【60 巻 5 月号掲載記事に関する訂正】
２０１１年５月号に掲載した下記の記事に訂正がありました。お詫びして訂正致します。（2013 年 8 月）
なお訂正箇所は本記事の１頁右下に記載してあります。３頁目，４頁目は修正済みの記事です。

ＥＴレベル２

一次一般試験問題のポイント

なるから他方のコイルに発生する電圧も単純に 2 倍になると早とちりしてはいけない。

ET レベル 2 一次の一般試験は渦電流探傷試験に関連

インダクタンス L のコイルのインピーダンス Z はコイ

した一般知識を問うための問題が出題される。総じて正ルの直流抵抗を無視すれば Z＝2πfL（f:周波数）であり，答率は高いが，一部の問題で誤答が多いものが見受けら周波数に比例して高くなる。すなわち，周波数が高くなれる。ここでは最近の試験問題に類似した例題によりポるとコイルには電流が流れにくくなる。周波数が 2 倍にイントを解説する。

なればインピーダンスも 2 倍になり，コイルに流れる電流値は 1/2 になることからコイルに発生する磁束は 1/2次のうち，巻数が 20 回のコイルに，0.1 秒間に一になる。したがって，周波数の増大とコイル発生磁束の様な割合で 0.01 Wb の磁束が変化した場合，コイルに減少が相殺されることになり，発生する電圧は変わらな発生する起電力(V)はどれか。正しいものを一つ選び記い。したがって，正答は（ｂ）である。この現象は，不号で答えよ。

思議に思うかもしれないが，身の回りにある変圧器（ト問１（ａ）0.2（ｂ）2（ｃ）20（ｄ）40ランス）を思い出してほしい。周波数に比例して電圧が変わるとなれば，関東地区(50Hz)と関西地区(60Hz)でト正答

ランスの出力電圧差が 20％生じることになり，相当な不（ｂ）

この問題では電磁誘導における基本的な知識が問われ具合がでるはずである。ている。ファラデーの法則としてよく知られるように，コイルを貫通する磁束が変化すると下式で示される電圧e(V)が発生する。

e = −N

問３次は，試験コイルのインダクタンスに影響する因子である。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

dφdt（ａ）試験コイルの巻数（ｂ）試験コイルの巻線の材質

ここでＮ：コイル巻き数，φ：磁束(Wb)である。題意の（ｃ）試験コイルの寸法

0.1 秒間に一様な割合で 0.01 Wb の磁束の変化は，単位時（ｄ）試験コイルと試験体との相対位置間で 0.1 Wb の変化であり，コイルの巻数 20 回を乗じで発生起電力は 2 V となる。したがって，正答は（ｂ）である。

正答

（ｂ）

インダクタンスはコイルの形状により決まる量であり，コイルの材質は直流抵抗に影響を与えるのみで，インダ図は 2 個のコイルが結合し，一方に電源，もう一クタンスには無関係である。したがって，正答は（ｂ）方に電圧計が接続されている状態を示している。次のである。インダクタンスに与える影響は下記のものがあ

文は，電源の電圧を変えずに周波数を 2 倍にしたらどるので憶えて欲しい。のような現象になるかを表したものである。正しいも①コイル巻数：巻数に比例して発生する磁束が増え，さ問２のを一つ選び記号で答えよ。

らにその磁束により発生する誘導起電力が巻数に比例するため，全体で巻数の 2 乗に比例してインダクタンスが増大する。
②コイルの寸法：たとえばコイルの直径が 2 倍になれば，交流電圧計インダクタンスは 24 倍になる。

