CUB

取扱説明書

適合宣言
メーカー
製品
製品の説明
指令 94/9 / EC
証明番号
認証機関
報告書番
通知機器番号
認証機関
報告書番号

Intertek： Ion Science Ltd,( The Hive,Butts Lane, Fowlmere, Cambridge, UK. SG8 7SL）
： CUB
： PID 式 VOC 濃度計（本質安全防爆適合）： 必須のコード表示
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20℃ ≤ Ta ≤ +55℃）： Baseefa11ATEX0027 IECEx 耐圧 BAS11.0014： Baseefa, Buxton Derbyshire , UK
： GB/BAS/ExTR10.0259/01, GB/BAS/ExTR 16.0026/00, GB/BAS/ExTR 16.0147/00,GB/BAS/ExTR12.0183/00
GB/BAS/ExTR12.0171/00： 1180： Intertek, 0359,Chester, UK： 100723936LHD-001： 3193491 は UL 規格 913,61010-1 に準拠し、CAN/CSA 規格 C22.2No.157-92 の認証を取得済み

適合規格
BS EN 60079-0:2009-0:
2012+A11:2013
BS EN 60079-11:2007
BS EN 61326-1:2006
BS EN 61326-1:2006
BS EN 50270:2006
BS EN 61010-1:2010
CFR 47:2008

非適合規格
BS EN ISO 9001:2015
BSEN
80079-34:2011

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. General requirements
Explosive atmospheres. Equipment protection by intrinsic safety “I”
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use –EMC requirements. Group 1, Class B equipment – (emissions section only）
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use –EMC requirements. Industrial location immunity – (immunity section only）
Electromagnetic compatibility – Electrical apparatus for the detection and measurement of
combustible gases, toxic gases or oxygen. Immunity Type 2 – industrial environments.
Safety requirements for measurement, control & lab equipment
Class A Code of Federal Regulations: 15 Subpart BRadio Frequency Devices – Unintentional Radiators

Quality Management System – Requirements
Potentially Explosive Atmospheres – Application of Quality Systems

Ion Science 社を代表し、本製品の市場販売日において、同製品が上述の技術的要件、および規制の要件の全てに準拠することを宣言いたします。
氏 名 ：Mark Stockdale
役 職 ：テクニカルディレクター
日 時 ：2017年10月27日
署 名 ：

2

CUB

取扱説明書

CUB 取扱説明書

目 次
１． 重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.1
延長保証について
1.2
注意事項
1.3
使用責任
1.4
フィルターの交換頻度
1.5
品質保証
1.6
検知器の廃棄方法
1.7
校正サービス
1.8
法的な告知内容

4

２． CUB について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.1
CUB
2.2
ドッキングステーション（CUB Doc）

7

３． 使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.1
表示画面について
3.2
電源投入時の表示
3.3
警報動作時の表示
3.4
画面とデータの表示

10

４． ソフトウェア（CUB PC）の操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
4.1
ソフトウェアの動作条件
4.2
ソフトウェアのインストール
4.3
PC への USB、またはドッキング
4.4
ソフトウェアの開始
ステーションの接続
4.5
ファームウェア、およびソフト
4.6
ヘルプページウェアの更新4.7
動作の任意設定
4.8
ドッキングステーション動作の任意設定
4.9
CUB（本器）の設定
4.10 記録データの閲覧
4.11 ソフトウェアの免責事項
５． バッテリーの充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.1
充電の条件
5.2
充電端子

31

６． トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

７． メンテナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7.1
ガス校正
7.2
バンプテスト7.3
水滴侵入時の対応
7.4
交換部品について
7.5
テフロンフィルターの交換
7.6
PID センサの交換、およびクリーニング
7.7
ランプのクリーニング

33

８． CUB 標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40

９． CUB 特別付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

41

10． 技術仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

3

CUB

取扱説明書

１．重要事項
この度は Ion Science 社製の、個人用 PID 式検知器「CUB」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、CUB（以下本器）を正しくご使用いただくための取り扱い方法と仕様が記載されています。
本器を初めてご使用になる方、および既にご使用経験のある方もお読みいただき、内容を理解した上で、取扱説明書の記載に従って正しくご使用ください。正しく使用しない場合、正確な結果が得られないことがあります。
なお、製品改良により、この説明書の内容を将来予告なしに変更する事があります。また、この取扱説明書の全部または一部を無断で複写、または転載することを禁じます。

