GERSTEL
ソリューションカタログ
MPS robotic/robotic pro smart series, TDU2

試料前処理・導入技術進化し続けるロボティックオートサンプラ

目的に合わせて選択可能

MPS robotic pro smart series

MPS robotic smart series

MPS robotic の全機能に基 本 機能に加えて TDU2

加えて、DHS オプション

加熱脱着装置との組み合まで対応可能です。更にわ せまで 対 応 可 能 です。

シリンジツールのマニュアルでシリンり複雑な前処理のることで各機能の自動交換機能によジツールを交換す自動化にも対応が変更が可能です。

可能です。

Smart シリーズの特長
ge
)

an
Or

ig

ht

ey
)

a)

50

0µ

L

(L

(G
r
L
0µ
25

µL
10
0

(P
µL
50

(A

ur

qu

pl

n)

e)

(D
L

ee
(G
r
µL
25

Or

ar

e)
/1
0m

10
µ

L

(L
L
m

an

k

w
)

im

lo
(Y
el
/5

/1
m

L
L
5µ

SPME 注入、SPME Arrow 注入が可能です。

1µLしたシリンジ / ファイバーを用いた液体注入、ヘッドスペース注入、ge)

従来の MPS robotic/robotic pro の機能に加え、スマートチップを搭載

スマートチップ : すべてのシリンジ / ファイバーは個別に割り当てられた ID を使用しており、MPS システムによって自動的に認識され、使用日時、分析回数などの重要な情報を記録、読み取りすることが可能です。トレーサビリティを確保した信頼性の高い分析を実現します。

カラーコード : シリンジ容量、ファイバーの種類はカラーコードにより簡単に識別可能です。

基本ツール
液体注入

通常の液体注入を自動化できます。GERSTEL USM（ユニバーサルシリンジモジュール）により各種シリンジサイ
ズに対応します。

CIS4 との組み合わせにより、最大 1000 µL の大量注入が

SPME/SPME Arrow オプション
SPME オプション

S P M E 法（ S o l i d P h a s e
Micro Extraction) の自動 分析が可能です。
MPS HIT オプションにより更なる高感度化が期待できます。

可能になります。

ヘッドスペース
オプション

SPME Arrowオプション

1.0 mL、2.5 mL、5.0 mL のガスタイトシリンジに対応しています。

に対応したオプションです。

シリンジ方式のヘッドスペー
ス分析を自動化できます。

2

従 来の SPME ファイバに比べて最 大で 約 20 倍の固定相 量を有する SPME Arrow

MPS HIT オプションにより更なる高感度化が期待できます。

GERSTEL オリジナルソリューションで広がるアプリケーション
TDU2 ソリューション

Twister/ATEX オプション

MPS HIT オプション

Twister や FLEX-Twister、固体試料など多彩な試料導入を実現します。

Twisterヘッドスペース試 料（HIT-HS）、 または SPME（HIT-SPME）、

SPME Arrow（HIT-Arrow）で濃縮した試料を TDU2 に複数回注入し、CIS4 に濃縮することで、高感度化と高沸点成分の回収率向上が期待できます。
（MAESTRO ソフトウェアのバージョンにより対応できない機種がございます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。）

FLEX-Twister
Twister 導入
SBSE や SA-SBSE ※ 1（Solvent
Assisted SBSE）で濃縮した試料の自動分析が可能です。
※ 1 特許登録済
SA-SBSE 専 用 の FLEX-Twisterが必 要です。従 来の Twister を使用した場合、期待通りの結果が得られない場合があります。

直接試料導入 / 大量注入

TDU2 ライナーの中にマイクロバイアルを入れることで、液体・固体試料の直接導入が可能です。
また、SBSE や SA-SBSE で濃縮した試料を有機溶媒で逆抽出した液体試料の大量注入も可能です。

大量注入

HIT-HS

HIT-SPME

HIT-Arrow

DHS オプション ※ 2

10 mL、20 mL バイアルを用いた
ダイナミックヘッドスペース分析の自動化を実現し、高感度で幅広い対象成分をカバーすることができます。
※2

MPS robotic pro 、MPS robotic pro smart seriesのみ対応可能MPS ソリューション

LVI — Large Volume Injection —GERSTEL ALEX — Automated Liner EXchange —せにより、最大 1000 µL の大量注入が可能になります。大量

CIS4 注 入口のライナーを自動GERSTEL CIS4 と、MPS robotic/robotic pro smart series の組合注入により、高感度化が図れるばかりでなく、前処理工程の簡

