丸カスト

ベストセラー滅菌器ACシリーズの中型サイズと真空ポンプ・蒸気発生器タイプ。

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

YS-A- C2xx・3xx シリーズ

中型滅菌器市場で群を抜くデザイン性と使い易さを誇ります。

※1

18cm丸カスト用の小型オートクレーブ市場において、圧倒的な支持を受けて参りました
ユヤマクレーブＡ-Ｃ107。
そのデザイン性、使い易さを27cm丸カスト対応の中型機種にも採用すべく新たに開発したのが、Ａ-Ｃ２xxJと３xxJシリーズです。
※1. 18cm丸カスト用の小型オートクレーブ機種のA-C107は、当該市場においてトップシェアを誇ります。

よりハイグレードな機構をご用意。
2xxJ、3xxJシリーズは、全部で５機種をラインナップ。
卓上でも使える２０７Jを始め、水源を水道直結か給水タンクに求める自動給水タイプや、真空ポンプ搭載、蒸気発生器搭載タイプもご用意しております。
機種ごとの機構の差異は下記の表をご確認ください。

■■ 真空ポンプ■■ 蒸気発生器

給水時と乾燥工程時の気圧滅菌に用いるスチームを、常にを下げることで、水の沸点も生成・貯蔵しておきます。これを抑え短い加熱時間と、良質利用することで、加熱時間を圧な乾燥工程を実現します。

倒的に短縮することが可能です。

※図はイメージです。実際の真空ポンプは内蔵されています。

型式

卓上使用
※2

※図はイメージです。

27cmカスト数

水源

真空ポンプ

蒸気発生器

2個

手汲み××※3※4

※4

総運転時間

器具類乾燥度

繊維類乾燥度

AC100V

69.8分

0.58％

1.78％

電源

A-C207J○A-C217J

×

2個

直結又はタンク○×AC100V

68.0分-0.18％

0.93％

A-C317J

×

3個

直結又はタンク○×AC100V

69.5分-0.18％

0.60％

A-C327J

×

3個

水道直結

○（連続運転可）AC100V

65.5分-0.18％-0.92％

A-C329J

×

3個

水道直結

○（連続運転可）AC200V

58.5分-0.57％-1.00％※2 A-C207JにはBOX架台をオプションでご用意しております。
※3 132℃10分の滅菌×30分の乾燥工程によるモード時（社内データ）。

○○※4 JIS T7324の滅菌条件に従って、被滅菌物の滅菌前後における質量変化を現す指標。
乾燥度合が良好な程、数値は小さく、0.0％で乾燥前後の差異が無いことを意味します。
但し実際は被滅菌物の形状や収納状況等によって異なります。

ユヤマクレーブ
中型シリーズ

Item Line-Up

ハイスペック、それがユヤマクレーブの証しだと言えます。
収納できる27cm×3個

丸カストの水道直結タイプは 直結

直結

選択可能の場合は 直結可 とサイズと個表記しています。

数。

選択可。※

丸カスト
ポンプ

※いずれも直結する場合は給水に15A、排水に32Aの設備が必要です。

真空ポンプ
搭載機。

蒸気発生器

デスクトップ

蒸気発生器 搭載機。

として卓上利用可能。

（全機種とも、最高圧力は0.22MPaとなります。）

卓上可AC207

27cm×2個丸カスト

卓上可27ｃｍ丸カスト2個用で卓上利用可能タイプ

製品型
外形

寸

YS-A-C207J

法

幅557×奥行686×高さ475mm（但し、架台装着時は高さ1252mm）
直径320×奥行480mm（但し、チャンバー入口直径295mm）内容量42リットル

滅菌

温度132/121/115℃

滅菌

時

間

標準設定5分/20分/30分/30分（132℃/121℃/115℃/水）（但し、標準設定時間から60分まで１分単位で設定可能）

乾燥

時

間

初期設定30分（但し、0〜95分まで5分単位で任意時間設定可能）

約

10日

計

0〜0.4MPa

圧

薬事認証番号 219AABZX00052000

小型包装品用高圧蒸気滅菌器式

チャンバー寸法(内容量)