1.1 延長保証について本器をオンラインで必ずご登録し、延長保証をご利用ください。2 年間まで延長が可能です。延長保証をご利用いただくためには、ご購入後 1 ヶ月以内に検知器をオンラインでご登録ください（延長保証では諸条項が適用されます）。

1.2 注意事項
以下の項目については特に注意をお願いいたします。守られない場合、補償を受けることが出来ません。
安全防爆： 本器は防爆設計が施されていますが、ドッキングステーションは防爆仕様ではありません。ドッキングステーションを使用する際には、安全な場所で使用してください。

本体の取扱い： 掃除に研磨剤や化学洗剤を使用すると、使用している素材（熱可塑性エラストマーやポリカーボネート）の帯電防止性が低減してしまい、結果にノイズ影響が生じる場合があります。掃除の際は水により湿らせた布を使用して、軽く汚れを取り除いてください。
また、使用している素材を変質させる可能性がある環境下では使用しないでください。

メンテナンス： 本器、およびドッキングステーションは、安全な場所、かつ、Ion Science 社の認証を受けたサービスステーションでのみメンテナンスが可能です。勝手な部品変更は防爆性能を損なう恐れがあります。

充電： 本器は、安全な場所、かつ、ドッキングステーションを使用してのみ充電が可能です。
ドッキングステーションを使用せずに充電した場合、故障の恐れがあります。

破損・交換： 過電圧による内部ヒューズの破損やドッキングステーションの交換には、弊社営業所まで返却願います。破損した状態での使用や対応部品以外で交換した場合、故障の恐れが
あります。

防滴

： 過酷な水噴霧条件に 1 日以上放置しないでください。故障の恐れがあります。

4

CUB

取扱説明書

1.3 使用責任
本器は、潜在的な危険性をともなう毒性及び爆発性の幅広いガスを検出します。本器には調整及び選択可能な
各種の機能が含まれており、多様な場面で活用できます。Ion Science 社は、機能の不適切な調整により引き起こされる、人員又は資産などへの損害について、いかなる責任も負いません。本器は個人用の保安機器としてご使用ください。ユーザーは自己の責任において警報発生の状況に適切に対応するものとします。
性能低下を防止するため、本器は定期的に点検及びメンテナンスを行う必要があります。Ion Science 社は、本器の管理責任者は本器が校正範囲内で機能することを保証するために定期的な点検計画を策定し、校正チェ
ックデータの記録を維持保管することを推奨します。本器は、本書の説明及び地域の安全基準に従って使用する必要があります。

1.4 フィルターの交換頻度
本器は、付属の 0.5μm の PTFE フィルターをセンサの前段に装着して使用する必要があります。フィルターを使用しないと、粉塵物に含まれる粒子が本器内部に入り込み、本器の機能を妨げる原因になります。フィルタ
ーは消耗品ですので、100 時間毎の交換を推奨いたします。（埃や水分が多い環境ではより頻繁に交換する必要があります。）交換用フィルターは、お近くの販売代理店又は www.ionscience.com からお求めください。

1.5 品質保証
本器は、ISO9001 に準拠して製造されています。これにより、お客様に提供される機器が交換可能な部品によって設計され組み立てられており、所定の規格に準拠した状態で出荷されます。

1.6 検知器の廃棄方法
本器、ドッキングステーション、及び付属の部品は、地域及び国内の安全及び環境規制に従って廃棄してください。このような規制には、欧州 WEEE （電気及び電子機器の廃棄）指令が含まれます。Ion Science 社は引き取りサービスに応じているので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

1.7 校正サービス
Ion Science 社は、測定機器の校正サービスを提供しており、機器校正がイギリス国内基準に準拠していることを示す証明書も発行します（イギリス体系となります）。本器校正キットはお近くの、サービスセンター、又は www.ionscience.com から提供されています。Ion Science 社は、すべての測定機器を年 1 回ご返送いただき、
保守点検と校正を受けられることを推奨します。

5

CUB

取扱説明書

1.8 法的な告知内容
Ion Science 社は、本書に含まれる情報の正確性に万全を期していますが、内容の誤りや欠落、又は本書に含まれる情報の使用によるいかなる結果に関しても責任を負いません。本書の内容は「現状のまま」提供され、いかなる種類の明示的又は暗示的な表明、条項、条件、保証も付随しません。Ion Science 社は、法により認められる範囲で、本書の内容を使用したことが原因と考えられる人的又は実体的な損害や損失について責任を負いません。弊社は、本書に示される内容を予告なくいつでも削除、修正、変更する権利を留保します。