略化、自動化、ミニチュア化、溶媒使用量の低減などが期待できます。

ALEX シス テム は、GERSTEL
的に交換する装置です。大量注

入や高マトリックスサンプルをルーチンで分析する際の最大の問題であったライナーの定期的な交換を自動的に行うことができます。これにより、従来は自動分析を行うことの難しかった

アプリケーションの完全自動分
析が可能になります。

3

試料前処理・導入技術

GERSTEL の試料前処理・導入技術
多機能加熱脱着装置

GERSTEL TDU2 — Thermal Desorption Unit —GERSTEL TDU2 は、小型の多機能加熱脱着装置で、CIS4 との組み合わせで構成されます。

MPS robotic/robotic pro smart series の Twister/ATEX オプションと組み合わせることで、様々な試料前処理・導入技術の自動化が可能になります。

※ TDU2 の消耗部品等は基本的に前モデルの TDU と共通です。

直接導入

TDU2

吸着剤

Twister
マイクロ
バイアル

CIS4

各種試料導入の例

TDU2 システムの概念図

簡単前処理、広がるアプリケーション

GERSTEL ATEX — Automated Tube EXchange —GERSTEL ATEX は、MPS robotic/robotic pro smart series、TDU2 のオプション

です。あらゆる試料形態に対応する加熱脱着システムです。また、TDU2 の温度と流量が自動で制御できるので、高精度な分析が実現できます。
簡単操作

サンプルのセットはいたってシンプル。TDU2 の加熱脱着条件も MAESTRO

ソフトウェアで設定可能です。

液体、固体試料の直接加熱導入

TDU2 チューブ内のマイクロバイアルに試料をセットし加熱脱着することで、直接 GC システムに導入が可能です。
不揮発性成分TDU2 チューブは、分析毎に交換可能なため、マイクロバイアルを用いれば不揮発性成分を含んだ試料の導入も可能です。

MPS robotic/robotic pro smart series による自動化

GERSTEL MPS robotic/roboticpro smart series との組み合わせで多検体（1トレイホルダーに最大 120 検体）の自動分析が可能となります。

4

GERSTEL Twister / FLEX Twister

Stir Bar Sorptive Extraction（SBSE / スターバー抽出）
SBSE とは、Stir Bar（攪拌子）に PDMS を固定相とした GERSTEL 社製
Twister を試料溶液中で攪拌して目的成分を抽出する手法で、PDMS を仮想溶媒とみなした液 - 液分配の応用技術です。

PDMS
ガラス

TwisterTM概念図

マグネット

SBSE の流れ

GC-MS 分析▲▲

表面の水分を拭き取った
後、Twister を TDU2 用
ライナーにセット

▲

▲

加熱脱着

LC-MS 分析TDU2 による
加熱脱着

▲

▲
▲

バイアルに試料とTwister を入れ
スターラーにて
撹拌し抽出

溶媒抽出

抽出液をマイクロ
バイアルにて導入

有機溶媒にて Twister に濃縮した成分を逆抽出

FLEX-Twister を用いた SA-SBSE ※ 1
SA-SBSE ※ 1

Solvent Assisted Stir Bar Sorptive Extraction

SA-SBSE スターターキット（完全版）※ 2

SA-SBSE 専用の FLEX-Twister を有■ SA-SBSE 専用 FLEX-Twister（10 ヶ入り）

バー抽出を行います。PDMS と有機溶

■ 250 µL シリンジ（2 本）

機溶媒に含侵、膨潤させたのちスター■ TDU トレイ専用ライナー（20 ヶ入り）媒の特徴を兼ね備えた抽出が可能と■ CIS4 用 Tenax 充填ライナーなり、従 来の SBSE では難しかった、
水溶性、極性の高い化合物の濃縮が期待できます。目的に合わせて様々な有機溶媒を選択することが可能です。

■ TDU 用マイクロバイアル

FLEX-Twister
左側 : DIPE を含侵した SA-SBSE 時の FLEX-Twister ®、右側 : DIPE 含侵前の FLEX-Twister ®
®

（100 ヶ入り）■ SA-SBSE 用分析メソッド■ 操作説明※ 1 特許登録済
SA-SBSE 専用の FLEX-Twister が必要です。従来の Twister を使用した場合、期待通りの結果が得られない場合があります。
※ 2 構成内容は予告なく変更になる場合があります。