電源③コイル内の材質：材質の磁性や導電率によりコイル内に発生する磁束が増減することによりインダクタンス（ａ）電圧は 2 倍になる。

（ｂ）電圧は変わらない。

が変化する。一般には磁性材があれば磁束が増大しイ（ｃ）電圧は 1/2 になる。

（ｄ）電圧は 4 倍になる。

ンダクタンスが増大し，導電体があれば渦電流により磁束が減少するためインダクタンスは小さくなる。コ正答（ｂ）

イル内に材料がなくとも近接していれば同様である。

先述したファラデーの法則の式から，周波数が 2 倍と青文字の二重取消線の部分を赤文字に訂正します。

問４

次の文は，非磁性体又は強磁性体について述べたある。したがって，正答は（ｃ）である。

ものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）強磁性体は磁石によくつき，磁束が通りにくい。

問６

次のうち，内挿コイルを用いてパイプの内部から（ｂ）非磁性体の透磁率は，ほぼ 1 である。

きず検出を行う場合，パイプ内径が 10 mm，肉厚 1 mm（ｃ）非磁性体には金，銀，銅等が含まれない。の時，外径 9 mm，内径 5 mm のコイルの充填率はどれ（ｄ）強磁性体を強く磁化すると，磁界を取り除いた後か。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

正答に残留磁気が生じる。

（ａ）246%（ｄ）

正答

勘違いしやすいのが（ｂ）であろう。透磁率 µ は真空中の透磁率 µo と比透磁率 µr を用いて下式で表される。
µ＝µr×µ0（ｂ）81%（ｃ）49%（ｄ）40%（ｃ）

コイルの平均径（コイルの内径と外径の平均値）を用いた場合，充填率 η の定義は下記の通りである。
①内挿コイルの場合

非磁性体の比透磁率 µr はほぼ 1 であるが，透磁率で表せ

η＝-7ば 4π×10 H/m であり 1 ではない。強磁性の比透磁率はコイルの平均径

2×100(%)

2×100(%)

試験体の内径数 10～数 1000 と比磁性体に比べてはるかに大きく，磁②貫通コイルの場合束をよく通す。強磁性を示す金属は鉄，コバルト，ニッ
η＝ケルの 3 種類のみである。したがって，（ａ）～（ｃ）は試験体の外径コイルの平均径間違いである。
押さえておきたいポイントとして，充填率は試験体の肉厚には関係ないということである。上記の式を用いれば問５次の文は，表皮効果について述べたものである。
題意の充填率が 49%になることはすぐに導きだされるで正しいものを一つ選び記号で答えよ。
あろう。
（ａ）導電率が 1/2 の導体に対しては，試験周波数を 2倍にすれば浸透深さは同じである。
（ｂ）比透磁率が 100 である強磁性材料は，試験周波数

問７ 次の文は，種々の試験コイルについて述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

を 1/10 にすれば導電率が同じ非磁性材料と浸透（ａ）標準比較方式の相互誘導形コイルは貫通コイルで使用され，上置コイルでは使用されない。

深さが同じとなる 。
（ｃ）同じ浸透深さにするために，導電率が 2 倍の材料（ｂ）上置コイルは単一方式の試験コイルとして相互誘に対して試験周波数を 1/2 にした。
（ｄ）非磁性材料で，導電率が 1/2 になったときと試験導形でも自己誘導形でも使用可能である。
（ｃ）自己比較方式の内挿コイルは自己誘導形で使用さ周波数が 1/2 になったときでは，浸透深さは異なる。

れ，相互誘導形で使用することはできない。
（ｄ）貫通コイルは自己誘導形及び相互誘導形コイルと正答して標準比較方式で使用できるが，上置コイルは（ｃ）

浸透深さ δ(m)の式は下式で示される。

δ=1
πfµσ

自己誘導形でしか標準比較方式は使用できない。

正答（ｂ）

ここで f：周波数(Hz)，µ：透磁率(H/m)，σ：導電率(S/m)

試験コイルは相互誘導形と自己誘導形，および自己比である。この式は渦電流探傷の一般知識の中でも基本中較方式，標準比較方式，単一方式の組合せで多種にわたの基本であるので，誰しも憶えているはずである。ただるが貫通・内挿・上置コイルにおいてすべての組み合わし，その意味をよく理解していないのではないかと推察せが可能である。したがって，正答は（ｂ）である。

される。ポイントの 1 つは周波数，透磁率，導電率は浸透深さに対して，すべて同様の影響度合いを持っている今回は基本的なことを主体に解説したが，この部分をということである。すなわち周波数，透磁率，導電率の押さえることは合格には必須であり，参考書などでよく積が変わらなければ浸透深さは変化しないということで勉強していただきたい。

