同定、定量を簡略化
精密質量による全体像の把握
Agilent 7250 GC/Q-TOF システム

より大きな成果を達成するためにサンプルにどのような成分がどの程度含まれているのかを解明できれば、成果達成に向けて的確な判断を下し、困難な課題に対応できるようになります。

数 々 の 革 新 技 術 を 搭 載 した 一 体 型 の Agilent 7250 GC/

Q-TOF シ ス テ ム と、 豊 富 な 解 析 機 能 を 備 え た Agilent
MassHunter ソフトウェアがあれば、信頼性の高い GC/MS
ワークフローを実現できます。7250 は、以下のようなアプリ
ケーションをはじめ、きわめて複雑な同定、定量、探索の課題にも対処できる最高レベルの GC/MS システムです。

– 複雑なメタボロミクス研究– 分析困難なマトリックス中の農薬のスクリーニング– ハーブ抽出物中の化合物の同定– 化学工業原料の汚染レベルの確認

7250 は、現代の分析現場に求められる性能と堅牢性を考慮して設計されています。お客様 が必要とする高品質 の結果 が確実に得られます。

ルーチンワークフローから最先端の研究まで、あらゆる分析に究極の信頼性を実現
7250 の特長

お客様のメリット– 正確な定量– より確かな結果– 高感度の検出– 分子式推定能力– スペクトルの単純化– 再現性のあるデータ– 将来的な規制への対処– 未知化合物の推定– データ解析の効率化– 再現性の向上

複雑化が進む課題の解決に向けた新たなメソッドと画期的なアプローチ

ラボが求める分析レベルは時代とともに進化しています。アジレントは 40 年以上にわたり、お客様のニーズに応える革新技術を通して世界中のラボを支えてきました。

7250 は、アジレント最高性能を誇る GC/Q-TOF です。幅広いアプリケーションにわたって卓越した性能を発揮します。

2

化合物同定にさらなる確信を「アジレントの機器が当ラボにとって非常に有用である理由は 3 つあります。信頼性が高いこと、正確なこと、使いやすいことです。
」– Mike Thurman 博士

研究、開発、品質管理では、サンプルの全体像を把握することがきわめて重要になります。
優れた分析力を備えた 7250 と MassHunter ソフトウェアがあれば、化合物の同定をかつてないほど正確かつ確実に行えます。

– 化合物の確実な同定: 歪みのないライブラリ品質のスペクトルが得られるため、市販ライブラリとの照合により確信をもって化合物を同定できます。

Center for Environmental Mass

– 確かな情報にもとづく分子式の確認: 正確な同位体パターンにより、高い信頼性でのColorado– 微量成分の検出: スペクトル内ダイナミックレンジが広いため、高濃度の共溶出物のSpectrometry、University of

分子式推定が可能です。

存在下でも成分を確実に検出できます。

– 分子構造の解明: 高分解能の精密質量プロダクトイオンスペクトルを含む MS/MS 測
定データから分子構造情報が得られます。また、優 れた選択性によりマトリックス干渉が排除されます。

市販のライブラリでスペクトルを検索すること
により、化合物を簡単に同定できます。7250

では、数十万種類もの化合物ライブラリスペク

トルと同等の品質のスペクトルが得られます。

実際、ライブラリスペクトルの大半は Agilent

四重極 GC/MS システムで生成されたものです。ライブラリと同等のフラグメンテーションパ
ターンが得られること、またフルスペクトル採取 が可能 なことから、7250 は GC/MS での同定に最適なプラットフォームと言えます。

成分 RT: 4.6478

x102
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1
-1.1

7250 GC/Q-TOF のスペクトル
サンプルマトリックス: 溶媒

109.0048

184.9762

78.9941144.9814

カウント

信頼性の高いスペクトルと質量精度:
ジクロルボスの分析

15.0

31.0

47.0

60.0

83.0 93.0

128.0

79.0

化合物: ジクロルボス
ライブラリスペクトル

145.0

173.0

219.9451
192.0 204.0 220.0

185.0

109.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

質量電荷比 (m/z)