5

試料前処理・導入技術

Vanillin

Decanoic acid

Octanoic acid

Whisky lactone

Phenetyl alcohol

Phenetyl acetate
Hexanoic acid
GuaiacolBenzyl alcohol

3-Methylbutanoic acid
Methionol

Butyrolactone
Butanoic acidFurfuryl alcohol

1-Octen-3-ol
Furfural

Ethyl octanoate

cis-3-hexenol

Ethyl hexanoate

SA-SBSE
(w/ DIPE)

1-Hexanol

SA-SBSE-LD による赤ワインの分析
SA-SBSE により水系試料中の水溶性/ 極性化合物を高感度に分析

SBSE

SA-SBSE による赤ワインの香気成分の分析例

上段 : ジイソプロピルエーテルを使用した SA-SBSE、下段 : 通常の PDMS Twister を使用した SBSE の結果。
SA-SBSE の方が検出されている成分が多く、殆どの親水性、極性の香気成分でピーク強度の向上がみられます。

TDU2 の応用技術

MPS HIT — Hot Injection and Trapping —MPS HIT により、ヘッドスペース試料、または SPME/SPME Arrow で濃縮した試料を加熱された TDU2 に複数回注入し、CIS4 に濃縮することで、高感度化と高沸点成分の回収率が向上します。

Malt（MAESTRO ソフトウェアのバージョンにより対応できない機種がござい
HIT-SPME

CIS －50 ℃ 1 mL 注入 と CIS 10 ℃ 2.5 mL x 4 注入

Furfuryl methyl
disulfide

2,5-Dimethyl
pyrazine

Furfuryl alcohol

4-Methyl thiazole
Furfural

2-Ethyl-3-methyl
pyrazine

試料量 : 2.5 mL x4 回
＝ 10 mL

Pyridine
DMDS

HIT-HS によるコーヒーの分析
6

HIT-Arrow

試料量 : 1 mL

2,3-Pentanedione

3-Methyl butanal

2-Methyl butanal

2-Methyl furan

Isobutanal

HIT-HSDMS

Furan

Propanal

Acetoaldehyde

ます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。
）

試料前処理・導入技術

更なる高感度、自動化を実現

ダイナミックヘッドスペースオプション

GERSTEL DHS — Dynamic HeadSpace —※MPS robotic pro /MPS robotic pro smart series、TDU2 のオプションです。

高感度で幅広い対象成分をカバーできるダイナミックヘッドスペースサンプラで、

GERSTEL MPS robotic pro /MPS robotic pro smart series と組み合わせて、自動でサンプリングから注入までを行うことができます。
加温されたショートパス、バルブレス

サンプルパスはわずか 3 cm。サンプルが通る部分は全て加熱されているため、コールドスポットの影響なく分析できます。
高感度ダイナミック法によりヘッドスペースガスが濃縮されるため、従来のヘッドスペー

ス法や SPME 法に比べて格段に感度が向上します。

MPS robotic pro 、MPS robotic pro smart series による自動化

パージ流量、パージ時間とトラップ温度が自動で制御できるので、高精度な分析が実現できます。

トラップ充填剤の選択可能

Tenax チューブを基本として、トラップ充填剤のパージガス

選択により、目的にあわせてカスタマイズ可能です。
※ MPS robotic pro 、MPS robotic pro smart series のみの対応です。

HS-SPME と DHS の比較: コーヒー豆の分析

2-methyl furan

DHS（Tenax TA）600 mL@30℃（10 min）
Methyl pyrazine

2,3-Pentanedione

Furfuryl alcohol

Furfural

HS-SPME（CAR/PDMS）10 min@30℃

2-methyl furan
2,3-Pentanedione

Methyl pyrazine

FurfuralFurfuryl alcohol

DHS-GC-MS によるコーヒー豆の分析例（HS-SPME との比較）

コーヒー豆 1 g を DHS とSample:
HS-SPME にてサンプリング（条件は temp.:
30 ℃、10 30℃,
分間に統一）
し、GC-MStime:
にて分析しました。
1 g, Incubation
Incubation
5 min,DHS により、ほとんどの成分において高感度化を図ることができました。
Split Ratio: 1/3, GC Column: DB-Wax, GC-MS: Agilent 7890GC/5975MSD

