可能性を発見
Agilent 5977C GC/MSD

HP/アジレントの GC、GC/MS の歴史

アジレントは、50 年以上 にわたり GC および GC/MS をリードしてきました。アジレントの 質量分析におけるリーダーシップの 物語 は、1938 年 のヒューレット・ パッカード（HP）設立 にまで 遡 ります。

あらゆる段階において、お客様のゴールはアジレントのゴールでもあります。すなわち、お客様が求める機器の操作性の向上、ラボの効率化、ビジネスの成功、これらを実現することがアジレントの目標です。

1971 年

5930A 卓上型 MS

オシロスコ ープと帯状記録紙（ストリップチャート）付きの、初の HP 製 GC/MS が登場

1976 年

5992A ベンチトップ GC/MS

従来 の 床置 き型 の GC/MS システムを 進化 させ、初めてベンチトップ型を導入した画期的な GC/MS。

1982 年5970 MS長年 にわたりシリーズ化され、アジレントの代表的 な製品となる GC/MS 機器の最初期モデル初期の床置き型 モデルと同等 の 質量範囲、初期 のベンチトップ 型

モデルと同等の感度を実現。

1988 年

Unix および DOS ChemStation
1994 年

GCD

ガスクロマトグラフィー /質量分析の利用拡大を背景 に、使 い 勝手 をメインに 開発 されたモデル。

1996 年

5973 GC/MSD
5973 では 質量範囲 が 拡張 され、感度 が 向上。
MSD ChemStation とローカルコントロールパネル
により、1 台の PC で 2 システムの GC/MSD を

Unix ChemStation は Pascal

ワークステーションの後継機種。

Agilent DOS ChemStation は低コストの PC と洗練されたオペレーティングシステムを搭載し、汎用のコンピューティングプラットフォームに近い機能を実現。

1996 年

石英金メッキ双曲面四重極

業界唯一の石英製の金メッキ双曲面四重極により、感度、性能、スペクトル、同位体比が向上。

制御可能に

2005 年

5975 GC/MSD
5975 GC/MSD では質量範囲がさらに1050 m/z にまで拡張され、1 pg OFN、
100:1 の感度 S/N が実現

22007 年

MassHunter ソフトウェア

機器のメソッド設定、データ解析、レポート作成など GC/MS 分析を強力かつ日常的なものに。

2009 年

7000A トリプル四重極 GC/MS

アジレントの GC/MS システムで 初 めて 導入された GC/MS/MS 機能により、選択性と感度の向上を実現。

2012 年

リムーバブルイオン源

リムーバブルイオン源（RIS）により、アジレントの 7200 GC/Q-TOF で大気開放なしの EI および

CI イオン源交換を実現。

2012 年

7200 GC/Q-TOF
複雑なサンプルの化合物同定に最適なツール。
高分解能精密質量による GC/MS 分析を実現。

2013 年5977A GC/MSD
エクストラクタ EI イオン源の導入により、感度と温度プロファイルを向上。7890B GC と MSDの直接通信も可能に。

2015 年

5977B GC/MSD と超高感度イオン源

超微量レベルのアプリケーションにおいて、比類のない感度と究極の運用効率を実現。

2016 年

7010B トリプル四重極 GC/MS

超 高 感 度 イ オ ン 源 や JetClean イ オ ン 源、

dMRM 取り込みに対応し、実績ある優れた性能がさらに向上。

H22017 年

JetClean セルフクリーニングイオン源

イオン源 のクリーニングの 手間 を大幅 に 軽減

し、 シングルおよびトリプル 四重極 GC/MS
システムの生産性が向上。

2017 年

7250 GC/Q-TOF
高分解能と高 ダイナミックレンジを同時 に実現し、前モデルの 7200 GC/Q-TOF の高分解能精密質量ワークフローを強化および拡張。

2019 年

QuickProbe GC/MS
サンプル 前処理 なしでリアルタイムでの 直接分析を求める法医学ラボを対象とした、Agilent

QuickProbe GC/MS システム。

2022 年

5977C

分析性能と技術 が向上し、機器の稼働時間 が最大化。水素をキャリアガスとして用いる新しい

HydroInert イオン源により、性能が向上。
2022 年

7000E と 7010C

Agilent 7000E および 7010C GC/TQ では機器

インテリジェンスが拡張され、新しい取り込 み
モードと優 れた自己診断 が可能 に。7000E はAgilent HydroInert イオン源にも対応。

3

Agilent 5977C GC/MSD システム

現在と将来の事業目標達成を支援

機器のダウンタイムやデータの品質不足による再分析や再確認は、ターンアラウンドタイムに影響を及 ぼします。

質量分析をリードしてきた実績のある技術をベースに設計された Agilent 5977C GC/MSD は、ラボの課題を解決し、優れたビジネス成果をもたらします。

5977C は堅牢性に優れ、ラボの生産性を高める数々の新技術を搭載しています。日々の分析で安定した性能を発揮するため、ラボの価値を高める重要なタスクに時間を集中させることができます。

4

GC/MS 分析で求められる最高の性能基準：IDL

IDL（機器検出下限）は、USEPA の MDL（メソッド検出限界）の定義に基づいており、8 回の連続注入による相対標準偏差（%RSD）から求められます。IDL は機器の検出限界の付近の濃度で測定される指標で、機器が実際に検出を行えるかを示す重要な測定基準です。