アジレントバリュープロミス

アジレントは、ご購入日から 10 年間、機器の性能を保証いたします。

また、アップグレードの際には、システムの残存価値に見合った導入プランをご提案します。

3

正確な同位体パターン: ドデカンの分析

信頼性 の 高 い化合物同定 に必要 なのは、優化合物: ドデカン

れた質量精度 だけではありません。同位体パ

サンプルマトリックス: 溶媒

ターンマッチングなど、各成分の特性を考慮することも不可欠です。

MassHunter Qualitative Analysis では、同位体忠実度 を簡単 に 視覚化 できます。また、その情報を精密質量測定データとあわせて使用することで、化合物を確実に同定することが可能です。7250 では、微量濃度の同位体 も

x104

4

含 め、きわめて正確 な同位体パターンが得ら

ドデカン: +EI スキャン (RT: 4.676 分)

x104
170.2031
ドデカン: +EI スキャン (RT: 4.676 分)[C12 H26]+4

170.2031

れます。ここに示すドデカンのスペクトルでも、3のがわかります。

2

わずかな M+ ピーククラスタが検出されている

100%[C12 H26]+

100%

3

M+
+
1.17 ppm M
1.17 ppm
2
0.2 mDa

CH3
H3C

13.28%
13.28%

0.2 mDa1

高い分離能と質量精度:
チアメトキサムの分析

M +1 M+171.2063171.2063[C12 H26]+
ppm0 ppm[C12 0
H26]+
+1

1

0

170.2

CH3

H3C

171.1403 171.1403

0

170.2
170.5

170.5

171

171

+
+2
M
M+
0.81%
0.58
ppm
0.58
ppm 0.81%
0.10.1mDa
mDa 172.2097
172.2097

+

+2

0 mDa
0 mDa
171.5171.5

172
172

カウント vs. 質量電荷比

カウント vs. 質量電荷比

172.3
172.3

干渉成分から目的成分 を分離するためには、高い質量分解能 が必要です。しかも、その優れた分解能を、複雑なマトリックスサンプルや

x1035

微量成分の分析など、困難な条件下で発揮で3.5

ド中 の 殺虫剤 チアメトキサム 5 ppb を分析
レベルが 非常 に 高 い複雑 なマトリックスを含

2.5

SANTE/11945/2015 ガイドラインに 準拠し1.5た質量精度でバックグラウンドから分離されて

4

rt : 16.186

x10 5も損なわれることはありません。

2x106 +EI Scan (2.8 ppm

172.0968
バックグラウンドが 高 い場合や高濃度 の 共溶

1分を確実に検出できます。
100.05732

188.12801

133.0130通7250 のスペクトル86.0417 内ダイナミックレンジは

常0
4 桁 にわたり、それは 高マトリックス下で70
100例 は、マウス肺150
も変 わりませんから抽 70。この出した 複雑 な 生体 サンプルの 分析結果です。
0

16,000+:1 のダイナミックレンジにより、微量のエタノールアミンリン酸 (4TMS) が 検出されています。

4

1.5

212.1518

182.1286

1

0
212.1

カウント vs. 質量電荷比 (m/z)

212.15212.05+EI Scan ( rt: 16.186-16.190 min, 2 scans)

1.1 ppm

3

2.8 ppm

2

2.3 ppm

マウス肺抽出物
172.0968

100.0573

211.0000 86.0417
100.0573

200
100

212.15

0.6

0.6

0.4
0.3 172.0968
0.2
0.1

0.4
0.3
0.2
0.1

3.3 ppm

2.5 ppm

0.6 ppm
418.1494

2.8 ppm
2.8 ppm
3.3 ppm 0.60.6
ppm
3.3 ppm
ppm
416.1512

419.1475

414 414.2 414.4 414.6 414.8 415 415.20.5415.4 415.6 415.8 0.5
416 416.2 416.4 416.6 416.8
417 417.2 417.4 417.6 417.8 418 418.2 418.4 418.6 418.8 419 419.2 419.4 419.6 419.8
415.15371

86.0417

212.1

カウント vs. 質量電荷比 (m/z)