7試料前処理・導入技術

DHS による網羅的な分析
FEDHS®

水系試料中の水溶性成分を高感度に分析

最大 100 µL の水系試料を HS バイアル中でパージし強制的に全量を気化。水溶性成分を含む幅広い成分の回収率が向上します。

Purge gas in

FEDHS によるシングルモルトウイスキーの分析※

80 ℃～ 100 µL

試料採取

DHS による濃縮

最大 100 µL の水系試料を
HS バイアルにサンプリング

GC-MS 分析

80 ℃で全量が気化するまでパージし、トラップに濃縮

加熱脱着装置に導入し、GC-MS 分析

ウイスキー 100 µL を FEDHS にて分析。ウイスキー L ではピート臭の特徴香である、フェノール系の物質が検出されており、ウイスキー Y では脂肪酸類が顕著に検出されております。また、水溶性が高く、揮発性も低い
バニリンまで高感度に検出する事ができています。
※ N.Ochiai, K.Sasamoto, A.Hoffmann, K.Okanoya, J.Chromatogr.A, 1240（2012）59.

DHS-MVM®

トップノートからベースノートまでの幅広い成分を網羅的に分析

2 種類以上のトラップを用い連続的な DHS サンプリングすることで揮発性成分を網羅的に分析します。

Multiple
Tube
Desorption

MethodMethod1

Carbon 系トラップ 1
トップノートCarbon 系トラップ 2
トップ～ミドルノート

VVOCs 成分等のトップノートの一部に最適化した抽出・濃縮

トップノートの残りとミドルノートの一部に最適化した抽出・濃縮

2,5-Dimethylpyrazine
logKow: 1.03
VP: 3.18 mmHg
2-Methyl butanal
3-Methyl butanallogKow: 1.23
VP: 10.4 mmHg

DMS
logKow: 0.92
VP: 479 mmHg

3

Tenax TA トラップ
ミドル～ベースノート

ミドルノートの残りとベースノート、水溶性成分、
低揮発性成分に最適化した抽出・濃縮

Furfuryl methyl sulfide
logKow: 2.00
VP: 1.37 mmHg
Acetol acetate
logKow: -0.19
VP: 1.49 mmHg
GuaiacollogKow: 1.34
VP: 0.113 mmHg

Furan
logKow: 1.36
VP: 596 mmHg

Acetaldehyde
logKow: -0.17
VP: 910 mmHg

Method2

Butanoic acidlogKow: 1.07
VP: 2.11 mmHg

3 種類のトラップを連続的に加熱脱着し、フォーカシング後、
GC-MS に全量導入

FEDHS®

MaltollogKow: -0.19
VP: 0.000043 mmHg
2-Acetyl pyrrole
logKow: 0.56
VP: 0.0289 mmHg
IndolelogKow: 2.05
VP: 0.012 mmHg
FuraneollogKow: 0.82
VP: 0.00058 mmHg

2,3-ButanedionelogKow: -1.34
VP: 70.2 mmHg

DHS-MVM® によるコーヒーの分析

Vanillin
logKow: 1.05
VP: 0.0019 mmHg

m/z 152

Acetaldehyde, DMS などの揮発性の高い成分から Guaiacol, Maltol, Furaneol, Indole, Vanillin などの水溶性が高く、揮発性の低い成分まで多種多様な成分を検出。

8※ Nobuo Ochiai, Jun Tsunokawa, Kikuo Sasamoto and Andreas Hoffmann, J. Chromatogr. A, 1371（2014）65-73
本論文はオープンアクセスの為、無料でダウンロード可能です。

試料前処理・導入技術

大容量ダイナミックヘッドスペースオプション

GERSTEL DHS Large — Dynamic HeadSpace Large —DHS Large は、MPS robotic pro /MPS robotic pro smart series、TDU2、DHS のオプションです。※

大口径、大容量の金属容器を使用しており、サイズの大きな試料をカットすることなく、そのままの形状でダイナミックヘッドスペース分析が可能になりました。容器フタには安全弁が付いているため 200 ℃までの加熱が可能となり、様々なアプリケーションに対応することができます。
大容量