機器検出下限（IDL：Instrument Detection Limit）の精度

8 回連続分析、1 µL、10 fg/μL OFN

m/z 272 の SIM 抽出イオンクロマトグラム
面積精度：2.5 %RSD

IDL = 0.6 fg

IDL = (t * RSD * 濃度)/100（t は 99 % の信頼区間で自由度 n-1 の値）

すべての Agilent GC/MS シス
テムは、据付時に IDL を確認しており、非常に優れた性能を発揮します。

IDL の詳細については、アジレントの FAQ（英語）をご覧ください。

パワフルにラボを支援する質量分析性能
ステンレスイオン源

HydroInert イオン源

エクストラクタイオン源

HydroInert イオン 源 は、 水 素

不活性エクストラクタ EI イオン源

Agilent MSD 機器と同等の性能で高 い性能 を発揮させるように

安 定 した 結 果 をもたらします。

アプリケーションなどに用いられてです。水素付加 および脱塩素反従 来 の ステンレス 製 イオン 源

は、 手 頃 な 価 格 で 前 モデル のを提供します。特定のサンプルのいます。

キャリアガスを 用 いた GC/MS

は、化学的に活性な化合物でも設計 された 新しい EI イオン 源

ルーチン分析を行うラボにおける応などの問題に対応しています。

します。

幅広 いアプリケーションに 対応

EI 用 エクストラクタイオン源;
CI 用イオン源

不活性エクストラクタ EI イオン源

不活性な HES（超高感度イオン

な EI マススペクトルのライブラリ

ションにおいて、 きわめて 高 い

は 高 い感度 を実現します。膨大が使用可能で、ライブラリサーチ

による化合物の推定が行えます。

さらに、CI イオン源によるソフト

イオン化で、分子式の推定 が可能になります。

Agilent 5977C
EI MSD

5977C イナートプラス MSDと HydroInert イオン源

Agilent 5977C

イナートプラス EI MSD

HES イオン源

Agilent 5977C
EI/CI MSD源）は超微量レベルのアプリケー

分析感度を実現します。高い運用
効率と同時に時間とコストの削減

を求 めるハイスループットラボに最適です。

Agilent 5977C
HES MSD5信頼性の高い、優れた GC 分離

世界で最も信頼性の高いガスクロマトグラフィーシステムをめざして、アジレントは開発を続けています。

ビジネスの結果という最も重要な目的を見失うことなく、すべてのステップにおいてパフォーマンスを向上させ、機能を改善するとともに、新たな機能を導入しています。

6

ラボの収益拡大に貢献

Agilent Intuvo 9000 GC は、カテゴリ内で最高クラスの製品です。革新的でコンパクトな設計に加えて、高速ダイレクトヒーティング、フェラルフリーフィッティング、ガードチップ

技術、トリミング不要カラムなどの特長を備えています。これによりカラム交換の時間
短縮と回数低減に加えて、サンプル分析の高速化が実現します。Intuvo は、信頼性と卓越した性能という従来のアジレント製品の特長を受け継ぎ、強力な機能を豊富に搭載したコンパクトなシステムです。

現在から将来の分析ニーズへの対応

Agilent 8890 GC システムは 優 れた柔軟性 を備えています。アジレントの実績ある

GC シリーズの最新製品として、あらゆるお客様の生産性向上を支援し、高品質データの提供と優れた信頼性を実現します。

– あらゆる GC/MS システムとの構成、幅広い GC 検出器オプションとの組み合わせが可能– ヘリウムガス切替スイッチにより、キャリアガスのコストを削減– GC/MS アナライザは、幅広い特定アプリケーション向けに構成され、工場出荷時のアプリケーションテスト済みのシステムを提供

ルーチン GC の新たな展望

Agilent 8860 GC システムは、シンプルな操作を実現するとともに、Agilent GC シス

テムで実績のある信頼性を提供します。さまざまな GC 検出器と組み合 わせて構成

でき、ステンレス製イオン源の 5977C GC/MSD にアップグレードすることで、コストを抑えつつ信頼性の高いデータを高い品質で得ることができます。さらに、8860 GC では

ユーザーがシステムの診断を行うことが可能です。また、学習しやすいタッチスクリーン

インタフェースで、GC の設定値とステータスが一目でわかります。

7

収益性を高めるイノベーション

スループット、稼働時間、効率、運用コスト

どのような業界においても、スループットや稼働時間、運用コストは収益性に影響を及 ぼす基本的な要因です。

リソースが削減され、分析上の課題が増大しても、ますます多くのサンプルを分析しなければならないという

プレッシャーとラボは常に向き合っています。機器を有効に活用し、収益を高めるための数々のイノベーションがアジレントにはあります。

Agilent JetClean セルフクリーニングイオン源

ル ーチン 分 析 中 にマトリックス 堆 積 物 がイオン 源 内 部 に 蓄 積 することは 避 けられません。

Agilent JetClean セルフクリーニングイオン 源 を 使 用 すると、 手 作 業 でのイオン 源 クリー

FPO

ニングの 必 要 性 が 大 幅 に 低 減 され、 機 器 の 稼 働 時 間 とサンプルスル ープットを 最 大 限 に

高 めることが でき、1 か 月 あ たりの 装 置 稼 働 時 間 を 1 ～ 2 日 増 やすことが 可 能 です。

JetClean は Agilent シングル四重極およびトリプル四重極 GC/MS システムに、オプションまたは
後付けのアクセサリとしてご提供いたします。

JetClean セルフクリーニングイオン源に関する詳細は、こちらをご覧ください。

標準搭載の GC インテリジェンス

GC の自己診断機能では、便利で役に立つ診断やメンテナンスのさまざまなオプションを提供して

おり、GC の一般的な問題を防止できます。ブラウザインタフェースは、専用のデータシステムを使用することなく、PC やタブレットから、ラボのネットワークを介してリモート接続し、機能にアクセスできます。機器のステータスの表示、診断の実行、メンテナンスログのチェック、便利なサー

