Agilent BioTek Synergy H1

マイクロプレートリーダー
柔軟性とパフォーマンスの両立

Agilent BioTek Synergy H1

マイクロプレートリーダー

Agilent BioTek Synergy H1 は、柔軟性に富んだモノクロメーターベースの光学系、高感度なフィルターベースの光学系のどちらか、もしくはその両方を搭載しています。特許取得済みの Hybrid Technology は、本体ご購入後でもアップデート可能なプラットフォームで、研究室のニーズに合わせたアプリケーションの多様性と優れたパフォーマンスをご提供します。

Ready for any assay

Synergy H1 のアップグレード可能なモジュールデザインは、導入時に必要な仕様で導入し、必要に応じて検出モード、ガスコントローラー、デュアル試薬インジェクターなどを後から追加できます。

Agilent BioTek Synergy H1 とCO2/O2 ガスコントローラーおよびデュアル試薬インジェクター

2

吸光Absorbance

蛍光Fluorescenceintensity

グロー
Glow発光luminescence

フラッシュ
Flash発光luminescenceフィルター発光
Filteredluminescence

Fluorescence
蛍光偏光
polarization

時間分解蛍光Time-resolved
fluorescence

TR-FRET
TR-FRET「BioTek の Synergy H1 は使いやすい機器であり、アッセイとデータ解析で高い柔軟性を実現できます。カスタマーサポートチームと販売店は、いつもラボのニーズに即座に応えてくれます。
」– Kate Mueller 氏、University of MN

ハイブリッドプレートリーダー：
柔軟性とパフォーマンス

Synergy H1 は、特許取得済 みであるモノ

クロメーターとフィルターの組み合 わせにより、ラボのさまざまなマイクロプレートアッセイに必要な柔軟性とパフォーマンスの両方を提供する高度なプレートリーダーです。

モノクロメーター：波長幅可変、吸光度測

定、蛍光測定、発光測定

フィルター：高感度蛍光測定、蛍光偏光、時間分解蛍光、Alpha、フィルター発光測定

感度と特異性を向上させる
波長幅可変機能

Synergy H1 は 波長幅可変 の 4 重 バリア

ブルモノクロメーター を 搭 載 しています。

Excitation と Emission の波長幅を 9 nm～ 50 nm の間で 1 nm 刻みで自由に設定可能です。広い波長幅設定（1）では、感度が向上し検出限界が低くなります。狭い波長幅設定（2）では、他の蛍光物質や励起光の漏れ込みを最小限に抑え、アッセイパフォーマンスの向上を図ります。

3

「この機器は、さまざまなアッセイで非常に有効です。サンプルを高い感度と再現性で測定できます。
また非常に使いやすく価格も手頃で、購入後も適切に対応してくれました。
」– Lufen Chang 氏
City of Hope National Medical Center,
Beckman Research Institute, Department ofCancer Genetics and Epigenetics

検出器の高さ自動調整機能：
すべてのプレートでベストパフォーマンスを実現（1）高さ自動調整機能 なし：液量 の 少 ない

アッセイで測定値 に影響 を及 ぼします。
（2）

高さ自動調整機能あり：あらゆるプレートタ

イプ、液量においてベストパフォーマンスを提供するために、フォーカス位置を自動調整します。

Signal3Gain

ain 2GGain

広いダイナミックレンジ

Synergy H1 は 拡張されたダイナミックレンジを有しており、これにより 7 桁の測定範囲にわたる検出が可能です。他のシステムではプリセットゲインを用いて Synergy H1 のダイナミックレンジのごく一部 のみを検出でき

1ますが、これは検出可能な下限において感度Extended dynamic rangeの低下や、上限付近にてシグナルが飽和する可能性があります。

Concentration

セルベースアッセイのための環境コントロール

70 ℃ までの温度制御、CO2/O2 コントロー

ル、振とう機能 により、ライブセルアッセイに最適 な環境を作り出します。このような一貫した環境コントロールは、長時間のカイネティクスアッセイにおいて一貫したデータを提供します。

4

Agilent BioTek Synergy H1

Synergy H1 は、Excitation と Emissionの波長を連続可変できるモノクロメーターを搭載しています。波長幅は 9 ～ 50 nmの範囲 において 1 nm 刻 みで設定できるため、プレートリーダーの設定を全面的に最適化することにより、最高のアッセイパフォーマンスを実現できます。

デュアルシリンジインジェクター～選べる先端チップ～（1）堅牢で正確 なデュアルシリンジ方式
では、従来のペリスタポンプ方式で必要であった定期的なチューブの交換が必要ありません。また Synergy H1 は用途に合わせて、2 種類の先端チップから選択可能です。
（2）ストレートチップは激しい懸濁や迅速な分注と測定を行うアッセイに 最適です。
（3）アングルチップは 壁面分注により、接着細胞の剥離を防ぎ、カルシウムフラックスのようなアッセイにおいて最適な結果を提供します。

Agilent BioTek Take3 微量
サンプル測定プレートに対応

Synergy H1 での 微量 サンプル 測定 には、Take3 微量サンプル測定プレートが便利です。一度 に 16 サンプルもしくは48 サンプルの 測定 が 可能で、他社 の1サンプルずつ測定する装置よりも飛躍的にスループットを向上させます。Agilent

BioTek Gen5 マイクロプレートリーダー

およびイメージングソフトウェアには、最小 2 µL から ssDNA、dsDNA、RNA、タンパク質定量 が可能 な、カスタマイズ可能のプロトコルが用意されています。