ＥＴレベル２一次一般試験問題のポイント

なるから他方のコイルに発生する電圧も単純に 2 倍になると早とちりしてはいけない。

ET レベル 2 一次の一般試験は渦電流探傷試験に関連

インダクタンス L のコイルのインピーダンス Z はコイ

した一般知識を問うための問題が出題される。総じて正ルの直流抵抗を無視すれば Z＝2πfL（f:周波数）であり，答率は高いが，一部の問題で誤答が多いものが見受けら周波数に比例して高くなる。すなわち，周波数が高くなれる。ここでは最近の試験問題に類似した例題によりポるとコイルには電流が流れにくくなる。周波数が 2 倍にイントを解説する。

なればインピーダンスも 2 倍になり，コイルに流れる電流値は 1/2 になることからコイルに発生する磁束は 1/2次のうち，巻数が 20 回のコイルに，0.1 秒間に一になる。したがって，周波数の増大とコイル発生磁束の様な割合で 0.01 Wb の磁束が変化した場合，コイルに減少が相殺されることになり，発生する電圧は変わらな発生する起電力(V)はどれか。正しいものを一つ選び記い。したがって，正答は（ｂ）である。この現象は，不号で答えよ。

思議に思うかもしれないが，身の回りにある変圧器（ト問１（ａ）0.2（ｂ）2（ｃ）20（ｄ）40ランス）を思い出してほしい。周波数に比例して電圧が変わるとなれば，関東地区(50Hz)と関西地区(60Hz)でト

正答

ランスの出力電圧差が 20％生じることになり，相当な不（ｂ）

この問題では電磁誘導における基本的な知識が問われ具合がでるはずである。ている。ファラデーの法則としてよく知られるように，コイルを貫通する磁束が変化すると下式で示される電圧
e(V)が発生する。

e = −N

問３次は，試験コイルのインダクタンスに影響する因子である。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

dφdt（ａ）試験コイルの巻数（ｂ）試験コイルの巻線の材質

ここでＮ：コイル巻き数，φ：磁束(Wb)である。題意の（ｃ）試験コイルの寸法

0.1 秒間に一様な割合で 0.01 Wb の磁束の変化は，単位時（ｄ）試験コイルと試験体との相対位置間で 0.1 Wb の変化であり，コイルの巻数 20 回を乗じで発生起電力は 2 V となる。したがって，正答は（ｂ）である。

正答

（ｂ）

インダクタンスはコイルの形状により決まる量であり，コイルの材質は直流抵抗に影響を与えるのみで，インダ図は 2 個のコイルが結合し，一方に電源，もう一クタンスには無関係である。したがって，正答は（ｂ）方に電圧計が接続されている状態を示している。次のである。インダクタンスに与える影響は下記のものがあ

文は，電源の電圧を変えずに周波数を 2 倍にしたらどるので憶えて欲しい。のような現象になるかを表したものである。正しいも①コイル巻数：巻数に比例して発生する磁束が増え，さ問２のを一つ選び記号で答えよ。

らにその磁束により発生する誘導起電力が巻数に比例するため，全体で巻数の 2 乗に比例してインダクタンスが増大する。
②コイルの寸法：たとえばコイルの直径が 2 倍になれば，交流電圧計インダクタンスは 4 倍になる。

電源③コイル内の材質：材質の磁性や導電率によりコイル内に発生する磁束が増減することによりインダクタンス（ａ）電圧は 2 倍になる。

（ｂ）電圧は変わらない。

が変化する。一般には磁性材があれば磁束が増大しイ（ｃ）電圧は 1/2 になる。

（ｄ）電圧は 4 倍になる。

ンダクタンスが増大し，導電体があれば渦電流により磁束が減少するためインダクタンスは小さくなる。コ

正答

（ｂ）

先述したファラデーの法則の式から，周波数が 2 倍とイル内に材料がなくとも近接していれば同様である。

問４次の文は，非磁性体又は強磁性体について述べたある。したがって，正答は（ｃ）である。

ものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）強磁性体は磁石によくつき，磁束が通りにくい。

問６次のうち，内挿コイルを用いてパイプの内部から（ｂ）非磁性体の透磁率は，ほぼ 1 である。

きず検出を行う場合，パイプ内径が 10 mm，肉厚 1 mm（ｃ）非磁性体には金，銀，銅等が含まれない。の時，外径 9 mm，内径 5 mm のコイルの充填率はどれ（ｄ）強磁性体を強く磁化すると，磁界を取り除いた後か。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