ビスビデオの表示などすべてを、モバイルデバイスから操作することができます。

GC インテリジェンスの詳細については、こちらをご覧ください。

「5977 と JetClean の組み合わせによってイオン源クリーニングの頻度が減ったため、洗浄後の再キャリブレー
ションなどの作業に費やしていた時間をサンプルの分析にまわすことができます。さらに、得られる結果の品

質への信頼も増しています。これによって真の競争力が得られます」–

8

Bob Symons 氏

地域テクニカルマネージャ、Eurofins | 環境分析、シドニー、オーストラリア

Smart Alerts

Agilent CrossLab Smart Alerts ソフトウェアは、機器の状態をモニタリングし、主要な消耗品の交換時期や点検の実施時期について、またラボ内の機器の稼働が停止した場合に、電子メールでお知らせします。リモートアシスト要求機能は、緊急のサービスリクエスト要求をアジレントに送ることができます。

Smart Alerts の詳細については、こちらをご覧ください。

石英金メッキ双曲面四重極

アジレント独自の金メッキ一体型石英四重極は理想的な双極面を持ち、物理的な安定性に優れています。金メッキ表面により、最高 200 ℃の高温で焼きだすことも可能でクリーンな状態を維持

してメンテナンスも不要です。

キャピラリ・フロー・テクノロジー

多くの GC および GC/MS 分析では、高沸点化合物を含む複雑なサンプルが分析されます。すべて

FPOの対象ピークが溶出された後に、Agilent キャピラリ・フロー・テクノロジーによりバックフラッシュすることで、カラム内部の残留成分を MS とは反対方向に追い出すことが可能です。これにより、サイクル時間の短縮、カラムメンテナンスの必要性の低減、より質の高いデータ、生産性の向上などのメリットが得られます。

Agilent キャピラリ・フロー・テクノロジーの詳細については、こちらをご覧ください。

Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプ

オイルフリーの Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプは、オイルの漏れや流出および危険なオイルの破棄に伴う心配をすることなく、所有コストを低減できます。また、設置面積 も少 なく、より静かなラボ環境を得ることもできます。IDP-3 は、Agilent 5977、5975、5973 GC/MS システム、およびキャリアガスとして水素を使用する機器でも使用でき、JetClean にも対応しています。

Agilent IDP-3 ドライスクロールポンプの詳細については、こちらをご覧ください。

ヘリウムガス切替スイッチ

ヘリウムボンベの使用期間 を数週間から数か月間 に延 ばすことによって、ラボの運用コストをより適切に管理し、ワークフローの中断を低減できます。このスイッチを使用すれば、GC 分析時にはヘリウムを利用し、GC のアイドル時には他のガス（窒素など）に切り替えることができます。
ヘリウムガス切替スイッチの詳細については、こちらをご覧ください。

9HydroInert イオン源：水素キャリアガスにより効率を最大化
水素キャリアガスの使用に伴う GC/MS の課題を克服

ヘリウムは有限の資源であり、複雑な製造プロセスであるため、高コストです。低コストで再生可能な水素は、ヘリウムに代わる最適なガスとなります。 新しい HydroInert イオン源は、水素をキャリアガスに用いた場合の感度の低下とスペクトルの変化を大幅に抑制します。HydroInert には次のようなユニークな利点があります。

– 水素化の影響を受けやすい化合物であっても、信頼性の高いスペクトル– 特に PAH など、高沸点化合物の優れたピーク形状– イオン源の部品は従来と変わらず、これまでと同じ組み立て手順「ヘリウム不足は定常化しつつある
ため、水素は He に代わる優れたキャリアガスとなるでしょう」

EPA メソッド 8270 SVOC 分析：水素キャリアガスを用いて50 ppm のスタンダードをスキャン測定– Bill Mock 氏、Innovation Laboratory

Pace Analytical Services マネージャ

9 mm エクストラクタレンズを用いてアップグレードした従来型の EI イオン源、水素キャリア

100%
100%

ベンゾ[b]フルオランテン
ベンゾ[k]フルオランテン
ジベンズ[a,h]アントラセン
ベンゾ (g,h,i) ペリレン

インデノ[1,2,3-cd]ピレン

0
0

100%

HydroInert イオン源、水素キャリア100%

ジベンズ[a,h]アントラセン

ベンゾ[b]フルオランテン
ベンゾ[k]フルオランテン

ベンゾ (g,h,i) ペリレン

インデノ[1,2,3-cd]ピレン

0
0

1

1.4

1.8

2.2

2.6

3

3.4

3.8

1

1.4

1.8

2.2

2.6

3

3.4

3.8

4.2
4.6
5
5.4
5.8 6.2
6.6
Acquisition
Time (min)4.2Abundance
4.65(%) vs.
5.4
5.8 6.2
6.6

