DIN36×72型 高速面板仪表（过程输入/应变式输入）VMM7series请与压力传感器或荷重计组合使用1000次／秒MAX.高速采样型，小型且高性能通过LED显示屏将颜色改为绿／红颜色，可以直观地进行判别●过程输入为（1～5V、±5V、4～20mA、±20mA）的复合型 ●通过CE认证（※仅支持电源电压及DC驱动）●可支持应变片输入的输入范围（−4～4mV/V）可以 ●小型化72（W）×36（H）DIN尺寸且节省空间，采用与各种压力传感器、荷重计连接
大尺寸显示器，字符高度约16mm，便于观察●采样速度最高可达1000次/秒的高速型●LED显示可转变为绿色或红色 可根据颜色区别来判定结果●带模拟输出的机型是可以实现（0～1V、0～10V、1 ●标准配置有5点比较设定输出以及 “启动保持”“数字零～5V、4～20mA）任意比例缩放的复合型”等各种功能●规

格显示极性显示显示范围超量程报警
小数点零显示外部控制
使用温度范围
使用湿度范围
保存温度范围
保存湿度范围
电源

7段LED显示（字符高：约16mm）
运算结果为负时自动显示−9999～9999
对于显示范围以上的输入信号，OVER或 ーOVER
可设定到任意位置
删去前零P.SEL1～3、HOLD、PH、ZD（根据输出单元）
0～50℃
35～85%R.H.（不可结露）−10～70℃
60%R.H.以下
AC电源：AC100～240V±10% DC电源：DC12～48V±10%耗电量耐电压

绝缘电阻
外形尺寸
质量配件

8VA max.（AC电源单元）
7W max.（DC电源单元）
AC电源：电源端子−输入端子／COM／比较输出／BCD／RS通信端子间 AC1500V 1分钟
DC电源：电源端子−输入端子／COM／比较输出／BCD／RS通信端子间 DC500V 1分钟
（共通）入力端子−比较输出／BCD／模拟输出／
RS通信端子间DC500V 1分钟／外壳各端子间 AC1500V 1分钟
在上述端子间 DC500V 100MΩ以上
72mm（W）×36mm（H）×118mm（D）
约160g
使用说明书1份●过程输入规格检测范围显示输入阻抗量程 1V：1～5V
量程 2V：±5V
量程 2A：4～20mA 量程 3A：±20mA
补偿：±9999 比例缩放：±9999
量程 1V、量程 2V：约1MΩ
量程 2A、量程 3A：约10Ω

最大允许输入±1mV/V
1～3mV/V传感器电源5V ：0.5μV/digit传感器电源10V：1μV/digit

准确度采样速度
传感器电源
适合传感器

±（0.1% of F.S.＋2digit）（23℃±5℃ 35～85%）
约1000次/秒
5V±5% 30mA 10V±5% 30mA350Ω
※准确度适用于采样速度在20次/秒以下的情况。

设定条件
比较继电器
接点数量接点额定机械寿命电气的寿命
光电耦合器输出
输出数量上上限判定值＞上限判定值＞下限判定值＞下下限判定值

准确度传感器电源采样速度●应变片输入规格零点调节范围满量程调节范围
最高分辨率

●比较输出规格
微电脑运算方式
控制方式−9999～9999判定值设定范围相对于各判定值，可以在1～9999digit的范围内设定滞后
依据采样速度比较动作比较条件
显示值＞上上限判定值＞上限判定值 判定结果：HH、HI
上上限判定值≧表示值＞上限判定值 判定结果：HI
上限判定值≧显示值≧下限判定值
判定结果：GO
下限判定值＞显示值≧下下限判定值 判定结果：LO
下限判定值＞下下限判定值＞显示值 判定结果：LO、LL

输出额定

量程 1V、量程 2V：±100V 量程 2A、量程 3A：±50mA
量程 1V、量程 2V：±（0.03% of rdg ＋2digit）（23℃±5℃ 35～85%）
量程 2A、量程 3A：±（0.1% of rdg ＋3digit）（23℃±5℃ 35～85%）
DC24V±10% 25mA 或 DC12V±10% 50mA
约1000次／秒※准确度适用于采样速度在20次/秒以下的情况。

继电器触点×5
AC125V 0.3A（负载电阻）、DC30V 1A（负载电阻）5000万次以上10万次以上（负载电阻）
光电耦合器×5
灌电流 50mA MAX. 外加电压 30V MAX.
输出饱和电压 50mA时 1.2V以下●模拟输出规格
0～1V、0～10V、1～5V：10kΩ以上
4～20mA：550Ω以下
准确度±（0.5% of F.S.）
0～1V、0～10V、1～5V：±50mVp−p纹波
4～20mA：±25mVp−p※4～20mA的波率为负载电阻250Ω、20mA输出时。

转换方式分辨率缩放PWM转换方式
最大相当于13bit（依存于输出显示设定）
数字缩放

响应时间

约0.5秒

集电极开路输出 NPN型
可切换（PC逻辑不可切换）输出定额

DC30V MAX.

起止同步式
全双工
38.4k～2.4k bps
1bit
7bit／8bit
偶数／奇数／无

停止位
字符代码
使用信号名称连接台数路线长
分隔符

1bit／2bit
ASCⅡ代码TXD、RXD、SG
1台
15m
CR＋LF／CR

起止同步式双线式半双工
38.4k～2.4k bps
1bit
7bit／8bit
偶数／奇数／无
BCC校验和停止位字符代码
使用信号名称连接台数路线长

1bit／2bit
ASCⅡ代码
非反转（＋）、反转（ー）31台
最大 500m

分隔符

CR＋LF／CR

指示计
VMM7

负载电阻●BCD输出规格输出型输出逻辑

10mA MAX.