正答に残留磁気が生じる。

（ａ）246%（ｄ）

正答

勘違いしやすいのが（ｂ）であろう。透磁率 µ は真空中の透磁率 µo と比透磁率 µr を用いて下式で表される。
µ＝µr×µ0（ｂ）81%（ｃ）49%（ｄ）40%（ｃ）

コイルの平均径（コイルの内径と外径の平均値）を用いた場合，充填率 η の定義は下記の通りである。
①内挿コイルの場合

非磁性体の比透磁率 µr はほぼ 1 であるが，透磁率で表せ

η＝-7ば 4π×10 H/m であり 1 ではない。強磁性の比透磁率はコイルの平均径

2×100(%)

2×100(%)

試験体の内径数 10～数 1000 と比磁性体に比べてはるかに大きく，磁②貫通コイルの場合束をよく通す。強磁性を示す金属は鉄，コバルト，ニッ
η＝ケルの 3 種類のみである。したがって，（ａ）～（ｃ）は試験体の外径コイルの平均径間違いである。
押さえておきたいポイントとして，充填率は試験体の肉厚には関係ないということである。上記の式を用いれば問５次の文は，表皮効果について述べたものである。
題意の充填率が 49%になることはすぐに導きだされるで正しいものを一つ選び記号で答えよ。
あろう。
（ａ）導電率が 1/2 の導体に対しては，試験周波数を 2倍にすれば浸透深さは同じである。
（ｂ）比透磁率が 100 である強磁性材料は，試験周波数

問７ 次の文は，種々の試験コイルについて述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

を 1/10 にすれば導電率が同じ非磁性材料と浸透（ａ）標準比較方式の相互誘導形コイルは貫通コイルで使用され，上置コイルでは使用されない。

深さが同じとなる 。
（ｃ）同じ浸透深さにするために，導電率が 2 倍の材料（ｂ）上置コイルは単一方式の試験コイルとして相互誘に対して試験周波数を 1/2 にした。
（ｄ）非磁性材料で，導電率が 1/2 になったときと試験導形でも自己誘導形でも使用可能である。
（ｃ）自己比較方式の内挿コイルは自己誘導形で使用さ周波数が 1/2 になったときでは，浸透深さは異なる。

れ，相互誘導形で使用することはできない。
（ｄ）貫通コイルは自己誘導形及び相互誘導形コイルと正答して標準比較方式で使用できるが，上置コイルは（ｃ）

浸透深さ δ(m)の式は下式で示される。

δ=1
πfµσ

自己誘導形でしか標準比較方式は使用できない。

正答

（ｂ）

ここで f：周波数(Hz)，µ：透磁率(H/m)，σ：導電率(S/m)

試験コイルは相互誘導形と自己誘導形，および自己比である。この式は渦電流探傷の一般知識の中でも基本中較方式，標準比較方式，単一方式の組合せで多種にわたの基本であるので，誰しも憶えているはずである。ただるが貫通・内挿・上置コイルにおいてすべての組み合わし，その意味をよく理解していないのではないかと推察せが可能である。したがって，正答は（ｂ）である。

される。ポイントの 1 つは周波数，透磁率，導電率は浸透深さに対して，すべて同様の影響度合いを持っている今回は基本的なことを主体に解説したが，この部分をということである。すなわち周波数，透磁率，導電率の押さえることは合格には必須であり，参考書などでよく積が変わらなければ浸透深さは変化しないということで勉強していただきたい。