7

7.4

7.8

8.2

8.6

9

9.4

9.8

10.2

7

7.4

7.8

8.2

8.6

9

9.4

9.8

10.2

Abundance (%) vs. Acquisition Time (min)HydroInert イオン源と 水素キャリアガスにより、ピーク形状と分離能が大幅に改善しました。

水素キャリアガスへ切り替える際の安全上の注意点

可燃性などの懸念から、水素を扱う際には安全対策が最も重要な検討事項となります。安全性について詳しくは、GC/MS 向けアジレント水素安全マニュアル（ドキュメント番号 G7006-90053）を参照してください。GC/MS に水素キャリアガス配管を接続して使用する前に、安全マニュアル全体に目を通して理解する必要があります。

10インソース反応と水素化の影響を受けやすい化合物、ニトロベンゼンの分析
HydroInert で水素キャリアガスを用いることで、スペクトル信頼性、分離能、ピーク形状が大幅に改善します。
93.0

100%

水素キャリア

100%

100%

100%

123.0

107.0

77.0

70

80

m/z 93 はアバンダンスが高く、テーリングしていますHydroInert により改善
したピーク 形状 と m/z
123 と 93 のイオン比

123.0

60

90 100 110 120 130 140 150 m/z
107.0

50

77.0

40

41.0
46.5
51.0

30

66.0

41.0
46.5
51.0

66.0

100
50
50
0

HydroInert イオン源

水素キャリア

水素キャリア93.0

100

従来の EI イオン源

従来の EI イオン源

77

0
エクストラクタイオン
源（3 mm エクストラクタレンズ）の場合、アバンダンスの高い
30 40 50 60
70 80
90 100 110 120 130 140 150 m/z
m/z 93 イオンでアニリンへの水素化が観測されました。
100

HydroInert イオン源

77
51

123

100

40

60

50

60

0

123

2.5

0

2.55
2.6 2.5 2.65 2.55 2.7 2.62.75 2.652.8 2.7Counts vs. AcquisitionCounts
Time (min)vs. Acquisition Time (min)

2.75

70

80

90 100 110 120 130 140 150 m/z

7080

90 100 110 120 130 140 150 m/z

0

2.5

2.8

2.55
2.6 2.5 2.65 2.55 2.7 2.62.75 2.652.8 2.7
2.75Counts vs. AcquisitionCounts
Time (min)vs. Acquisition Time (min)ア バ ン ダ ン ス の 高 い m/z 93

HydroInert イオン源 は、 ニトロ

観測（典型的な現象）

クトルを示しました。

イオンでアニリンへの 水素化 が

107

93

74

0

ベンゼンと強く相関する質量スペ

107

30

50

74

40

40
46

30

65

40
46

50

65

51

93

50

水素キャリアm/z 123 の優れた比率を示し、スペクトル信頼性が改善しました。

GC/MS キャリアガス の 節約 や 切り替 えに役立つ情報源

水素への GC/MS の切り替えに役立つリンクをご紹介します。

Nitrobenzene - 10 Levels, 10 Levels Used, 10 Points, 10 Points Used, 0 QCs
y = 0.206058 * x - 0.001818
R^2 = 0.99824379
Type:Linear, Origin:Ignore, Weight:1/x

Relative responses

5.5
5.25
5
4.75

ヘリウム不足の問題に対応

Avg. RF RSD = 6.163800

GC 分析用のヘリウムキャリアガスについて、価格の変動や

4.5
4.25
4
3.75
3.5

供給不足の可能性に対応する方法を説明します。

3.25
3
2.75
2.5
2.25

x10 5
3.6
3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
0.25
0.5
-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ヘリウム節約コスト削減カリキュレータ

Nitrobenzene
Library Match Score NIST 93.7%

アジレントのガスセーバとともに、窒素スタンバイを使用した

場合と使用しない場合で、どの程度コストを削減できるかをご確認いただけます。

ヘリウムガス切替スイッチ

40

50

18

60

70

20

80
90
100 110 120
Counts vs. mass-to-charge (m/z)

22

24

140

26

Relative concentration

HydroInert イオン源によって優れたキャリブレーションの直線性が得られて、従来のEI ライブラリとの比較で信頼性の高いスペクトル精度が得られております。

ヘリウムの使用を管理することで、混乱を回避できます。

Agilent EI GC/MS 機器でのヘリウムから水素キャ

リアガスへの切り替えに関するユーザーガイド（英語）Agilent EI GC/MS システムにおけるヘリウムから水素キャ

リアガスへの切り替えについて詳しく説明します。

11

2.8

MassHunter ソフトウェア：データの深い理解への近道

Agilent MassHunter ソフトウェアは、日々の課題を解決して、GC/MSD 分析の高速化、使いやすさの向上、生産性の向上を実現できるように設計されています。さらに、あらゆるレベルのオペレータが信頼性の高い結果を得られます。

この直観的なソフトウェアは、カスタマイズ可能な機能、使いやすいメソッドテンプレート、およびリテンションタイムやリテンションインデックス情報を含む包括的なスペクトルライブラリにより、多様なアプリケーションをサポートします。また、Agilent GC/MSD の機器コントロールやデータ取り込みもサポートします。

