データシート

Agilent BioTek MultiFlo FX マルチモードディスペンサ
製品概要

Agilent BioTek MultiFlo FX マルチモードディスペンサは、分注ワークフロー用の汎用性の高いツールです。MultiFlo FX は、高速の分注と洗浄、非接着または緩く付着したセルベースのアッセイでの穏やかな培地交換、個々のウェルへの分注を自動化します。その独自の Parallel Dispense

デザインにより、最大 4 種類の独立した試薬をクロスコンタミネーションなしに並行して分注できます。

MultiFlo FX には、1 台または 2 台のペリスタ分注ポンプ、2 台のシリンジ分注ポンプ、およびマイクロプレート洗浄モジュールを組み込むことができます。独自のランダムアクセスディスペンス（Random Access Dispensing：RAD）モジュールは、濃度ノーマライズプロトコル用に、96 ウェ
ルプレートまたは 384 ウェルプレートの個別のウェルに別々の量を自動的に分注できます。自動培地交換モジュール （Automated Media Exchange Module：AMX）は、スフェロイドおよび非接着セルベースのアッセイの重要 なステップをすべて 1 つのコンパクトなプラットフォームで慎重に自動化します。

MultiFlo FX は、Agilent BioTek イメージャまたはマルチモードリーダーを備えた Agilent BioTek
BioSpa 8 全自動インキュベータに統合することにより、多くの生化学的およびセルアッセイを自動化し完全な無人ワークフローを実現します。

特長– マルチモード分注により、最大 4 台のディスペンサと 1 台のウォッシャーと同等の性能があります。
– 自動培地交換（AMX）モジュールは、3 次元細胞構造体（スフェロイド、腫瘍様 など）、および浮遊細胞を保護します– ランダムアクセスディスペンス（RAD）により、濃度ノーマライズアプリケーション用に個々のウェルにマッピングされた分注が可能になります– 6 ～ 384 ウェルプレート用 の 洗浄 モジュールは、1 つのプラットフォームで 分注 と洗浄 を組み合わせて自動化します– Parallel Dispense： クロスコンタミネーションのない 最大 4 つの 試薬 のペリスタまたはシリンジ分注– 細胞に優しい角度付き分注チューブ、洗浄チューブ、調整可能な流速、BioTek BioStack 4 による蓋付きプレートの使用。

– ライブおよび固定セルアッセイの自動化に対応した BioSpa 8 全自動インキュベータ– 多数のワークフローを自動化する Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラーに対応

代表的なアプリケーション– 一次/二次スクリーニングアッセイ– 有機溶媒中の化合物の移し替え– ゲノミクスおよびプロテオミクス研究– ELISA– セルベースの洗浄、固定、染色– 液量または濃度のノーマライズ

構成– MFXP1：– MFXP2：

図 1. 洗浄モジュールによる 6 ～ 384 ウェルプレートの洗浄モジュールアーム 1 本、ペリスタ分注ポンプ 1 台を備えた MultiFlo FXモジュールアーム 2 本、ペリスタ分注ポンプ 1 台を備えた MultiFlo FX– MFXP2R： モジュールアーム 2 本、RAD モジュール を備えたMultiFlo FX

オプションモジュール– 洗浄モジュール– AMX モジュール– RAD モジュール

図 2. ランダムアクセスディスペンス（RAD）を使用した、カスタムマップされたウェルへの分注

A– デュアルシリンジポンプモジュール– 二次ペリポンプモジュール

オプションのアクセサリ– BioStack 4 マイクロプレートスタッカー– BioSpa 8 全自動インキュベータ– Liquid Handling Control（LHC）ソフトウェア– 製品適格性評価パッケージB– Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラー

図 3. 自動培地交換（AMX）モジュール （A）は、（B）に示すように、3D 細胞構造においてデリケートな培地交換を可能にします。

2

製品仕様
マイクロプレートの種類

ユーザーインタフェース
ソフトウェア

振とうと静置自動化

全般

分注、洗浄、ランダムアクセスディスペンス（RAD）：
6 ～ 384 ウェル
自動培地交換（AMX）：
96 ～ 384 ウェル

カラータッチスクリーン。内部に複数のプロトコルの新規作成、編集、または実行

LHC2 ソフトウェア
21 CFR Part 11 準拠の LHC2 Secure（オプション）
SiLA 対応ドライバ（オプション）
60 分まで設定可能

BioStack マイクロプレートスタッカーおよびサードパーティの動化に対応
BioSpa 8 全自動インキュベータ対応

分注：ペリスタポンプ（マルチチャネル）
流体供給
分注スピード
分注容量範囲流速

分注性能

ペリスタポンプ 1 ～ 2 台

96 ウェル、5 µL カセット、10 µL/ウェル：3 秒
384 ウェル、1 µL カセット、1 µL/ウェル：6 秒
1536 ウェル、1 µL カセット、1 µL/ウェル：21 秒

