Agilent BioTek Cytation C10
共焦点イメージングリーダー

ベンチサイズのスピニングディスク共焦点イメージングリーダー

FPO

Agilent BioTek Cytation C10
共焦点イメージングリーダー

Agilent BioTek Cytation C10 は、コストパフォーマンスが高いスピニング

ディスク共焦点顕微鏡に、実績のあるマルチモードプレートリーダー機能を搭載し 1 台にまとめた、使いやすく、どんな研究室のニーズも満たす装置です。

コンパクトで手ごろな価格の共焦点をすべての研究室にAgilent BioTek Cytation C10 とCO2/O2 ガスコントローラーおよびデュアル試薬インジェクター

Cytation C10 は長年の Cytation の開発で培ったノウハウとお客様からのフィードバックをもとに、優れた性能を持ちながらもお求めやすい価格の自動共焦点顕微鏡として誕生しました。

2

共焦点：画質と解析の向上

共焦点顕微鏡は、広視野光学系では不可能なサンプルの詳細な観察を可能にします。画質の向上だけでなく、共焦点画像と Agilent

BioTek Gen5 ソフトウェアを使用することで定量化と分析の向上を図ることができます。

高品質な光学部品

Cytation C10 では、 オリンパス製対物レンズ、浜松ホトニクス製 sCMOS オルカカメラ、セムロック製フィルターなどの高品質 な対物レンズやフィルターなどを使用しており、論文投稿に最適な美しい画像を撮影することができます。

共焦点イメージングとマルチモードプレートリーダーを 1 台にスピニングディスク共焦点と広視野イメージングに加え、マルチモードプレートリーダーを組み合わせた Cytation C10 はあらゆるアッセイに対応します。また、Cytation C10 はモジュール式のアップグレード可能 な装置であるため、すぐに必要な機能を購入しニーズの拡大に合わせて後からモジュールを追加することが可能です。

3

自動マルチプレート共焦点 および広視野ライブセル分析

Agilent BioTek BioSpa 8 全自動 インキュベータ－ を Cytation C10 共焦点イメージングリーダーと組み合 わせることにより、さまざまなアプリケーションを複数のプレートで自動化し、ライブセルイメージングと分析をリアルタイムで実行します。

このシステムは、長期的なカイネティクスアッセイの実施時に、最大 8 枚のマイクロプレートの温度と湿度をコントロールします。

ライブセルイメージングのための環境コントロール

ライブセルの経時変化観察 を成功させるには、温度制御や CO2/O2 制御、モニタリングなど一貫した環境コントロールが重要です。

Cytation C10 は、生きた細胞を長時間培養しながら解析を行うための完璧 な環境を提供します。強力なムービーメーカーとカイネティクス解析ソフトウェアにより、タイムラプ

ス実験の画像化と解析が可能です。

蛍光標識に合わせた中心波長・波長幅が柔軟に設定可能

Cytation 10 のプレートリーダー光学系は、波長幅可変 の四重モノクロメータを採用しています。波長幅 は 1 nm刻 みで 9 ～ 50nmの間で任意に設定できます。広い波長幅設定では 感度 の向上と検出限界 の低下 を、狭い波長幅設定では複数のシグナルが存在する場合の特異性を高 め、他のシグナルとのクロストークを低減させ、データ品質の向上が期待できます。

4

共焦点と広視野の組み合わせによる幅広いサンプルのイメージング

Cytation C10 はどのような種類のサンプルを使用しても驚くほど鮮明に撮影できます。広視野イメージン

FPOグを使用して、低倍率で大きなサンプルを高速撮影したり、共焦点に切り替えて小さな細胞内小器官や 3Dサンプルを画像化することも可能です。また、その両方のモードを組 み合わせて、高度に多重化されたマルチパラメータイメージング実験 を行うこともできます。

– 3D cell culture– Fast kinetics– Nucleic acid quantification– Genotoxicity– Live cell imaging– Immunofluorescence– Biochemical assays– Microbiology– Label-free cell counting– Phenotypic assays– Histology– Stem cell differentiation– Calcium flux

– Transfection efficiency– Apoptosis and necrosis– Whole organism imaging– Cell migration and invasion– Normalization– Cell proliferation– Phagocytosis– Cell viability and toxicity– Signal transduction– Confluence– Translocation

