２０１０年秋期資格試験結果
2010 年秋期資格試験の結果が発表された。新規試験結果（再試験を含む）の合格率は，レベル 1 が 51.2%，レベル 2が 30.0%，レベル 3 が 12.8%であり，2010 年春期試験と比較すると，レベル 3 が少し低下しているが、レベル 1，2 はほぼ同様であった。また，合格者数も同様であった。受験申請者数は，新規試験，再試験，再認証試験を合わせて計 11,650件であった。移行試験も終わり、再認証試験の該当者はまだ少ないことから受験者の殆どが新規試験であり，この新規試験の合格者がそのまま登録件数の増加に繋がっていると思われる。また JIS Z 2305 認証制度では，登録してから 10 年後の有効期限で再認証試験を受験することになっていることから，2011 年秋から徐々に増加することが予想される。
各表の合格率は［合格者数／（申請者数―欠席者数）］で算出した値である。新規試験結果を表１に，レベル 3 の新規基礎試験結果を表２に，再認証試験結果を表３に示す。

表１

ＮＤＴ方法

略称

新規試験結果（再試験を含む）

レベル１

＊1

レベル２

＊1

レベル３

＊1

申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 % 申請者数 合格者数 合格率 %放射線透過試験RT

833138.8790

18825.9

1764427.3

超音波探傷試験

UT650

33655.6

1873

27.3

624

447.9

超音波厚さ測定

UM

309

187

65.4

472－

磁粉探傷試験

MT

167

7446.5

1773

402

23.9

223

115.5

極間法磁粉探傷検査

MY1102927.9211

4422.7

通電法磁粉探傷検査

ME

23313.0－－

100.0－－
60

19.2

89.2MC

ｺｲﾙ法磁粉探傷検査

33－

浸透探傷試験

PT418

178

45.42203

751

36.5

溶剤除去性浸透探傷検査PD

1959753.6

64042.1

水洗性浸透探傷検査

PW00

渦流探傷試験

ET5021－43.8253－

472

116

26.1

SM

ひずみ測定

合計－
94

787.5

162

4430.122423.5

966

51.2

8,124

2,270

30.0

1,502

171

12.8

表３

略称－

9

略称 申請者数 合格者数 合格率689
94 15.0%
―

ＮＤＴ方法

363

2,017

表２ レベル３新規基礎試験結果

ＮＤＴ方法
基礎試験

－

注＊1：各部門の申請者数は一次（新規, 再試験）と二次のみ（新規,再試験）の合計数

再認証試験結果

レベル１

レベル２

レベル３

＊2

申請者数 合格者数 合格率% 申請者数 合格者数 合格率% 申請者数 合格者数 合格率%

放射線透過試験

RT00－

00－

00－

超音波探傷試験

UT100.00－

0UM00－0－－

超音波厚さ測定0－

磁粉探傷試験

MT00－

11100.00－

極間法磁粉探傷検査

MY00－0－0－

通電法磁粉探傷検査

ME00－0－ｺｲﾙ法磁粉探傷検査

MC00－－

浸透探傷試験

PT00－00－

溶剤除去性浸透探傷検査

PD00－

2PW

00－0－0.0

水洗性浸透探傷検査
渦流探傷試験

ET00－

00－

00－

ひずみ測定

SM

22100.000－

00－

3266.73133.311100.0

合計

注＊2：レベル 3 クレジット申請は除く－－
11－100.0－

非破壊試験技術者資格登録件数（2010 年 10 月 1 日現在）
JIS Z 2305 による資格認証制度が 2003 年に発足して 7 年が経過した。今回 2010 年 10 月時点での資格登録件数をまとめた。集計の結果，資格登録件数は，約 78,000 件となった。JIS Z 2305 資格の NDT 方法別資格登録件数を表１に，NDT方法別比率を図１に示す。JIS Z 2305 資格登録件数には，新規試験による資格者と NDIS 0601 資格からの移行者の両方を含む。また，2003 年以降の JIS 資格者と NDIS 資格者の資格登録件数の推移を図２に示す。NDIS 0601 資格の移行が終了し，JIS Z 2305 資格に一本化された。資格登録者の内訳は，従来と同様におおよそレベル 1 が 20%，レベル 2 が 70%，レベル 3 が 10%である。資格登録件数の全体としては，JIS Z 2305 の認証制度開始時点と比較すると年々漸次増加しており，現在は約 35%の増加となっている。