500 nL ～ 3,000 µL/ウェルの範囲で 1 µL ごとに選択可能
高流量から低流量へプログラム可能

1 µL カセット：推奨範囲：1 ～ 50 µL
正確性：1 µL で+ 5 %、精度：1 µL で < 5 % CV

5 µL カセット：推奨範囲：5 ～ 2,500 µL
正確性：5 µL で+ 2.0 %、精度：5 µL で < 2.5 % CV

10 µL カセット：推奨範囲：10 ～ 3,000 µL
正確性：10 µL で+ 2.0 %、精度：10 µL で < 2.0 % CV

分注：シリンジポンプ（マルチチャネル）
分注スピード
液量

分注の正確性分注精度

5 µL および 20 µL で± 1 µL、100 µL で± 1 %20 µL で < 2.5 % CV、100 µL で < 1 % CV
洗浄

20 ～ 30,000 µL/ウェル

洗浄スピード96 ウェル, 8 チューブマニホールド、3 サイクル、
300 µL/ウェル：< 130 秒

分注の正確性図 5. Agilent BioTek MultiFlo FX は、Agilent BioTek BioStack マイクロ3 ～ 3,000 µL/ウェルの範囲で 1 µL ごとに選択可能洗浄量の範囲
洗浄サイクル

プレートスタッカーと一体で、最大 50 枚のプレートを自動処理します。

20 µL/ウェル、1 x 16 チューブ、96/384：5 秒/14 秒
3 µL/ウェル、1536 ウェル、2 x 32 チューブ：7 秒

分注精度
残液量
流速

供給/廃液ボトル

1 ～ 10±3%96/384 ウェルプレート、300 µL/ウェル：< 3 % CV
6 ウェルプレート、5560 µL/ウェル：< 5 % CV
96 ウェルプレート、300 µL/ウェル：< 2 µL/ウェル
140 ～ 422 µL/ウェル/秒

それぞれ ２ L ボトル。廃液ボトルに水位検知センサー（オプション）

（続く）

3

培地交換：自動培地交換（AMX）モジュール
マニホールドの種類
カセット性能

吸引の均一性

その他のラボウェア

マニホールドの種類

液量8 チャネルオートクレーブ可能マニホールド 2 個
5 µL チューブ付きオートクレーブ可能カセット
精度：≦ 5 % CV、正確性：≦ 5 %≦5%

ランダムアクセスディスペンス （RAD）

高さ 50 mm までの 96 ウェルクラスタチューブ（ミニチューブ）（カスタムキャリアが必要）

1、5、または 10 µL のチューブを備えた RAD シングル、プラスチックまたはスチールチップ、角度 7o

RAD 8 対 1 プラスチックチップ、5 µL チューブ、角度付きバルク
分注ノズル付き

500 nL ～ 30,000 µL

最小プライム容量

1 µL カセット 18 インチ：90 µL、1 µL カセット 30 インチ：
150 µL、
5 µL カセット 18 インチ：320 µL、1 µL カセット 30 インチ：
530 µL、
10 µL カセット 18 インチ：555 µL、10 µL カセット 30 インチ：
920 µL

分注スピード（高流量）

1 µL カセット 1 µL/ウェル：19 秒（96 ウェル）、55 秒（384 ウェル）
5 µL カセット 5 µL/ウェル：19 秒（96 ウェル）、58 秒（384 ウェル）
10 µL カセット 10 µL/ウェル：21 秒（96 ウェル）、66 秒（384 ウェル）
製品規格

電源

100 ～ 240 V AC.50/60 Hz、最大消費電力 90 W

寸法

基本機器：11.75 インチ（D）× 17.19 インチ（W）× 8 インチ（H）（29.21 × 43.51 × 20.32 cm）

重量インタフェース

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

RA44403.1640740741
アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, October 1, 2021
5994-2737JAJP

基本機器：19.5 lbs（8.8 kg）

USB ポート 2 個：プロトコルの保存/転送およびオプションの外部マウスまたはキーボード用