さまざまなアプリケーションに対応

柔軟 なプレートリーダー 機能と高度 な顕微
鏡 モードの 両方 を搭載した Cytation C10

は、 お 客様 のさまざまなニーズに 1 台 でお応えできる万能型プレートリーダーです。

Cytation C10 はあらゆるアプリケーションに対応でき、ラボのワークフローを一変させ生産性を向上させます。

Hit-picking：プレートリーダー

検出とイメージングを組み合わせた
時間とファイル容量の節約

画像撮影には、時間と大容量のデータストレージが必要となります。独自のヒットピッキング機能 はプレートリーダー 光学系 を組み 合 わせることによる 利点 のひとつです。

ヒットピッキングの 条件 を設定することで、（1）プレートリーダー機能で素早く GFP ポジティブなウェルを検出します。

（2）GFP ポ ジ テ ィ ブ な ウ ェ ル の み を 撮 影。
時間と PC のメモリ容量を節約できます。

素早くプレートリーダー機能でプレスキャンし、Cytation C10 は条件に合ったサンプルのみを自動的に撮影することで、時間とハードドライブ容量を節約します。

5

アプリケーション

ラベルフリーセルカウント

カルシウムアッセイ

ライブセルのカイネティックイメージング

Cell count

1500

NIH 3T3HeLa
HCT 1161000

500

0024487296120

Time (hours)

ハイコントラスト明視野イメージングを使用することでラベルフリー （無染色）での正確なセルカウントが可能です。

Cytation C10 とデュアル試薬インジェクター （オプション）を組 み合 わせることで、カルシウムアッセイのような 反応 の 速 いアッセイの 撮影 および解析を可能にします。

Cytation 10 は環境コントロール下での、ライブセルのカイネティック撮影および解析が可能です。

3 次元培養にも対応

スライドスキャニング

細胞生存率と毒性試験% Cytoxic

60U-2 OS
Hep G2402004812162024Time (hours)

3 次元培養した Spheroid や Tumoroid の Z-ス
タック撮影、Z-プロジェクション（全焦点画像の作成）、解析を自動化します。環境コントロールと組み合わせることで、継時的な解析も可能です。

H&E 染色 とカラー 明視野 により簡単で迅速 な 撮影と分析が可能です。Cytation C10 をマイクロプ
レートスタッカーである Agilent BioTek BioStack

エンドポイント用 に開発された 細胞生存率や毒性試験だけでなく、リアルタイムでの測定も可能です。

細胞遊走モデル生物の全体撮影

細胞周期解析

Cytation C10 のタイムラプスイメージングと環境コントロールは、カイネティック細胞遊走アッセイのイメージングを可能にします。

現在 のドラッグスクリーニングに 不可欠 なゼブラ
フィッシュや線虫 などのモデル 生物 の 全体撮影や解析を効率的に行います。

細胞増殖に伴う細胞周期の進行は、厳密に制御されたプロセスです。自動ヒストグラム分析により各ステージにおける閾値の定義が容易になります。

6に接続することで、連続自動撮影が可能です。

トランスフェクション効率

幹細胞分化

Cytation C10 は、トランスフェクション効率の評

Cytation C10 は、創薬のための非常に生理学的価を自動化するための直感的な画像解析を提供します。

ROI の自動撮影に関連性の高い細胞を見つけるために、幹細胞の分化のプロセスを促進します。

ELISA

複 雑 な 顕 微 鏡 サンプルの ROI 撮 影 プロ セスを高 速 化 する 機 能 です。この 機 能 を 使 うことで
Cytation C10 は、低倍率レンズでサンプルをスキャンし、自動的に ROI を識別し、高倍率レンズでスキャンします。

Cytation C10 は、比色・蛍光・発光のすべての核酸・タンパク質定量

細胞増殖

核酸およびタンパク質定量アッセイは、Cytation
C10 を使用した分光光度法または 蛍光測定 を使用したマイクロプレートまたは Take3 プレートを使用したマイクロボリュームで実施することができます。

酵 母 や 細 菌 を 含 む 微 生 物 増 殖 ア ッ セ イ は、Cytation C10 を用いた濁度測定など、さまざまな方法で測定することができます。

基質を用いたELISA に対応しています。

遺伝毒性

DNA に対する強 い放射線や化学物質 などの 変異原性物質の影響は、コメットアッセイや yH2AX 免
疫蛍光アッセイにより検出されます。Cytation C10はこれらのアッセイに理想的 なイメージングプラットフォームです。

