卫生型电池式数字压力表HSSCseries 直接连接传感器

PAT.（传感器部件）● 50kPa～3000kPa● 50kPa～3MPa（—5～150℃）
可连续使用

各种酒类、乳品饮料、调味料、纯水、药液等 （随传感器材质而不同）可在正压、连成压、负压下测量（※1）
请从以下【量程一览表】中指定
无
从1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 32 、 64 、 128次中任意选择测量介质测量种类测量范围输出种类移动平均支持
15A金属
箍接头

15A金属箍接头※图片为ISO金属箍接头2S型●规格 1（传感器部）
ISO金属箍接头、VARIVENT、ISO盖型螺母、其他特殊订货产品
额定容量为50kPa～3MPa（15A金属箍接头：1MPa）
SUS316L、Hastelloy哈氏合金C-276同级材料、SUS329J4L

受压接液部的形状与尺寸
额定容量
受压接液部材质

接液部表面处理
允许过载
耐破坏压力根据受压接液部材质
400％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为150％R.C.）
1000％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为300％R.C.）

环境温湿度范围

温度0～50℃（不可结冰）、湿度0～90%R.H.（不可结露）
最大／最小显示、峰值保持、自动归零、自动断电功能（※2）
外壳、散热片：SUS304
IP65防护等级
约670g（包含传感器部／ISO金属箍接头2S的情况）
使用说明书1份、试验报告单1份
显示器用电池●规格 2（放大器部分+传感器部分）
非线性：±0.5％R.C. 滞后：±0.5％R.C.
15A金属箍接头 常温精度：±1％R.C.±1digit.
（包含非线性、滞后）−5～150℃−5～150℃±0.5％R.C.／10℃（额定300·500·1000kPa·3MPa）±0.7％R.C.／10℃（额定50·100·200kPa）
15A金属箍接头：±0.7％R.C.／10℃

精度温度补偿范围（接液部）
允许温度范围（接液部）
零点的温度影响
输出的温度影响

●型号选择

①基本型式型号指定

HSSC核②显示③传感器连接（※2）

对—型

○○○

④显示角度

D—AS材质
防护结构
质量
配件

④显示角度

—

④⑤显示与校准量程

⑤—

⑥⑦⑧⑨—

规

传感器下置直接连接显示角度

正面朝上（3）显示角度

正面朝右（6）显示角度

正面朝下（9）显示角度

正面朝左请填写显示与校准量程的数值与单位
请从以下【量程一览表】中指定

00550kPa

010100kPa

020200kPa（※1）

021200kPa（校准连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）

030300kPa（※1）

031300kPa（校准连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）

050

500kPa1001000kPa
3MPa【显示与校准量程 ：请从 3.00Mpa中指定】（按订单生产）（耐压规格150%R.C. ISO盖型螺母、仅螺丝固定座）
仅正压15A金属箍接头 ⑥额定容量内只能选择100 ⑧受压接液部材质只能选择J4L

F1ISO 金属箍接头

1.5Ｓ

V80A

VARIVENT

DN80（按订单生产）

F2ISO 金属箍接头

2Ｓ

V100A

VARIVENT

DN100（按订单生产）

F3ISO 金属箍接头

2.5S（按订单生产）

R1ISO 盖型螺母

1.5S（按订单生产） 带六角螺母（HEX61）

F4ISO 金属箍接头3S（按订单生产）R2ISO 盖型螺母

2S（按订单生产） 带六角螺母（HEX76）

F6ISO 金属箍接头

4S（按订单生产）M0螺纹安装型单体

VARIVENT

DN50（按订单生产）

M1JIS20K50A带法兰附带专用O型圈1支V65A

VARIVENT

DN65（按订单生产）

M2JIS20K80A带法兰附带专用O型圈1支无填写SUS316L 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm） ⑥支持全部额定容量 ⑦受压接液部 支持F0以外的全部形状与尺寸
Hastelloy哈氏合金C-276同级材料 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）⑥可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑦可以从受压接液部 形状与尺寸内 F1 · F2 · F3 · M0中选择 按订单生产
不支持负压与连成压SUS329J4L 抛光（#400）⑥可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑦可以从受压接液部 形状与尺寸内 F0 · F1 · F2 · F3 · M0中选择

