二次元分離による究極の分離能力

Agilent InfinityLab 2D-LC ソリューション

2

2D-LC が複雑なサンプルの分離を向上
二次元液体クロマトグラフィー（2D-LC）は非常に高い分離能と信頼性の高いデータ採取を実現します。製薬、バイオ医薬品、化学、エネルギー、食品、ライフサイエンス、環境、法中毒学など、さまざまな業界の幅広いアプリケーションに、2D-LC は最適なソリューションです。

困難な分離課題の解決

複雑なサンプルの分析

複雑なワークフローの簡素化

分離が困難な場合が多く、従来の一次元分マトリックスに対応する最適 な分離ソリュー複雑化する原因となります。2D-LC ソリューます。InfinityLab 2D-LC は 2 つの 直交型

非常に高く、何千もの成分を 1 回の分析で構造的 に類似した化合物（異性体 など）は離システムではその多くが共溶出してしまい
分離条件 を 1 つの 分析 に 統合することで、非常に高い分離能での分離を可能にします。

2D-LC は 非常に複雑 なサンプルやサンプル手作業での処理は、ワークフローが不必要にションです。2D-LC はピークキャパシティがションなら、サンプル前処理や脱塩などの手まとめて測定できます。

でき、ワークフローを簡素化して良好な結果作業やオフライン作業を最小限にすることがを得ることができます。

3

1 つのソリューションですべてのニーズに対応

アジレントは 10 年以上にわたり、2D-LC 技術をリードしてきました。堅牢な InfinityLab LC シリーズをベースとした Agilent InfinityLab 2D-LC ソリューションと、使いやすいソフトウェアを提供しています。2D-LC は、さまざまな Agilent LC から必要なモジュールを選んで柔軟に構成することができます。さらに、時間の経過に合わせソリューションを拡張し、最新のアプリケーションのニーズに合わせてフレキシブルに対応可能です。

パワフルなプラットフォーム

130 MPa までの圧力に対応する超高性能、高速グラジエントシステムを提供します。
『LCGC』の読者を対象とした調査において、InfinityLab 2D-LCソリューションは 2016 年以降、最高性能の 2D-LC 機器として常に名前が挙がっています。

4

バイオ医薬品分析に最適な 2D-LC
バイオ医薬品分析や高塩濃度、極端に高いまたは低い pH のバッファを使用するアプリケーションには、Agilent InfinityLab Bio

2D-LC ソリューションが最適です。バイオコンパチブルなサンプル流路により、あらゆる生体試料分析のアプリケーションに適応し、システムの堅牢性が維持されます。

高速で再現性のある mAb 分析

Agilent InfinityLab 2D-LC ProtA-SEC キットは mAb の抗体価測定と凝集体分析に対応するように設計されています。分析時間が短く、完全自動化された堅牢なワークフローは、mAb の CQA において再現性のある定量的測定に役立ちます。このワークフローを実施するためのサービスをご利用いただけます。

詳しくはこちら：agilent.com/chem/2dlc-prot-a-sec-kit

独自のバルブ技術

最適化された 2D-LC バルブによる堅牢 なマルチハートカットバルブ

対称構造 の 流路 により、精度 の 高 い

マルチハートカットとハイレゾサンプリ

高い再現性リテンションタイムと面積再現性を実現します。2D-LC バルブは 一次元目の溶出物 を二次元目 へ 正確 に移送します。

バルブ 1 つで、コンプリヘンシブ 2D-LCとハートカットの両方に対応します。

による高キャパシティ

ASM バルブによる溶媒効果の軽減

Active Solvent Modulation Valve

ングにより、高い柔軟性がもたらされ（ASM）バルブは、一次元目の溶出物をすぐに使用できるため、分析サンプル元目に導入します。二次元目の分離時ます。高キャパシティのバルブセットをの多くのピークを分析可能です。

二次元目 の 溶媒 で希釈しながら二次における一次元目 の 溶媒効果 が 軽減され、その結果、分離能と感度が向上します。

5

1 つのソフトウェアで複数の 2D-LC モードを利用可能

Agilent InfinityLab 2D-LC ソリューションは、複数の 2D 分離モード（ハートカット、マルチハートカット、ハイレゾサンプリング、コンプリヘンシブ 2D-LC ）に柔軟に対応できます。各モードには簡単にアクセスできるため、アプリケーションのニーズに合わせて適する分離能力を有するモードを選択できます。