6

CUB

取扱説明書

電源 ON（詳細は、3.2 項：P.11 を参照）
上部ボタン（下図参照）を 3 秒間押し続けると電源が入ります。電源が入ると音が鳴り初期の確認動作を行います。赤い LED が点灯し、音および警報機能が正常であることを確認します。起動の進行を示す
バーが左から右に表示されます。ファームウェアのバージョン番号が表示され、換算係数が表示されます。（デフォルトでは）周囲空気に対して、ゼロ点が設定されると、5 秒のカウントダウンが表示されます。確認動作後、測定に切り替わります。

電源 OFF
上部ボタンを 3 秒間押し続けると電源が切れます。終了時の確認動作を行った後表示が消えます。
バッテリー（詳細は 5 項：P.31 を参照）
本器には、3.7V のリチウムイオン・バッテリーが搭載されています。最初に使用する前には 4 時間以上、本器を充電してください。また、充電が十分でない状態での保管、および 1 年以上未使用の場合、リチ
ウムイオン電池の劣化が大きくなる可能性がありますので、定期的に充電することを推奨いたします。
初期設定
本器は、工場出荷時のガス種をイソブチレンに設定しています。イソブチレン以外のガス種を使用する
際には、ソフトウェア（CUB PC）を使用して変更してください。
ソフトウェア（CUB PC）（詳細は 4 項：P.14 を参照）
ガス種の設定をはじめとした各種設定は、CUB PC（ソフトウェア名）とパソコンと接続が可能なドッキ
ングステーション（詳細は 2.2 項：P.9 を参照）を使用して変更が可能です。

8

CUB

取扱説明書

３．使用方法本章では、本器の使用法についてご説明いたします。

3.1 表示画面について
表示画面は以下のように構成されています。なお、以下の文章に示されている用語の意味は以下の通りです。

ほとんどの作業者が連日繰返し被曝しても健康上悪影響をこう閾限度値
Threshold Limit Value

むることがないと考えられる有害物質の濃度。TLV-TWA、

STEL

短時間ばく露レベル
Short Term Exposure Limit

15 分平均値として越えてはならない値

PEL

許容ばく露限界値
Permissible Exposure Limit

Administration：労働安全衛生庁）が規定する許容濃度で、物質

時間荷重平均Time Weighted Average

通常 1 日 8 時間、週 40 時間での許容値

TLV

TLV-STEL、TLV-C があり、ACGIH が定めたもの。

許容ばく露限界。米国 OSHA（Occupational Safety and Health

TWAの健康影響のみでなく、行政的な考慮も加えた規制値

1：バッテリーの残量を表示しています。
2：測定濃度を表示しています。
3：測定濃度の単位（ppm または mg/m3）を表示しています。
4：｢VOC（Volatile Organic Compound）」を測定していることを表示しています。
5：STEL または TWA を超えた値の時に表示されます。
6：TLV と STEL を測定している際に表示されます。

PEL と TWA を測定している際に表示されます。

10

CUB

取扱説明書

1st 警報を検知した際に表示されます。

2nd 警報を検知した際に表示されます。

3.2 電源投入時の表示
電源投入時の表示は以下の通りです。
 電源を入れるために 3 秒間、本器の上部ボタンを押し続けます。
 ボタンを最初に押すと本器から音が鳴り、LED が点灯します。
 左から右に起動の進行を示すバーが表示されます。
 本器の電源が入ると画面が数秒間緑色に光り、ファーム
ウェアのバージョン番号が表示され、選択されている換算係数が表示されます。
 左図の画面になったら、表示が開始します。測定濃度と現在の充電状態を表示します。

3.3 警報動作時の表示
警報動作時の表示は以下の通りです。警報は、ソフトウェア（CUB PC）を使用して音の ON-OFF や振動の設定が出来ます。Alarm latch（警報を保持する）設定がされている場合、これらの警報は警報の閾値を下回るまでオフにすることはできません。Alarm latch が設定されていない場合は、1 度ボタンを押すと、警報音や振動が停止します。警報時のライトは点滅し続けます。再度ボタンを押すと、警報時の点滅のライトは停止します。
しかし、測定濃度が警報の閾値を超えている場合は点滅し続けます。

