PC0-1015

Model

ポータブルガスモニター

国内メーカー初搭載！

搭載

専用アプリをインストールしたスマホから、ガス警報などの緊急情報をメール送信できます。

高性能な新型Ｒセンサ搭載

従来センサの性能を飛躍的に向上させた新型Ｒセンサを搭載。
センサ保証期間は3年（NH3センサは1年）。安心してお使いいただけます。
※年1回以上の点検が条件となります。

５成分検知対応

可燃性ガス、酸素、硫化水素、一酸化炭素に加え二酸化炭素またはその他毒性ガスのセンサを搭載可能です。

本質安全防爆構造（防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得）
防塵防水構造（保護等級IP66/68相当）
7m落下試験をクリア！

プロモーションビデオの再生はこちら
Webサイトにて公開中！

とにかく多機能＆高性能！ GX-3R Pro の特長

1
2
3
4
567

国内初Bluetooth対応

Bluetoothを使用してスマホと連携が可能。専用アプリを使用して緊急事態をすばやく知らせることができます。

HC

5成分検知可能（4成分＋もう1成分!）

orO2

COH2S

CO2SO2NO2HCN

CH4

可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素に加えて二酸化炭素やその他毒性ガスをラインナップ。
用途に合わせて選択可能。

充電池、乾電池併用可能

PH3

NH3

環境に優しいリチウムイオン電池と、いつでもすぐに使えるアルカリ乾電池の両方に対応。

OK!

11種類の言語表示に対応

日本語を初め11種類の言語に対応、海外の作業員もスムーズに操作可能。
（日本語／英語／フランス語／スペイン語／ポルトガル語／ドイツ語／イタリア語／ロシア語／韓国語／中国語＜簡体字/繁体字＞）

充電池ユニット

見やすいフルドットディスプレイ

乾電池ユニット

オフ

視認性に優れたフルドットディスプレイを採用しました。
漢字表示やLCD画面の白黒反転表示も可能。

長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載

GX-3Rは新規開発のセンサシリーズRセンサを搭載しています。Rセンサは従来センサの性能を飛躍的に向上させた高性能なセンサです。
（NH3センサのみ1年保証）。※年1回以上の点検が条件となります。
また、センサは3年保証※のため、安心してお使いいただけます

性能規格や船舶規格など各種認証を取得（MEDや欧州性能規格など第三者機関によるテストをクリアしており、高い信頼性を提供します）
・船舶関連：MED認証（欧州舶用機器指令）、JG（国土交通省型式認証）
・欧州性能規格：EN60079-29-1（可燃）、EN50104（酸素）、EN45544-1、EN45544-2、EN45544-3（毒性ガス）
・JIS適合：JIS T8201（酸素）、JIS T8205（硫化水素）