P

400％R.C.（不能选择3Mpa、15A的金属箍接头）无填写

150％R.C.（仅3MPa、15A金属箍接头）PG8A5号碱性电池（LR6）2节（※5）（※6）●测量范围一览表

●外形尺寸 [单位：mm]

定格容量正压MPa

附带专用O型圈1支V50A

J4L（※4）kPa格无HS1kPa
50100
200ー
300ー
500
1000ー

PG8A

4位液晶（LCD）显示、字符高：约12.7mm、从显示周期125ms／250ms／500ms／1s／2s／5s／10s 中选择（出厂时设定1sec）⑧受压接液部材质单位—D⑦受压接液部
形状与尺寸

额定
型号
50005
100010020（※7）
200021（※8）
030（※7）300031（※8）
050（※9） 500100（※9） 1000300
3⑩电源AS300○⑨耐压规格号F0（※3）⑩电源

⑧受压接液部材质

高温型：接液部温度范围 −5～150℃

⑥额定容量

⑨耐压规格

⑦受压接液部

HSSC

正压/负压/连成压

⑤显示与校准量程

⑥额定容量

50.0
100.0ーーーーーーーーー
0.20ー
0.30
ー
0.50
1.00
3.00

MPa
0.050
0.1000.200ー
0.300ー
0.500
1.000ー显示范围的指定连成压
kPaMPaーーーー
ー100～200
ー.100～.200
ー100～300

ー.100～.300

ー100～500
ー100～1000
ーー.100～.500
ー.100～1.000ーーー−100ーー100ーーーーーー−.100ーー.100ーーーー（※1）连成时的校准仅在正压侧进行校准，负压侧只记录测量数据。此时的判定基准在±1％R.C.以内。另外，重视负压侧的情况下，根据指示校
准负压侧，正压侧只记录测量数据（±1％R.C.以内）。关于校准的事宜，请在订购时指定上述型号选择⑤“020、030＝重视正压侧”或“021、031＝重视负压侧”。（※2）选择自动断电功能时，可以选择设定显示亮灯的时间“1分钟或 5分钟”（初始设定为5分钟）（※3）请确认日语版综合商品目录第60页中的规格。（※4）15A金属箍接头时：电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）（※5）附带电池：附带2节五号电池。
（※6）因为是用于显示器的电池，因此，电池寿命有时会比较短。请事先了解。请按照使用说明书中的说明将附带电池安装到主机显示部分之后再使用。外壳内部装有用于连通空气的硅胶管，因此，在更换电池操作时请充分注意。（※7）连成压时：重视正压非线性±0.5％R.C.（负压侧±1％R.C.）、滞后±0.5％R.C.（负压侧±1％R.C.）（※8）连成压时：重视负压非线性±0.5％R.C.（正压侧±1％R.C.）、滞后±0.5％R.C.（正压侧±1％R.C.）（※9）连成压时：仅进行正压侧的精度补偿、负压侧为参考28

（41）

φ83

空气连通孔（带有防水过滤器）

CONF PEAK TARE

MPakPa显示器

ONMENUOFF

φ80

环形盖 13（28） 机体

负压kPa

17.5SEL.

（11）型号选择
①基本型式③传感器连接②显示

功能设定开关

●显示角度●正面朝上CONF

PEAK●正面朝右TARECONF

PEAK

OFF

MENU

SEL.

●正面朝左CONF

TARE

MPa

ON

●正面朝下PEAK

TARE

MPa

MPa

ON

OFF

MENU

ON

SEL.

CONF

PEAK

TARE

MPa

ON

OFF

MENU

SEL.

OFF

MENU

SEL.

卫生型压力表HSSC直接连接传感器●采用电池驱动，因此实现了无需配线的数字显示功能●兼顾耐环境性能的不锈钢结构 ●标配 最大／最小显示、自动归零、峰值保持功能●高强度隔膜，结构安全、放心 ●不使用封入液的安全放心的结构