1.1 ppm

4

2.3 ppm3

広 いスペクトル 内 ダイナミックレンジにより、出物が存在する場合でも、微量濃度の目的成182.0579

2
1.9
414.1527
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
- 16.190 min, 2 scans)
1.3
1.2+EI Scan ( rt: 16.186-16.190 min, 2 scans)
1.1
x10 5
x106 +EI Scan ( rt : 16.186 - 16.190 min, 2 scans)2
1* 73.0466
1.9
0.9
414.1527 x10 5 +EI Scan ( rt: 16.186-16.190 min, 2 scans)
2.8 ppm
1.8
2
0.8
1.7
1.1 ppm
1.9
1.6
414.1527
0.7
1.8
1.5
1.7
化合物:
0.6
1.6
1.4
1.5
1.3
0.5
1.4
エタノールアミンリン酸、
4TMS
415.1537
1.2
1.3
0.4
1.1
1.2
1.1
1
0.3
1 416.1512
0.9
0.9
0.2
サンプルマトリックス: 0.8
0.8
0.7
0.1
0.7
2.3 ppm417.1520

rt : 16.186* 73.0466

182.1631

0.5
212.05* 73.0466

4

212.083302.8 ppm質量範囲を変えて
能 は、取り込 みスピードや広いダイナミックレンジ: エタノール
アミンリン酸の分析

182.03842

0.5- 16.190 min, 2 scans)

3

4
3.5

2.5

1

この優れた 7250 GC/Q-TOF のスペクトル性

182.0939

32

むサンプルですが、特徴的 な 質量 ピークが、

x106 +EI Scan (212.0490

化合物 101: チアメトキサム、C8 H10 Cl N5 O3 S、100.8 ppm(0.15 mDa)
R=24645

4.5

3

した 結果 です。アボカドはバックグラウンド

います。

5

0.7 ppm
R=25705

4

ここに 示す例 は、7250 を使用して、 アボカ

5.5

212.1045

4.5

きなければなりません。

x103

化合物 101: チアメトキサム、C8 H10 Cl N5 O3 S、100133.0130
70

100

150

188.1280

415.1537

416.1512
Counts vs. mass-to-charge

417.1520

417.1520

418.1494

418.1494

2.5
2.5ppmppm
419.1475

419.1475

414 414.2 414.4 414.6 414.8 415 415.2 415.4 415.6 415.8 416 416.2 416.4 416.6 416.8 417 417.2 417.4 417.6 417.8 418 418.2 418.4 418.6 418.8 419 419.2 419.4 419.6 419.8

315.1018

414 414.2 414.4 414.6 414.8 415 415.2 415.4 415.6 415.8 416 416.2 416.4 416.6 416.8 417Counts
417.2
417.4 417.6 417.8 418 418.2 418.4 418.6 418.8 419 419.2 419.4 419.6 419.8
vs. mass-to-charge

188.1280133.0130211.0000
283.0397

211.0000

150

250 200

200

Counts vs. mass-to-charge

315.1018

283.0397
315.1018

341.1178

283.0397
250

300

300
カウント vs. 質量電荷比250300 350

カウント vs. 質量電荷比
カウント vs. 質量電荷比414.1527
414.1527
387.1414
387.1414

341.1178

341.1178350

350

400
387.1414

400400414.1527

450

450
450

化学構造の解明とさらなる真相の探求
x10 4
3.25
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

+EI プロダクトイオン: 8 (RT: 32.267 分) フラグメンタ電圧 = 70.0 V CID@20.0 (204.0976[z=1]-> **)-

189.0730

60

67.053981.070265 70

75 80 85

95.0859

107.0865 119.0858

135.1167 147.1174

161.0413

204.0961

174.0499

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250
カウント vs. 質量電荷比 (m/z)

Molecular Structure Correlator ソフトウェアでは、推定分子イオンから生成された MS/MS プロダクトイオンスペクトルを用いて、フラグメントイオンの精密質量情報に基づいた可能性のある化合物がスコア化されてリストアップされます。

119.0859

2749.10

6.7

4

89.0

未知化合物や、構造が未知の化合物の場合は、可能性の範囲をフィルターで絞り込むことが可能です。

5

定量真度を向上

ターゲット成分の定量とノンターゲットでの取り込みを組み合わせることで、非常に効率的なスクリーニングが実現します。Agilent 7250 GC/Q-TOF システムでは、その優れた

