低压、绝对压力用 小型智能数字压力表

VSW2低压、series 绝对压力用● 50～700kPa● 1MPa～50MPa● 50～700kPa abs●带有可以在运行过程中检查异常压力历史的“最大值／最小值存储”功能●采用彩色液晶显示器，便于通过“绿色、红色”来更加直观地进行观察。
●小型［全长约111（107）mm、宽37mm］最适合于机械式开关的更换●设定输出可以切换上限／下限、也可在NPN／PNP间切换（出厂时设定为NPN）
S 传感器：不会影响SUS304、SUS316L、硅玻璃、NBR、硅胶的惰性气体
H A 传感器：水、油、气体等不会腐蚀Hastelloy哈氏合金 C-22同等材料及SUS316L的介质
P 传感器：水、油、气体等不会腐蚀SUS316L的介质可进行正压、绝对压力、连成压的测量S 传感器：5kPa H 传感器：50kPa或50kPa abs
A 传感器：100～700kPa或100～700kPa abs P 传感器：100～700kPa

測定媒体
測定種類
測定範囲●规※根据规格不同，形状可能会与图片有些差别。

格显示−1999 ～ 2000（※1） 7段 4位LCD（字符高9mm）

抗振性能98m／s2（10G）［符合IEC68-2-6］

显示色红或绿（任意设定）连接螺丝形状R1/4［外螺纹］

额定容量50, 100, 200, 350, 500, 700kPa 50, 100, 200, 500, 700kPa abs

适合规格CE标志（EMC指令、欧州RoHS指令）

校准量程

0～（50, 100, 200, 350, 500, 700）kPa 0～（50, 100, 200, 500, 700）kPa abs 主体侧连接器欧姆龙制 型号XS2M-D423

精度±0.5%F.S.±1digit（包含非线性、滞后、重复性）电源电压

DC18～30V

2点集电极开路输出耗电量约30mA（4～20mA带输出约50mA）

1点集电极开路输出＋ 4～20mA输出输出峰值保持／阻尼／FIX零点／最大值与最小值存储

其他功能设定输出最大额定 DC30V 20mA 残留电压 0.85V（NPN输出时）窗口比较器／零点迁移／键锁保护等＋模拟输出 负载电阻400Ω以下S 传感器：SUS304+SUS316L（连接螺丝部）、半导体（受感部）使用温度范围

温度0～50℃（测量介质温度0～70℃）

允许过载

A 传感器：300%R.C.（700kPa、700kPa abs：200%R.C.）

Ｈ A 传感器：SUS316L（连接螺丝部）、Hastelloy哈氏合金 C-22同等材料（受感部）材质P 传感器：SUS316L（连接螺丝部、受感部）

S Ｈ 传感器：300%R.C.
P 传感器：200%R.C.

P 传感器：主体 约150g

防护等级相当于 IP65（专用电缆连接状态）配件

使用说明书1份（请指定日语或英语）、试验报告单1份

温度特性±2.5%F.S.（25℃标准、在使用温度范围内）选配（※2）

壁挂固定支架［VSW2-BR］（※1）根据出厂时设定。超出校准量程范围，无法显示。

数字压力表
VSW2 低压、绝对压力用

S Ｈ A 传感器：主体 约200g

质量

●型号选择

①基本型式型号指定

VSW2型号选择
①基本型式核对

○②输出
③电源

○

④校准量程

⑤电缆连接⑥传感器类型②输出②—型③电源

—

4—④校准量程⑤电缆连接④⑤

直接填写

⑧连接螺丝

⑥⑦R2规格请查看右述的【压力量程表】无附带电缆（客户准备的情况）

正面连接器型 本主体使用连接器：欧姆龙（株）制面板安装接头 （型号）XS2M-D423
防水连接器（正面 直型）＋电缆2m防水连接器（正面 直角型）＋电缆2m
无附带电缆（客户准备的情况） 正面连接器型 本主体使用连接器：欧姆龙（株）制面板安装接头 （型号）XS2M-D423
防水连接器（背面 直型）＋电缆2m
防水连接器（背面 直角型）＋电缆2m
半导体传感器：不会影响SUS304、SUS316L、硅玻璃、NBR、硅胶的惰性气体 材质：半导体＋SUS304＋SUS316L
半导体隔膜式传感器：水、油、气体等不会腐蚀Hastelloy哈氏合金 C-22同等材料及SUS316L的介质 材质：Hastelloy哈氏合金 C-22同等材料＋SUS316L
半导体隔膜式传感器：水、油、气体等不会腐蚀Hastelloy哈氏合金 C-22同等材料及SUS316L的介质 材质：Hastelloy哈氏合金 C-22同等材料＋SUS316L
半导体隔膜式传感器：水、油、气体等不会腐蚀SUS316L的介质 材质：SUS316L
传感器 S 指定时005 KPG
5 kPa（惰性气体用）
指定传感器 H 时