ハートカット 2D-LC による信頼性の高い定量ピーク純度測定

利点と検出を組み合わせて、クロマトグラム上でサンプルに関する詳しい情– 一次元目および二次元目にて（複数の）選択した領域を分析でき– マルチハートカットバルブを用いることで、柔軟 なメソッド開発 が可能です

マルチハートカットモードでは、直行性のある（オーソゴナルな）分離報を確実に入手できます。バイオ医薬品などのピーク幅が広い場合のます定量分析には、ハイレゾサンプリングモードが適しています。

– 一次元目および二次元目にて高分離能が得られます– 再現性のある定量結果が得られます

1D
112345
1MHC
A
MHC
A

2DMHC
A

62345
2D-LC
バルブ
2D-LC
バルブ

2345

MHC
B

2D-LC
バルブ

2
1
12–52–5MHC
B

4322345MHC
B6116362456

ハートカット 2D-LC の動作原理を示す概略図。一次元目の分離から選択したカットは二次元目で再分析され、分離が向上します。

MHC
A
62D-LC
バルブ

MHC
B

5654

32–56

コンプリヘンシブ 2D-LC によるピークキャパシティの最大化

利点– クロマトグラム全体の分離性能がさらに向上します

コンプリヘンシブ 2D-LC（LCxLC）は、最大限の分離能力を実現します。

– 複雑なサンプル、サンプルマトリックス、未知のサンプルをクロマト

その優れたピークキャパシティにより、サンプル中のあらゆる成分を包グラフィー分離します

括的に測定できます。

– サンプルスクリーニングや品質管理を実施できます

1

D

D
1

D

1

D
2D-LC
バルブ
2D-LC
バルブ

2–11

D

D

2–11

1

D

D

1

22D-LC
バルブ

22

2–11

D

12432345678

1234

52D-LCバルブ

67596108971110891011D211D

12–11

コンプリヘンシブ 2D-LC の動作原理を示す概略図。一次元目で分離したすべてのカットが二次元目で再分析され、サンプルセット全体において分離能が向上します。

2D7

使いやすく、パワフルな 2D-LC ソフトウェアがあらゆるユーザーやアプリケーションに対応

Agilent 2D-LC ソフトウェアは 2D-LC の新規ユーザーだけでなく熟練ユーザーにも対応する機能を提供します。
新規ユーザーはメソッドの設定、2 次元データの視覚化と解析、2D-LC 結果のレポート作成をすばやく簡単に行うことができます。熟練ユーザーはマルチ注入やシフトグラジエントなどの高度な機能により、2D-LC の効率をさらに高めることができます。

2D-LC アプリケーションのニーズへ簡単に対応

2D-LC ソフトウェアによりメソッド開発を対話形式で行え、全自動の機お客様の検出器に合わせ、2 つのソフトウェアプラットフォームが利用はスペクトル機能などの定性ワークフローや再現性のある定量ワーク

Q-TOF やトリプル四重極 MS 検出には MassHunter をお使いいただ器コントロールを活用することができます。また、2D-LC ソフトウェアフローをフルサポートします。メソッドを最適化するためのタイムテーブ
ルの設定 などの手間と時間 がかかる作業 が不要 になります。Agilent

2D-LC ソフトウェアを活用してパワフルなデータ解析を迅速に行えます。

8可能 です。UV やシングル 四重極 MS 検出 には OpenLab CDS を、けます。

Agilent 2D-LC ソフトウェアはどんなに困難 なアプリケーションでも、お客様の理想とする分離が達成されるようサポートします。

2D-LC の新規ユーザーでも直感的な 2D-LC ソフトウェアを使ってすばやく簡単に結果を得られます

短時間でメソッドを設定

2D-LC Method Editor では、二次元目で分メソッ
析するピークをワンクリックで設定でき、ド開発が容易です。すべてのカットの分析 は完全自動化されています。