可燃性ガス

O2

CO&H2S

COCO2

CO/H2S/SO2/HCN/NO2/PH3/NH3

耐被毒＆耐衝撃性に優れたタフ構造！

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

2in1のデュアル構造
で本体の小型化を実現！

2センサ構造でH2干渉を低減！

超小型・軽量の赤外線式センサ

基本特性向上！
毒性ガスセンサ

より安全に！より使いやすく！ 便利な機能が増えました
可燃性ガス読み替え機能

警報点の設定変更が可能

面倒な換算は不要。27種類の可燃性ガス濃度を直読可能です。
＊電源ON/OFF後も設定は保持されます。

ランチブレーク機能コンファメーションビープ機能

GX-3Rの本体操作により設定変更が可能。
お客様の基準に則した管理・運用をサポートします。

検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。

校正お知らせ機能

TWA値とピーク値を保持し、電源ON/OFFに関わらず積算測定を行うことができる機能です。

電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検忘れを防止し、より安全にお使いいただけます。

可燃性ガス読み替えリスト
検知対象ガスに可燃性ガスを含む仕様の場合、27種類の可燃性ガスを直読できます。
ガス種一覧

2

CH4仕様からの読替

HC仕様からの読替

ガス種一覧

CH4仕様からの読替

HC仕様からの読替

アセトン

○

○

n-ノナン

○

○

-プロパン

○

酢酸エチル

○

○

○

○

ブタジエン

○

○

イソプロピルアルコール

○

○

メタノール

○

○

シクロペンタン○○

メチルエチルケトン

○

○

アセチレン

○

○

ベンゼン

○

○

メタクリル酸メチル

○

○

エチレン

○

○n-ヘキサン○○ジメチルエーテル○○○

CH4仕様からの読替

メタン-イソブタン○

水素

HC仕様からの読替

ガス種一覧

エタン

○

トルエン

○

○

メチルイソブチルケトン

○

エタノール

○

○n-ヘプタン○○

テトラヒドロフラン

○

○

プロピレン

○

○

キシレン

○

○n-ペンタン○○モーションセンサを搭載
マンダウン警報

画面表示の上下反転

作業員が一定時間動作しない時に発報される警報。
緊急事態を周囲にお知らせすることができます。

検知器の向きによりディスプレイ表示の上下が自動的に切り替わります。
数字の読み間違いの防止に繋がります。

パ ニック 警 報
なんらかの異常が発生したときに、作業員がそれを周囲に伝えるため手動で鳴らすことができる警報。

充実のオプションラインナップ
1

耐熱ケース

23

革ケース

1

アリゲーター
クリップ

7

アーム/
アンクルベルト

充電クレードル58

部品番号4777 4258 70

汚れなどからの筐体保護用。

3アリゲータークリップ

360°回転するためさまざまな向きで装着可能。

部品番号4777 9203 10

4

アーム/
アンクルベルト

腕または足首に装着することができます。

部品番号4777 9293 30

5

保護フィルムLCD保護用。
（5枚セット）

部品番号4777 9296 50

6

手動吸引ユニット

ポンプよりも素早く吸引が可能。

採集棒※写真は採集棒付きの仕様

7

充電
クレードル

充電時に製品を置く台。連結が可能で複数台整列させられます。

98

充電用
5股ケーブルACアダプター1個で本体5台をまとめて充電できます。

手動吸引ユニット

データロガ
マネジメントプログラム

9104777 4577 90

革ケース（ 採集棒付き/浮子付8ｍチューブ付き/錘付30ｍチューブ付き）

充電用5股ケーブル

部品番号

26

保護フィルム

高温熱源からの一時的な筐体保護用。
安全ピンにて固定。
※装着した場合、防爆の要求事項を満たさなくなります。

※写真はGX-3Rでの装着イメージ

4耐熱ケース

データロガ
マネジメントプログラム

BC-3R 00

※ACアダプターは付属されません。

測定データの閲覧、管理ソフト。

部品番号

着脱が簡単！

外付けの電動ポンプ。吸引式サンプリングに対応できます。

部品番号（ケ―ブル長 22.5cm）

部品番号 4777 9329 70（ケ―ブル長 60cm）

部品番号 4777 9319 80（ケ―ブル長 120cm）

部品番号 4777 9333 20

11

ポンプユニットで吸引式に対応（採集棒付き）
部品番号 4777 9297 20（浮子付8ｍチューブ付き）

部品番号 4777 9299 70（錘付30mチューブ付き）

部品番号 4777 9300 30

9811 0860 70

ドッキングステーションで日常点検を効率化
使用前の簡易点検（バンプテスト）やガス調整を自動で行えます。

仕様

RP-3R
（Pro/S）

浮子式ガス採集器（オプション）

浮子式ガス採集器（オプション）

型式

RP-3R（Pro/S）

吸引流量

Highモード：0.4L/min以上
Lowモード：0.25L/min以上

連続使用時間Highモード：約10時間
Lowモード：約16時間

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変なきこと）
95％RH以下（結露なきこと）

防爆等級

Ex ia ⅡC T4 Ga

構造

防塵防滴構造（保護等級IP67相当）

外形寸法/
質量約94（W） 95（H） 29（D）mm（突起部を除く）/ 約130g

電源

単3形アルカリ乾電池 1本

オプション
（別売品）

浮子式ガス採集器（8m）仕様
型式

SDM-3R

AC100〜240V 10％電源（ACアダプター）
50/60Hz
吸引流量

約0.25L/min

使用温湿度範囲

0〜40℃、95％RH以下（結露なきこと）

外形寸法/質量約130（W） 約110（H）
約250（D）mm/約800g

オプション
（別売品）

連結用金具、壁掛け用金具
排気チューブ※GX-2009やGX-3Rとの接続は不可。

3

GX-3R ProはBluetooth対応※※低消費電力のBluetooth(BLE)を採用（Bluetooth Low Energy）

GX-3R ProはBluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。専用アプリ『 RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有できます。
また、本体の設定変更も可能です。
アプリ『RK Link』
は、Google Play / App Storeから無料でダウンロードすることができます。

