 m2/g

45 ℃

40 MPa2.5 ～ 7120 Å130 m2/g

45 ℃

40 MPa2.5 ～ 7

MPa

pH 範囲

バイオ医薬品検収向け革新的なカラム / 試薬のラインナップ

アジレント バイオ LC カラム / バイオ標準試薬

アジレントはさまざまな種類のバイオ医薬品研究開発向け LC カラムと標準試料を提供しています。
目的

抗体価、濃度の測定

一次構造解析

分離方式

アジレントバイオ LC カラム

アフィニティ

バイオモノリス プロテイン A
バイオモノリス プロテイン G

逆相AdvanceBio RP-mAb
ZORBAX RRHD 300A, 1.8 μ m
AdvanceBio ペプチドマッピング
AdvanceBio ペプチドプラス

糖鎖構造解析

HILIC

電荷アイソフォーム
分析

AdvanceBio グリカンマッピング
1.8 μ m, 2.7 μ m
AdvanceBio MS スペントメディア

イオン交換

Agilent Bio MAb
Agilent Bio IEX

部品番号5190-9416
5190-9417
5190-0583
G2455-85001
5190-6995
5190-6996
5190-6997

AdvanceBio SEC 130Å タンパク質標準

AdvanceBio SEC 300Å タンパク質標準
ペプチド標準試料

10 種類のペプチドの標準試料、71 μ g
HSA ペプチド標準試料

糖鎖標準試料IgG N- 結合型 Glycan ライブラリ、20 g、0.5 mL

2-AB ラベル化 IgG N- 結合型 Glycan ライブラリ、
200 pmoL

デキストランラダー標準試料、10 g、0.5 mL

凝集体分析

サイズ排除
（ゲルろ過）

AdvanceBio SEC
Agilent Bio SEC-3, Bio SEC-5

5190-6998

2-AB ラベル化デキストランラダー標準試料、200 pmoL

アミノ酸分析

逆相

AdvanceBio アミノ酸分析（AAA）

5190-9028

オリゴヌクレオチド分離能標準試料

オリゴヌクレオチド分析

インタクト純度

逆相

HIC

AdvanceBio オリゴヌクレオチド
AdvanceBio HIC

5190-9029

5190-9426
5061-3339
5061-3337
5061-3335
5061-3330

52

品名タンパク質標準試料

オリゴヌクレオチド標準試料

オリゴヌクレオチドラダー標準試料

アミノ酸試薬キットおよび標準試料

AdvanceBio アミノ酸分析試薬および標準試料のキット※アミノ酸標準（10 pmoL ～ 1 mmoL）単品での注文も可能です。
緩衝液、ホウ酸、100 mL

FMOC 試薬、10 アンプル、各 1 mL、AAA 用OPA 試薬、10 mg/mL、6 アンプル、各 1 mL

アミノ酸標準、1 nmoL、10 個

表面多孔性の高効率カラムから高炭素量カラムまでのラインアップ

アジレントの InfinityLab 逆相分取カラム

逆相分取をお考えでしたら、アジレントの InfinityLab 逆相分取カラム
をご検討ください。表面多孔性（コアシェル）充填剤で高効率な分取が可能な Poroshell 120 HPH-C18、SB-C18 カラムから、22 % という高い炭素量で負荷量を最大限にすることができる Pursuit XRs C18 カラムまで、様々なラインアップを揃え、分取のニーズにお応えします。

クエン酸/イソクエン酸

0

0

4

2

4.6

5.0

5.4

2

5.6

取り込み時間 (分)

2
0

4.0

4.4

4.8

ADP
×105 –ESI EIC (426.0220)
8

6

4
2

4.6

5.0

0

5.4

取り込み時間 (分)

5.0

5.4

5.8

取り込み時間 (分)ATP
×105 –ESI EIC (505.9880)
3
1

2
5.0

5.4

5.8

取り込み時間 (分)

0

5.4

5.8

4.8

ADP
×105 –ESI EIC (426.0220)
8

カウント

カウント

4.4

取り込み時間 (分

2

4
0

8
6
4
2
0

4.0

カウント

4

0

6.4

AMP
×105 –ESI EIC (346.0550)

α-KG
×105 –ESI EIC (145.0140)
8
6

6.0

取り込み時間 (分)

6

New!