●RS-232C输出规格同步方式
通信方式
波特率
启动位数据长
奇偶校验

●RS-485输出规格同步方式
通信方式
波特率
启动位数据长
奇偶校验
错误检测

117

①基本型式②比较设定输出③输出

VMM7②③—①基本型式②比较设定输出

VMM7
①基本型式

VMM7BO—设定数ー
4点（HH／H／G／L／LL）

0SO
4S
4SO
DA
BORS
R1N
N1GV
78规 格
DIN36×72型 高速面板仪表
输出类型ー继电器信号×5 AC125V 0.3A（负载电阻） DC30V 1A（负载电阻）−
光电耦合器×5 灌电流 50mA MAX. 外加电压30V MAX.
无
1～5V or 0～1V or 0～10V or4～20mA的4型切换（带比例缩放功能） 只能与比较设定输出 4SO 组合只能选择 0SO 与 GV
BCD输出（集电极开路输出）
RS-232C
RS-485
传感器供电电源24V 25mA 1～5V or ±5V or 4～20mA or ±20mA的4型切换（带比例缩放功能） ※仅可过程输入传感器供电电源12V 50mA 1～5V or ±5V or 4～20mA or ±20mA的4型切换（带比例缩放功能） ※仅可过程输入应变式输入（350Ω） 零点调整范围±1mV/V 跨距调整范围1～3m V/V ※仅可应变片输入AC100～240V（±10%）DC12～48V（±10%）
BO 的情况下不能选择（※1）不可选择带模拟输出、RS-232C输出、RS-485输出●输入用端子台●BCD输出用端子台 BCD输出（集电极开路输出）

过程输入③④＋SIG −SIG ＋EXC −EXC

光电耦合器输出

①②⑤AG③⑧⑨⑪⑩⑫⑬⑭⑮④⑤⑥⑦PH

DZ

COM HH c e COM HI c e COM GO c LO c e COM LL c

NC

NC

COM
NC

NC

PH

DG

ENABLE

3OVER

32NC

NC

COM
NC

DZ

S/H

PC

DG

POL

33

※控制信号HI电平 ：相对于DG端子
控制信号LO电平 ：相对于DG端子输入电源：−0.5mA⑥NC

继电器触点输出

P.SEL1 P.SEL2 P.SEL3 S/H

234

10②①●输出用端子台

1210 1应变片输入10 8⑥3⑤10 4④10 2③3②A LO V HI V LO ＋EXC −EXC

10 1

①A HI

10 8POWER
DC12V～48V

2②− ＋

10 4

①POWER
AC100V～240V（50/60Hz）

2②①10 2

BCD连接器：HIF-38A-34PA-2.54DS※配件连接器：HIF-38A-34D-2.54R（广濑电机株式会社）
0DC电源驱动

10 1●电源用端子台

1●输入输出螺丝端子连接图AC电源驱动仅 B0 可选择
（※1）

4点（HH／H／G／L／LL）

10 8⑤电源

7—

1④输入信号

GV

10 4③输出

⑤电源0②比较设定输出④输入信号—型 式
VMM7⑤—

10 2

对
○0SO—

GV—

③输出⑤电源1核②比较设定输出④输入信号

10 2型号选择
①基本型式

③—

⑤—

10 1型号指定（BCD输出型号）②—④—③输出⑤电源10 8型号指定（应变片输入）—④输入信号0型号指定（过程输入）10 4●型号选择

3.5～5V
0～1.5V

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮P.SEL1 P.SEL2 P.SEL3 S/HPH

DZ

COM HH ac

HI ac

GO a LO ac

LL a⑨⑩⑪⑫⑭⑮①②③●选配端子台
RS-232C＋光电耦合器输出（※1）②TXD S.GND③④⑤⑥⑦S/H

PH⑧⑨⑪⑩COM HH C⑫⑬⑭⑮HI C GO C LO C LL C E.COM（※1）RS通信规格不能与比较设定输出 4S 组合使用②③⑧⑨⑪⑩②③⑥⑦(+)(ー)

S.GND TREM TREM S/HPH

端子台配置模拟输出+光电耦合器输出（※2）①①⑫⑬⑭④⑤⑧⑬COM HH C HI C GO C LO C LL C E.COM

输出用端子台BCD输出用连接器⑮④⑤⑥⑦V.OUT A.OUT AO.COM S/HPH

DZ

COM HH c e COM HI c e COM GO c LO c e COM LL c

输入用端子台电源用端子台输入用端子台电源用端子台（※2）模拟输出+光电耦合器输出中，没有P.SEL端子。
不能与比较设定输出 4S 组合使用

●外形尺寸 [单位：mm]

5.8以下

M

72
递增键
回车键 模式键 移位键

●外部控制端子间

面板切割尺寸（2:3）

7＋0.7118

内部电路
控制信号HI
控制信号LO

33+0.668 033 05.8以下

6880

87

REPH
DZMEP1P2P3HHHIGOLO
LLE功能显示器36主判定
显示器 显示器

适合压接端子上面

侧面MADE IN JAPAN118

启动保持数字零峰值保持

在约5V上拉（电阻值 约10kΩ）
相对于电平COM端子4.2～5V
相对于电平COM端子0～0.4V
A type ： 与COM端子短接、或保持等电位
B type ： 与COM端子短接、或以等电位输出1次
与COM端子短接、或在等电位下数字零功能ON
与COM端子短接、或在等电位下峰值保持功能ON

指示计
VMM7

①RXD

RS-485＋光电耦合器输出（※1）