内径 : 92 mm

内容積 : 250 mL、500 mL、1000 mL の 3 種類
内面は Silcosteel® による不活性処理済
高温対応

最高使用温度 : 200 ℃

MPS robotic pro 、MPS robotic pro smart series による自動化

容器を手動でセットした後はサンプリングから分析までの一連の操作を自動で行います。

※ MPS robotic pro 、MPS robotic pro smart series のみの対応です。

Vanillin

IndolePhenylpropanoic acid

HMF

Glycerol4-ethyl-5-thiazoleethanol

Decanoic acid
Hexadecanal
δ-decalactone
2-heptadecanone

Octanoic acid

Maltol2-acetylpyrrole

Phenetyl alcohol

Benzyl alcohol

E,E,2,4-decadienal
Hexanoic acid
Cyclotene

2-methyl butanoic acid + Pentanoic acidAcetamide

2-pentadecanone

Furaneol

Butanoic acid + Butyrolatone
2-acetyl thiazole
Furfuryl alcohol

1,3-butanediol
Phenetyl acetaldehyde

Propanoic acid
2,3-butanediol

Furfural2-ethyl-6-methyl pyrazine
NonanalMethional

2,6-dimethyl pyrazine

DHS Large 容器セット時

1-hexanol
Dimethyl trisulfide

2-methyltetrahydrofuran-3-one
Methyl pyrazine
Acetoin
Acetol2,5-dimethyl pyrazine

Heptanal

Hexanal2-methyl thiophene

DHS Large 専用容器
左から 250 mL、500 mL、1000 mL

DHS Large による豚バラ肉の分析

豚バラ肉 0.5 g を 150 ºC で 15 min（x2 回）
加熱し、Method TX Extension を使用して分析しました。
メイラード反応等により、常温時には検出できなかった様々な香気成分が新たに生成し検出されました。

9

試料前処理・導入技術
その他の試料導入系

加熱脱着導入システム

GERSTEL TDS 3/TDS 3C— Thermal Desorption System 3/3C —TDS3 は、不活性なショートパスを実現し、幅広い成分や様々なサン

プル形態に対応する加熱脱着導入システムです。バルブレス流路の

TDSA オートサンプラを用いると多検体自動分析ができます。

TDS3C では UPC Plus、または CCD2 を使用することで液体窒素を使用すること無く冷却が可能です。

オフライン加熱脱着装置

GERSTEL TE 2 — Thermal Extractor 2 —TE 2 は、TDU2/TDS3 用のオフラインサンプリング装置です。TDU2/

TDS3 のチューブには入らない容積の大きいサンプルや、少量では感度が足りないサンプルを、吸着剤入りの TDU2/TDS3 チューブへ濃縮することが可能です。別売の専用アダプタを用いることで、TD3.5 + な

どの外径 1/4 inch サイズのチューブを使用することも可能です。

チューブコンディショナ

GERSTEL TC 2 — Tube Conditioner 2 —TC 2 は、TDS3 チューブ用のコンディショニング装置です。設定した

温 度で、不活 性ガス（高純 度 N2、He）を流しながら 10 本同時に

TDS3 チューブのコンディショニングが可能です。オプションの専用

チューブアダプタを使用することで、TDU2 チューブや TD3.5 + などの
外径 1/4 inch サイズのチューブのコンディショニングも可能です。

周辺装置

加熱脱着装置用冷却オプション

GERSTEL CCD2 — Cryostatic Cooling Device 2 —液体窒素不要GERSTEL 加熱脱着装置 TDU2、TDS3C 用の冷却装置です。

クライオフォーカス部（CIS4C）の温度を－ 40 ℃まで冷却可能なため、液体窒素を使用することなく対象成分やアプリケーションの範囲が広がります。

コスト削減、生産性向上

液体窒素に比べて、ランニングコストの大幅な低減と、より長期の連続測定が期待できます。

2 チャンネル対応の CCD2 により、最大 2 システムまでの加熱脱着装置に装着可能です。

優れた操作性

温度などの条件設定は、GERSTEL MAESTRO ソフトウェアより行います。

液体窒素交換の手間も省くことができるので、操作性、メンテナンス性が向上します。

10

分離技術

GERSTEL の分離技術

1 次元 2 次元切替 GC-MS（特許登録済）■ 1 次元 GC-MS と 2 次元 GC-MS の切替を 1 台の GC-MS のメソッド変更のみで可能■ 2 次元 GC-MS における 1 次元目の「モニターTIC」を実現■ MS 同時検出における保持時間の一致精度を格段に向上