11

CUB

取扱説明書

4.2 ソフトウェアのインストール
4.1 項：P.14 で示したウェブサイトより、ダウンロードした Zip ファイルを解凍し、ソフトウェアをインストールします。
zip ファイル中の「setup.exe」ファイルをクリックします（これは、CUB のアイコンで表示されます）。
インストールウィザードが起動します。画面の指示に従いインストールを完了させてください。インストー
ル中に、以下に示した CUB のアイコンがデスクトップに表示されます。

4.3 PC への USB、またはドッキングステーションの接続
本器がドッキングステーションに接続されている時に USB ケーブルを PC に接続させてください。充電 LEDの色が緑色に変わります。充電 LED が赤色の場合は、USB が正しく接続されていません。最初に接続した際には、USB デバイスドライバーがインストールされます。接続後、充電 LED が黄色に変わります。この時点で、本器のログデータが PC に転送されます。転送が完了すると、USB LED が緑色に戻ります。複数のドッキ
ングステーションは、USB ハブを介して PC に接続することができます。ソフトウェアがインストールされたPC に接続されている場合、本器がドッキングステーションに接続時にデバイスのドライバーソフトウェアのインストールが始まります。
お使いの PC の OS が Windows 7、Windows 8、Windows 10 または Windows Vista の場合、以下の表示が現れ自動的に行われます。

15

CUB

取扱説明書

お使いの PC の OS が Windows XP の場合は、次のような画面でインストールを進めていきます。
Windows Update への接続の有無を以下の３つから選択します。
 Yes, this time only（今回のみ接続）
 Yes, now and every time I connect a device（毎回接続）
 No, not this time（接続しない）
いずれかを選択し、「Next>」をクリックします。

インストール中は、左図のような画像が表示されます。

左図の表示でインストールが終了したことを示します。
ウィザードを閉じるには「Finish」をクリックします。

16

CUB

取扱説明書

4.4 ソフトウェアの開始

デスクトップ上の CUB アイコン

をダブルクリックし、

ソフトウェアを起動します。
左図の画像が表示されます。

ソフトウェアが開きます。
左図のように、現在接続されているドッキングステー
ションと、以前の履歴が表示されます。

本器がドッキングステーションに接続されている場合、左図の赤丸で示したような画像で表示されます。

複数のドッキングステーションが接続されている場合は、
左図のようにそれぞれが表示されます。複数のドッキングス
テーションが接続された状態の場合、個々の CUB を識別する
ためには、「Status」の箇所をクリックすると分かります。な
お、ドッキングステーションに問題がある場合、充電と診断
LED の両方が数秒間紫色に点滅します。

17

CUB

取扱説明書

ソフトウェアの画面には、CUB の以下の情報が表示されます。
 シリアル番号
 名前
 最後に校正を実施した日時
 最後にバンプテストを実施した日時
 転送された最新データの日時 現在のバッテリー充電残量 インストールされている現在のファームウェアのバージョン
また、それぞれの CUB に対して、本画面上から以下の操作が可能です。
 ログデータの削除 ログデータの CSV ファイルへの変換
 各種設定 ログデータの確認 校正
 バンプテストの実施
 ファームウェアの更新
以下に各設定ボタンについて説明します。
各種設定を行う際に使用するボタンです。
ヘルプページを開くボタンです。ヘルプページはソフトウェアの情報を表示し、技術サポートおよびドキュメントへのアクセスをするために使用します（詳細は 4.6 項：P.20 を参照）。
本器のドッキングステーションへの履歴確認、および校正の設定を行う
際に使用するボタンです（詳細は 4.7 項：P.21 を参照）。
接続されているドッキングステーションの詳細を表示し、パージの実行及びファームウェアのアップデートを実行する際に使用するボタンです（詳細は 4.8 項：P.24 を参照）。
ソフトウェアの操作を進める、および戻す場合に使用するボタンです。
ソフトウェアを閉じる際に使用するボタンです。

18

CUB
その他のボタンについては以下の通りです。

取扱説明書

アドビシステム社の「Adobe Reader」のダウンロードページが開きます。
（View Manual ページの取扱説明書を閲覧する際には、「Adobe Reader」を使用することを推奨します。）

