Pulse output

Analog output

オプション記号Optional Symbols

Analog output

4-20mA

パルス出力EM40ET

1-5V

Analog output

0-5V

4ET

4ETN

4ETV

EM40ET

EM40ETN

EM40ETV■

Integrating the functions of both EM30DT and EX30AR.
Instantaneous flow indication.
■ 2-way system comparative output■ Pulse input■■

型式 Model number selection
出力Output

特殊項目For specialized item

-EM40

アナログ出力 Analog Output
4-20mA
1-5V
0-5V

ETETN
ETV

＊パネル埋込みタイプには使用できません。

警報出力 Alarm output
トランジスタ Transistor＊ It cannot be used for the panel-embedded type.

コントローラ部及び操作キーの説明 Explanation of the Controller section and operation keys
①②③
④

⑥⑤

① CP１インジケータ② CP２インジケータ③ 測定値表示部④ モード/シフトキー⑤ アップキー⑥ セットキー① CP1 Indicator② CP2 Indicator③ Indicator④ Mode / Shift Key⑤ Up Key⑥ Set Key

比較出力がONするとLEDが点灯します。
比較出力がONするとLEDが点灯します。
測定値（瞬時値）/設定メニュー・設定パラメータ/エラーメッセージなどを表示します。
モード切替えとシフトキーです
設定する内容の切り換え、設定する数値の変更を行います。
設定モード内の設定項目の切り換えを行います。
LED lights up when comparative output is at ON position.
LED lights up when comparative output is at ON position.
Displays measuring value (Instantaneous value) / configuration menu・configuration parameter / error message and etc.
Mode changing-over and shift key
The changing-over for the contents to be set, and the change for the numeral value are made.
Changing-over for the setting items within the setting mode is made.

配線図 Wiring diagram
信号出力ケーブル（6芯、2m）AWG 26 Signal output cable (6 wires, 2 m) AWG 26

61

CN3Digital meter

EM30DTとEX30ARの機能を統合。
瞬時流量表示■ 2系統比較出力■ パルス入力■CN2

Digi / Con

デジタルメータ

CN1

DOrange (Red dots)

橙（赤点）

ピンNo.1：アナログ出力 Pin No.1: Analog output

Orange (Black dots)

橙（黒点）ピンNo.2：アナログ/パルス出力コモン Pin No.2: Analog / pulse output common

White (Red dots)

白（赤点）

ピンNo.3：パルス出力 Pin No.3: Pulse output

Gray (Red dots)

灰（赤点）

ピンNo.4：比較出力CP1 Pin No.4: Comparative output CP 1

Gray (Black dots)

灰（黒点）ピンNo.5：比較出力CP2 Pin No.5: Comparative output CP 2

White (Black dots)

白（黒点）ピンNo.6：比較出力コモン Pin No.6: Comparative output common

信号入力ケーブル（3芯、1m）AWG 26 Signal input cable (3 wires, 1 m) AWG 2631Black

黒ピンNo.1：パルス入力 Pin No.1: Pulse input

Blue青ピンNo.2：センサコモン Pin No.2: Sensor commonBrown

茶ピンNo.3：センサ用DC+5V電源出力 Pin No.3: Power source output at + 5 V DC for sensor

電源ケーブル（2芯、2m）AWG 24 Power cable (2 wires, 2 m) AWG 24312702023

OrangeGray

橙ピンNo.1：電源DC+24V Pin No.1: Power source DC+ 24 V−ピンNo.2：なにも接続されていません Pin No.2: Not connected any

灰ピンNo.3：電源DC0V Pin No.3: Power source DC 0 V

D
表示計・変換器仕様 Specifications
項目 Items

EM40ET
NPNオープンコレクタ NPN open collector

パルス入力 Pulse input

Measuring input

シングルエンド入力（電源とは非アイソレート）Single end input (Deisolated from power source)

パルス測定方式 Pulse measuring form

周期測定方式 Periodic measuring form

瞬時値測定確度 Instantaneous value measuring accuracy

パルス入力 Pulse input：±0.05% of F.S.
（Ta=+23±5℃±1digit35〜85%RH）

瞬時値温度ドリフト Instantaneous value temperature drift±100ppm of F.S.／℃ （Ta=0〜+50℃）

瞬時値表示桁数 Instantaneous value indicating digits

3桁（999）表示,LED表示 999 indication, LED indication

表示

比較出力 Comparative output

比較出力ON時Indication

表示サンプリング時間 Display sampling time

約10, 5, 2.5, 1回/秒 Approximately 10, 5, 2.5 and 1 time / per second

オーバーフロー表示 Overflow indication

数値表示LED点滅 Numerical indication and LED blinks.
シンク電流：10mA以下(Vol=1.0V) Sink current: ≦ 10 mA (Vol=1.0V)
EM40ET

アナログ出力(選択) ※1
Analog output (Standard equipment)

EM40ETOutput

LED点灯 When comparative output turned ON, LED is indicated.

NPNオープンコレクタ出力 NPN open collector output

パルス出力（標準装備）
Pulse output (Standard equipment)
出力

デジタルメータ

測定入力

入力応答周波数0〜999Hz（但し：50%）Input response 0-999Hz (Provided 50% duty)

入力方式 Input method

最大印加電圧DC35V以下 Max. impressed voltage: ≦ DC 35 V

電流出力4-20mA（負荷抵抗300Ω以下）Current output 4-20 mA (Load resistance ≦ 300 Ω)

EM40ETN

電圧出力1-5V Voltage output 1-5 VEM40ETV

電圧出力0-5V Voltage output 0-5 V
NPNオープンコレクタ出力2段 NPN open collector two outputs

電源Power source
環境Ambient

比較出力 Comparative output ※2

シンク電流：100mA以下(Vol=1.3V) Sink current: ≦ 100 mA (Vol=1.3 V)

電圧／電流 Voltage / current

DC24V±10%／約60mA Approx. 60 mA

センサ用電源 Power source for sensor

DC+5V（10mA以下 ≦ 10 mA）

動作温度 Working temperature

0〜+55℃

動作相対湿度 Working relative humidity

35〜85%RH（結露なきこと No dewing）

保存温度 Storing temperature-20〜+70℃

最大印加電圧DC35V以下 Max. impressed voltage: ≦ DC 35 V

電源ケーブル：2芯 2m Power cable: 2 wires, 2 m longケーブル Cable

信号出力ケーブル：6芯 2m Signal output cable: 6 wires, 2 m long
信号入力ケーブル：3芯 1m Signal input cable: 3 wires, 1 m long

その他
etc.

本体サイズ Dimensions

30W×52H×26.3D（mm）

重量 Weight

約25g Approx 25 g

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold

※1 アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min(別途設定可)、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※1 Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min (Value settable), 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)※2 比較動作は共通技術資料をご参照ください。
※2 For the comparative operation, see the common technical data.

外形図 Outline drawing
EM40ET

取付板 Mounting adapter
3030(26.3)
304×φ3.5(20)20305220＊ネジは付属しません。推奨：ナベネジM3＊No screws included.Recommended screw type: pan head screw M32023271