揮発性化合物分析に最適なソリューション
Agilent 7697A GC ヘッドスペースサンプラ

2使いやすいソフトウェアを備えた高性能システム40 年の経験を持つアジレントの専門知識を集約し、最高のヘッドスペース技術が登場しました。

アジレントの業界最高のガスクロマトグラフおよび 7693A オートサンプラ (ALS) の技術をベースにした7697A ヘッドスペースサンプラは、不活性なサンプル経路を備えており、分析対象物の分解やロスが生じにくい優れた GC 性能を実現します。

アジレントの精度の高いサンプリング技術に便利な最新機能が加わったことで、毎回の注入の精度を確保するとともに、ラボの生産性も向上させます。

ヘッドスペースサンプリングの最先端技術と、定評のある技術が一体化
分析結果が判決にかかわるようなケースや、飲料水の安全性に関係するケースなど、 いち早く分析結果 が必要とされる場合には、高い性能を持った最先端のヘッドスペースサンプリング技術を自在に活用できることが求められます。

そうしたニーズに応えるために、アジレントは 7697A ヘッドス

ペースサンプラを開発しました。最先端のニューマティックコント

ロールや、サンプルループ方式のサンプリングなどの実績のあるハードウェア機能を備えた 7697A システムは、比類のない精度と高い汎用性、および優れた性能を実現します。

もちろん、最先端の設計やハードウェア機能を進化させただけでなく、アジレントは、7697A システムの基本的な構成要素となるヘッドスペースコントロールソフトウェアも開発しました。これにより、メソッド設定が簡単になり、トレーニング時間も短縮

革新的なサンプルトレイデザインを備えた Agilent7697A

ヘッドスペースサンプラは、生産性を飛躍的に向上させます。

できます。

3

サンプルスループットを最大化し、操作エラーを最小化する
堅牢なシステム

Agilent 7697A ヘッドスペースサンプラは、最高級の精度、信頼性、使いやすさを実現するための最先端の機能を備えています。

– 111 バイアルトレイにより、多検体連続分析に対応します。また、3 つの優先ポジションにより、緊急のサンプルをいつでも分析できます。

– 稼働中に交換できる 3 つの 36 バイアルラックにより、無制限のスループットを実現します。

– 特定のメソッドパラメータを考慮し、複数サンプルのオーバーラップを最適化したハードウェアにより、
スループットを最大化しながら、各サンプルで一定の加熱時間を維持します。

– ほぼすべての形式の 10 mL、20 mL、22 mL バイアルに対応するため、さまざまなサンプリングに柔軟に対応します。

バイアル経路サンプリングハンドリング– バイアル加圧– バイアル移動– 1 バイアルに対応– サンプルループへ導入– GC へ注入
– パージ

前処理

– ポジション追跡– バーコード読み取り

ロジスティクス– 最大 12 バイアルに対応– コントロール– 混合– 調整– 加熱

4– 最大 111 バイアルに対応– 計算– スケジューリング

革新的な設計により、優れた性能、シンプルさ、信頼性を備えたヘッドスペース技術を実現
アジレントの最先端のヘッドスペース (HS) 技術は、最新鋭の電子ニューマティックコン

トロールと、定評のあるサンプルループ方式のサンプリング機能を兼ね備えています。
こうした革新技術により、従来の圧力制御式システムにはない特長を有しています。

– 水素キャリアガスに対応しているため、使用コストを削減し、分析時間を短縮

7697A の独自のサンプリングシステムにより、熱コントロール性能が向上し、最適な性能が実現します。

できます。また、サンプルバイアルの加圧に伴うリスクも低減します。

– 制御されたベントにより、サンプルを分析しながら、バイアル圧力を徐々に減圧します。サンプルは、分析トレイに戻るまでに減圧されます。

– O-リングの交換が不要で、不測のダウンタイムを排除できます。1 日に100 サンプル以上を分析するラボにとっては大きな利点です。

– 全自動バイアルリークテストにより、各バイアルの加圧をチェックします。時間のかかる較正は必要ありません。すべてのサンプルが確実にキャッピングされます。

統合型のニューマティクスと最先端の機械設計により、優れた信頼性を実現しています。

Agilent 8890 と 7697A

Agilent 8890 と 7697A、7693A シリーズ ALS

Agilent 8860 と 12 バイアル 7697A

5

さまざまなアプリケーションのニーズに応えるデータを生成
血液などの生物学マトリックスに含まれるエタノール値を確実に測定

血液や生体液などのクリーンでないマトリックスには、 ヘッドスペースサンプリングが適しています。また、注入口やカラムのメンテナンスの手間の軽減、定量性能の向上、サンプル前処理の軽減、スループットの向上などの特長があります。