シンプルでパワフルなデータ解析

結果のレポート作成が簡単

での 2D データの 視覚化 および解析 が 可能たレポートアイテムを備えた OpenLab CDSことができます。UV スペクトルと MS スペク

レポートすることができます。結果 はエクスクロマトグラム、等高線プロット、数値結果で、1D 結果と 2D 結果の相関を簡単に得る

トルなどの 定性データに 加えて、再現性 のある定量結果も得られます。

各種テンプレートまたは高度にカスタマイズしAdvanced Reporting で 2D-LC の 結 果 をポートして共有できます。

熟練ユーザーは高度なソフトウェア機能を用いて2D-LC 測定をさらに最適化できます22

D

ピークベースおよびマルチインジェクション

オプションの一次元目検出器で、一次元目の目に移送するサンプル量をソフトウェアで柔ダイナミックピークパーキング

リテンションタイムが 未知またはリテンションタイムが変動しやすいサンプルを確実に二次元分析します。

ハードウェアの変更を行うことなく、二次元Dシフトグラジエント

移動相 のグラジエントの 設定 を対話形式で行えます。一次元目のグラジエントに合わせ軟 に設定できます。ハイレゾサンプリングをて二次元目のグラジエントをシフトすること約できます。に抑えることができます。

一度 に二次元解析することで測定時間を節で、分離を最大限にし、分析時間を最小限

9

2D-LC と MS 検出を組み合わせることで、分離能力をさらに高めます

2D-LC は究極のクロマトグラフィー分離能力を提供します。1290 Infinity II 2D-LC システムとパワフルな MS 検出を組み合わせることで、選択性と感度が向上し、非常に複雑なサンプルの分離が可能になります。

MassHunter 用 2D-LC ソフトウェア

2D-LC/MS による詳細分析

ウェアは 2D-LC メソッド開発 だけでなく、機器は、Q-TOF、TQ、シングル四重極検出器などの MS統合型の MassHunter 用 Agilent 2D-LC ソフトのコントロールとモニタリングを実現するあらゆるソフトウェア機能を備えています。

一次元目 と二次元目 のクロマトグラフィー 結果 に 加 えて、二次元結果 のスペクトル 情報 も

MassHunter Qualitative Analysis、MassHunter

Quantitative Analysis、BioConfirm ソフトウェア

で解析できます。

10

2D-LC/MS システムの非常に優れた LC 分離能力検出の高度な選択性と感度を補完します。医薬品やバイオ医薬品 などの 多くのアプリケーションにおいて、同じ質量を持つ異性体、複雑なサンプル、高分子といった特別 な独自の情報をサンプルから得ることができます。

2D-LC は LC 溶出物の脱塩にも利用でき、不揮発性バッファを使用した LC 分離 を MS 分析 に 適応させることができます。

堅牢でコンプライアンスに対応した
2D-LC ソリューションによる QA/QC
1290 Infinity II 2D-LC により、QA/QC ラボが望む再現性のある定量結果が得られます。OpenLab CDS 用

2D-LC ソフトウェアと 1290 Infinity II 2D-LC を組み合わせることで、QA/QC ラボが必要とするコンプライアンスを確保し、21 CFR Part 11 などの規制項目にも対応します。

QA/QC ラボにおける 2D-LC

2D-LC はさまざまな産業の多くの研究所に導入されています。また、
2D-LC の進化した機能を成熟した市販のソリューションと組み合 わせることで、2D-LC は品質管理施設で重要な役割を担うようになっています。2D-LC は、サンプルについての包括的な情報を得たい、共溶出Agilent 2D-LC は、最もする化合物に対して最適な分離を行いたい（不純物分析など）といった信頼できる機器として評価されています

ニーズに対応します。

QC ラボでは Agilent 1290 Infinity II 2D-LC システムのような堅牢性に優れた機器が求められています。このような QC ラボは多くの場合、『LCGC』の読者を対象としたは OpenLab CDS が提供するインフラストラクチャを利用してアクセス