050 KPG

50 kPa100 KPG 100 kPa
200 KPG 200 kPa
500 KPG 350 kPa
500 KPG 500 kPa
700 KPG 700 kPa※4
100 KPG 100 kPa
200 KPG 200 kPa
700 KPG 700 kPa
R1/4

指定传感器 A 时（仅正压、绝对压力）

指定传感器 P 时（仅负压、连成压）○⑦额定容量低压、绝对压力用 小型智能数字压力表 欧州RoHS CE标志 符合EMC指令的产品2设定集电极开路输出（工厂出厂时设定为NPN） 最大额定DC30V 20mA 残留电压 0.85V（NPN输出时）
2设定集电极开路输出 最大额定 DC30V 50mA（无模拟输出）
1设定集电极开路输出（工厂出厂时设定为NPN） ＋ 4～20mA输出（能够任意进行量程比例调试设定）
DC18～30V（耗电量 约30ｍA ※带模拟输出约50ｍA）

框内的型号

⑧连接螺丝

—⑥传感器类型

号

VSW20202N
314
正压
绝对压力负压
连成压WN
WS
WR
RN
RS
RR
S
H
A
P参照右述
⑦额定容量（※2）请与本公司营业部联系。

R2050 KPA

50 kPa abs

100 KPA 100 kPa abs
200 KPA 200 kPa abs
500 KPA 500 kPa abs
700 KPA 700 kPa abs※4（※4） 02N 输出时不能选择77※请在传感器的额定容量范围内指定。

●压力量程表（−5.00kPa）
P（±5.00kPa）
N（±5.00kPa）（−50.0kPa）
P（±50.0kPa）
N（±50.0kPa）（−100kPa）（−100.0kPa）
P（±100kPa）
N（±100kPa）
P（±100.0kPa）
N（±100.0kPa）※3（−100～200kPa）※3（−100.0～200.0kPa）※3（−100～350kPa）※3（−100～500kPa）※3（−100～700kPa）

S传感器、额定容量 005KPG 指定
H传感器、额定容量 050KPG 指定
A传感器、额定容量 100KPG 指定

S传感器、额定容量 005KPG 指定

H传感器、额定容量 050KPG 指定

负压︑连成压︵※2︶

正压︑绝对压力

5.00 kPa
35.0 kPa
50.0 kPa
100 kPa
100.0 kPa
200 kPa
200.0 kPa
350 kPa
500 kPa
700 kPa※1
35.0 kPa abs
50.0 kPa abs
100 kPa abs
100.0 kPa abs
200 kPa abs
200.0 kPa abs
500 kPa abs
700 kPa abs※1

A传感器、额定容量 200KPG 指定
A传感器、额定容量 500KPG 指定
A传感器、额定容量 500KPG 指定
A传感器、额定容量 700KPG 指定
H传感器、额定容量 050KPA 指定
A传感器、额定容量 100KPA 指定
A传感器、额定容量 200KPA 指定
A传感器、额定容量 500KPA 指定
A传感器、额定容量 700KPA 指定

P传感器、额定容量 100KPG 指定

P传感器、额定容量 200KPG 指定
P传感器、额定容量 700KPG 指定
P传感器、额定容量 700KPG 指定
P传感器、额定容量 700KPG 指定※1： 02N 输出时不能选择。 ※2：指定连成压时，请在型号中指示重视正压或负压中的哪一个。 P：采用重视正压校准。 N：采用重视负压校准。
※3：额定200kPa以上仅重视正压。

●外形尺寸 [单位：mm]●连接器安装位置：正面（37）

26.6

大气连通孔

●使用H、A、P传感器时

M12防水连接器铭牌封贴2925HEX.2715（带防水过滤器）66.4（66.3）（82）单位标签（背面）圧力导入口φ8圧力导入口φ3.5●电缆与电缆连接器●连接器安装位置：背面角型连接器
电缆（2m）

66.4（82）直型连接器
电缆（2m）

26.6（59.3）

（37）

24.5

≪注意≫ 请勿堵塞大气连通孔。如果用
锋利物体穿入孔中，过滤器会损坏而使保护结构无法起到保护作用。

（1）

（29）

（53.5）（36.6）▲壁挂用支架VSW2−BR●配线图●VSW2-02（02N）式
3（蓝）:DC−4（黑）:SET12设定集电极开路输出2（白）:SET21（棕）:DC＋●VSW2-31式

4～20mA＋1设定集电极开路输出3（蓝）:DC−4（黑）:SET1直型2（白）:ANALOG＋1（棕）:DC＋角型▲连接器形状78

数字压力表
VSW2 低压、绝对压力用≪注意≫ 请勿堵塞大气连通孔。如果用
锋利物体穿入孔中，过滤器会损坏而使保护结构无法起到保护作用。

（1）

26HEX.27（35）19（55）（36.6）

20

13●使用S传感器时