選択したサンプル

黒色：
フルスキャン TIC
緑色：
同定された成分同定された化合物

選択した化合物

ライブラリ一致スコア

デコンボリュートされた分 析 で 得 られ た RT とライブラリRT 間の RT の差

質量スペクトル

ライブラリの質量
スペクトル

デコンボリューション前の質量スペクトル

直感的なインターフェース：Agilent

MassHunter Unknowns Analysis

ソフトウェア は、 自 動 化 デコ ン ボ

リューションおよびライブラリ検索機

能を備えており、対象化合物を同定することができます。

MassHunter Quantitative Analysis ソフトウェアの利点– データ確認で動的にリンクされる組み込みワークフローテンプレート– ソフトウェアのピークバリデーション機能付きパラメータレス積分を選択するだけで、問題のピークにのみ集中し、手動での再積分を最小化– Unknowns Analysis および Library Editor を用いたワークフローのカスタマイズによる、サンプルの NIST ライブラリ検索、カスタムの RT-ロックスペクトルライブラリの作成、ライブラリ検索 による

スキャンデータからの定量メソッドの作成– ピーク、スペクトル、キャリブレーションデータの結果表示– ターゲットデコンボリューションによって化合物同定で向上する
信頼性– 強化されたデータインテグリティ標準。FDA 21 CFR Part 11、EU
Annex 11、GAMP5 および ISO/IEC 17025 と EPA の 40 CFRPart 160 のコンプライアンスガイドラインへの準拠で求められる、

ラボでの安全な測定、データ処理、レポート作成、格納する管理機能

Agilent MassHunter ソフトウェアの利点について詳しくは、こちらをご覧ください。

12

質量分析と OpenLab CDS ソフトウェア

OpenLab CDS ソフトウェアは、Agilent LC、GC、LC/MSD、GC/MSD を単一のユーザーインタフェースで制御できます。OpenLab CDS で、必要な要件を満たし、ワークフローを完了するための質量スペクトルデータの取り込み、処理、レポート作成を実行することが、できます。

機器のチューニングとキャリブレーション– OpenLab CDS では、GC/MSD のチューニング（オートチューン、
チェックチューン、マニュアルチューン機能）を実行することができます。

– 複数のスキャンセグメントで分析メソッドを最適化し、スキャン時間を有効活用します。

データ解析– マニュアルでのサンプル 確認 または 自動的 な 結果解析 で、 MS

スペクトルを表示や、バックグラウンド補正、ライブラリ検索を実行できます。

– トータルイオンクロマトグラム（TIC）から手動で、または MS スペ

レポート作成– OpenLab CDS は、 あらかじめ定義された複数の MS レポート
テンプレートがインストールされており、目的に合わせて簡単に変更することができます。

メソッド開発と化合物確認にかかる時間の短縮– 既知のサンプル結果から MS 化合物のテーブルが自動生成されるため、化合物リストを迅速に作成および更新できます。

– 統合的 なライブラリ検索 によって、 ターゲット化合物 の 同定 や、SIM 取り込みメソッド設定に利用が可能です。

– ターゲット化合物の確認にクオリファイアイオンと比率、あるいはクトルから直接、抽出イオンクロマトグラム（EIC）を作成します。

リファレンススペクトルとの比較が行えます。

MS ライブラリの検索– OpenLab CDS は、NIST 形式のライブラリをサポートしており、スペクトルライブラリを用いたライブラリ検索やスクリーニングが実行できます。

TIC クロマトグラム

既知の m/z シグナルを簡単に表示し、TIC やその他のシグナルと比較可能

FPO

イメージの更新待ち

OpenLab CDS はスペクトルライブラリの検索で NIST フォーマットをサポートしています。

13

不活性な流路の構築により、確実な分析結果を提供

サンプルが少量化し、従来よりも活性の高い化合物をより高い信頼性で測定するニーズが高まり、分析の複雑さが増すにつれ、サンプルの流路の活性によって引き起こされる

損失は、もはや許されないものになっています。疑わしい状況で分析をいくら繰り返したり確認したりしたところで、貴重なリソースが無駄になるだけです。また、生産性を妨げ、その影響は収益にまでおよびます。さらに、活性化合物の量がわずかであれば、十分なサンプルが残っていない可能性があるため、再分析さえできないことがあります。

Agilent J&W ウルトライナート GC カラム

ガラスウールリテンションギャップ

ウルトライナートゴールド
シール

イオン源
-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H

不活性処理-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H

ウ ルトラ
イナ ート
GC ライナ-Si-O-H

Agilent イナート
フローパス
ス プ リット/ス プ
リットレス 注入口

フューズドシリカ 固定相
表面

セプタム

データ

-Si-O-H

サンプル

HydroInert イオン源
水素キャリアガス用

GC カラム内部

ポリイミド外層コーティング

UltiMetal Plus 金フェラルとUltimate Union

イナートプラスイオン源

GC/MS

バックフラッシュ：UltiMetal Plus 金フェラル
およびパージ付きユニオン

高精度、高感度な GC/MS 分析

アジレントの不活性流路ソリューションでは、化学的な活性が高い環境サンプルの分析や依存性薬物のスクリーニングなどを高い感度、精度、直線性、再現性で実行できます。詳しくはこちら