クロマトグラフィー性能、高い質量分解能、および広いダイナミックレンジにより、卓越した定量真度がもたらされます。

– 広いダイナミックレンジにわたり高分解能を維持: 最先端のエレクトロニクスを駆使した質量の分離と検出により、広い濃度範囲にわたり良好な直線性が得られます。

Agilent MassHunter SureMass は、高分解能 MS

プロファイルデータ用に設計された化学的特性検出
アルゴリズムです。

– 複雑なサンプルも高精度分析: 高マトリックスサンプル中の微量成分に対してもレスポンス係数が一定に保たれます。

– 高速定量: 高速取り込 みと高分解能スペクトルにより、狭い範囲 に共溶出する GC
ピークのデコンボリューションを正確に行えます。

– 化合物の特性を検出・抽出: MassHunter SureMass の独自の信号処理アルゴリズ
ムにより、質量精度と信号強度が最適化されます。

正確な定量: ホノホスの分析

広い直線ダイナミックレンジにより、幅広い濃度にわたって優れた定量真度が実現されます。この例は、アボカドマトリックスに含まれる 0.5 ～ 1,000 ng/mLのホノホスの測定結果です。複雑なサンプルであるにも関わらず、低濃度領域まで検量線のレスポンス係数が一定に保たれています。

x1077
x10
1.05
1.05
11
0.95
0.95
0.9
0.9
0.85
0.85
0.8
0.8

ホノホス-10レベル、10
レベル、10レベル使用、32レベル使用、32ポイント、32
ポイント、32ポイント使用、0
ポイント使用、0QC
QC
ホノホス-1010221.077352**xx - -2814.193685
2814.193685
yy==10221.077352
R^2==0.99919803
0.99919803
R^2
タイプ:直線、原点:
直線、原点:無視、重み:
無視、重み:1/x
1/x
タイプ:

化合物: ホノホス
サンプルマトリックス: アボカド
成分レベル:0.5 ～ 1,000 ppb

x10 5
6

0.75
0.75
0.7
0.7

5.5
5

0.65
0.65
0.6
0.6

R^2 = 0.99919803
タイプ: 直線、原点: 無視、重み: 1/x

レスポンス

4

3.5

0.45
0.45
0.4
0.4

3

2.5

0.35
0.35
0.3
0.3

2

0.25
0.25
0.2
0.2

1.5

0.15
0.15
0.1
0.1

0.5

0.05
0.05
00

-0.5

6

y = 10221.077352 * x - 2814.193685

4.5

0.55
0.55
0.5
0.5

-0.05
-0.05
-0.1
-0.1

ホノホス-10 レベル、10 レベル使用、32 ポイント、32 ポイント使用、0 QC

1
0
--

-50
-50

00

50
50

100 150150 200
200
100

250 300
300 350350 400
400 450450 500
500 550550
250

600 650650 700
700 750750 800
800 850
850 900900
600

0950 1000
1000 10501050
950

濃度(ng/mL)(ng/mL)
濃度

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

分析をよりシンプルに

これまで非現実的とされてきたワークフローも、世界唯一の高分解能 GC/Q-TOF、7250なら可能です。特殊なイオン化法に頼らなくても、幅広い成分に電子イオン化を汎用的に適用し、シンプルで明確なスペクトルを生成することができます。

7250 に搭載されている電子イオン化 (EI) イオン源は、Agilent 5977B GC/MSD および7010B GC/TQ システムで多くの実績がある超高感度イオン源 (HES) をベースとしています。この EI イオン源は低エネルギーでのイオン化に最適化されていますが、従来の 70
eV のイオン化電圧でも優れた性能を発揮します。また、HES の改良により低エネルギー
電子イオン化時の感度が飛躍的に高まり、GC/MS に新たな形のソフトイオン化がもたら

低エネルギー EI イオン源による汎用性の高いイオン化と信頼性の高い検出により、高感度測定が容易になります。

交換可能な化学イオン化イオン源もご利用いただけるため、GC/MS の従来のソフトイオン化への切り替
えも簡単です。

されます。

7250 では、このソフトイオン化オプションに加え、交換可能な化学イオン化イオン源もご利用いただけるため、1 つのシステムでよりシンプルな分析が実現します。
– 高い信頼性での同定: アプリケーションに応じて分子イオンの不要な分解を防ぎ、またはそのイオン化を促進することで、高感度の MS/MS 測定が可能になります。
– これまでにない汎用性: 幅広い化合物クラスをイオン化できます。他のソフトイオン化法に起こりがちな感度低下も生じません。