カウント

1

取り込み時間 (分)–ESI EIC (346.0550)

6

4

カウント

2

α-KG
×105 –ESI EIC (145.014
8×106 –ESI EIC (191.0190)
6

カウント

使用方法は、5991-9516JAJP InfinityLab ピークシャープナーユー
ザーガイドをご参照ください。

リンゴ酸

×106 –ESI EIC (133.0140)
3
カウント

InfinityLab ピークシャープナーは、機器の金属イオンを不活性化し、分離能と検出下限の向上を実現する独自の移動相添加剤です。この汎用性の高い添加剤は、あらゆる LC 機器や LC/MS 機器に対応します。
ステンレス製機器では、リン酸化化合物のテーリングとばらつきの問題の大半を排除できます。PEEK ライナ付ステンレス製機器では、粘着性のある化合物のばらつきを抑えられ、検出下限が大幅に向上します。
また PEEK ライナの有無を問わず、特定の有機酸で見られるテーリン
グの問題を解消できます。

代謝物の標準の代表的なクロマトグラム

カウント

InfinityLab ピークシャープナー

6.2

取り込み時間 (分)GPC/SEC カラムと標準品

多彩なラインアップでポリマーの合成・天然ポリマーの特性解析を強力にサポート

PSS 社（Polymer Standard Service）社の製品がアジレントに加わりました。
有機から水溶性ポリマーまで、また、室温から高温分析まで、
様々なポリマー・条件に適用可能な GPC/SEC カラムが揃っており、リファ
レンスとなる標準品のラインアップも多彩です。
アジレントの GPC/SEC 分析カラムと標準品のポートフォリオは、お客様の分析ニーズを強力にサポートし、堅牢で信頼性の高い結果を導き出すソリューションを提供します。

53

HPLC の性能をさらに向上させるカラム /消耗品
アジレント InfinityLab クイックコネクトフィッティング（130 MPa 耐圧）
アジレント InfinityLab クイックターンフィッティング（60 MPa 耐圧）・手締めのフィッティングのため、スパナなどの工具が必要ありません。
・すべてのタイプの UHPLC カラムで使用可能です。
・200 回以上使用可能な耐久性。
・キャピラリーのみ、フェラルのみの交換が可能です。 ※キャピラリーとフェラルは専用の物を使用します。
・バイオイナート仕様フィッティング（60MPa）も提供。

クイックコネクトフィッティング（130 MPa 耐圧）

クイックコネクトフィッティングは、手締めで接続した後、レバーを閉じるだけで130 MPa まで使用可能です。

クイックターンフィッティング（60 MPa 耐圧）※ 130 MPa まで耐圧がありますが、工具での増し締めが必要です。

アジレント InfinityLab セーフティキャップ

・ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
ラボでは日常的に、アセトニトリルとメタノールをはじめとする数多くの有機化合物に触れる可能性にさらされています。
Agilent InfinityLab セーフティキャップを使用すれば、溶媒が空気中へ放出されるのを 99.9% 防ぐことができるため、ラボで働く分析者の健康を守ることができます。
・移動相の一貫性を高めるセーフティキャップ
時間の経過とともに溶媒濃度が変化し、クロマトグラフィーの結果に影響を及ぼす場合があります。
機密性の高いセーフティキャップを使用して溶媒を保存し、濃度の変化を防ぐことで、移動相とクロマトグラフィーの結果の一貫性を長期的に維持できます。

InfinityLab セーフティパージボトル
HPLC ライン洗浄用溶媒ボトルに新たな提案

新製品の InfinityLb セーフティパージボトルは、使いやすく、
溶媒蒸気からラボを守る、新たな安全対策のための製品です。
ボトルには最大 4 つの溶媒ラインをキャップで設置 / 固定できます。複数のラインを溶媒でパージする洗浄時などにご使用いただける便利なボトルです。
溶媒蒸気の室内拡散防止のためのセーフティキャップ（50431222 セーフティキャップスタータキット）を一緒にご使用いただく事でラボ環境を安全に保つことができます。

545043-1339
セーフティパージボトル

安心のサポートサービス
Agilent CrossLab サービスソリューション

Agilent CrossLab サービスソリューションは、お客様のニーズと予算に合わせてお選びいただける包括的なサービスです。また、必要に応じてその都度ご依頼いただけるオンデマンド修理、ご自身で修理するための部品と消耗品、ラボの生産性を高める点検サービスもご利用いただけます。

Agilent CrossLab 保守サービス比較表
Agilent CrossLab サービス契約に含まれるサービス
優先対応

CrossLab Virtual Assist 対応
オンサイト

オンサイト修理訪問（移動費と作業費含む）
修理に必要な補修部品 ＊＊＊

ゴールド

シルバー

ブロンズ

大学・公官庁向け
ブロンズ

延長保証

24 時間対応＊

72 時間対応

72 時間対応＊＊

72 時間対応

◯

◯

◯

◯

◯

◯

年 1 回のメンテナンス◯◯

翌営業日の対応◯

専任サービスエンジニア / マネージャ◯

修理に必要な消耗品 / 部品 ＊＊＊Agilent CrossLab 点検サービス
有用性の高いサービス
オンサイト部品在庫

レビューミーティングの実施

コンプライアンスサービス（オプション）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

運転時適格性評価（OQ）バンドル時の値引率

10%

5%

再適格性評価（RQ）バンドル時の値引率

10%

5%

運転時適格性評価（OQ）の合格保証

◯

◯

◯

一部 48 時間対応の製品がございます。担当営業に確認ください。
このプランでは対応時間に関して特別なお約束はしませんが、サポート契約されていない他のお客様よりも優先的にサービスを受けることができます。
＊＊＊別途規定した部品交換規定に従います。
・一部の保守サービスしか提供できない製品もございます。担当営業に確認下さい。
・土日祝、アジレント規定の休日は優先対応の時間に含みません。
＊＊＊