14

あらゆるアプリケーションにおいて実証済みの信頼性

変化する環境規制に対応して競争力を維持0.9

GC/MS による半揮発性有機化合物の分析について定 めた米国 EPA

0.5
0.4

化合物クラスの同時測定が求 められています。5977C イナートプラス

0.2のキャリブレーション）で、これらの性能要件を満たします。初回のキャ-0.1+ EIC (252.1)

0.7
0.6

メソッド 8270 に記載の手法では、広い濃度範囲にわたってさまざまな

GC/MSD は、0.2 ～ 160 ppm の検出範囲において、1 回の注入（1 回

リブレーション結果が優 れているほど、そのキャリブレーションの継続

時間が長くなります。そのため、介入なしにより多くのサンプルを分析して、運用コストを削減できます。このように、キャリブレーション範囲を広げ、化合物の %RSD を下げることができ、再分析の回数を減らすことでラボの生産性が向上します。

x10 6
4.5

17.991 min.

0.8

0.3
0.1
0

17.85

17.90

17.95

18.00

18.05

18.10

18.15

Acquisition time (min)ベンゾ[b および k]フルオランテンの 50 ppm（中間点）での異性体分離能。
スプリット比 3:1（17 ng 注入）、LPD ライナ、9 mm 径ドローアウトレンズ。
十分 な 分離能 が 達成されるのは、2 つの 異性体ピーク間 の 谷 の 高さが、中間点濃度において 2 つのピークの高さの平均の 50 % 未満である場合です（8270D）。このデータは、Agilent 7890B GC と Agilent 5977B イナート
プラス GC/MSD を組み合わせて SSL 注入口を取り付けて、取得しました。

ヘッドスペース GC/MSD で水素キャリアガスと HydroInert
イオン源を用いた、飲料水中の揮発性の有機化合物の分析+EI TIC Scan 10 b STD.D

4
3.5
3

揮発性物質を低 µg/L レベルで同定および定量するための高速メソッド

2.5を得ることができれば、水中の汚染物質の定量において有用なツール

2
1.5
1
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Counts vs. aquisition time (min)

5

5.5

6

6.5

水素キャリアガスと HydroInert イオン源を使用した、10 ppb VOC 標準
溶液の Scan 分析結果となります。Agilent 8697 ヘッドスペースサンプラ、8890 GC、5977C

MSD を、水素キャリアガスおよび新製品の HydroInert EI イオン源と組み合わせて使用することで、この性能を得ることができます。規制で認められている場合は、 ヘッドスペース法がパージ＆トッラプ法に置き換えられる簡便な手法となる可能性があります。

15

水分析の中国の標準と GB メソッド

試験

Agilent GC/MS システムは、再現性、感度、直線性

説明

メソッド

VOC 55 成分、パージ & トラップ GC/MS

GB/T5750.8.4.2に優れた性能を示すために、多くの中国の環境および食品の GB メソッドで幅広く使用されています。

エピクロロヒドリン、GC/MS

GB/T5750.8.20.1

VOC

水質 VOC、パージ & トラップ GC/MS

HJ639

水質 VOC、ヘッドスペース GC/MS

HJ810

ジオスミンおよび 2-メチルイソボルネオールのヘッドスペース SPME 測定

GB/T5750.8.75.1

異臭2 チオエーテル検査、パージ & トラップ GC/MS

GB/T5750.8.85.1

15 SVOC SPE、GC/MS

GB/5750.8.15.1

アセトクロール検査、SPE GC/MS

GB/5750.9.41.1
SVOC

（半揮発性

有機化合物）

18 PCB 検査、SPE GC/MS

GB/5750.8.88.1

8 NDMA 検査、SPE GC/MS

GB/5750.10.24.1

水質、有機塩素系殺虫剤およびクロロベンゼン、GC/MS

HJ699

水質、ポリ塩化ビフェニル （PCB）

HJ715

水質、フェノール、GC/MS

HJ744

自治体の水道水の VOC 分析+EI EIC(83.0) スキャン、ISTD 1.D 入り水道水

2.106 トリクロロメタン 5.1 μg/L
2.792 ブロモジクロロメタン 4.6 μg/L

3.525 ジブロモクロロメタン 5.3 μg/L
+EI EIC(129.0) スキャン、ISTD 1.D 入り水道水

2.792

RT

4.264 トリブロモメタン 1.7 μg/L

EI EIC(173.0) スキャン、ISTD 1.D 入り水道水

トリクロロメタン

ブロモジクロロメタン

ジブロモクロロメタン

トリブロモメタン
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

Time (min)NIST で検索したデコンボリューションスキャンデータにより、低 µg/L レベルでも同定されることを確認できます。

16

NIST
LMS

2.107

93

2.792

86

3.526

88

4.267

80

優れた検出下限で食品分析の信頼性を向上
画期的な HydroInert イオン源と水素キャリアガスによる乳児用調合乳中の PAH の分析

乳児用調合乳製品の製造者 は、PAH の許容濃度に関する厳しい要件を満たす必要があります。欧州委員会 は、 ベンゾ[a]ピレン、 ベンゾ[a]アントラセン、クリセン、 ベンゾ[b]フルオランテンを 4 つの重要な PAH マーカーとして安全レベル要件を定めています（要件番号 835/2011）。規制では、乳児用調合乳の粉末中の 4 つの重要な PAH の総濃度が 1.0 μg/kg 未満の濃度となるよう求められています。脂肪含有量の高いマトリックス
はサンプル前処理が難しく、結果的に GC/MS 分析で干渉が生じる可能性があります。