– 効率の向上: GC/MS のマーケットリーダーが提供する実績あるイオン源技術の優れた性能を活用いただけます。

分析困難なマトリックスの

70 eV

ソフトイオン化: キヌレニンの分析

サンプルマトリックス: マウス肺抽出物

複雑なマトリックス中の代謝物 (および構造類
似性の高いその他の化合物クラス) は、容易に同定できない場合があります。ここに示すメ

タボロミクスの測定では、マウス肺抽出物中

12 eV

M+ がベースイオンになる

サンプルマトリックス: マウス肺抽出物

でキヌレニンが検出されています。

イオン源のイオン化エネルギーを下 げて測定したスペクトルでは、高 m/z 側の分子イオンの 信号強度 が 高くなっています。17 eV 時 に分子イオンの相対量と絶対量 がどちらも増加したことから、この MS/MS 測定ではイオン化電圧 17 eV が最適と言えます。

また、イオン化エネルギーをさらに低くしたスペクトルでは、提示された推定分子イオンが

x10 5
4.5

-2.6 ppm

C13H22Cl6: -CI スキャン (RT:11.297～11.300 分、2 スキャン) フラグメンタ電圧 = 250.0 V S9_StdCong_500ppbv-1.D サブトラクト

389.9819[C13 H22 Cl6]-

4
3.5
3

-2.3 ppm

塩素化パラフィン

2.5
2
1.5
1

354.0054[C13 H21 Cl5]-

165.0375

0.5

205.1934 224.0631

318.0281

282.0529

369.0278

0
150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

カウント vs. 質量電荷比 (m/z)

ベースイオンになっており、これが同定のさらなる裏付けとなります。

+CI スキャン (RT: 21.661～21.671 分、4 スキャン) フラグメンタ電圧=110.0 V 7280AppMix1 1ng PCI.D サブトラクト

x105-1.8 ppm(M+H)+
226.1335
100.00p-ジメチルアミノアゾベンゼン

177.0382
9.73

94.064924.76

120.0804
7.33

0
70

80

90

100

110

120

148.0863
2.64
130

140

150

172.1238
0.21
160

170

180

191.1783
0.53
190-3.5 ppm(M+C2H5)+
254.1643
9.53

209.1061
0.15
200

210

220

230

240

250

260

270

カウント vs. 質量電荷比 (m/z)

7

食品分析

食品の安全を GC/Q-TOF テクノロジーで守る食品生産者と消費者は、食品への儀和物混入や偽装表示の脅威にさらされています。また、国際貿易の活発化、規制の厳格化、食品安全性に対する意識の高まりを背景に、食品検査をより頻繁かつ詳細に行うことが急務となっています。

これらの課題を解決へと導くのが 7250 です。ターゲット化合物、存在が疑われる化合物、および未知化合物のスクリーニングに最適なプラットフォームです。

– アジレントの農薬および環境汚染物質の高分解能スペクトルライブラリを使用することで、1,000 種

類を超える目的成分の定性スクリーニングを行えます。ライブラリはユーザーがカスタマイズすることも可能です。

– アジレントの包括的なスクリーニングワークフローでは、ターゲット成分の定量と並行して高分解能ライブラリサーチを行なって、存在が疑われる成分の同定も同時に行えます。

– SureMass シグナル処理により、広い直線ダイナミックレンジにわたってターゲット化合物を定量し、市販ライブラリを使用して未知化合物を同定できます。

さまざまな食品のマトリックスにも対応

ノンターゲットでの取り込みデータを高分解能スペクトルライブラリと照合することで、食品マトリックス

中の農薬を包括的にスクリーニングできます。

測定値が 10 ng/mL ± 20 % の
農薬数

リンゴ

アボカド
キュウリ

モモ

農薬 No. 1 ～ 120
アボカドおよびサケを含む 3 種類の食品マトリックスに、120 種類の農薬を 5 ng/mL および 10 ng/mL でスパイクして分析しました。

測定データから求めた再現性 (RSD%) 値により、7250 の優れた分析性能が確認されました。図には、検出された特徴的なイオン 2 種
類の繰り返し分析結果も示しています。

8

サケ

トマト

117
118
117
119
118
119

最大残留基準値 (MRL) への適合性の迅速 な確認に必要となる定量真度を評価するために、それぞれ複雑さの異なる 6 種の食品マトリックスに農薬 120 種を 10 ng/mL でスパイクして分析しました。アボカドやサケのような複雑なマトリックスにおいても、テストした農薬/食品の組み合わせの 97 % 以上で、EU SANTE/11813/2017 ガイドラインに準拠した定量真度が得られました。