ソフトウェアのリリース情報が確認できます（以下の画面が表示されます）。

4.7 動作の任意設定
本器をドッキングステーションに置いた際の動作を任意に設定することが出来ます。
初期画面のボタンを押すと以下のような画面が表示されます。

各ステップには、動作を示すアイコンが表示されており、チェックすると各動作が自動的に実行されるようになっています。動作の内容を次頁に示します。
21

CUB

取扱説明書

矢印 1

左図のアイコンの左のチェックボックスを選択すると、本器がドッキングステーシ
ョンに置かれた際にデータは接続された PC に自動的に CSV ファイルにダウンロー
ドされます。データファイルの保存場所は、「Browse」ボタンを使用して選択できます。ログデータは自動的に PC に転送されますが、この記録データはソフトウェア
を使用してのみ表示が可能であり、かつ、暗号化されているため編集することはできません。この操作によって転送された CSV ファイルのデータは、Microsoft Excelなどを使用して編集することができます。

矢印 2

左図のアイコンの左のチェックボックスを選択すると、接続された PC にログデー
タがダウンロードされた後、ログデータは本器から削除されます。

矢印 3

左図のアイコンの左のチェックボックスを選択すると、本器がドッキングステーシ
ョンに置かれた際にパソコンの日時が自動的に同期されます。

矢印 4

左図のアイコンの左のチェックボックスを選択すると、ドッキングステーションにCUB が置かれたときに、新しいバージョンが利用可能な場合にファームウェアが自動的にアップグレードされます。
※本器に保存されているデータはすべて削除されます。

矢印 5

左図のアイコンの左のチェックボックスを選択すると、自動的にバンプテストを行います。バンプテストを実行する方法の詳細については 7.2 項：P.35 を参照してください。バンプテストの指示値が設定した最小または最大の感度の範囲外であることを検出した場合、本器は自動的に再校正されます。
※再校正されると、本器に保存されているデータはすべて削除されます。
この機能は、キャリブレーションドッキングステーションのみ利用できます。

矢印 6

左図のアイコンの左のチェックボックスを選択すると、バンプテストをせず、本器は再校正されます。
この機能は、矢印 5 の機能とは関係なく作動します。

History

画面右上の「History」欄にある左図のアイコンの左のチェックボックスをチェック
すると、数字が入力できるようになります。入力した数字以上の日数が経過した際に、ログデータ（ソフトウェアで読み取ることが出来るデータ）を PC から削除すると言う内容です。

Calibration

画面右中央の「Calibration」欄にある左図の画面では、上段より、校正におけるゼ
ロガス（空気、窒素等）の供給時間、スパンガス（イソブチレン）の本器への供給
時間、実施する日数間隔を設定可能です。これらの設定を行った後に、バンプテス
トを実行することを推奨します。また、設定した日数が経過すると、校正の期限切れの通知を表示するように設定することも可能です。ドッキングステーションのス
テータス LED は、校正の有効性により色が変わります。ドッキングステーションにCUB が置かれ、ソフトウェア（CUB PC）で読み取りがされると、校正が有効でない
場合は赤色、期限切れの場合は黄色、問題なく校正されると緑色に変わります。

22

CUB

取扱説明書

Bump Test

バンプテスト機能は、バンプガスに校正ガスを使用する または選択した測定対象ガスを使用するかを設定することができます。

Cub PC Lock

CUB PC では、構成や設定を変更されないように、変更を制限することができます。
「Lock」を選択して、パスワードを入力してください。デフォルトのパスワードは0000 ですが、「Reset Password」ボタンを使用して、自由にパスワードを設定することができます。

パスワードを忘れた場合は、Ion Science 社に連絡し、マスターパスワードを発行してもらう必要があります。マスターパスワードは発行された当日のみ有効です。

23

CUB

取扱説明書

4.8 ドッキングステーション動作の任意設定
ドッキングステーションに動作を任意に設定することが出来ます。ドッキングステーションのページを開くには、ボタンをクリックしてください。接続されたドックの詳細の表示と、パージ、およびファーム

ウェアのアップデートを実行するにはこのページを使用します。
ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。各項目の内容を以下に示します。

表示されている項目のうち、Dock の項目には、各ドッキングステーションのシリアル番号が表示されます。
Status の項目は、4.4 項：P.17 で記載したように、本器がドッキングステーションに接続されているかどうかを示します。Firmware の項目は、ドッキングステーションにインストールされているファームウェアの現在のバージョンを表示し、最新バージョンにアップグレードするボタンがあります。（アップグレードの内容
については 4.5 項：P.19 を参照）。Purge の項目は、ドッキングステーションをパージする際に使用します。