Agilent University トレーニングコース

Agilent University では充実したカリキュラムを効果的、かつ効率的に受講していただけるよう 4 つの受講形式をご用意しています。

クラスルームトレーニング :当社施設にて受講いただく集合形式のトレーニングです。お客様がお使いの装置をはじめ、ラボの生産性を向上させるためのスキルを実習を通して学んでいただきます。
オンサイトトレーニング :お客様の施設にて受講いただく訪問形式のトレーニングです。学習内容もお客様のご要望に合わせて特別カリキュラムによるトレーニングが可能です。
オンライントレーニング :お客様のペースで学習が可能なオンライン式トレーニングです。
インターネット環境さえあれば、出張せずにお好きな場所でご受講いただけます。
・Live e-Learning
リアルタイム配信で開催するライブ版オンライントレーニングです。
・e-Learning（ePass のみ）
全ての e-Learning コースを 24 時間いつでも視聴可能な動画形式のオンライントレーニングです。
e-Learning のご利用には 3 ヶ月間、または 12 か月間の ePass が必要です。
初級者「運用の準備」

メンテナンス

技術の最適化

ワークフローの最適化➔

トラブルシューティング

上級者「生産性の向上」➔

基本操作

操作ワークフロー➔➔ハードウェア、ソフトウェアの概要

中級者「生産力の発揮」

➔

基礎と理論
➔

ハイブリッドトレーニング :Live e-Learning とクラス ル ームト
レーニングを組み合わせたトレーニ
ングです。
Live e-Learning 半日、クラスルーム
トレーニング半日と効率的にご受講いただけます。

アプリケーションワークフロー

詳細はこちら : https://www.chem-agilent.com/customertr/

55

アジレント LC の歴史

1973 年にヒューレットパッカード社から初めての LC HP1010 が誕生しました。

HP1090, 1100, Agilent 1200, Infinity LC, Infinity II LC とモデルチェンジしています。
1973 年

初めての LC システム HP1010 は、総重量 500 kg 以上、カラムに使 用する充塡剤の粒子径は 57 µm と非常に大きなシステムでした。

1988 年

1983 年

HP1090 には低拡散の技術が採用され、流速 0.2 mL/min でも問題なく稼働しました。発売から 30 年以上経ちますが、まだ動いているシステムも存在しており、部品がインターネットで取引されていることもあるそうです。

1995 年

HP1050 は、完全モジュール型の LC として初めて発売されました。検出器は単波長 UV 検出器、多波長 UV 検出器、ダイ
オードアレイ検出器の 3 つから選択可能でした。このシステムから、データはフロッピーディスクに保存されるようになりましたが、そのサイズは 3.5 インチまたは 5.25
インチと、非常に大きなものでした。

日本でも馴染みの深い HP1100 シリーズが発売されました。当時は 8 モジュール
しかありませんでしたが、2004 年には50 モジュールまで増え、2006 年には世界で最も販売された LC システムとなりました。現在も多くの方にお使いいただいています。

2006 年2009 年1200 シリーズが 登場。このシステムは2003 年に開発された粒子径 2 µm 以下のカラム性能を発揮させるシステムです。
一般的に UHPLC と呼ばれる技術が産声を上げました。

1200 シリーズの 後 継 機 種 である 1200
Infinity シリーズはこの年に発売されました。すべてのシステムが UHPLC 仕様であるだけでなく、HPLC としても充分に性能を発揮する柔軟性の高いシステムです。

2014 年

2016 年

次世代の UHPLC を担う 1200 Infinity II
シリーズが発売開始となりました。分析の効率、システムの効率、研究室の効率を最大限に高め、新たな時代の標準機とな
る UHPLC システムです。

1200 シリーズから InfinityLab シリーズへ。
HPLC、カラム、消耗品、さらにはソフトウェ
アのシームレスな連係を実現します。
1260 Infinity II LC は 1290 Infinity II LCの革新的な技術を取り込んでいます。

2017 年

2020 年

1260/1290 Infinity II 分 取 精 製 LC を
発 表。μ g から g までの 化合 物を単 離・精製できます。ハードウェア、ソフトウェア、
カラム、サポートサービスにより分析から分取へのスケールアップを容易にします。

※本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。また本製品は薬事法に基づく登録を行っておりません。

アジレント・テクノロジー株式会社

DE13955622〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイアル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp
Printed in Japan. Aug. 30, 2023
5991-2237JAJP

1290 Infinity II Bio LC は耐圧 130 MPa、流路に不活性素材を採用したバイオコン
パチブルな UHPLC。ユニバーサルな LCとしてバイオ成分 分析、LC/MS フロントに最適なシステムが登場しました。