TDU

TDU

TDU

PCM

PCM

PCM

GERSTEL ODP4GERSTEL ODP4MS

Switching DeviceMS

MS

LTM-GC 2 にキャリアーガスを供給

LTM-GC 1 による1次元目測定

LTM-GC 1（ex. DB-Wax）

GERSTEL ODP4

Switching Device

Switching Device

LTM-GC 2（ex. DB-1）

1 次元 2 次元切替 GC-O/MS: 1 次元目測定

LTM-GC 2 にてフォーカシング

LTM-GC 1 から LTM-GC 2へ
ハートカット

LTM-GC 1（ex. DB-Wax）（クライオフォーカスオプションも追加可能）

LTM-GC 2 による2次元目測定

LTM-GC 1 はバックフラッシュ

LTM-GC 2（ex. DB-1）

LTM-GC 1（ex. DB-Wax）

1 次元 2 次元切替 GC-O/MS: ハートカット

LTM-GC 2（ex. DB-1）

1 次元 2 次元切替 GC-O/MS: 2 次元目測定

SBSE - 1 次元 2 次元切替 GC-O/MS によるビール中の香気成分の分析①１次元目 GC-MS 測定

通常の 1 次元 GC-MS の分析を行います。
分離不十分な成分や、においは検出できてもマトリックスに重なり、MS スペクトルが得られないような成分が有る場合は、ハートカット
する時間を選択します。

②ハートカット & バックフラッシュ

2 次元 GC-MS 分析の条件設定後、再測定を行います。目的成分のハートカットを行った後、バックフラッシュを行います。この際、CTS2 オプションによるクライオフォーカスも可能です。

1 次元目と 2 次元目の両方でにおい嗅ぎと MS の同時検出が可能！

β -Damascenone③ 2 次元目 GC-MS 測定

ハートカットされた部分のみを極性の異なる 2 次元目カラムで分析することで、1 次元目カラムのみでは分離できなかった成分の分離が可能になります。

▲ GERSTEL 1D/2D GC-O/MS におい分析システム

11

分離技術

キャピラリー GC 分取により、更なる高感度、選択性を実現
キャピラリー GC 分取装置

GERSTEL PFC — Preparative Fraction Collector —GERSTEL PFC は、キャピラリー GC で分離した成分を分取する装置です。従来は難しかったキャピラリーカラムによる分取が可能となりました。複雑なマトリックス中の微量成分を濃縮・精製す
ることにより、未知成分の定性に役立
ちます。

GERSTEL PFC

分取トラップ部分

クーリングオプション

GERSTEL PFC システムの特長■ バルブレスのスイッチングにより 0.01 min 単位の正確なスイッチングが可能■ 6 ポートの捕集管で、自由自在の分取が可能■ スイッチングの条件は GERSTEL MAESTRO ソフトウェア上から簡単設定可能■ トラップ部分の冷却オプションが選択可能（液体窒素 / 冷却水循環装置）■ Agilent 7890/8890GC の EPC 機能と、GERSTEL スイッチングデバイスにより優れた再現性を実現■ GERSTEL CIS4 注入口と MPS robotic との組み合わせにより、大量注入が可能■ Tenax チューブによる VOC 成分の分取にも対応（オプション）

1 検体用キャピラリー GC 分取装置

TDU2 Tenax ライナーや TDS Tenax チュー
ブへの捕集も可能（オプション）

GERSTEL Single PFC

吸着剤を用いた 1 検体のみの PFC を実現しました。キャピラリー GC 分取をより簡単に行うことができます。
濃縮した試料は、TDU2 に再導入しスプリットレス分析を行うことで、未知試料の定性に役立ちます。

Single PFC による濃縮（x 20 Twisters）と Twister x1 の比較

12Single PFC による 20 回の濃縮（Twiser による SBSE）と 2 次元 GC 分析により、ワイン中のオフフレーバー① IBMP、② TCA、③ Geosmin を同定する事ができました。

分離技術におい嗅ぎ / 分取 GC システム※■ メソッドのみで GC-O/MS, GC-MS, GC-O, GC 分取を切替（装置構成の変更は一切不要）■ 目的成分を TDU チューブに濃縮■ 分取、濃縮後は同一システムでの分析が可能■ 極性の異なる分析カラムに変更した同一システム、もしくは異なる分析カラムを装着した別システムで再分析することで、オフライン 2 次元 GC も可能■ 通常のカラムが使用可能

装置構成を変更することなく、メソッドのみを変更する事で、4 種類の分析モード（GC-O/MS, GC-MS, GC-O, GC 分取）を切替えることが可能です。

① GC-O/MS モード② GC-MS モードにおい嗅ぎと MS の同時分析を行う通常のモードです。

全量 MS に導入されるモードです。におい嗅ぎポートにスプリットされることなく、全量が MS に導入されます。

③ GC 分取モード④ GC-O モード

目的の成分 が溶出する時間のみ、このモードにすることで TDU
チューブに目的成分のみを濃縮する事が可能です。対象成分以外の溶出時間は②のモードにより MS に導入されます。