4.9 CUB（本器）の設定
CUB（本器）を設定するには、ボタンをクリックします。クリックすると、以下のページが表示されます。

各項目の内容を次頁に示します。
24

CUB

取扱説明書

Name

それぞれの本器に名前をつける必要がある場合、この空欄に名前を入力してください。

Units

測定の単位は ppm、または mg/m3 を選択可能です。
※ 単位を変更した場合、Alarms の「High」と「Low」の警報レベルを入力しなおしてください。

Auto Start

本器をドッキングステーションから取り外したときに、自動的に起動するように設定できます。

Clock

本器の時間を設定するために右にあるチェックボックスを選択し日時を設定します。また、お使いのコンピュータの時刻を使用して本器と同期するためには、下のボックスをチェックします。

Datalog

データロガ―の測定間隔を設定することが出来ます。最小時間は 1 秒から設定できます。
2 秒以上の設定から Record（Single reading, Average, Maximum）の 3 種類から選択できます。
Single：測定の設定時間の生データを記録します。
Average：測定の設定時間毎の平均値を記録します。
Maximum：測定の設定時間毎の最大値を記録します。
重要：本器のデータロガメモリがいっぱいになると、最新データが最も古いデータに自動的に上書きされます。データは利用可能な最も古いデータポイントから 1 つの完全なデータセット
として再構築されます。

Calibration

ドロップダウンリストから、校正ガスを選択します。本器は、2 点校正を推奨します。本器はSpan モードで Span 校正してください。その際は、ppm 濃度で入力してください。校正手順は、この取扱説明書の「メンテナンス」のセクション 7.1 項：P.32 で説明されています。

TWA STEL

測定場所に合わせて動作してください。｢TWA Alarm」と「STEL Alarm」では、必要に応じて、
デフォルトより低い（より厳しい）TWA と STEL 警報レベルを入力してください。

Sound

左側の
右側

ボタンを選択すると、本器のボタンを押すたびにビープ音が鳴ります。
のボタンを選択すると、設定した警報の閾値を超えたときに、警報音が鳴ります。

音量バーで調整してください。
Alarm Latch
On

ボタンを選択して「Alarm Latch」を設定した場合、1st 警報または 2nd 警報を超えると、本器のボタンを押しても警報音は切れず、鳴り続けます。警報の閾値を下回っても、本器のボタンを押すまでは警報音が鳴り続けます。1 回ボタンを押すと、警報音が消え、もう 1 回ボタンを押すと LED が消えます。また警報の閾値を超えた場合、再び警報が作動します。

Alarm Latch「Alarm Latch」を設定しない場合、警報の閾値を超えた時、警報音と LED を消すことができまOffす。1 回ボタンを押すと警報音が無効となり、もう 1 回ボタンを押すと LED が消えます。警報の閾値を下回ると、LED と警報音は消えます。また警報の閾値を超えた場合、再び警報が作動します。

Vibrate

警報時に、CUB を振動させる場合は右側の
は、左側の

PID

ボタンを選択してください。必要のない場合

ボタンを選択してください。

PID ランプの種類と検知するガス種を選択してください。選択されたランプが CUB に装着したものと同じであることを確認してください。
デフォルトでは、本器は起動時にゼロ点を自動的に設定します。校正時のゼロ点を使用するには、ボタンの選択を解除してください。Ion Science 社は、可能な限りデフォルトの設定を使用することを推奨します。
25

CUB

取扱説明書

Alarms

選択したガスの「High」と「Low」の警報レベルを入力してください。

Screens

本器の切り換え画面に表示する項目を選択できます（切り換え画面の内容は 3.4 項：P.12 を参照）。

Send to

必要な設定を入力した場合、「Send to Instrument」ボタンを押すと、本器へ送信されます。
「Send

Instrument

to all docked Cubs」ボタンを選択すると、同じ設定ファイルをドッキングされた複数の CUB に同時に送信することができます。

Save to File
Load

from

File

必要な設定を入力した場合、「Save to File」を押すと、設定値や動作設定を保存できます。
保存された設定値や動作設定のファイルを「Load from File」で呼び出すことができます。