最適化されたアジレントのサンプル前処理法で、乳児用調製粉乳マトリックスから高効率で脂質を選択的に除去することができます。同時に、疎水性の PAH は許容可能な回収率を提供しています。この結果、マトリックス干渉が低減され、SIM モードでの GC/MS の使用が可能になり、ppb 未満レベルまでの感度が得られます。

カスタマイズ可能な Compounds-at-a-Glance で 0.1、0.5、1 のキャリブレーションレベルでの 1,2,9,10-ジベンゾピレン、1,2,4,5-ジベンゾピレン、ジベンゾ[a,i]ピレン-d14 を表示

17代謝物の確実な同定と生物系の深い洞察
代謝研究の進歩と新たな展望、生物学上の疑問の解決

メタボロミクスでは通常、ハイフネートされた GC/MS 分析技術により包括的な代謝物のプロファイリングが行われ、その後広く用いられているソフトウェアのワークフローにより GC/MS データが処理されます。アジレントは、GC/MS によって包括的な代謝物

プロファイリングを実行するソフトウェアワークフローを提供しています。これらのワークフローでは、すべてのデータファイルにわたって特性が検索され、多変量解析を用いた手法によって結果 が分析されます。重要 な差異を示す代謝物 が同定され、生物学的解釈に役立つパスウェイ上で視覚化することができます。

この高度な解析ソフトウェアは、特に Agilent MassHunter Profinder で複雑なメタ
ボロミクスデータを同定する場合、5977C GC/MSD システムで生成される再現性の高いデータに依存しています。Mass Profiler Professional で統計解析された後、Fiehn リテンションタイムロック EI ライブラリで化合物が同定されます。このデータは73 Scan 1865 (17.647 min 042508-008.D

グルコース 1

TIC: 042508-008.D

10

10

205

15

319

1
1000

900

800

700

600

500

コレステロール147
ステアリン酸尿素

アラニン

グルコース 2

クエン酸

アバンダンス

パスウェイ上で Pathway Architect を使って視覚化されます。

20

25

103

min

0 100

200 300 400m/z

メトキシ化およびトリメチルシリル化後の、GC/MS によるヒト血漿中の代謝物同定。Agilent Fiehn ライブラリも使用しました。

左のパネル：トータルイオンクロマトグラム、スプリット 1:10 注入。右のパネル：NIST MS 検索とリテンションタイム情報を使用したグルコースの同定。

本製品は試験研究用です。診断目的にご利用いただくことはできません。

18

400

化学、石油化学、材料の確実な同定と定量
フタル酸系可塑剤の GC/MS 分析

正化学イオン化法（PCI）による分子イオン反応を用いてフタル酸を明確に同定できます。5977C GC/MSD の化学イオン化のハードウェアは、炭化水素（イソブタンやメタン）やより穏やかな化学イオン化用の試薬ガス（CO2 や NH3 など）を非常に高い精度で使用することが可能です。

バイオ燃料の特性解析

5977C GC/MSD は、バイオ燃料の分析において非常に高い精度と感度を実現します。不活性な流路、超高感度イオン源、
高温の金メッキ石英四重極により、広範囲のバイオ燃料成分に対する堅牢で高感度な分析が可能です。SIM/スキャンデータ

の同時取り込みを簡単に設定でき、感度と選択性を最大限に活用しつつ、定性分析でフルスペクトルを利用できます。

19コンプライアンスに基 づく医薬品中 の残留溶媒分析を改善
ヘッドスペースサンプリングによる高精度、高感度、スムーズな
GC 分析
Agilent 8697 ヘッドスペースサンプラは、5977C GC/MSD のヘッドスペース分析に最適な装置です。8697 は、マイクロチャネルベースの EPC モジュールと大気圧補正およびサン

プルループ方式のサンプリング機能などの最先端のハードウェア機能を備えており、非常に優れた精度と性能を備えています。

8697 には、こうした機能とあわせて Agilent 8890/8860 と Intuvo 9000 GC の統合型

インテリジェンスが組 み込まれており、これらのシステムのブラウザインタフェースからリモートでアクセスできるようになっています。このため、ラボの 内外 から機器 の 最新

ステータスを随時把握できます。また、Agilent OpenLab CDS ソフトウェアは、残留溶媒分析やその他の関連アプリケーションにおけるコンプライアンス要件への準拠に役立ちます。

ms

Chromatograms
x107

Response [counts]

3.8
3.6
3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
1
3.5

4

4.5

52 2.5
5.5

63

6.5
3.5

74

7.5
4.5

85

8.5
5.5

96 9.5
6.5 107 10.5
7.5 118 11.5
8.5 129 12.5
9.5 1310 10.5
13.5 14
11 14.5
11.5 15
12 12.5
15.5 16
13 16.5
13.5
Retention time [min]Retention time [min]クラス 2（混合 A）残留溶媒のリファレンスクロマトグラム。Agilent 7697A ヘッドスペースサンプラで溶媒をサンプリングして、OpenLab CDS と 5977B GC/MSD で測定しました。このソフトウェアでは、GC/MS データ解析を行い結果の表示ができるほか、FDA 規制下のラボに求められる高いレベルのデータインテグリティを確保できます。