ＳＭレベル２

一次一般試験問題のポイント（ａ） 500×10－6（ｂ）1000×10－6（ｃ）2000×10－6（ｄ）2200×10－6

SM（ひずみ測定）レベル 2 の一次一般試験は参考書「ひずみ測定Ⅱ」に準じた問題が出題される。また，ひずみ正答（ｂ）

測定を実施し，構造物の評価をするにあたっては定量的構造部材がせん断力を受けた場合もひずみは単位長さな解析，すなわち応力やひずみなどの値を求めることが当りの変位として与えられる。厚さ L の部材がせん断力重要である。しかし，上述の参考書には計算式のみで，を受けた場合には，このときのすべり変位を δ，せん断実際に応力やひずみの値を計算した例は示されていない。

ひずみを γ とすると，γ＝δ／L になる。

このような観点から，ここでは主に数値計算をともなう

ここで与えられている値を代入すると，問題例を取り上げ，解答にあたってのポイントを解説す

γ＝20×10－6／20×10－3＝1000×10－6

る。なお，このレベル 2 一次一般試験の記述や用語などになり，（ｂ）が正答になる。

に関する問題は，すでに非破壊検査誌 Vol.57，No10(2008)の NDT フラッシュ欄で解説されているので，これも参問３

縦弾性係数が 206 GPa の鋼構造部材のひずみを測定したところ 550×10－6 であった。このときの応力を考にしてもらいたい。

次のうちから一つ選び，記号で答えよ。
直径が 12 mm の丸棒試験片が 2.6 kN の引張荷重（ａ） 82.8 MPa（ｂ）103.5 MPaを受けたときの応力を次のうちから一つ選び，記号で（ｃ）113.3 MPa（ｄ）144.2 MPa

問１

答えよ。
（ａ）55.7 MPa（ｂ）44.0 MPa（ｃ）35.7 MPa（ｄ）23.0 MPa

正答

（ｃ）

鋼材のこの問に示されている大きさのひずみ領域ではフックの法則が成り立つ。すなわち，応力とひずみが比正答（ｄ）例する領域である。この場合の比例定数に相当するのが一般に，構造部材などに負荷される力は応力，すなわち単位面積当りの力で表される。この問のように荷重 P弾性係数である。したがって，応力を σ，縦弾性係数を E，ひずみを ε とすると次の式が成り立つ。
σ＝Eεが断面に一様に分布して負荷されていると見なせる場合
は，試験片の断面積を A，応力を σ とすると，σ＝P／A

この式に与えられている値を代入すると，σ＝206×109×550×10－6＝113.3×106 Paで与えられる。したがって，この問では
σ＝（2.6×103）／（(6×10－3)2×3.14）
6＝113.3 MPa

2＝23.0×10 N／m ＝23.0 MPaになり，（ｃ）が正答になる。になり，（ｄ）が正答になる。
問４

金属材料の縦弾性係数を求めるために引張試験を図のような厚さ L が 20 mm の物体表面にせん断力実施した。応力が 100 MPa のときのひずみを測定したが作用して，表面と裏面の間に 20 µm のすべり変位 δ

ところ 1370×10－6 であった。この材料を次のうちからが生じた。このときのせん断ひずみを次のうちから一一つ選び，記号で答えよ。

問２

つ選び，記号で答えよ。

（ａ）縦弾性係数が 73 GPa のアルミニウム合金（ｂ）縦弾性係数が 127 GPa の銅（ｃ）縦弾性係数が 190 GPa のステンレス鋼（ｄ）縦弾性係数が 206 GPa の軟鋼

正答

（ａ）

この問も応力とひずみが比例する範囲の場合であると見なせるので，前問の解説で示した式が適用できる。したがって，応力を σ，ひずみを ε とすると，この場合の問で与えられているようにこのはりの断面係数は，
Z ＝10×122／6 ＝240 mm3

縦弾性係数 E はE ＝σ／ε＝100×106／1370×10－6＝73×109 Paである。また，長さ L の片持はりが自由端 B に荷重 W

すなわち，73 GPa になり，（ａ）が正答になる。

を受けたとき，固定端 A における曲げモーメントは
M＝WL＝90×200＝18000 N･mm

なお，アルミニウム合金は成分によって，縦弾性係数に多少違いがあり，71 GPa から 73 GPa 程度の値になる。になる。さらに，このはりが問のように下に凸になるよ