設定を変更した場合は「Send to instrument」ボタンを押し、設定を本体に書き込む操作を行ってください。
なお、設定の変更時には、それまでに取得した測定データが消去されますので、あらかじめデータの保管を行った後に変更操作を実施してください。
｢There was a problem sending to the instrument」というメッセージが表示された場合は「OK」をクリックしてください。「Starting CUB PC」を選択し手順を繰り返してください。お使いの PC から CUB への書き込みに失敗が続いた場合は、代理店または Ion Science 社にご連絡してください。
既にご案内していますが、ソフトウェアが稼動している状態で、PC と本器をドッキングステーションを介して接続することで、新たなデータは自動的にソフトウェアに記録されます。この動作の間、ドッキングステー
ションの LED が黄色に変化します。

4.10 記録データの閲覧記録されたデータを表示するには、ボタンをクリックします。クリックすると以下のページが表示さ

れます。

この画

面に
26

CUB

取扱説明書⑧の測定値のデータをクリックすると、その部分がグラフのどこに当たるかが、縦線で示されます。
また、縦線の上には、測定しているガス種と時間、濃度が示されます（下図参照）。

Export To

CSV.ファイルにログデータを出力するために使用しまCSVす。「Datalog」のZoom To Fit

ボタンと同じ機能です。

全体のグラフを一度に表示できるようズームレベルを変更します。

Zoom Area

特に確認したいエリアを拡大します。

Zoom Centre

グラフの中心部分を拡大します。

記録された全てのデータの削除
CUB に貯蓄された現状の記録データを削除するには、該当する CUB のページでボタンを押してください。削除してもよいかどうかのメッセージが表示されますので、許可すると削除が行われます。
本機能を使用すると、CUB からログデータが全部消えますので、削除する前に、必要なデータは全て CSV
形式で保管してください。

29

CUB

取扱説明書

4.11 ソフトウェアの免責事項
ソフトウェアライセンスの終了
このライセンスは終了時点まで有効です。お客様がこのライセンスのいずれかの条項に準拠しない場合、Ion
Science 社からの予告なしにライセンスは自動的に終了します。お客様は、ライセンス終了時に、文書資料及びソフトウェアのすべてのコピー(変更を加えたコピーを含む)を破棄、削除、又は廃棄することに同意するものと
します。
保証の否認
ソフトウェア及び付随する資料(取扱説明書を含む)は「現状」のまま提供され、特定目的(Ion Science 社がその目的について助言を受けた場合でも)に対する商品性及び適合性の暗黙的な保証を含むどのような種類の保証も付随しません。また Ion Science 社は、ソフトウェアの正しさ、正確性、信頼性、現行のリビジョンなどの面で、ソフトウェア又は文書資料の使用又は使用の結果について保証せず、又は何らの表明も行いません。Ion
Science 社は、特にお客様の責任においてソフトウェアを操作した後の保証を行いません。ソフトウェア又は文書資料に不具合がある場合、以下の記載事項を除き、Ion Science 社又はそのディーラー、販売業者、代理業者、又は従業員ではなく、お客様が補修、修理、修正のリスクと経費について全責任を負うものとします。
依存の禁止
Ion Science 社、そのディーラー、販売業者、代理店、又は従業員により口頭又は書面で与えられた情報又は助言は、それについての保証を形成せず、この合意条項下での Ion Science 社の責任範囲を拡張せず、またお客様はそのような情報又は助言に依存することはできません。
責任の制限
Ion Science 社は、直接的、間接的、結果的又は偶発的な損害について責任を負いません(事業利益、事業情報の損失による損害又はそのような損害の可能性を含みます)。上記の制限は地域の法律により認められる場合に適用されます。
準拠法
この同意事項は英国の法律に準拠します。

30CUB

取扱説明書

左図のようにセンサ出力が表示されます。数値が安定したら上部ボタンを押してください。ゼロガスのセンサ出力が記録されます。

再度、上部ボタンを押すと、画面が「S」表示に切り替わりスパン校正モードになります。この時点でスパンガスを接続してください。上部ボタンを押し、スパン校正を開始してください。

左図の様にセンサ出力が表示されます。数値が安定したら上部
ボタンを押してください。スパンガスのセンサ出力が記録され校正が終了します。

ゼロ、スパンレベルとの間に有意な差がない場合には、校正は無効となり、「E- - 5」が表示されます。この場合は、以前の有効な校正値が使用されます。最後に、本器は通常の測定モードに戻ります。