20

薬物とその代謝物の迅速定量分析における高い信頼性
バイコジン錠 の QuickProbe GC/MS 分析 がサンプル 前処理 なしで1 分以内に完了

この手法により、2 つの主要成分であるアセトアミノフェンとヒドロコドンを分離できました。
さらに、ヒドロコドンの重量がアセトアミノフェンの重量の 2 % 未満の場合でも、この 2 つの有効成分は NIST ライブラリ検索では > 90 の一致率でした。

デコンボリューションレポート作成ソフトウェア

法医学サンプル中の薬物を幅広くスクリーニングするには、膨大な数のターゲットのフルスペクトル同定および確認が必要です。また、ノンターゲットのスペクトル同定も必要になります。5977C を、デコンボリューションレポート作成ソフトウェアおよび法中毒学データ
ベースと組 み 合 わせると、低濃度 のイオンでも多くのターゲットをスクリーニングすることができ、分析時間が短縮されます。得られたスペクトルは従来のデータベースおよびNIST で検索可能です。

A
TIC
ヒドロコドン（面積）= 1.6%

アセトアミノフェン
（面積）

109

B

m/z 151 EIC: アセトアミノフェン

ピーク面積 = 3,616,934

151

m/z

C
m/z 299 EIC: ヒドロコドン

299

ピーク面積 = 57,225

242
185

96

m/z

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
Acquisition time (min)

0.7

0.8

0.9

粉状にされたバイコジン錠（ヒドロコドン:アセトアミノフェン
が 5:300 mg）の分析が 1 分以内に完了。A) トータルイオン

クロマトグラム （TIC）。B) アセトアミノフェン m/z 151

および C) ヒドロコドン m/z 299 の抽出イオンクロマトグラム（EIC）。どちらの成分も NIST ライブラリで > 90 の一致率

本製品は試験研究用です。診断目的にご利用いただくことはできません。

21

持続可能性とビジネスの成功のためのパートナーシップ

持続可能という考え方により、製品、プロセス、サプライチェーンに対する研究者、科学者、メーカーのアプローチが変化しています。しかし、ラボにとって、継続的にワークフローを最適化しコストを抑制しつつ、環境 への影響を低減する
ことは容易ではありません。

アジレントは、効率、生産性、持続可能性が相互に関連していると考えています。

持続可能性への取り組みは、アジレントの事業運営とお客様の課題への対応において不可欠な要素です。アジレントは協力して、ラボがサステナビリティの目標を達成し、結果を出し続け、精度を維持し、競争力を維持するのを支援します。

My Green Lab とのパートナーシップ

排出量ネットゼロへのコミットメント

アジレントは My Green Lab と協力し、ACT ラベル （Acountability =アジレントは設立以来、エネルギー、廃棄物、水、CO2 排出の削減に向けて、自社の機器の独立監査を受けています。ACT ラベルは、製品と2050 年までに、温室効果ガスの排出量ネットゼロを達成することを説明責任、Consistency = 整合性、Transparency = 透明性）の取得にそのパッケージの製造、使用、廃棄による環境への影響に関する情報を提供し、購入者が情報に基づいて持続可能な選択をできるようにするものです。Agilent 5977C、8860、8890、Intuvo 9000 GC システムは総合的に評価され、
ACT ラベルを獲得しました。My Green Lab の詳細はこちら。

22

取り組んできました。そして今、さらに歩みを進めようとしています。
発表します。ネットゼロに向 けたアジレントの 包括的 なアプローチには、 パリ協定 の 気候変動目標、明確 に 定義 された 中間目標、

Science Based Targets イニシアティブへの取り組みなどがあります。
詳しくはニュースリリースをご覧ください。

Agilent CrossLab サービス

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合し、お客様のワークフローのサポート、生産性の向上や運用効率の向上を実現するためのお手伝いをさせていただきます。すべてのやり取りにおいて、お客様が目標を達成するのに役立つ見えない価値を提供させていただきます。メソッドの最適化とトレーニングからラボ全体の移設と運用分析までの幅広い製品とサービスを提供することにより、お客様が機器とラボを管理して最高の性能を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

CrossLab の詳細については、ホームページ をご覧ください。

サービスとサポートを支える人材
CrossLab のサービスエンジニアが特別な理由

10 年

機器修理の平均経験年数

96 %

すぐに調達できる部品の

割合

数百万種類

85 %

1～2日

全世界 の 物流 センターでそろう
部品の数

30,000>1,85050+

日数エンジニア数フォーム

技術スタッフのトレーニング

全世界 のフィールドサービス

対応可能 な技術プラット

初回訪問で修理が終わる
割合

優先サービスの連絡 から修理完了までの通常のスピード

23

10 年間の価値を保証

アジレントは、品質システム設計および製造に関して、比類のない業界水準を誇っています。アジレント
バリュープロミスには、その信頼性の高さが反映されています。

アジレントバリュープロミスは、アジレントのクロマトグラフィー、質量分析計、分光光度計 などの製品のご購入日から 10 年間、製品の性能を保証するもので、アップグレードの際には、製品の残存価値に見合った導入プランをご提案します。投資による利益を最大限に高めながら、システムを変わらぬ価値で末永くご利用いただけます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE40075713

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, May 25, 2022
5994-4922JAJP