予BOX架台（オプション）

名力

水の滅菌121℃（但し、115℃から132℃まで１℃単位で設定可能）

安全弁吹出圧力

0.22MPaタ ン ク 容 量

給水タンク：4.3リットル

安

圧力安全弁、ドアセットセンサー、過熱防止バイメタル、漏電ブレーカー、電流ヒューズ、圧力スイッチ、圧力センサー

全装

置

電撃に対する保護の形式

クラスⅠ

E M C 適 合

JIS C 1806-1:2010に適合

オ プ シ ョ ン

ＢＯＸ架台

電圧

AC100V ±10V 50/60Hz

量58.5ｋｇ源

電質

医療機器クラス分類

消費電力

クラスⅡ（特定保守管理医療機器）

2.2kVA

但し、架台込みでは90.8kg

AC217

27cm×2個直結可ポンプ

丸カスト

27ｃｍ丸カスト2個用で真空ポンプ搭載機製品

型
外形

寸

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

式

YS-A-C217J

法

幅557×奥行686×高さ1252mm

チャンバー寸法(内容量)

直径320×奥行480mm（但し、チャンバー入口直径295mm）内容量42リットル

滅菌

温度132/121/115℃

滅菌時間

標準設定5分/20分/30分/30分（132℃/121℃/115℃/水）（但し、標準設定時間から60分まで１分単位で設定可能）

乾燥

時

間

初期設定30分（但し、0〜95分まで5分単位で任意時間設定可能）

約10日

計

予圧

薬事認証番号 219AABZX00080000

名力

水の滅菌121℃（但し、115℃から132℃まで１℃単位で設定可能）−0.1〜0.4MPa

安全弁吹出圧力タ ン ク 容 量

給水タンク：4.5リットル

循環水タンク：20リットル

安

圧力安全弁、ドアセットセンサー、過熱防止バイメタル、漏電ブレーカー、電流ヒューズ、圧力スイッチ、圧力センサー

全装

置0.22MPa

電撃に対する保護の形式

クラスⅠ

E M C 適 合

JIS C 1806-1:2010に適合

付

加装

備

真空ポンプ、給水タンク

オ プ シ ョ ン

循環水タンク引出カート付架台、水道直結方式

電源

電圧AC100V ±10V 50/60Hz

消2.2kVA量145ｋｇ

質医療機器クラス分類

費電力

クラスⅡ（特定保守管理医療機器）

AC31727cm×3個直結可ポンプ

丸カスト

27ｃｍ丸カスト3個用で真空ポンプ搭載機
製

品

型
外形

寸

名

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

式

YS-A-C317J

法

幅557×奥行886×高さ1252mm

チャンバー寸法(内容量)

直径320×奥行660mm（但し、チャンバー入口直径295mm）内容量56リットル

滅菌

温度132/121/115℃

滅菌

時

間

標準設定5分/20分/30分/30分（132℃/121℃/115℃/水）（但し、標準設定時間から60分まで１分単位で設定可能）

乾燥

時

間

初期設定30分（但し、0〜95分まで5分単位で任意時間設定可能）

約

10日

計

予圧

力

水の滅菌121℃（但し、115℃から132℃まで１℃単位で設定可能）−0.1〜0.4MPa

安全弁吹出圧力タ ン ク 容 量

給水タンク：6リットル

循環水タンク：20リットル

安

圧力安全弁、ドアセットセンサー、過熱防止バイメタル、漏電ブレーカー、電流ヒューズ、圧力スイッチ、圧力センサー

全装

置

0.22MPa

電撃に対する保護の形式

クラスⅠ

E M C 適 合

JIS C 1806-1:2010に適合

付

加装

備

真空ポンプ、給水タンク

オ プ シ ョ ン

循環水タンク引出カート付架台、水道直結方式

電源

電圧AC100V ±10V 50/60Hz

消2.2kVA

量150ｋｇ質

薬事認証番号 219AABZX00081000

医療機器クラス分類

AC327

費

電27cm×3個

力直結

クラスⅡ（特定保守管理医療機器）

ポンプ

蒸気発生器

丸カスト

真空ポンプ＋蒸気発生器搭載の上位機種
製品型
外形

寸

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

式

YS-A-C327J

法

幅557×奥行886×高さ1252mm

チャンバー寸法(内容量)