Agilent 7697A ヘッドスペースサンプラは、さらなる利点を実現します。分離能を損なうことなく、血中アルコール分析のサイクルタイムを短縮することが可能です。
アジレント独自 のデータ移動機能 を 備 えた

ヘッドスペースサンプラのバーコードリーダ

は、分析過程に影響を与えずに、オーブンへ 入

定評のあるアーキテクチャと、アジレント独自のサンプリング設計により、業界最高の精度を実現すると同時に、一般的な干渉からエタノールを効果的に分離します。以下に例を示しています。

る前のサンプルを追跡することができます。血中アルコール 分析や、最大限 の 確認 を要する

アプリケーションをおこなうラボでは、こうした機能が不可欠です。

DB-ALC141856372
オーブン:

注入口:

カラム I :

35 °C 一定

スプリット/スプリットレス、
5:1 スプリット、200 ºC

CFT スプリッタにより、両カラムと注入口を接続。
16 cm * 530 μm 内径のガードカラムを使用。
DB-ALC1 (30 m x 0.32 mm x 1.8 µm)

カラム II:

DB-ALC2 (30 m x 0.32 mm x 1.2 µm)

バイアル平衡 :15 分、攪拌 1

バイアル平衡 :15 分、低攪拌

ヘッドスペース:

DB-ALC2

オーブン:85 ºC4, 6G1888 ヘッドスペース : オーブン:85 ºC

サンプル :

1.アセトアルデヒド
2.メタノール
3.エタノール
4.アセトン
5.イソプロパノール

15

20 mL バイアルに入れた 0.01 %3

分解コントロール標準 200 µL

6.アセトニトリル
7.酢酸エチル
8.メチルエチルケトン

2

メソッド変換が容易なので、移行も簡単です。この例では、血中アルコール分析メソッドを、

Agilent G1888 ヘッドスペースサンプラから 7697A ヘッドスペースサンプラに変換しています。

687

Meet stringent safety standards and ensure regfor environmental applications厳しい安全基準を満たし、環境アプリケーションの規制コンプライアンスに対応
Agilent 7697A ヘッドスペース
サンプラを用いた 60 種類の水中 VOCの分析

最先端 のハードウェア 革新技術 により、GC/MSD での検出下限 が向上しています。そのため、飲料水や環境水の分析にヘッドスペースサンプリングを用いることが可能です。

Abund.

Analysi
7697A Hadvancelowering
sampling
analysis.

59

9500
9000
8500
8000

50

7500
6500
6000

44

11,12

4,5

5500

34

5000

キャリーオーバーやクロス汚染、気泡形成で頻発) が低減し、生産性が向上します。

2500 151670004500といった 問題 (パージアンドトラップ 技術

35,36,37

16, 17

4000
3500

33000

2

97828

33

15141038

32
18, 1952,53
54

45

42,43

47 48

4046564955
58

60

41202513

2000

27211500232210002450029303139

The prod
related tformatio
techniqu

57

260
2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

rT, min超微量の医薬品中不純物を確実に検出
静的ヘッドスペースサンプリングと組み合わせたガスクロマトグラフィーは、医薬品中残留溶媒の測定に用いられる、使いやすいハイスループット手法です。

サンプル前処理が比較的容易で、メソッドのバリデーションも簡単です。
また、ヘッドスペースサンプリングでは、カラムの劣化 や 共溶出 の 原因 となる水 の 大量注入を避けることができます。

Confidently detect pharmaceutical impurities
at very low
2AClass 2AResidualSolvents
457
81011,12,13,144175