表１

非破壊試験技術者資格登録件数

ＮＤＴ方法略称

単位：件

JIS Z 2305
ﾚﾍﾞﾙ1

ﾚﾍﾞﾙ2

ﾚﾍﾞﾙ3計放射線透過試験

RT

373

5,551

1,872

7,796

超音波探傷試験

UT

6,018

14,124

2,959

23,101

超音波厚さ測定UM

2,648－－

2,648

磁粉探傷試験

MT

426

9,248

524

10,198極間法磁粉探傷検査

MY864

534

通電法磁粉探傷検査

ME

130

ｺｲﾙ法磁粉探傷検査

MC

85

－
－－
－－

1,398

浸透探傷試験

PT

1,449

18,686

1,020

21,155

溶剤除去性浸透探傷検査

PD

2,721

2,886

5,607

水洗性浸透探傷検査

PW

67－

ET

162

3,526

526

4,214

ひずみ測定

SM

179

1,096

248

1,523

15,12255,651

7,149

77,922ＭＴ
15%67

図１ ＮＤＴ方法別比率－：該当資格なし

件数90,00080,00070,00060,000 NDIS
50,00040,00030,00020,00010,000
0ＵＴ
33%

ＰＴ
35%

85

渦流探傷試験

計ＲＴ
10%

130－
－

総ＳＭ2%

ＥＴ
5%

JIS ﾚﾍﾞﾙ 3

3種

2003

JIS ﾚﾍﾞﾙ 2

NDIS

2種

NDIS

1種

2004

JIS ﾚﾍﾞﾙ 1

2005
図２

2006

2007

2008

非破壊試験技術者登録件数推移

2009

2010 年

ＵＴレベル２

一次一般試験問題のポイント正する。
（ｂ）圧延方向と直角方向の鋼板のコーナーエコー高さ

UT レベル 2 一次試験の一般試験問題は，探傷技術者に必要な超音波探傷試験に関する基礎知識の他，探傷装置の比を求めて探傷感度のみ補正する。
（ｃ）屈折角 60°又は 65°の斜角探触子を用いて探傷および試験片など器材に関する問題も含めて 40～50 問出題される。問題は全て四者択一により，正しいもの，しなければならない。
（ｄ）伝搬方向の V 透過法により，探傷屈折角を測定する。

又は誤っているものを選ぶ形式である。
この一般試験問題のポイントは以前，機関誌「非破壊検査」の 2005 年 11 月号及び 2008 年 5 月号の本欄で，例正答（ｄ）題をあげて紹介した経緯がある。今回も最近実施された

斜角探傷試験の調整に使用する STB-A1 は，音速など試験のなかで，比較的正答率の低かった類題について解の超音波特性が一定となるように厳密な管理の下で製作説を行うので，今後の参考としていただきたい。

されている。しかし，市場に流通する鋼材の中には，STBと音速が異なるものや，圧延方向（L 方向）とこれに直次の文は，円形振動子の中心軸上の音圧について角な方向（C 方向）とで，音速の異なるものもある。こ述べたものである。正しいものを一つ選び，記号で答のような材料を探傷する場合，STB-A1 で測定した STBえよ。

屈折角とは異なる角度で材料に屈折することになり，き問１（ａ）垂直探触子の中心軸上の音圧は遠距離音場では振動子の面積に比例し，波長及び距離に反比例するのが基本的な性質である。

ずの位置を誤って測定することとなる。
JIS Z 3060「鋼溶接部の超音波探傷試験方法」では，探傷方向の横波音速を横波垂直探触子にて求め，STB との（ｂ）小さな円形平面きずからのエコー高さは遠距離音音速比から探傷屈折角を求める方法とともに，V 透過法

場ではきず面積に比例し，波長及び距離に反比例による最大透過パルス位置から探傷屈折角を求める方法

するのが基本的な性質である。

が規定されている。

（ｃ）遠距離音場では，円形平面きずのエコー高さは円形平面きずの直径の 2 乗に比例し，探傷面からき問３

次の文は，音圧反射率について述べたものである。

ずまでの距離に反比例するのが基本的な性質で文中の［ある。

えよ。ただし，答は小数点以下第 1 位を四捨五入せよ。

（ｄ）エコー高さは，エコーの音圧の 2 乗に比例する。

１］に適する数値を一つ選び，記号で答

局部水浸法で厚さ 30 mm の鋼板を垂直探傷し，表面エコー高さを 100％に調整したときの第 1 回底面エコ

正答

（ａ）

ー高さは［１］％となる。ただし，材料中の減衰及媒質中を伝搬する超音波について，振動子の直径，周び音場の拡散は考慮に入れないものとする。また，鋼材

波数，距離との関係は最も基本的な事項で，これに関すの密度は 7.8 g/cm3，縦波音速は 5920 m/s，水の密度はる問題は形を変えながら毎回のように出題されている。