ルシフェラーゼレポーターアッセイ

ルシフェラーゼをベースとしたレポーターアッセイ
では、発光シグナルを測定することで、調査対象のシグナル伝達経路 に影響を与える因子の活性を定量することができます。

7

周辺機器

BioStack マイクロプレート

スタッカー

BioStack は 最大 50 枚 のマイクロプレートを搭載し、細胞イメージングやマルチモードリーディングを自動化します。セルベースアッセイに用いられるマイクロプレートの蓋の着脱も可能です。BioStack は、顕微鏡スライドの自動ローディングにも使用できます。

CO2/O2 ガスコントローラー

コンパクトなガスコントローラーは、Cytation

C10 の CO2 と O2 レベルの制御を維持し、ライブセルアッセイをサポートします。

デュアル試薬インジェクター

デュアル試薬インジェクターモジュールは、高速分注/測定 を可能 にします。角度 のついた分注ノズルの先端は、分注時のせん断応力から細胞単分子膜を保護し細胞の剥離を防ぎます。

8Cytation C10 共焦点
イメージングリーダー

Cytation C10 は、自動デジタル共焦点・広視野顕微鏡 と従来型 のマルチモードマイクロプレートリーダーを、特許取得済 みの 独自設計で組 み 合 わせFPOています。スピニングディスク共焦点モジュールにより、さまざまなサンプルタイプで優 れた分解能と光学 セクショニング機能を実現しています。

Take3 微量サンプル測定プレート

Cytation C10 で Take3 微量サンプル測定

プレートを使用して、最小 2 µLのサンプルを一度 に 複数測定することができます。核酸とタンパク質の定量を微量で迅速かつ簡単に行うことができます。

ラボウェアアダプター

専用ホルダーは、顕微鏡スライド、ペトリディッシュ、組織培養フラスコ、チャンバースライドなど、さまざまなラボウェアに対応しています。

910

Agilent BioTek Cytation C10装置仕様

全般
マイクロプレート

対応ラボウェア
環境コントロール攪拌モード
自動化

イメージング：6 ～ 1536 ウェルプレート

プレートリーダー：6 ～ 384 ウェルプレート

スライド、ペトリディッシュ、培養フラスコ （T25）、血球計算盤、Take3 微量サンプル測定プレート

温度制御 ～ 45℃（標準搭載）

CO2 および O2コントロール（オプション）
直線、回転、8 の字

BioStack、BioSpa 8、その他サードパーティ自動化システム接続実績あり
Gen5プレートリーダー・イメージャー制御ソフトウェア（標準付属）※オプション

ソフトウェア• Gen5 Image+：Image analysis• Gen5 Image Prime ：Advanced image analysis• Gen5 Secure、Gen5 Secure Image+、Gen5 Secure Image Prime：
21 CFR Part 11 対応• Auto ROI module, Spot Count module
イメージング

撮影モード
イメージングメソッド
カメラ

光源
対物レンズ/同時搭載本数
イメージング用蛍光フィルターキューブ

搭載可能なイメージング用蛍光フィルターキューブ数

オートフォーカスメソッド
マルチモードプレートリーダー

測定モード

共焦点：蛍光視野

広視野：蛍光視野、明視野、ハイコントラスト明視野、カラー明視野、位相差像

シングルカラー、マルチカラー、タイムラプス、モンタージュ、Z スタッキング、Z スタックモンタージュ

浜松ホトニクス sCMOS カメラ

16 bit ソニー CMOS カメラ
共焦点：6 本レーザー
広視野：LED1.25 ～ 60 倍/6 本まで同時搭載（自動切り換え）
共焦点：CFP、CY5、DAPI、GFP、RFP、TRITC

広視野：20 種類以上の蛍光カラ―からフィルター /LED キューブを選択可能
共焦点：最大 4 カラー（ユーザーによる交換可能）

広視野：最大 4 カラー + 明視野（ユーザーによる交換可能）

イメージベースオートフォーカス

レーザーオートフォーカス（オプション）

UV-Vis 吸光度、蛍光、発光

測定メソッドエンドポイント、カイネティック、スペクトルスキャニング、エリアスキャニング

外寸（cm）

46.9 (H) × 68.6 (W) × 50.8 (D)装置電源・寸法
重量53.3 kg
100-240 VAC @50/60 Hz

電源

装置本体：250 W
光源：250 W

浜松ホトニクス sCMOS カメラ：75 W

11ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, December 1, 2021
5994-4075JAJP
RA44221.3228703704