5アプリケーション
ルシフェラーゼアッセイ

ELISA

います。

Synergy H1 は、比色・蛍光・発光のすべての基質を用いた ELISA に対応してルシフェラーゼベースのレポーターアッセイは、発光シグナルを測定することで対象物のシグナル伝達経路に影響する因子の活性定量を可能にします。

核酸・タンパク質定量

微生物増殖アッセイ

核酸およびタンパク質定量は、分光光度法や蛍光測定において、マイクロプレートフォーマットや微量測定プレート Take3 を用いて実施できます。

酵 母 や 細 菌 な どの 微 生 物 増 殖 アッセイは 濁 度 測 定 な どのさまざま 方 法 をSynergy H1 で実行可能です。

TR-FRET

蛍光偏光（FP）

cAMP Assay

TR-FRET Ratio

2500
2000
1500
1000
500
0

1.0E-11

1.0E-101.0E-09[cAMP]

1.0E-08

1.0E-07

1.0E11TR-FRET や HTRF は 高感度かつ信頼性の高い測定方法です。Synergy H1 とGen5 を用いることで、最適な Z� ファクターに対して優れた感度を提供します。

6蛍光偏光測定は分子の結合や解離を研究するラボや、創薬スクリーニングにて広く使用されています。

酵素反応速度

BRET

Lineweaver-Burke Plot

0.30

Protein X

Protein Y

0.25

NanoLuc

HTHN

1/ V

0.20
0.15
0.100.05+ substrate

0.00

Fluorescence
生物発光共鳴エネルギー移動（BRET）近接アッセイは、タンパク質間の相互作用の研究に用いられます。Synergy H1 を利用することで BRET の検出が容易になります。

タンパク凝集-5-4-20241/ [ S ]56101214

酵素反応速度の測定は Synergy H1 を用いることで容易に測定可能です。Gen5ソフトウェアにはカイネティクス測定用 のサンプルファイルがあり、 その 中 にはMichaelis-Menten モデルも含まれます。

セルベースアッセイ
Protein stress

pH, Temp, Buffers, Freese/Thaw, Light, Oxygen, MechnicalMisfolded protein

Folded protein
Dye binds
to fibril andfluoresceses

ProteinfibrilAdd
ProteoStat
Dye

Proteinaggregate

Synergy H1 は数日間継続できる堅牢な振とうメカニズムを有しています。この機能はチオフラビン T の蛍光カイネティック測定を介してタンパク質の凝集とアミセルベースアッセイでは、生存率、毒性、増殖、細胞死などの重要な特性を評価できます。

細胞代謝活性

活性酸素種（ROS）

ロイド形成を定量化するアッセイに必須です。

Oxygen consumption
signal change

H2DCFDA(Non-fluorescent)

ROSTime

DCF(Fluorescent)Agilent MitoXpress や pH-Xtra キットを使用して、酵素消費率（OCR）や細胞外酸性化率（ECAR）などのリアルタイムな代謝マーカーを測定します。

活性酸素種（ROS）の形成は蛍光プローブを利用して Synergy H1 にて測定できます。

7

周辺機器

Agilent BioTek BioStack プレートスタッカー

BioStack プレートスタッカーは最大 50 枚のマイクロプレートを収容でき、マルチモードリーディングを自動化します。セルベースアッセイに用いられるマイクロプレートの蓋の着脱も可能です。

CO2/O2 ガスコントローラー

コンパクトなガスコントローラーは、Synergy H1 庫内の CO2 とO2 濃度を制御し、ライブセルアッセイに最適な環境を提供します。

デュアル試薬インジェクター

デュアル試薬インジェクターモジュールは、高速分注/測定を可能にします。角度のついた分注ノズルの先端は、分注時のせん断応力から細胞単分子膜を保護し細胞の剥離を防ぎます。

8

Agilent BioTek BioSpa 8 全自動インキュベーター

BioSpa 8 全自動インキュベーターの環境コントロールとラボウェア搬送能力は、Synergy H1 と接続することで、最大 8 枚のマイクロプレートを ELISA から長期間におよぶライブセルのカイネティックアッセイに対応させます。

Take3 微量サンプル測定プレート

Synergy H1 で Take3 微量サンプル測定プレートを使用すると、一度に複数のサンプルを最小 2 µL から測定できます。16 サンプルもしくは 48 サンプルを一括処理することにより、核酸定量やタンパク定量を迅速にかつ容易に行えます。

910

Agilent BioTek Synergy H1装置仕様

全般

検出モード

UV-Vis 吸光度
蛍光発光

蛍光偏光
波長選択
モノクロメーター波長幅

測定モード

対応マイクロプレート

その他ラボウェア

環境コントロール
振とう機能
自動化

ソフトウェア

追加オプションと各種アップグレード

時間分解蛍光モノクロメーター：蛍光、UV-Vis 吸光度、発光フィルター：蛍光、時間分解蛍光、蛍光偏光、フィルター発光

固定：16 nm

バリアブル：

9 ～ 50 nm、1 nm 刻みで可変（H1M2 モデル）

エンドポイント、カイネティック、スペクトルスキャン、エリアスキャン

6 ～ 384 ウェルプレート

Take3 微量サンプル測定プレート

70 ℃（H1M2 モデル）または 45 ℃ までの 4-Zone インキュベーション、結露防止機能、CO2/O2 コントロール（オプション）
直線、回転、8 の字

BioStack やサードパーティの各種自動化装置対応
BioSpa 8 全自動インキュベーター対応
Gen5ソフトウェア

CFR Part 11 準拠の Gen5 Secure（オプション）

Synergy H1 はさまざまなモデルがあります。研究室のご要望に応じてオプションの追加やアップグレードが可能です。

11

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

RA44435.3075462963

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, September 16, 2021
5994-2417JAJP