以 降、Agilent 2D-LC 機 器定期調査において、2016 年

21 CFR Part 11 の規制対象です。OpenLab CDS 用 2D-LC ソフトウェア

は最も信頼できる機器として制御、監査証跡、システム適合性試験、高度なレポート作成を行います。

Agilent Automated Compliance Engine（ACE）には Agilent 1290

Infinity II 2D-LC システムの適格性評価を行う専用プロトコルが含まれています。

Agilent

最も多く名前が挙がっています（グラフは 2022 年 の 調 査データ）。

他社 A

他社 B
および C

11

幅広いアプリケーションに対応する
多機能な 2D-LC

Bio 2D-LC/Q-TOF ソリューションによるペプチドに関連する

Agilent InfinityLab 2D-LC ソリューションは、幅広い

2D-LC/Q-TOF は 複雑 なバイオ医薬品 の 分析 において 最適 な 組 みアプリケーションに 活用できます。1 回 の 分析で、最大限 の 分離能力 を活 かしてサンプル 全体 をくまなく分析することも、特定の領域をカットしてさらに分離することも可能です。

バイオ医薬品

不純物の分析

合 わせです。強制劣化させたインスリンを例にとり、MassHunter 用

2D-LC ソフトウェアの新たな概念を示します。このソフトウェアにより、柔軟な 1D サンプル量、2D 分析での時間短縮、1D ターゲットでのリテンションタイムシフトの補正、関連する異性体不純物の識別 などが可能になります。

技術概要をダウンロードいただけます。（5994-4743EN）

Response (%)
100

Response (%)

1D 123456789

100752D755050252500161718 min

2.02.22.42.6min

Response (%)
100MS7550

250
1,433.5

1,434.5

1,435.5m/z

一次元目の広いピークでのハイレゾサンプリング 2D-LC を行い、2 つの異性体不純物を含む ²D の 3 つの化合物を二次元目で分離しました。

12低分子医薬品

バイオ医薬品

不純物の同時分析とアテノロールのエナンチオマー分離

MS 分析のための脱塩処理の自動化

多くの場合、不純物に対する選択性が十分ではありません。このアプリ解析に非常に有用です。ただし USP 39 の分析法では、MS に対応しAPI のエナンチオマーはキラルカラムで分離できますが、キラルカラムはケーションでは、不純物の分離、0.25 % 面積 RSD 以下での API の定量、エナンチオマー過剰率の測定を 1 回の分析で行いました。

アプリケーションノートをダウンロードいただけます。
（5994-4441EN）

12.4

1.6
3.921
Impurity A

12.208Impurity E

7.0
6.0

2

3.5

8.738
Impurity C

4.5

5.5

6.5

7.5

D

1.00

9.5

10.5

11.50min

12

3

45

9.0

5

7.284

215

202530min[M+4H]4+871.5

D60

7.915

Cut 2
Cut 3
Cut 4

40
7.0

7.330

100

1080

8.0

7.981

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0min

6.00[M+3H]3+
1,161.7[M+5H]5+697.4

2005.55.65.7

エナンチオマーは ²D クロマトグラムでベースライン分離されました。
2100

10.755
Impurity D

7.877

4.0
3.0

Glucagon

D300

Counts5.0

2.08.5min

Resolution (EP)
2.12
7.259
2.12
2.14

1200

9.320 & 9.428
Impurity F (1&2)

0mAU×101

アプリケーションノートをダウンロードいただけます。
（5991-8437JAJP）

400

7.665
Impurity G

0.8 2.878
Impurity B
0.42.5となり、1 回の分析で MS 検出による特性解析を行うことができます。

500

2.0

1.2ない緩衝液の使用が定められています。二次元目で自動脱塩が可能な

ハートカット 2D-LC を使用すれば、オフラインによる脱塩作業が不要

mAU

D(R/S)-AtenololmAU×102MS 検出は、グルカゴンなどの治療用ペプチドの不純物の分析と特性D ピーク面積はラセミ混合物に対するものと同等でした。
（ee 0 %）。

min600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300 m/z

リン酸緩衝液による 1D 分離のクロマトグラム、および 二次元目での脱塩の後に得られた MS スペクトル13法中毒学

食品

カンナビノイドの分析におけるイオン化抑制の軽減

各種ビールのフィンガープリントプロファイリング

生体試料中のカンナビノイドの分析は、法中毒学においてよく行 われフィンガープリントプロファイリングは、各種ビールの苦味レベルの測前処理作業の負荷が大きくなります。ハートカット 2D-LC およびトリプことができます。コンプリヘンシブ 2D-LC はピークキャパシティが高く、定量でき、サンプル前処理作業も最小限で済みます。