設定されます。ただし、85 ºC で平衡をおこなう場合、多くの場合 は 30 分で対応可能です。

5781011,12,13,14175

150
150125

125

3100

3100

667575
5050

125

125

202990-25
246810Class 2B Residual Solvents-252

ヘッドスペース平衡時間は、USP 467 に規定されているとおり、通常は 60 分に

残留溶媒

クラス

468132.5

325

15

1.52.510121412148
クラス 2B 残留溶媒

77863124

60.5

1.5

30

1

2-0.5

4

20.5

468

10121420-0.52468

101214To learn how Agilent’s 7697A Headspace Sampler can help you achieve
agilent.com/chem/7697A77

7697A の柔軟性とメソッド開発をサポートする
ヘッドスペースソフトウェア

アジレントのヘッドスペースコントロールソフトウェアは、システムのサンプルハンドリング機能の威力を最大限に引き出します。使いやすいメニュー形式のインターフェースを用いて、 ほぼあらゆるアプリケーションに応じてカスタマイズしたルーチンを簡単に作成することができます。また、他のヘッドスペースソフトウェアにはない生産性向上機能も利用できます。
試験の手間やエラーを排除する
メソッド開発および変換ツール

このソフトウェアでは、メソッド開発プロセスをステップごとにガイドサンプリングプロセスを効率化する
ユーザーフレンドリなインターフェースとインテリジェントな問題解決機能します。そのため、 ヘッドスペースの専門知識がないユーザーでも、アジレントのヘッドスペースコントロールソフトウェアは、最のは、このソフトウェアだけです。

– 包括的なユーザーインターフェースにより、サンプルごとメソッド開発に失敗することはありません。また、以下を実現できる– アプリケーションに応じて、ヘッドスペースメソッドを作成します。

– 手間のかかる再処理をおこなわずに、圧力制御式 ヘッドスペー先端のデザインアーキテクチャを備えています。の進行インジケータなど、リアルタイムのシステムステータスを提供します。

スの既存メソッドをアジレントのメソッドに変換できます。既存の– 色分けされたトレイ画面により、分析が完了したサンプソッドを開発し、最適化します。

– 内蔵のヘルプ機能により、現在使用している画面に関連メソッドパラメータを入力するだけで、ソフトウェアが対応するメ

7697A プラットフォームと他のアジレント製システムをシームレスに統合

アジレントのヘッドスペースコントロールソフトウェアは、ほとんどのAgilent GC および GC/MS システムに対応しているので、比類のないレベルのカスタマイズが実現します。ラボにあるすべてのヘッドスペースモデルを共通のインターフェースで使用できるので、トレーニングのコストや時間を軽減できます。

ルと、これから分析されるサンプルが一目でわかります。

するトピックスを直接開くことができます。長 いリストやインデックスの検索が不要で、時間が無駄になりません。

長いリストやインデックスの検索 が不要で、時間 が無駄になりません。

– プログラム可能なシーケンスアクションにより、バイアルの欠損、データエラーなどの問題から生じるシステムの故障を防ぎます。

– バーコードリーダにより、オーブンに入る前のサンプルを追跡できます。これにより、分析前にサンプルの ID を確認できます。

資源を保護し、地球を守る独自の「グリーン」機能

7697A ヘッドスペースサンプラは、自動シャットダウンおよびウェイクアップ機能などを備え、電気やガスなどの消費を削減し、環境負荷の少ない設計になっています。

また、 ヘッドスペース制御ソフトウェアによりガス流量の削減プロセスが簡素化されるため、必要なガスの供給をより効率的に管理できます。

8

時間とガスを節約し、環境を保護する資源保護プロトコル

多くのヘッドスペースシステムでは、ガスのオン/オフの 作業 が 複雑 かつ面倒であるため、効果的 な 資源 の 管理 が 困難です。しかし、 ヘッドスペースコントロール

ソフトウェアでは、分析 が完了した時点で、システムをシャットダウンするように設定することができます (プログラム 可能 なサーモスタットも同様)。そのため、ガスや 電気 の 使用量 が 減り、省 エネルギーに役立ちます。

アジレントのヘッドスペースコントロールソフトウェアのメソッドエディタを使えば、直観的なインターフェースで、ヘッドスペースバイアルのサンプリングに関するニューマティックプロセスを完璧にコントロールできます。

シーケンスアクション画面では、バイアルの欠損、読 み取り不可能 なバー

コードラベル、不適切 なバイアルサイズなどの状況に対応する一連のアクションを指定できます。これにより、ワークフローのニーズに応じて、7697Aヘッドスペースサンプラを調節できます。