GX-3R Pro

RK Link でできること
警報情報のＥメール送信

1

緊急事態の共有

ペアリングしたスマホからアプリを介して緊急事態を知らせます。

警報時に登録したアドレスへ緊急事態を素早く送信

ガス警報
マンダウン警報
リマインドアラート

2

故障警報
パニック警報設定変更

設定変更 など【警報設定】
警報点や校正期限、表示言語などを簡単に変更することができます。

【言語設定】

警報点や校正ガス濃度、表示言語などの変更が可能
Ｅメール送信する警報の種類も細かく設定できます
例えば・・・ 第1警報はＥメール送信せず、第2警報からEメールを送信する など※Bluetoothは電波法認証を取得した国でのみの使用となります。電波状況により、利用できない場合があります。

4【校正/BUMP設定】

Model現場!

!

!

ワンクリックで位置情報を表示

事務所
ガス警報発報！

3

ガス濃度・電池残量表示4!

所有者情報登録
会社名や個人名などの登録が可能
緊急事態のＥメールに表示されます

測定中のガス濃度をリアルタイム表示
電池残量を3段階のレベル表示
電池残量表示

メール本文（イメージ）

BluetoothおよびはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApp Inc.の商標です。App Storeは、App Inc.のサービスマークです。

5

Bluetoothを使えばこんなこともGX-3R Proの検知情報を各種無線デバイスと組み合わせてお客様のサーバー上で管理、現場の状況を離れた場所にいる管理者とリアルタイムで共有することができます。※

クラウドサーバー※システム構築は、貴社にてご対応ください。

ガス濃度検知器情報作業者

ゲートウェイ

現場監督

安全管理者

無線デバイス

バイタルウォッチ

熱中症指数

様々な無線デバイスとの組み合わせ

人の状態や環境、位置を把握することで、安全管理の強化につながります。
GX-3R Pro通信仕様

現場の状況を遠隔地で確認

災害の兆候把握
的確な注意喚起

緊急事態をアラート通知

緊急時の迅速な対応

通信方式：
Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

御社の安全管理に合わせた運用でプロファイル：GAP（Peripheral）/ GATT

可能性は無限大！

出力・最大通信距離：Class2 / 約 10m（周辺環境により異なる）
動作内容：
ガス濃度・ステータス情報の取得、各種設定の閲覧・変更※システム構築は、貴社にてご対応ください。

よくある問い合わせペアリング
ペアリングの待機時間は？

5分です。
それ以降はBluetoothを再度ON設定にすることで、待機状態となります。

ペアリングしたらどうなる？

が点滅⇒点灯に変わります。

ペアリングが途切れたらどうなる？

が点滅し、待機状態になります。警報音などはなりません。

ペアリングレスはできますか？

できません。

通信
通信方式（データアクセス手法）
は？

ReadとWriteです。

GATTのプロファイルは？

オリジナルです。

通信間隔はどのぐらい？

1秒以上です。

本体
BLEを使用した場合の連続使用時間は？
GPSは搭載していますか？

通常モード：25時間

ロングバッテリーモード：40時間※BLEを使用しても、連続使用時間は変わりません。

搭載していません。
位置情報はスマートフォンやビーコンから取得してください。

その他

6

通信仕様の開示はできますか？

機密保持契約の締結後、開示できます。

システムとの連携に本体の通信仕様の変更は必要ですか？

必要ありません。
システム側で対応をお願いします。

システムとの連携における費用は？

不要です。
ただし、本体の仕様変更を伴う場合は、内容に応じてご請求となります。
（数百万円〜）

仕様
型式

GX-3R Pro

サンプリング方式

拡散式（ポンプユニット装着により吸引式にも対応）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動

故障警報

システム異常、
センサ異常、電池電圧低下、校正不良

復帰動作：自己保持故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

パニック警報予備警報、本警報（5秒間の予備警報後）の2段階

復帰動作：自己保持

マンダウン警報

予備警報1（60秒）、予備警報2（75秒）、本警報（90秒）の3段階

表示

LCDデジタル（フルドット）、バックライト付

各種表示

動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示

復帰動作：自己保持
復帰動作：自己保持ブザー音圧

約95dB（30㎝）

言語

日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語（簡体字/繁体字）

BluetoothBluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

データロガ機能

最大記録件数：3600件 インターバル：5分（設定変更可）

電源

リチウムイオン充電池ユニット（充電時間：約3時間）
または 乾電池ユニット（単4形アルカリ乾電池 2本）

連続使用時間※1

ロングバッテリーモードON時：約40時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）
ロングバッテリーモードOFF時：約25時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲※2-40〜+60℃（急変なきこと）、0〜95%RH（結露なきこと）