「GC/MS Q-TOF システムのおかげで、確実な結果を得ると同時に偽陽性も防げました。
」–

Peter Furst 博士

Department of Central Analytical Services、Chemical and Veterinary

Analytical Institute、Munsterland-Emscher-Lippe

スループットを容易に向上

1 つの分析メソッドにより、大量のサンプルバッチで数百種類のターゲット化合物やサスペ

クト化合物を簡単に評価できます。MassHunter では、検量線に登録された化合物を同時に定量測定できます。また、標準物質のない存在が疑われる化合物についても、高分

解能スペクトルライブラリサーチによるスクリーニングが可能です。

MassHunter には、ワークフローに必要な情報だけを表示する Quant-My-Way カスタマイズオプションが搭載されています。

ターゲット化合物とサスペクト化合物を同じデータ解析ツールで同時にスクリーニングできるようになりました。7250 と、農薬および環境汚染物質の GC/Q-TOF パーソナル化

合物データベースライブラリ (PCDL) を組み合わせることで、1,000 種類を超える対象化合物の定性スクリーニングを行えます。このスクリーニングでは標準物質は必要ありません。PCDL をカスタマイズし、お客様のスクリーニング範囲を拡張することも可能です。

9

環境分析

次なる次元の問題解決へ
人類が環境に与える影響や環境が人類に与える影響を探求する過程で、日々新たな疑問点が生じています。

7250 に搭載されている革新技術は、こうした疑問への意味ある答えが簡単かつ効率的に得られるように設計されています。

– レトロスペクティブ解析: 一度測定したフルスペクトルデータを後から繰り返し解析できるため、将来的なターゲット成分の調査に役立てることができます。

– 高分離能のフルスペクトル: 幅広い質量範囲 (最大 3,000 m/z) にわたるスペクトルが生成されるため、同族体の検出やスペシエーションが可能です。

– 交換可能な高効率のイオン源デザイン: 低エネルギー電子イオン化と化学イオン化を柔軟に切り替え、シグナル強度を維持しながら、70 eV の EI を超える感度を達成できます。これらのイオン源は、さまざまなイオン化エネルギーでのイオン化や、ポジティブおよびネガティブモードの化学イオン化に対応できるように最適化されています。

未知化合物を確実に同定

MassHunter Unknowns Analysis ソフトウェアでは、SureMass シグナル処理アルゴリズムと精密質量検索機能により、従来のデコンボリューション法を超える深い知見と高い確実性が得られます。微量の成分も、高いバックグラウンドシグナルの存在下で正確に抽出し、同定することができます。

四重極 MS システムで採取した整数質量スペクトルと MS ライブラリを使用して、精密質量で得られたスペクトルと推定された分子式を用いてライブラリサーチを行っても、化合物を高い信頼性で同定することが可能です。

ここに示すデータは、NIST ライブラリの照合と精密質量の比較を組み合わせて、表流水中の医薬品化合物の微量検出を行った結果です。

107250 GC/Q-TOF スペクトル

サンプルマトリックス: 表流水

市販ライブラリスペクトル

化合物: メトキサレン
O

O

O

O

ライブラリ一致スコア: 88.7

ここに示したデータは、複雑な燃焼生成物内でのマッチスコアが 95 を超えるジブロモフェニルエーテルの微量検出結果を示します。

11エネルギーと化学

パワフルな分析機能
複雑なサンプルの定性分析は簡単ではありません。信頼性の高い結果を引き出すためには、知識と知見に加え、強力な分析機能が必要です。高分解能精密質量測定、低エネルギー電子イオン化および化学イオン化オ

プション、コンプリヘンシブ GC x GC に対応できる高速スペクトル採取、高感度 MS/MS 測定など、高度な機能を備えた Agilent 7250 GC/Q-TOF は、このアプリケーションに最適なシステムです。

– データレート最大 50 Hz の高速取り込みにより、狭い範囲に密集した分離ピークや、さらに密集度の高い二次元 GC ピークも確実に解析できます。分解能が取り込みスピードに左右されることもありません。

– GC/MS ソフトイオン化オプションを使用したシンプルで明確なスペクトルにより、類似化学種の分子イオンを容易に推定できます。また、高感度の MS/MS 測定データでこれらのイオンを確認できます。

– 高分解能精密質量プロダクトイオンスペクトルをパワフルな Molecular Structure Correlator ソフトウェ
アで解析することにより、化学構造を突き止めることができます。

12ライブラリスペクトル

化合物: 3,5-ジメチルベンゾチオフェン

x10 5+EI スキャン (RT: 23.848～23.871 分、8 スキャン)