MS にスプリットすることなく、全量をにおい嗅ぎポートに導入することが可能です。

※特許登録済み

ODP3/4 からのアップグレード

ODP3/4 におい嗅ぎシステムに、専用アダプタとスイッチングに必要な各種デバイス類（アップグレードキット）を増設することで、におい嗅ぎ / 分取 GC システムへのアップグ
レードが可能です。

GERSTEL ODP4

アップグレードキットの構成■ スイッチングデバイス■ TDU チューブアダプタ

ODP4におい嗅ぎモード

ODP4 + チューブアダプタ
GC 分取モード■ ニューマティックボックス■ 据付調整■ 操作説明■ MAESTRO ソフトウェア

アップグレード

13

検出技術

GERSTEL の検出技術

スニッフィングポート

GERSTEL ODP4 — Olfactory Detector Port —におい分析において、GC による官能的な検出は欠く事ができない技術です。GERSTEL ODP4 - におい嗅ぎシステム - では、GC で分離した成分のにおい嗅ぎと、MS の同時検出（GC-O/MS）を実現し、未知成分の同定に威力を発揮します。

ODP4 の特長■ 新フレキシブルスタンドの採用■ 極めて近いホールドアップタイム（1 秒以内）
■ 高沸点成分の保持時間の一致と精度の向上■ 高沸点成分のキャリーオーバーの低減■ 1 次元 2 次元切替 GC-O/MS への拡張性■ におい嗅ぎ / 分取 GC システムへの拡張性

2 ポート、3 ポートにおい嗅ぎオプション
複数名で同一試料のにおい嗅ぎを行うことで、パネリスト間におけるにおいキャラクターの共有が可能です。
2 ポート ODP4

3 ポート ODP4

データ記録方法GERSTEL ODP4 には、2 種類のオプション（OID オプション、ヴォイスレコーディングオプション）があります。

OID オプション■ においを感じた時間と強度を記録

TIC

21.50

22.00

22.50

23.00

23.50

21.50

22.00

22.50

23.00

23.50

24.00

OIDシグナル■ クロマトグラムと重ね書きが可能

81

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

TIC

81

55.00

40

60
53

80

O
Furfuryl methyl sulfide
100

120

128
140

160

180

200

220

240

260
S 280

300

320

340

360

380

400

360

380

400

O

OIDシグナル
45.00

S

53

50.00

24.00

OIDシグナル

Furfuryl methyl sulfide
128

TIC
5.00

OID オプション用
インプットデバイス

TIC

50.00

55.00

OIDシグナル
45.00

50.00

55.00

45.00

50.00

55.00

40

60

80

匂いを感じたピーク
から物質を同定
匂いを感じたピーク
から物質を同定
100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

ヴォイスレコーディングオプション■ においを感じた時間にマーキング■ においの特徴を録音可能■ 記録した音声をテキスト化■ 録音した音声は再生可能

ヴォイスレコーディング
オプション用インプットデバイス

14

クロマトグラムににおいの質特徴を貼り付け（ヴォイスレコーディングオプション）

データ解析GERSTEL のデータ解析
香気成分データベース
AromaOffice 2D Ver.7

特長■ 従来の ChemStation ソフトウェア版の機能に加えて■ アロマサーチ、リバースアロマサーチ機能■ 116,119 件の香気成分データベース（2019 年 7 月現在）

■ 多変量解析ソフトウェア Agilent MPP との連携

MassHunter ソフトウェアにも対応可能■ MS スペクトル + RI による定性精度の向上■ 1 次元目カラム、2 次元目カラムの RI より、■ 自動デコンボリューション機能■ 化合物情報・文献情報の検索■ においキャラクターの検索

クロスサーチを行う事で検索精度の向上■ Agilent 異臭分析用データベースを収録

化合物検索

RI 検索

キャラクター検索MS キャリブレーションソフトウェア
MassWorks ※特長■ 四重極型 MS から精密質量スペクトルを算出■ 精密質量スペクトルと同位体比補正による組成式の推定■ 未知成分の組成式の推定が可能