1g/cm3，音速は 1480 m/s とした。

円形振動子の中心軸上の音圧は，近距離音場限界距離（ａ）9（ｂ）13（ｃ）15（ｄ）18X0 より近い近距離音場と X0 より遠い遠距離音場とでは異なる。

正答［１］（ｂ）

遠距離音場における中心軸上の音圧は，振動子の面積

この問題は超音波の境界面での反射と通過に関する問に比例し，波長及び距離に反比例して小さくなる。また，題である。二つの媒質の片方から界面に垂直に入射する

円形平面きずのエコー高さはきずの面積に比例し，波長ときの反射と通過は，音響インピーダンス Z（密度 ρ との 2 乗及び距離の 2 乗に反比例する。

音速 C の積）で決まり，音圧反射率は次式にて表される。
r１→２＝PR/PI＝（Z2－Z1）/（Z1＋Z2）

問2

次の文は，STB と音速差がある鋼板の溶接部の探傷について述べたものである。正しいものを選べ。
（ａ）圧延方向と直角方向の音速比を求めて音速のみ補

ここで，PI は媒質 I を伝搬してきた超音波の音圧，PR は境界面での反射波の音圧，Z1 は媒質 1 の音響インピーダ
ンス，Z2 は媒質 2 の音響インピーダンスを示す。

また，音圧 PI の超音波が境界面を通過して媒質 2 に入り，波が斜めに入射したときのモード変換を伴う反射の最も音圧 PT になったときの音圧通過率は次式で表される。

一般的な問題である。

t１→２＝PT/PI＝2Z2/（Z1+Z2）

入射角と反射角はスネルの法則に従うことから，次式

なお，エコーとして観察するのは境界面を往復するエコに基づいて計算する。
sinαS／CS＝sinβL／CL

ーなので，音圧往復通過率で考えなければならない。
この問題に関して，参考書「超音波探傷試験Ⅱ」 P8-9に計算方法が詳細に記述されているので，参考としていβL＝sin-1{ sinαS（CL／CS）}＝sin-1{ sin30°（5900／3230）}≒66°

ただきたい。また，試験対象材料がジュラルミンや黄銅

図 1 のグラフを用い，横波の入射角 30 度の位置から，であっても考え方は同じなので，境界面での反射と通過真下に直線を引き，曲線との交点から横波の音圧反射率の理論を整理しておくことが重要である。なお，試験問

は約 13％と読み取ることができる。

題では媒質の密度や音速の数値は与えられている。

このとき，エネルギの大部分は縦波に変換される。問題集にも類題がいくつか掲載されているので，必ず解け

問４ 次の文は，横波の音圧反射率について述べたものである。文中の［２］～［４］に適する数値又は語句を解答群からそれぞれ一つ選び，記号で答えよ。
軟鋼中で横波が裏面などの平面に入射角 αS が 30 度で斜めに入射したとき，縦波の反射角 βL は［２］度である（小数点以下四捨五入）。この場合，反射横波の音圧反射率は概略［ギは［４３るように考え方をマスターしておくことが大切である。
問５選定方法について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）遠距離分解能は，低い周波数より高い周波数の方が優れている。

］％であり，大部分のエネル］となる。ただし，軟鋼中の縦波の音速は

次の文は，超音波探傷試験における試験周波数の（ｂ）林状エコーが探傷の支障になるときは高い周波数

5900 m/s で，横波の音速は 3230 m/s とする。

を使用する。
（ｃ）きず位置の測定精度を高めるには，低い周波数が〔解答群〕［ ２ ］（ａ）16（ｂ）32（ｃ）66（ｄ）68［ ３ ］（ａ）13（ｂ）30（ｃ）48（ｄ）67［ ４ ］（ａ）縦波（ｂ）横波よい。
（ｄ）超音波ビームに対して傾きのあるきずを探傷する
場合は高い周波数がよい。

（ｃ）板波（ｄ）表面波正答（ａ）

超音波の試験周波数とその特性は，参考書「超音波探傷試験Ⅱ」の 2.4 超音波の音場特性，2.5 超音波の伝搬特性，2.6 エコー高さに影響を及ぼす因子の項に詳述されている。
（ａ）高い周波数は低い周波数に比べてパルス幅が小さいため，距離分解能は優れている。
（ｂ）結晶粒が粗大化した材料では，結晶粒又は結晶粒界による散乱のためノイズ（林状エコー）が発生するが，低い周波数の超音波ではノイズの発生が軽減される。
（ｃ）きずの位置精度は主として方位分解能に依存する。超音波の指向性は波長が短いほど鋭くなる。
（ｄ）反射指向性は波長が短
図１

斜め入射時の音圧反射率（鋼→空気）

注：図中の横波入射角 30 度から下ろした実線は，解説のい（高い周波数）ほど鋭くなり，きずに傾きがあると受信できないことがある。

ために引いた線である。
正答［ ２ ］（ｃ）

［ ３ ］（ａ）［ ４ ］（ａ）

一般問題は参考書，問題集の中から，超音波の基礎的

この問題は横波が端面に対して入射角 αS が 30 度で入射な事項を問う問題が多く出題されるので，参考書をよくした場合の縦波反射波の反射角 βL を求めるもので，超音理解しておくことを勧める。