各種認証

防爆構造電気機械器具型式検定（国内防爆）、ATEX、IECEx、INMETRO、China Ex、JG、MED、JIS T 8201
JIS T 8205、EN50104、EN45544-1、EN45544-2、EN45544-3、EN60079-29-1

防爆構造※3

国内防爆：本質安全防爆構造（Ex ia ⅡC T4 Ga）

※3

保護等級

IP66/68（2m,1h）相当

外形寸法/質量充電池使用時：約73（W） 65（H） 26（D）mm（突起部は除く）/約120g
乾電池使用時：約73（W） 65（H） 34（D）mm（突起部は除く）/約140g※1 搭載するセンサの種類によって異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。温度： -20〜+50℃（急変なきこと）／湿度：10〜90%RH（結露なきこと）。
※3 仕様により適合する規格・認証が異なります。購入時にご指定ください。

検知対象ガス
可燃性ガス

検知対象ガス（HCまたはCH4）

酸素

検知原理

ニューセラミック式

表示範囲

0〜100%LEL

0〜40.0vol%

検知範囲

0〜100%LEL

1デジット

一酸化炭素

硫化水素

二酸化硫黄（SO2）0〜2000ppm

0〜200.0ppm

0〜100.00ppm

0〜25.0vol％0〜500ppm

0〜30.0ppm

0〜20.00ppm

1%LEL

0.1%

1ppm

0.1ppm

0.05ppm

ガス警報設定値（任意設定可）第一警報： 10%LEL
第二警報： 50%LEL
第三警報： 50%LEL
OVER警報：100%LEL

L警報: 18.0vol%
LL警報 : 18.0vol%
H警報: 25.0vol%
OVER警報 : 40.0vol%

第一警報 : 25ppm
第二警報 : 50ppm
第三警報 : 50ppm
TWA警報 : 25ppm
STEL警報 : 200ppm
OVER警報 : 2000ppm

第一警報 : 1.0ppm
第二警報 : 10.0ppm
第三警報 : 10.0ppm
TWA警報 : 1.0ppm
STEL警報 : 5.0ppm
OVER警報 : 200.0ppm

第一警報： 2.00ppm
第二警報： 5.00ppm
第三警報： 5.00ppm
TWA警報： 2.00ppm
STEL警報： 5.00ppm
OVER警報：100.00ppm

検知対象ガス

二酸化窒素（NO2）

定電位電解式

シアン化水素（HCN）

ホスフィン
（PH3）

アンモニア（NH3）

二酸化炭素（CO2）
赤外線式

定電位電解式

検知原理
表示範囲

0〜20.00ppm

0〜30.0ppm

0〜20.00ppm

0〜400.0ppm

0〜10.00vol％0〜10000ppm

検知範囲

0〜20.00ppm

0〜30.0ppm※

0〜20.00ppm

0〜300.0ppm

0〜5.00vol%0〜10000ppm

1デジット

0.05ppm

0.1ppm0.01ppm

0.5ppm0.01vol%20ppm

ガス警報設定値（任意設定可）第一警報 : 3.00ppm
第二警報 : 6.00ppm
第三警報 : 6.00ppm
TWA警報 : 3.00ppm
STEL警報 : 5.00ppm
OVER警報 : 20.00ppm

第一警報 : 4.7ppm
第二警報 : 9.4ppm
第三警報 : 9.4ppm
TWA警報 : 0.9ppm
STEL警報 : 4.5ppm
OVER警報 : 30.0ppm

第一警報 : 0.30ppm
第二警報 : 0.60ppm
第三警報 : 0.60ppm
TWA警報 : 0.30ppm
STEL警報 : 1.00ppm
OVER警報 : 20.00ppm

第一警報 : 25.0ppm
第二警報 : 35.0ppm
第三警報 : 35.0ppm
TWA警報 : 25.0ppm
STEL警報 : 35.0ppm
OVER警報 : 400.0ppm

