Operating Manual

ReadWin® Quick Setup Temperature
DeutschEnglish

BA213R/09/a2/02.05
MS-WordPage 2
Page 9Deutsch

Seite 2/2

1. Allgemeines®

Mit ReadWin Quick Setup Temperature wurde eine Möglichkeit geschaffen, Temperaturgeräte vonEndress+Hauser Wetzer in möglichst einfacher Weise zu parametrieren. Dabei wurden wesentliche Bausteine vom®
bewährten ReadWin 2000 übernommen. Allerdings wurde darauf geachtet, den Einstieg in die Parametrierung®
möglichst einfach zu gestalten ohne den Overhead, der bei der Parametrierung von ReadWin 2000 in Kauf®
genommen werden muss. In ReadWin Quick Setup Temperature werden die Geräte nicht in einer Datenbank®
verwaltet. D.h. ReadWin Quick Setup Temperature ist ein reines Parametriertool für Temperaturgeräte (zzgl.
Ceraphant). Ein Parametersatz kann in eine Datei exportiert und auch wieder importiert werden. Diese Import®
®
/Exportfunktionalität stellt auch die Schnittstelle zu ReadWin 2000 dar. Die von ReadWin Quick Setup®
Temperature exportierten Geräteeinstellungen können in ReadWin 2000 importiert werden und umgekehrt.

2. Bedienung
2.1 Grundeinstellungen®

Nachdem ReadWin Quick Setup Temperature gestartet wurde erscheint folgendes Startfenster

1

23Abbildung 1®

Beim ersten Start von ReadWin Quick Setup Temperature wird zusätzlich die Bediensprache abgefragt. Bei allen
weiteren Starts wird dann die zuletzt eingestellte Bediensprache übernommen.
In dem gelben Infofeld (1) in Abbildung 1 wird angegeben welche seriellen Schnittstellen im Moment desProgrammstarts zur Verfügung stehen. Bevor die Verbindung zu dem Transmitter hergestellt werden kann, muss
dieser physikalisch an die Schnittstelle angeschlossen werden.
Anschließend wird der Gerätetyp in der entsprechenden Auswahlbox (2) ausgewählt. Sollte der Gerätetyp nicht
bekannt sein kann über die Autodetect-Funktion ein Gerät automatisch gesucht werden. Bei der Autodetect®
Funktion ist auf die Kommunikationsart zu achten (PCP oder HART ) und die entsprechende Autodetect-Funktion
in der Auswahl Gerätetyp (2) auszuwählen.
Ist der Gerätetyp bekannt, kann dieser direkt angewählt werden. Dies bringt eine Beschleunigung derVerbindungsherstellung mit sich. Sollte hier der falsche Gerätetyp ausgewählt werden erscheint eineFehlermeldung und das Programm versucht per Autodetect das Gerät auszulesen.
Seite 3/3

®

Folgende Gerätetypen werden durch ReadWin Quick Setup Temperature unterstützt:• iTemp PCP TMT 110• iTemp PCP TMT 121• iTemp HART TMT 112/122• iTemp HART TMT 162• iTemp PCP TMT 180• iTemp PCP TMT 181• iTemp HART TMT 182• easytemp TSM 470/480• Thermophant TTR31/35• Ceraphant PTC31 – PTP31/35
Falls das Gerät über einen Freigabecode geschützt ist, muss dieser Code in das Eingabefeld "Freigabecode" (3)eingegeben werden.
Durch Betätigen des OK-Buttons wird die Verbindung zum Transmitter hergestellt.

Seite 4/4

2.2 EinstellungenDurch Betätigung des Einstellungen – Buttons wird das Hauptfenster erweitert und zusätzliche
Einstellmöglichkeiten angeboten.

2.2.1 Sprache

1

Abbildung 2
Per Default wird die Spracheinstellung angeboten. Über die Auswahlbox "Sprache auswählen" (1) inAbbildung 2 kann die Spracheinstellung auch zur Laufzeit geändert werden. Die Spracheinstellungen werden beiBeendigung des Programms gespeichert, so dass die Einstellung auch beim nächsten Programmstart erhalten bleibt.

Seite 5/5

2.2.2 VersionAbbildung 3
In der Versionsinformation wird zum einen der Programmname und die Version dargestellt. Zum anderen kann®
über den Button "Info" diese Datei mit dem Acrobat Reader™ geöffnet werden. Bei Betätigung des Buttons"Details" werden Informationen über die verwendeten Programmkomponenten in einem weitern Fensterdargestellt.

Seite 6/6

2.3 Setupfenster
Nachdem eine Verbindung zum Transmitter hergestellt wurde öffnet sich ein weiteres Fenster in welchem dieParametrierung des Transmitters erfolgen kann.
Die aktuellen Parameter werden vor dem Öffnen des Setupfensters aus dem angeschlossenen Transmitterausgelesen und in der Setupmaske dargestellt.

1234567Abbildung 42.3.1 Export von GeräteeinstellungenDurch Betätigen des Buttons 1 in Abbildung 4 wird der Export der Einstellungen in eine Datei angestoßen. Die®
Geräteeinstellungen werden dabei in einer Datei gespeichert und stehen so zum Import in ReadWin 2000 als®
auch zum Import nach ReadWin Quick Setup Temperature zur Verfügung.