直径320×奥行670mm（但し、チャンバー入口直径295mm）内容量56リットル

滅菌

温度132/121/115℃

滅菌時

間

標準設定5分/20分/30分/30分（132℃/121℃/115℃/水）（但し、標準設定時間から60分まで１分単位で設定可能）

乾燥

時

間

初期設定30分（但し、0〜95分まで5分単位で任意時間設定可能）

約

10日

計

チャンバー：−0.1〜0.4MPa 蒸気発生器用：0〜0.4MPa 給水用 0〜1.0MPa

予圧

薬事認証番号 219AABZX00125000

名力

水の滅菌121℃（但し、115℃から132℃まで１℃単位で設定可能）

安全弁吹出圧力

0.22MPaタ ン ク 容 量

給水タンク：6リットル

安

圧力安全弁、ドアセットセンサー、空焚き防止サーモスタット、漏電ブレーカー、電流ヒューズ、圧力スイッチ

全装

置

循環水タンク：20リットル

電撃に対する保護の形式

クラスⅠ

E M C 適 合

JIS C 1806-1:2010に適合付

加装

備

真空ポンプ、蒸気発生器

電源

電圧AC100V ±10V 50/60Hz

量150ｋｇ

質

医療機器クラス分類

AC329

消費

電27cm×3個

力直結

クラスⅡ（特定保守管理医療機器）

2.5kVA

ポンプ

蒸気発生器

丸カスト

真空ポンプ＋蒸気発生器搭載の電源200V機
製品

型
外形

寸

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

式

YS-A-C329J

法

幅557×奥行886×高さ1252mm

チャンバー寸法(内容量)

直径320×奥行670mm（但し、チャンバー入口直径295mm）内容量56リットル

滅菌

温度132/121/115℃

滅菌

時

間

標準設定5分/20分/30分/30分（132℃/121℃/115℃/水）（但し、標準設定時間から60分まで１分単位で設定可能）

乾燥

時

間

初期設定30分（但し、0〜95分まで5分単位で任意時間設定可能）

約

10日

計

チャンバー：−0.1〜0.4MPa 蒸気発生器用：0〜0.4MPa 給水用 0〜1.0MPa

予圧

薬事認証番号 219AABZX00126000

名力

水の滅菌121℃（但し、115℃から132℃まで１℃単位で設定可能）

安全弁吹出圧力

0.22MPaタ ン ク 容 量

給水タンク：6リットル

安

圧力安全弁、ドアセットセンサー、空焚き防止サーモスタット、漏電ブレーカー、電流ヒューズ、圧力スイッチ

全装

置

循環水タンク：20リットル

電撃に対する保護の形式

クラスⅠ

E M C 適 合

JIS C 1806-1:2010に適合

付

加装

備

真空ポンプ、蒸気発生器

電源

電圧AC200V ±10V 50/60Hz

量150ｋｇ

質

医療機器クラス分類

消費電力

クラスⅡ（特定保守管理医療機器）

3.0kVAユヤマクレーブ
中型シリーズ共通機能
掲載全機種で採用されているユヤマクレーブの基本性能についてご説明しております。
いずれの機能も小型機市場でのトップシェアから育まれた実務的な機能となっています。

従来のシートキーとは異なり、滅菌物の素材別にワ1 イラストキーでカンタン設定

ンタッチでモード選択できるイラストキーを採用。
金属・布類・ゴム・液体など一目でわかる優しいキー入力になりました。

設定時

2 設定不備はエラー音告知（滅菌法対応）

121℃
エラー
10分 再設定 スタート
121℃
20分

滅菌温度／時間は任意設定が可能ですが、滅菌法の規定以下の温度／時間の組み合わせの場合は、マイコン制御でエラー音を出して運転を行わせない安心機能です。

自動ロック機構によりワンタッチでドアの開閉が行え、誤操作や缶体内に圧力が残っている時は、セン

3 自動ドアロック機構で簡便性と安全性アップ

サー感知により動作しない安全設計。滅菌終了時の半ドアで乾燥性も高くなります。

設定の滅菌完了時刻を分単位で設定できます。年末年

10日 目

9 日 目

8 日 目

7 日 目

6 日 目

5 日 目

4 日 目

日

3 日 目

2 日 目

当

4 予約滅菌は当日含む10日間

予約滅菌機能の搭載により、当日含む10日間まで滅菌始などの長期休診明け時にも、休診前の予約設定
スムーズな業務のスタートをお約束します。
により、時間を要する水の滅菌モードを実現。全機種とも1000cc4本、500ccなら6本もの滅菌瓶が一度5 水の滅菌にも対応に処理でき、病医院などの省スペース化に威力を発揮します。

確かな滅菌をサポートします
高性能フィルター

乾燥工程は、エアポンプによる外気導入口から高性能フィルターを通る安心設計です。これにより再汚染対策は万全で、ハイクオリティな滅菌業務を実現します。

サ ー ミ ス タ 制 御缶体内の温度が設定値に達した後は、サーミスタが一定温度を保つようコントロール。圧力スイッチタイプのような滅菌温度のバラツキ発生は心配有りません。