CLIPS 結果（組成リスト）

CLIPS による化合物の組成式推定結果

検索範囲 :152.0895 ± 15 mDa, 元素 : C, H, N, S, O
（35 ヒット中の 15 番目までを表示）■ TOFMS 等の高分解能 MS データの組成式推定確度を向上■ LC-MSD データも解析可能

理論値と補正後の実測値の重ね描き

左 記 の 条 件では 35 もの 化合 物 がヒットしますが、同位体比の一致率である質 量ピーク確 度を使 用して、順位付けを行います。
これにより、2-isopropyl-3-methoxy
pyrazine の 正 し い 組 成 で あ る
C8H12N2O がヒット順位 1 位となりました。
図は実測の質量ピーク（補正後）とC8H12N2O の理論値の質量ピークの重ね描きで、互いに非常によく一致しています。
※ MassWorks は Cerno Bioscience 社の登録商標です。

※ゲステル株式会社は米国 Cerno Bioscience 社の国内総代理店です。

15

MAESTRO ソフトウェア

MAESTRO ソフトウェアは、GERSTEL 社の全装置をコントロールするソフトウェアです。
前処理時間の自動最適化（PrepAhead）により、分析時間に合わせて事前に前処理操作を行い、トータル分析時間を短縮します。更にオートサンプラーによる各種 前処 理 操 作を分析メソッドに組 込み（Preplets）、自動化が可能です

PrepAhead 有効時

前処理時間の自動最適化により、10 検 体 の 分 析 時 間 が 14 時 間
20 分から 9 時間 40 分に大幅に短縮されました。

GERSTEL MPS robotic/robotic pro smart series 、TDU2 システムの主な仕様■ MPS robotic/robotic pro smart series 部

サンプル数（1トレイホルダーあたりの数。トレイホルダーには 3 つの小トレイの混在が可能）
2 mL バイアル: 162（54 検体用小トレイ× 3）
10/20 mL バイアル: 45（15 検体用小トレイ× 3）
Twister/TDU2 チューブ : 120（40 検体用小トレイ× 3）
ただし標準では小トレイ 1 つのみ■ 制御方式・条件設定
ハンドヘルドキーパッドもしくは GERSTEL MAESTRO ソフトウェア（英語版）より入力。
設置寸法・重量・ユーティリティ■ 設置寸法MPS robotic/robotic smart series 部
MPS robotic/robotic pro smart series XL 部
TDU2 部
GC/MSD 部
pro

■ 重量

GC 部
MSD 部
MPS robotic smart series 部
MPS robotic pro smart series 部
TDU2 部C506 部■ ユーティリティ

: 幅 915 mm、奥行き 795 mm、高さ 770 mm: 幅 1270 mm、奥行き 795 mm、高さ 770 mm: 幅 210 mm、奥行き 60 mm、高さ 80 mm: 幅 2250 mm、奥行き 850 mm、高さ 550 mm: 50 kg: 41 kg: 14.1 kg / 16.1 kg（XL タイプ）
（本体のみ）: 16.8 kg / 18.8 kg（XL タイプ）
（本体のみ）: 0.5 kg
: 10 kg

2 mL バイアルトレイ

10/20 mL バイアルトレイ

ガス関係〈MPS robotic/robotic pro smart series 部〉: パージガス用 He または N2（MPS robotic/robotic pro smart series ヘッドスペースオプション使用時）〈TDU2 部〉
: キャリアガス（He ガス純化装置の使用を推奨）、液体窒素 *1 、アクチュエーターガス（Air, N2）*1 CIS4 の冷却に使用。液体窒素を使用しない場合はクーリングオプション（UPC Plus, CCD2）が必要になります。

電源 : MPS robotic/robotic pro smart series 部 100V 2A（50/60 Hz）
TDU2 部（C506）100 V x 2 合計 5A（50/60 Hz）
GC 部 200 V 15 A 単相（50/60 Hz）
MSD 部 200 V 5 A 単相（50/60 Hz）※詳細は各装置の据付前要領書をご確認ください。
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
ゲステル株式会社は、ドイツ GERSTEL GmbH & Co, KG の日本法人です。
アジレント・テクノロジー株式会社はゲステル株式会社の販売代理店です。

アジレント・テクノロジー株式会社

DE11123217〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイアル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp
Copyright © 2023 Agilent Technologies
All Rights Reserved.

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、改変、翻訳することは、著作権法で認められている
場合を除き、法律で禁止されています。

Printed in Japan. Aug. 30, 2023
5989-3569JAJP

Twister/ATEX 用トレイ