イリングに最適です。2D-LC と Q-TOF MS 検出を組み合 わせて、化ますが、通常はタンパク質、脂質、その他の夾雑物を除去するサンプル

ル四重極 MS 検出により、イオン化抑制なしでカンナビノイドを正確にアプリケーションノートをダウンロードいただけます。
（5991-7859EN）

定おける重要なステップであり、これによりビールのタイプを分類する

ビールなどの組成が複雑な飲料サンプルのフィンガープリントプロファ合物を同定できます。

アプリケーションノートをダウンロードいただけます。
（5991-5521JAJP）

Counts×105 1
2.8

DA
22.4

3

cis-/trans-TetrahydroIso-n/ad-humulone

4THC-OH

74% suppression

2.0
1.6

Completesuppression(Present inplasma sample)

1.2

cis-TetrahydroIsocohumulone

THC

THC-COOH

trans-TetrahydroIsocohumulone

0.8
0.4
05.0

Counts×103 2
1.8

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0 minB

DF2 (23.77%)
30

THC peak

1.6Standard solution
0.5 ng/mL

1.2

Plasma spiked
0.5 ng/mL

low suppression

2010LagerWeizen

00.8016.40

16.50

16.60

16.70

16.80

16.90

17.00min

本製品は法医学用です。

D 分離のクロマトグラムにおいてヒドロキシル-THC は 74 %、THC は完全にイオ1ン化抑制を受けています。血漿中のマトリックス化合物からハイレゾサンプリング

分離された THC は 1.78 面積 % RSD という高い測定再現性が得られました。

-20-40Pils 3Weizen,
alcohol-free-100.4

14Stout

Pils 1

Pils 2-30-20-10010
F1 (50.94%)

A：米国のラガービールの 2D-LC 分析。検出されたテトラヒドロイソフムロンは、ドイツのビール法（Deutsches Reinheitsgebot）ではビールへの添加が禁止されています。B：主成分分析による米国のラガービールとドイツビールの分類。

ラボを成功に導くサービスとサポート

Agilent CrossLab サービスを活用することで、機器性能が大幅に高まり、InfinityLab 2D-LC ソリューションから最適な結果を得ることができます。
コンプライアンスの確保
稼働時間の延長、信頼性の高いデータの生成、など、お客様のニーズに応じたサービスを提供しています。
また、スキルの高いチームの育成はラボの成功の鍵ですので、初心者からエキスパートまでに対応する幅広い教育コースをご用意しています。

CrossLab サポートサービスの詳細はこちら：CrossLab サポートのホームページ

ラボを万全の状態にデータインテグリティの確保

ストール、短い期間での導入、ファーストランアシストをサポートします。

して、監査リスクを最小限に抑えます。きわめて厳格な品質規格によりサンプル測定機能を備えた 2D-LC システムとソフトウェアの設置とインメソッドの開発、維持、最適化

2D-LC イージースタートサービスでは、ラボでのハンズオントレーニン

グを通して、メソッドの設定と開発、データ解析を学ぶことができます。

アジレントのアプリケーションエキスパートによるさらなるサポートも提供しています。例えば、InfinityLab 2D-LC ProtA-SEC サービスで規制対象業界随一 の 信頼性 の 高 いコンプライアンスサービスを活用フルコンプライアンスを実現します。

投資対効果を最大化

年間の点検サービスを含むサービスプランにより、機器のダウンタイムを最大 24 % 抑え、毎年かかる膨大な時間とコストを削減できます。

は、mAbs の抗体価測定と凝集体分析のための 2D-LC の使用方法を学べます。

15

信頼性、効率性、絶え間ない革新が生み出す最高の結果

Agilent InfinityLab の LC 機器、カラム、消耗品は、確かな品質と頑健な分析結果を提供します。

しかし、アジレントがお約束するのはそれだけではありません。Agilent InfinityLab ファミリーのすべてのコンポーネントは、シームレスに連携するように設計されています。これらの製品を使用することで、ワークフローを改善し、効率を高めながら運用コストを削減することできます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品 は 一般的 な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
RA44798.6201041667

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, September 30, 2022
5994-4876JAJP