最近では，軽量化のために航空や宇宙以外の構造物にもうな曲げを受ける場合には，固定端 A の上下面におけるアルミニウム合金が使用されている。このため，鋼材の曲げ応力 σ が±M／Z で与えられ，上面では正（＋），す縦弾性係数とともにアルミニウム合金の縦弾性係数の値なわち引張応力になる。したがって,ここではσ＝18000／240＝75.0 N／mm2＝75.0 MPa

も知っておいてもらいたい。になり，（ｄ）が正答になる。
問５

電気抵抗ひずみ測定法で振動している構造物のひずみ測定を実施し，記録された波形から周期を求めた

問７図のような 120 Ω の R1，R2，R3 の抵抗で構成されところ 8 ms（ミリ秒）であった。この振動の周波数をた回路の AB 間に 2.0Ｖの電圧をかけた。このときの次のうちから一つ選び，記号で答えよ。

AB 間の電流を次のうちから一つ選び，記号で答えよ。

（ａ）100 Hz（ｂ）125 Hz（ｃ）160 Hz（ｄ）250 Hz

正答（ｂ）

振動している構造物の電気抵抗ひずみ測定法による動（ａ）25 mA（ｂ）30 mA

ひずみ測定では時間により変化する出力を記録器で波形（ｃ）35 mA（ｄ）20 mAとして記録する。この場合の周波数 f は波形から測定される周期 λ の逆数として求められる。したがって，この
問では－3

f ＝１／λ＝１／8×10 ＝125 Hzになり，（ｂ）が正答になる。

正答

（ａ）

ここでは 120 Ω の抵抗 R1，R2 が直列に，さらにこれと120 Ω の抵抗 R3 が並列に結合された回路であるので，図の AB 間の合成抵抗を R とすると，1／R＝1／(120＋120)＋1／120＝3／240

問６

図のような幅 b が 10 mm，高さ h が 12 mm の長方形断面で，長さ L が 200 mm の片持はりが自由端 B で90 N の荷重を受けている。このようなはりの断面係数2したがって，R＝80 Ω になる。
一方，与えられた電圧を E とすると，オームの法則により，電流は I＝E／R

は Z ＝bh ／6 で与えられている。このときの固定端 A

すなわち，I＝2.0／80＝0.025 A＝25 mAの上面における曲げ応力を次のうちから一つ選び，記になり，（ａ）が正答になる。

号で答えよ。
ここでは，主に数値計算をともなう問題例についての解説をした。SM レベル 2 の技術者にとっては，実際に応力やひずみの値を求めて構造物の強度評価をすることは必須の知識であり，したがってこれに関した問題は必ず出題される。しかし，このような問題では形式が同じ（ａ）41.7 MPa（ｂ）50.0 MPa

でも与えられている数値がその都度違っている。このた（ｃ）58.3 MPa（ｄ）75.0 MPa

め，参考書に示されている式を理解し，覚えておくだけでなく，その式を使って桁などを間違えなく計算ができ正答（ｄ）るよう心得ておく必要がある。

ＥＴ実技試験における探傷装置の更新について

1.2 ゲインおよび位相などの設定方法
探傷条件の基本的な設定項目である探傷周波数，ゲイ渦電流探傷試験における二次（実技）試験では，貫通ン，位相，フィルター値等については，現在の探傷装置コイル，内挿コイル，上置コイルを用いた試験が行われではそれぞれ個別のスイッチ類で構成されていた。新している。2012 年度春期試験から新しいデジタル式探傷装

い探傷装置では探傷条件の設定項目を選択するスイッチ置が用いられる予定である。新しい装置の詳細についてと，値を変更するためのジョグダイヤルを用いる。そのは，試験会場にて配付される装置説明書に記述されるこため，操作パネルは非常にシンプルになっており，どのとになるが，ここでは予め主な変更点について述べる。