70 eV

1.6

162.0491

サンプルマトリックス: ガスオイル

1.4
1.2
1
0.8

147.02650.6
71.0856

0.4
0.2
0

x10 4
4.5

106.0779

55.054755

81.0705

67.0544
60

65

70

75

80

85

91.054790

128.0623

115.0545
111.1170
95

100

105

110

115

カウント vs. 質量電荷比 (m/z)

137.1324
120

125

130

135

140

168.1870

152.1540
145

150

155

160

165

170

175

+EI スキャン (RT: 23.848～23.871 分、5 スキャン)

162.0499

4

10 eV

3.5

サンプルマトリックス: ガスオイル

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

57.0704
55

60

65

70

106.0783

82.078370.0784
75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

カウント vs. 質量電荷比 (m/z)

126.1405

137.1333 145.1017 152.1564

125

135

130

140

145

150

155

169.1950
160

165

170

175

7250 の革新的な低エネルギー電子イオン化により、より明確なスペクトルが得られます。この低エネルギー対応 EI イオン源は、Agilent 5977 HES GC/MSD および 7010
GC/TQ プラットフォームに搭載されている超高感度イオン源をベースとし、化合物に対する感度を維持しながら、高 m/z 側の分子イオンのスペクトル強度を大幅に高めます。
この例では、低エネルギー電子イオン化を使用することで、ガスオイルで検出された 3,5-ジメチルベンゾチオフェンを容易に同定できています。

13

ライフサイエンス研究

さらに価値の高いタスクにフォーカス
人の健康およびその維持に関する分野は日々進歩しています。このような進歩の原動力となる研究には、綿密な実験計画を立て、その計画を忠実に実施することが求められます。Agilent 7250 GC/Q-TOF のフルスペクトル、高分解能データ、およびパワフルなソフトウェ

アを活用することで、研究を大きく前進させることができます。

複雑なデータを明瞭な結果に変える Mass Profiler Professional ソフトウェア

サンプルグループ間の差分解析では、比較研究を行う際に統計的重要性を持つものに焦点をあてます。下図は、結核に感染したマウスと未感染マウスの 9 週目における肺組織中の代謝物を比較したものです。倍率変化解析の結果がボルケーノプロットで表されており、病状の進行状態が一目でわかります。

複雑なデータは強力な Mass Profiler Professional ソフトウェアによって単純な結果で表現することができるようになります。サンプルグループ間の差分解析では、比較研究を行う際に統計的有意差があるものにフォーカスします。上図は、結核に感染したマウス検体と未感染マウス検体の 9 週目における肺組織中の代謝物の違いを示したものです。

倍率変化解析の結果がボルケーノプロットで表されており、病状の進行状態が一目でわかります。

14

「高分解能 Q-TOF MS と Mass Proﬁler ソフトウェアを組み合わせることで、分析対象農薬と共溶出する、さまざまなマトリックス成分を研究することができました」–

Carmen Ferrer 博士
Analytical Department、University of Almeria

メタボロミクスワークフロー : システムバイオロジー研究を促進

複雑なメタボロミクス研究では、未知代謝物を体系的に解明するうえで、フルスペクトルの優れた感度と質量精度、および MS/MS 機能を備えた 7250 が大いに役立ちます。このシステムが備える広いダイナミックレンジにより、細胞内に存在する多様な代謝物を一括して正確に定量することが可能です。

Mass Profiler Professional のオプションモジュールである Pathway Architect では、
質量スペクトルデータへの生物学的意味付けが行えます。シングルオミクスまたはマルチ

オミクスの実験結果を生物学的パスウェイにマッピングし、パスウェイ情報の解析、視覚化、解釈を同時に行うことが可能です。このパスウェイ中心のワークフローは発見や知見からバリデーションまでの流れを加速します。また、次に続く一連の実験を効率的に計画し、実施できるようになります。

15

アジレントのソフトウェア

求める答えを導く豊富なソフトウェア

Agilent MassHunter ソフトウェアの高度なデータマイニングおよび解析ツールがあれば、サンプル中の分析対象物から利用可能な情報を素早く正確に引き出すことができます。効率的な解析機能により、かつてないレベルの生産性を実感