2.3.2 Import von GeräteeinstellungenÜber den Button 2 in Abbildung 4 können Einstellungen aus einer STG-Datei importiert werden. siehe dazu auch
2.3.1 Export von Geräteeinstellungen

Seite 7/7

2.3.3 Übertragen von Geräteeinstellungen
Der Button 3 in Abbildung 4 startet die Übertragung der Einstellungen an das angeschlossene Gerät.

2.3.4 Ausdrucken der Einstellungen
Der in Abbildung 4 mit der Nummer 4 bezeichnete öffnet den Druckdialog. Es erfolgt der Ausdruck aller
Bedienparameter, wie sie in der Setupmaske eingetragen sind.

2.3.5 Neu Auslesen des angeschlossenen TransmittersÜber den Button 5 in Abbildung 4 kann ein erneutes Auslesen des Transmitters ausgelöst werden.

2.3.6 Info®

Button 6 öffnet diese Info-Datei im Acrobat Reader™.

2.3.7 LabeldruckerÜber die beiden Buttons 7 in Abbildung 4 kann ein Labeldrucker konfiguriert bzw. angesteuert werden.

Seite 8/8

English

Seite 9/9

1. General®

With the introduction of the Readwin Temp it has become possible to set up temperature devices fromEndress+Hauser in the simplest and easiest way. Here a number of already proven blocks from the already existing®
Readwin have been used. However it was made sure that entry into the set-up stage was made very easy without®
®
the overhead that was included in the ReadWin . In ReadWin Quick Setup Temp the devices are not managed in®
a data base. This means that ReadWin Quick Setup Temp is a pure set-up tool for temperature devices (incl.
Ceraphant). A set-up set can be both exported and then re-imported. This import/export function is also the®
®
interface to ReadWin . The device set-up exported from ReadWin Quick Setup Temp can be imported into®
ReadWin and visa versa.

2. Operation
2.1 Basic settings®

Once ReadWin Quick Setup Temp has been started the following start window appears

1

23Fig. 5®

On the first time ReadWin Quick Setup Temp is started the operating language is also requested. On all
subsequent starts the last language set-up is used.
In the yellow information field (1) seen in the Fig. 1 the serial interfaces available at the time of starting theprogramme are listed. Before connection can be made to the transmitter this must be connected to the interface.
Then the device type is selected from the selection box (2). If the device type is not known then using theAutodetect function a device type can be automatically searched for. Care must be taken regarding the®
communication type (PCP or HART ) and the correct Autodetect function must be selected in the Unit typeselection box (2).
If the device type is known it can be selected form the list available. This means that the connection time requiredis speeded up. Should an incorrect device type be entered then a fault message appears and the programme
attempts to make connection using the Autodetect function.
Seite 10/10

®

The following device types can be supported using ReadWin Quick Setup Temp:• iTemp PCP TMT 110• iTemp PCP TMT 121• iTemp HART TMT 112/122• iTemp HART TMT 162• iTemp PCP TMT 180• iTemp PCP TMT 181• iTemp HART TMT 182• easytemp TSM 470/480• Thermophant TTR31/35• Ceraphant PTC31 – PTP31/35
If the device is protected by a release code then this must be entered in the input field marked as “Release code”(3).
Connection to the selected transmitter is made after the OK button has been activated.

Seite 11/11

2.2 Settings
By operating the settings button the main window is expanded and additional set-up possibilities are offered.

2.2.1 Language

1Fig. 6The language set-up is offered per default. By using the selection box “Select language” (1) in Fig. 2 the language
set-up during this sitting can be changed. The language set-up is stored during the programme operation, thismeans that the selected language is stored fort he next time the programme is started.

Seite 12/12

2.2.2 VersionFig. 7
In the version information the programme name and the version is displayed. It is also possible that the info®
programme can be opened using Acrobat Reader™ via the “Info” button. By operating the “Details” button
information regarding the programme components used are displayed in a second window.

Seite 13/13

2.3 Set-up window
After connection has been made with the transmitter a further window opens. Using the details within thiswindow the transmitter can be set-up.
The actual parameters of the device are read out from the connected transmitter and are displayed in the set-upmask.

1234567Fig. 82.3.1 Export of device set-up
By operating button 1 shown in Fig. 4 the export of the set-up is initiated by placing it into a file. The device set-up®
®
is then stored in the file and is ready to be imported into ReadWin and also into ReadWin Quick Setup Temp.

2.3.2 Import of device set-up
Using button 2 in Fig. 4 the set-up can be imported from an STG file. Also see 2.3.1 “Export of device set-up”.

2.3.3 Transmission of device set-up
Button 3 in Fig. 4 starts transmission of the set-up to the device connected.

2.3.4 Printout of device set-up
The button identified in Fig. 4 with the number 4 opens the print dialogue. Once operated a printout of all
operating parameters as seen in the set-up mask for the selected device is made.

Seite 14/14

2.3.5 New readout of the transmitter connected
Using button 5 in Fig. 4 a new readout of the connected transmitter can be initiated.

2.3.6 Info®

Button 6 opens the Info file in Acrobat Reader™.

2.3.7 Label printerUsing the two buttons marked as 7 in Fig. 4 a label printer can be set-up or controlled.

Seite 15/15