9

毎回の注入を支える、定評のある精度
ヘッドスペース分析は、注入口やカラム、検出器に悪影響を与えるおそれのある成分を含むサンプルに最適な分析手法です。

Agilent7697A ヘッドスペースサンプラは、GC および 7693A オートサンプラ技術の優れた信頼性に加えて、分析間変動を最小限に抑え、サンプル前処理を加速させ、再分析の手間を軽減する最先端技術を兼ね備えています。

– 大気圧補正機能を備えた電子ニューマティックコントロール (EPC) は、以下に示すように、ヘッドスペースサンプリング精度の新水準を打ち立てます。

– マルチヘッドスペース抽出 (MHE) により、マトリックス効果を最小限に抑え、低濃度分析の感度を高めます。

– 簡単調節機能を備えた軽量クリンパにより、バイアルを適切にキャッピングでき、手作業を軽減します。

制限濃度におけるクラス 2A およびクラス 2B 溶媒、n=20、USP <467> 手順 A (水性)
溶媒%RSD溶媒%RSD

メタノール

1.69

エチルベンゼン2.25

アセトニトリル

ジクロロメタンtrans-1,2-ジクロロエテン
cis-1,2-ジクロロエテン

テトラヒドロフラン
シクロヘキサンメチルシクロヘキサン

1,2-ジオキサン

トルエン

クロロベンゼン101.12
1.78
2.22
2.11
0.80
2.85
5.21
1.55
2.26
2.33

m および p- キシレン

o- キシレンヘキサン

ニトロメタン

クロロホルム1,2-ジメトキシエタン

トリクロロエテン
ピリジン

2-ヘキサノン

テトラリン

2.33
2.46
2.54
4.32
1.92
6.28
2.66
2.80
1.58
1.66

Agilent 7697A GC ヘッドスペースサンプラは、圧力制御式システムに比べて、以下の点で優れています。

– 独自のサンプリング技術で、水素キャリアガスの安全な使用を可能にし、リテンションタイムを短縮– 独立式のキャリアパスにより、分析中に安全に排気– 111 バイアル対応で生産性が向上– 自動較正、位置調整、バイアルリークチェックによって一貫した結果を確保– 一体型のバーコードリーダにより、信頼性の高いサンプル確認を実現– アプリケーションに特化したすぐに使えるパラメータでメソッドを開発– アジレントメソッドとアジレント以外のメソッドを迅速かつ簡単に変換分析するサンプルが少ない場合もこの装置の特長を活かすことができます。

12 バイアルに対応する 7697A ヘッドスペースサンプラは、111 バイアル対応ヘッドスペースサンプルとまったく同じハードウェアおよびソフトウェアの利点を備えています (ただし、取り外し可能なバイアルトレイ、優先バイアルポジション、12 サンプルオーブンは除きます)。

このシステムは、スループットの要件が高くない機関やラボに最適です。

すべてのクロマトグラフィーシステムに対応するコンプライアンスプロトコルにより、時間と費用を節約することができます。

アジレントのエンタープライズエディションなら、さまざまなメーカーの機器 を使っている場合でも、一貫した適格性確認アプローチを実現できます。

アジレントがテストおよびバリデーションを実施しているエンタープライズエディ

ションのコンプライアンスプロトコルは、アジレントのほか、Waters、Thermo、Shimadzu、PerkinElmer、Gilson などの機器に対応しています。エンタープラ

イズエディションは、以下のことを実現します。

– すべての機器で、規制および法施行の最新状況に対応します。

– 安全な単一署名式 PDF 電子記録により、OQ レビューの所要時間を日単位から分単位に短縮します。

– FDA の「21 世紀の GMP」イニシアチブに準拠しています。

– 自動化、標準化、ユーザーフレンドリなレポート作成により、コンプライアンスコストを削減します。

11

Agilent CrossLab:「見えない価値」を「目に見える成果」へ

サービス、消耗品、ラボ全体のリソース管理から構成される CrossLab は、ラボの効率の向上、運用の最適化、機器の稼働時間の延長、ユーザースキルの開発などを支援します。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2019
Printed in Japan, January 29, 20195990-7152JAJP