7.2 バンプテスト
本器は、キャリブレーションドッキングステーションとソフトウェアを使用し、ゼロガスとスパンガスをセットしておくことで、バンプテスト（機能検査）を行う事が可能です。4.7 項：P.21 任意の動作設定 矢印 5 の下の項目をチェックするとパンプテストを行います。バンプテストでは、動作設定で指定した濃度範囲内にある事を自動で確認し、濃度範囲外の場合には、再度校正を自動で実施します。

35

CUB

取扱説明書

7.5 テフロンフィルターの交換
テフロンフィルター（PTFE 製）は、おおよその目安として使用 100 時間毎の交換を推奨いたします（埃や湿気が多い環境下で使用されている場合は、更に交換周期を短くすることを推奨いたします）。テフロンフィルタ
ーが汚れないように注意しながら交換してください。
交換方法を以下に示します（構造は 7.3 項：P.36 を参照してください）。なお、テフロンフィルターと、２つの O-リングが正しく装着された本器は、IP65 を有しますが、センサカバーの O-リングが装着されていない
場合は IP43 に低下します（ドイツ BASEEFA のテスト結果による）。
１．本体からセンサカバーを外します。
２．センサカバーから、O リング（テフロンフィルター用）と、テフロンフィルターを外します。
３．センサカバーに、O リング（テフロンフィルター用）と、テフロンフィルターを装着します。
４．本体にセンサカバーを取付けます（この際、締めすぎないようにします）。

7.6 PID センサの交換、およびクリーニング
PID センサは、おおよその目安として使用 100 時間毎の清掃を推奨いたします（30ppm を 100 時間測定する事を想定）。PID センサは汚れの影響を受けやすいので、汚れが付着しない様、工具や手袋等を使用して取り扱ってください。また、壊れやすいのでセンサ表面には触れず、落とさず、慎重に扱ってください。
以下のような場合には、更にこまめに清掃を行う事を推奨いたします。
 埃や湿気が多い環境下で使用している場合
 吸着性の強いエステル、アミン、ハロゲン化合物を使用している場合
 30ppm よりも高いガス濃度の環境で使用している場合
交換方法を以下に示します（構造は 7.3 項：P.36 を参照してください）。
１．本体の電源をオフにします。
２．センサカバーを外します。
３．本体から、PID センサを取り外します。
※ PID センサを元に戻す、あるいは新品を取り付けるには、逆の手順で実施してください。
PID センサの交換、クリーニング時には以下の点に注意してください。
 7.3 項：P.36 の構造を参考に順番を間違わないようにしてください。
 取り付け位置等を間違わない様、また勘合が十分である事を確認してください。
 交換、およびクリーニングを実施した後には、ガス校正を行う事を推奨いたします。

37

CUB

取扱説明書

クリーニングパウダーの主な問題点について以下に示します。

危険有害性情報 呼吸器官及び目に炎症を起こす場合があります。
 クリーニングを行う際には、ドラフトで行うか、換気の良い場所で行ってください。
 粉じん及びヒュームを吸い込まないでください。皮膚、目、衣服との接触を避けてください。

取扱い 適切な防護服を着用してください。
 クリーニングパウダーの使用後、露出部（顔と手）は石鹸を使用し、水でよく洗ってください。
 クリーニングパウダーの許容濃度（TVL）（時間荷重平均（TWA））は10 mg/m3 です。

保管方法

 水分の吸着や汚れを防ぐために、容器は閉じておきます。

次に、ランプのクリーニング方法を以下に示します。
1. クリーニングパウダーの容器を開きます。きれいな綿棒に微量のクリーニングパウダーを付着させます。
2. 綿棒を使用して PID ランプの表面を 15 秒程度軽く磨きます（下図参照）。ランプの表面は指で触れないでください。故障の原因となります。
3. きれいな綿棒で、ランプの表面に付着しているクリーニングパウダーの残りを取り除きます（エアダスター
で吹きつけ除去を行う事を推奨します）。
4. クリーニング終了後は、取り外しの手順の逆の方法で取り付けを行います。なお、クリーニング後は、本器を必ず再校正してください。

39改廃履歴
版

修 正

発行日

0

初版

2016/4/13

1

P23：4.9 Cub(本器)の設定の図変更,P24：4.9 Cub(本器)の設定変更に伴うボタン説明の追加

2017/7/5

2

Ion Science 社ロゴ変更等による画像変更,適合宣言更新,CUBPC ソフトウェアの機能追加,
センサ･スプリングの品番変更

2019/4/26

3

P44：連続使用時間の変更

2019/9/19