いただけます。

– MassHunter の Find-by-Fragment 機能により、ターゲット成分の定性スクリーニングの結果を一目で確認できます。
– ターゲット成分の定性結果にもとづいて定量メソッドを簡単に作成できます。

– パワフルな多変量解析によりデータセットを解釈可能な形でデータを集約し、関連成分の識別が容易になります。

これらの機能も、サンプル前処理からレポート作成にいたるあらゆるステップをサポートするアジレントの総合的な分析
ワークフローの一部としてご利用いただけます。

プロファイリング

MassHunter Acquisition

ソフトウェア––

親しみやすく、柔軟性の高い操作

Swarm オートチューンによるサンプルに応じた性能の最適化

MassHunter Unknowns
Analysis ソフトウェア–

SureMass シグナル処理にもとづく化合物の高品質の検出と抽出Mass Profiler
Professional ソフトウェア––

ケモメトリックスのための多変量

統計解析

結果を迅速かつ明確にレポートする視覚化ツール

Pathway Architect

ソフトウェア–

主なソースの統計的関連性の高いデータを使用して生物学的パスウェイ
を視覚的に表現

16

ID Browser ソフトウェア–

目的成分をライブラリで検索する統合型の化合物同定機能

スクリーニング

MassHunter Acquisition ソ

フトウェア
–
–

親しみやすく、柔軟性の高い操作

MassHunter Qualitative
Analysis ソフトウェア–

Swarm オートチューンによるサンプルに応じた性能の最適化

Find-by-Fragment とカスタマ

イズ可能なスペクトルライブラリ

MassHunter Quantitative
Analysis ソフトウェア–

によるターゲット成分の定性

–

開発

–

スクリーニングと容易なメソッド

MassHunter 定量分析からワンクリックで化合物をインポート

正確な定量および SureMass

シグナル処理MassHunter
Reporting ソフトウェア–

ラボのニーズに合わせてカスタマイズ可能なレポート

作成ソリューション

直感的な統合ワークフローでターゲット成分と存在が疑われる成分を同時にスクリーニング

PCDL Manager––

1,000 種類以上の農薬および環境

汚染物質が登録された精査済み

HRAM ライブラリ

容易なアノテーションおよび化合物の追加17

解明

MassHunter Acquisition

ソフトウェア––––

親しみやすく、柔軟性の高い操作

MassHunter Qualitative
Analysis ソフトウェア–

Swarm オートチューンによるサンプルに応じた性能の最適化

化合物の高品質の検出および抽出

低エネルギー電子イオン化と化学

MassHunter Molecular
Structure Correlator

ソフトウェア––

イオン化による分子イオンの改善

MS/MS スペクトルによる分子構造の未知化合物の同定と分子構造の解明

検索の幅を広げる豊富なオンライン

リソース

究明

推測

MassHunter Acquisition

ソフトウェア– 親しみやすく、柔軟性の高い操作–

Swarm オートチューンによるサンプルに応じた性能の最適化

MassHunter Unknowns
Analysis ソフトウェア–

SureMass シグナル処理にもとづく化合物の高品質の検出と抽出Mass Profiler
Professional ソフトウェア–

ケモメトリックスのための多変量–結果を迅速かつ明確にレポートする

統計解析

視覚化ツール

ルーチン検査から最先端の研究まで、アジレントは、成果 につながる確 かな答えへと導くパワフルなソフトウェ

アツール群により、お客様のデータ解析ワークフローをサポートしています。

MassHunter Classifier–

クラス予測モデルのトレーニングとバリデーションによる将来的な分類の効率化18

サービス、消耗品、ラボ全体のリソース管理から構成される CrossLab は、ラボの効率の向上、運用の最適化、機器の稼働時間の延長、ユーザースキルの開発などを支援します。テクノロジーリフレッシュ、アプ

リケーションコンサルティング、修理、点検、コンプライアンス検証、トレーニングなど、業界最高レベルのサービスを通して、お客様の機器の性能を最高の状態に保ちます。

Agilent CrossLab は、アジレント機器だけでなく主要な他メーカーの機器をサポートしています。また、

ワークフローの実現、ラボ解析、コンプライアンス、在庫管理、移設サービスを含めた資産管理のためのコンサルティングサポートを提供しています。

Agilent CrossLab の詳細については、ホームページをご覧ください。見えない価値を目に見える成果へと導く CrossLab の具体的な実績をご確認いただけます。

19

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2019
Printed in Japan, June 20, 20195991-8109JAJP