つまみを操作すればよいかなど迷わなくてもよいであろう。また，設定される値自体が数値で画面上に大きく表

１．アナログ式探傷装置からデジタル式探傷装置へ
現在の貫通コイルおよび内挿コイル試験に使われてい示されているので，読み取りの間違いも生じにくくなっている。

る探傷装置はアナログ式であるが，更新される探傷装置はデジタル式となる。また上置コイル試験には従来より図２，表１は探傷装置前面パネルの操作スイッチを示デジタル式が用いられているが，これも更新される。図したものである。実技試験においては使用しないスイッ

１は探傷装置の外観を示したものであり，貫通・内挿・チ類もあるが，操作は簡素になっている。

上置コイル試験とも同じ外観になっている。機能自体に変更は無いが，表示器も CRT からカラー液晶に変更され，5表示サイズも大きくなり探傷波形が見やすくなっている。

1

また，探傷条件も同じ画面上に大きく表示されるように26なっている。
3748

図２図 5-1
前面パネル
表面側
表１

図１

前面パネルの機能説明

No

名称

1

表示画面

2バランススイッチ

3消去スイッチ

4プローブコネクタ

5ページスイッチ

6確定スイッチ

機能説明
信号波形，探傷条件を表示する。
試験コイルのブリッジバラン
スを調整する。
信号波形の残跡を消去する。

新しい渦電流探傷装置

デジタル化により操作面で若干の変更がある。下記に主な変更点を紹介する。

1.1 ブリッジバランス操作
7
現在の渦電流探傷装置のブリッジバランスは手動であり，2 つのつまみを調整することにより CRT 上の輝点を8

設定 項 目選 択ス
イッチ
条件設定ジョグダ
イヤル

試験コイルを接続する。
探傷画面の切り替えスイッチ（使用しない）初期設定値の確定スイッチ（使用しない）設定項目の選択スイッチ
条件設定値の調整

画面中央に設定する必要があった。新しい探傷装置では自動バランス機能になっており，パネル上のバランスス
２．必要な情報を画面に集中表示
イッチを押すことによってコイルのバランスが自動で調大型の液晶表示器を使い，画面に探傷信号波形と探傷整される。
条件を同時に表示することで視認性が向上されている。
以下に，その画面例を示す。

2.1 貫通コイル試験

2.3 上置コイル試験

図３に表示例を示す。信号波形は 2 分割されており，図５に表示例を示す。XY 軸でのインピーダンスベク

左側に極座標でのインピーダンスベクトル表示，右側にトル表示が大きく表示され，画面の右側には探傷条件が信号の 90°成分（Y 軸成分）がチャートレコーダと同様まとめて表示される。に横軸を時間軸として表示されるようになっている。探傷条件は画面の下にまとめて表示される。

図５

上置コイル試験時の画面以上，2012 年度春期試験から使用予定の探傷装置につ
図３貫通コイル試験時の画面いて紹介した。現状の装置と比べて画面表示も大きく，操作もシンプルであることから，戸惑うことは少ないだ

2.2 内挿コイル試験

ろう。よって，より試験に集中できるものと思われる。

図４に表示例を示す。極座標でのインピーダンスベク

ただし，試験に使用される時までにはまだ時間があるこ

トル表示が大きく表示され，信号の輝点も保持されるのとから，装置仕様に若干の変更が生じる場合もある点にで位相角度の読み取りも容易である。また，この輝点はついてはご承知いただきたい。

消去スイッチにより消去することができる。画面の右側には探傷条件がまとめて表示される。

なお，今後の講習会で新しい探傷装置について紹介していく予定である。
参考に，下記に装置の主な仕様を示す。

＜探傷装置の主な仕様＞
1）名称

デジタル式渦電流探傷器

2）試験周波数

1～999 kHz（ 1 kHz ステップ）3）コイル形式

自己誘導形／相互誘導形

4）バランス方式

自己保持機能付き自動バランス

5）感度設定0 ～ 50.0 dB（0.5 dB ステップ）6）位相設定0 ～ 359.5 度（0.5 度ステップ）

7）フィルターハイ・パス・フィルタ HPF
OFF，1～100 Hz（1 Hz ステップ）
ロー・パス・フィルタ LPF
10～1000 Hz (10 Hz ステップ）

図４

内挿コイル試験時の画面8）画面表示部

6.5 インチ TFT カラー液晶