第一警報 ： 0.50vol%
第二警報 ： 3.00vol%
第三警報 ： 3.00vol%
TWA警報： 0.50vol%
STEL警報： 3.00vol%
OVER警報：10.00vol%

第一警報 ： 5000ppm
第二警報 ： 5000ppm
第三警報 ： 5000ppm
TWA警報： 5000ppm
OVER警報：10000ppm※ シアン化水素は0.0〜0.2ppmを0.0ppmと表示します。

付属品● プロテクトカバー● その他付属品

ACアダプター（2594 0898 30）※充電池仕様の場合

ベルトクリップ（4777 9202 40）

プロテクトカバー（4777 4175 00）

ハンドストラップ（0888 0605 90）装着イメージ
接続イメージ単4形アルカリ乾電池2本（2757 0001 90）※乾電池仕様の場合

7今すぐお見積り！《コピーしてお使いください。》
可燃性ガスセンサを１つお選びください。
コードH
M0

コード記入欄①

選択内容
可燃性ガス（HC）
センサ
センサ
可燃性ガス（CH4）
搭載なし

型式
NCR-6309
NCR-6309－

表示範囲
0～100%LEL
0～100%LEL－

型式
ESR-X13P－

表示範囲
0～40.0vol%－型式

酸素センサの有無をお選びください。
コード10

コード記入欄②

選択内容
酸素（O2）
センサ
搭載なし

搭載センサ
（検知ガス種）を１つお選びください。
コード

コード記入欄
③④

選択内容

E1

一酸化炭素/硫化水素（CO/H2S）
センサ

ESR-A1DP

E2
E3
E4
E5
E700

一酸化炭素（CO）
センサ ＊H2干渉低減
二酸化硫黄（SO2）センサ
硫化水素（H2S）
センサ
一酸化炭素（CO）
センサ
シアン化水素（HCN）
センサ
搭載なし

ESR-A1CPESR-A13D
ESR-A13i
ESR-A13P
ESR-A13D－

表示範囲
0～2000ppm
0～200.0ppm
0～2000ppm
0～100.00ppm
0～200.0ppm
0～2000ppm
0～30.0ppm－型式
ESR-A13D
ESR-A13i
ESR-A13D
ESR-A13D
ESR-A13D2
ESR-B134
IRR-0409
IRR-0433－

表示範囲
0～100.00ppm
0～200.0ppm
0～20.00ppm
0～30.0ppm
0～20.00ppm
0～400.0ppm
0～10.00vol%0～10000ppm－

搭載センサ（検知ガス種）を１つお選びください。
コード
E3
E4
E6
E7
E8
E9
D1
D200

コード記入欄⑤⑥

選択内容
二酸化硫黄（SO2）センサ
硫化水素（H2S）
センサ
二酸化窒素（NO2）センサ
シアン化水素（HCN）
センサ
ホスフィン（PH3）センサ
アンモニア（NH3）
二酸化炭素（CO2）＜vol%＞センサ
二酸化炭素（CO2）＜ppm＞センサ
搭載なし

ご注意ください同一センサを２つ選択することはできません。

バッテリータイプをお選びください。
コードLD

コード記入欄⑦※

選択内容
リチウムイオン充電池
アルカリ乾電池

Bluetoothの有無。

型式
BUL-3R
BUD-3R

コード記入欄
⑧コード
10

選択内容
Bluetooth通信
Bluetooth通信

型式ーー対応非対応※国内仕様はBluetooth標準対応です。

選択したコードを右記コード欄にご記入ください。

B

1①②③④⑤⑥⑦⑧

ご希望台数台※仕様が複数種類にわたる場合は仕様ごとに本シートを作成ください。

オプションをお選びください。
名称

個数

名称

耐熱ケース

手動吸引ユニット（浮子付8ｍチューブ付き）

個数

名称

革ケース

手動吸引ユニット（錘付30mチューブ付き）

ポンプユニット RP-3R（Pro/S）

アリゲータークリップ

充電クレードル

ドッキングステーション SDM-3R

アーム/アンクルベルト

充電用5股ケーブル（ケーブル長 22.5cm）

保護フィルム

充電用5股ケーブル（ケーブル長 60cm）

手動吸引ユニット（採集棒付き）

充電用5股ケーブル（ケーブル長 120cm）

本社

個数

データロガマネジメントプログラム0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜松 ☎（053）
437−9 4 2 1 ㈹名 古
四 日金大神水広福熊大屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1015-230550 S