ダ ブ ル ヒ ー タ ー

缶体内のシーズヒーターと缶体外のバンドヒーターの2つを設置。缶体内外からムラの無い加熱を実現、より確かでスピーディな乾燥を行います。

ダブルストレーナー

最も排気詰まりが起こりやすい排蒸電磁弁部には、ストレーナーを二重に設置。排蒸電磁弁部を常にクリーンに保ち、排気詰まりを防ぎます。（水洗い可）

ス チ ームリ サイクル

滅菌後の飽和蒸気は機械内部を還流した後、貯水タンクに戻りリサイクル利用されます。注水の手間が省略でき便利です。

自 己 診 断 装 置

マイコンが全工程をチェック、各機能が正常に作動しているのを確認しながら次工程に進みます。ト
ラブル時はエラーコード表示と音で的確にお知らせします。

※その他、注水口が上面の手前側に設けられ、水をいれやすくするなどの工夫が数々盛り込まれています。
（C327J、C329J以外）

コンセント（プラグ）
引掛露出タイプ

AB

引掛埋込タイプ

C形

D式

電丸カスト
小 φ18cm
大 φ27cm

専用角カスト
小 W29×D13×H9cm
中 W32.7×D15.8×H13cm
大 W40×D23×H11cm

電圧

消費電力

写真

YS-A-C207J

AC100V ±10V 50/60Hz

2.2kVAAYS-A-C217J

AC100V ±10V 50/60Hz

2.2kVAAYS-A-C317J

AC100V ±10V 50/60Hz

2.2kVAAYS-A-C327J

AC100V ±10V 50/60Hz

2.5kVAAYS-A-C329J

AC200V ±10V 50/60Hz

3.0kVAB※対応コンセントはC又はDをご用意ください。

30A 250V パナソニック 30A 250V パナソニック 30A 250V パナソニック 30A 250V パナソニック
WF6330B
WF6330W
WK2330
WF2330

オプション

源

以下は、YS-A-C217J、317J、327J、329Jに関する内容です。
給・排水を自動で行う時は下記の設備をご用意ください。
給水口・・・・・・・・・・・管径15A、バルブ止め床上100mm
排蒸・排水口・・・・管径40A（配管用炭素鋼管、SGP）
床上50mm

配置要領図

トレー取っ手100 100

200 100側トレー
小 W30×D14×H5cm
大 W44×D17×H5cm給水口
15Aバルブ止め
床上100mm面

排蒸・排水口40A（SGP）
床上50mm

上30cm
以上

面

滅菌用バスケット
小 W19×D32×H13.7cm
中 W28×D45×H19.4cm
大 W28×D66×H19.4cm○AC100V
×AC200V

電源電圧AC100Vの製品をAC200Vのコンセントに誤って挿し込んだ場合、故障の原因に繋がりますので、注意してください。
※電気工事を行う際には、工事業者様にこのカタログをご確認いただきますようお願いいたします。

AC100V《 設置上のご注意 》

耐震マットもご用意。

●アースを必ず接続してください。

ユヤマクレーブは最新かつ細心の耐震対策を施しています。

●直射日光の当たる窓際に設置しないでください。

地震大国、日本。記憶に新しいところでも、東日本大震災や新潟県中越大震災など、痛ましい被害を生んだ大規模●本体後面及び左右側面は、壁から5cm以上離してく●水平に設置してください。

な地震が思い起こされます。ユヤマクレーブでは、最下部に耐震専用金具を取り付け、耐震マットをオプションでご用意しています。

設置してください。
●電源は、必ず専用コンセントを使用してください。

大 阪 本 社
製造販売業者

ださい。
また、上部には、20cm以上の空間を設けて販売業者

東 京 本 社〒 5 61- 0 8 41 大 阪 府 豊 中 市 名 神 口 1 丁 目 4 番 3 0 号
TEL.（ 06 ）6868-5155（代） FAX.（ 06 ）6868-5154（代）〒1 3 0 - 0 012 東 京 都 墨 田 区 太 平 2 丁 目 1 0 番 1 0 号
TEL.（ 03 ）3829 -9511（代） FAX.（ 03 ）5 611- 2 011（代）［医療機器製造販売業許可番号］27B2X00001［医療機器製造業許可番号］27BZ200564本社工場

カタログの掲載内容は2024年2月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ユヤマのホームページはこちら！
！

無償プレゼント実施中！
「開局でお手伝いできること」「無菌製剤室を作ろう！」

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

世界各国のユーザー様の活用事例はこちら！
！

（株）
ユヤマ

JQA-QM5424

JQA-MD0088

（株）
湯山製作所

240202