春期資格試験受験状況
JIS Z 2305 による資格認証試験が開始されて１年が経過致しました。試験の実施要領については徐々に理解されてきているように思われます。春期一次試験は 3 月 27,28 日の両日に実施され，5 月から 6 月に掛けて二次試験が実施されました。2004 年春期の資格試験は新規試験,再試験,再認証試験,通常移行試験を合わせ計 10,709 名が申請しました。これは 2003 年春期の受験者数 10,742 名，秋期の 11,309 名に比べ微減となっています。表 1 に各部門別の申請者数の一覧を示します。また，表の右側には 2003 年秋期の受験申請者数を参考に示します。
2004 年秋期試験は一次試験が 9 月 25,26 日の両日に予定されており，申込み期間は 7 月 27 日〜8 月 10 日となっています。申込みまでに教育訓練の規定時間を満たすよう，計画的な教育訓練を実施し，秋期の試験に備えてください。
表１NDT 方法

2004 年春期及び 2003 年秋期受験申請者数

一次試験

通常移行

二次試験

合計

2003 年秋期

新規試験

再試験

再認証試験

新規再試験

試験

RT12340―4225358UT1309

533―

50516

931910UM111880―884218

222

MT12770―704166

MY168

180―

1481

181

239

ME18

10―

3203244MC1

100―461125PT1118

140―

296167122

PD1208

252―

52173

460

431

PW1

810―

121221ET1

1890―

263524SM19200―

1396

43

ﾚﾍﾞﾙ計

998

1405―

1759192237

2205

NDT 方法一次試験
新規試験

再試験

通常移行

二次試験
再認証試験

新規再試験

試験

合計

合計

2003 年秋期
合計

RT2

220

591―

19585

884

888

UT2743172

10―158962

2045

2185

MT2482

1494―

74783

1492

1625

MY2

65

210―

6092

100

PT2

701

178

4―

182

1002

2067

2381

PD2

261

250―

590

345

276

ET2

102

263―

7269

407

399

SM2

45

81―

3134

191

191

ﾚﾍﾞﾙ計

2619

638

23―

508

3735

7523

8045

NDT 方法

一次試験
新規試験

再試験

通常移行

二次試験
再認証試験

新規再試験

試験

合計

2003 年秋期
合計

RT3

32

11135230

282

271

UT374324819235372473

MT3326061352109105PT32811091251111110

ET3224012124158SM371010253442

ﾚﾍﾞﾙ計

1956552851605949

1059

総合計

381284333287345259

10709

11309

ＲＴレベル３二次試験について（C1 C2）

問

次の文中の［ Ａ ］に入れる適切な語句を解答群から一つ選び記号で答えよ。
JIS Z 2305 による RT レベル 3 の二次試験は，これま60Ｃｏを購入してから 5 年経過した。同一の試験体を露での NDIS 0601 で行っていた記述式の計算問題及び説明出時間以外の条件を同一にして，同一濃度の透過写真を問題並びに JIS Z 3106 に関する実技問題とは異なり，RT撮影する場合，露出時間は［ Ａ ］に関するレベル 3 の知識（C1）30 問以上，関連する工業（ａ）ほとんど変わらない。（ｂ）約 1.4 倍となる。

分野における RT の適用（C2）20 問以上を四者択一形式（ｃ）約 2.0 倍となる。

（ｄ）約 4.0 倍となる。

で，試験時間 2 時間で行い，さらに関連する工業分野における RT 手順書の作成（C3）を記述式で 1 時間行う。合

正解は（ｃ）であるが，正答率は約３割で，（ｂ）及び，格基準は C1，C2 及び C3 を別々に採点して，それぞれ 70（ｄ）の解答がかなりあった。

点以上である。なお，RT レベル 2 を所有していない場合

60は，RT レベル 2 の実技試験（指示書の作成は除く）が課

能は約 1/2 に減衰しているので，露出時間を約 2.0 倍にせられる。

する必要がある。

Ｃｏの半減期は 5.3 年であるから，5 年経過したら放射2003 年秋期試験の結果から，C1 及び C2 の出題問題を内容別に紹介し，正答率の低い問題に類似した問題例のポ

問

次の文中の［ Ｂ ］に入れる適当な語句を解答群かイントを解説し，受験者の参考に供するものである。

らそれぞれ一つ選び記号で答えよ。
デジタルラジオグラフィ（ＤＲ）には種々の方式があるが，［ Ｂ ］はリアルタイム性があり，対象が運動して１．ＲＴに関するレベル３の知識（C1）いても適用できるのが特徴である。

（ａ）放射線の性質に関するもの

８問（ｂ）デジタルラジオグラフィ

２問（ｃ）感光材料に関するもの

５問（ｂ）イメージインテンシファイア（ｄ）露出条件の計算

６問（ｃ）コンピューテッドトモグラフィ［ B ］ （ａ）フィルムデジタイザ（ｄ）ラインセンサー（特性曲線，露出線図の組合せ）（ｅ）透過写真の観察に関するもの

２問（ｆ）識別限界コントラストに関するもの１問(ｄ)への回答がほぼ同じ程度見られた。

（ｇ）合金の吸収係数及び肉厚補償マスクの計算（ｈ）放射線の管理に関するもの

正解は(ｂ)であるが，正答率は２割強で，(ａ)，(ｃ)，２問(ａ)は透過写真をデジタル情報に変換する装置，(ｂ)は4問

蛍光増倍管，(ｃ)はいわゆるＣＴと呼ばれている断層撮

合計 30 問影，(ｄ)はベルトコンベアと組み合わせて使用される線（ｇ）の計算問題以外は，従来のＲＴ２種の問題であり，状のＸ線センサーである。

計算問題は C1 及び C2 合計 59 問中の 8 問，13.6％であっ問た。

図１のＸ線フィルムの特性曲線及び図２の露出線図（図１，図２省略）を用いて，次の文中の［ Ｃ ］〜［ Ｅ ］
問

次の文は，Ｘ線の実効エネルギーについて述べたもに入れる適切な値を解答群からそれぞれ一つ選び記号でのである。解答群から正しいものを一つ選び記号で答え答えよ。

よ。

（１）Ｘ線フィルム IX100，増感紙鉛箔 0.03 ㎜を用いて，（ａ）Ｘ線スペクトルの平均エネルギーである。

焦点・フィルム間距離 600 ㎜，管電圧 180kV で下図の鋳（ｂ）同一半価層を有する単色Ｘ線のエネルギーである。

鋼品を撮影する。鋳鋼品の厚い方（Ｂ点）の濃度を 1.00（ｃ）Ｘ線スペクトルの最大エネルギーである。

で撮影する場合の露出量は［ C ］mA・min である。

（ｄ）管電圧の 2/3 の値を eV で表したものである。

（２）管電圧を 200kV に変えて，厚い方の中央（Ｂ点）の濃度が 1.00 になる露出量で撮影する場合，Ａ点とＢ点

正解は(ｂ)であるが，正答率は低く，(ａ)，(ｃ)への解に到達するＸ線（透過線量と散乱線量の合計）の強さの答がかなりあった。

比は，［ D ］：１となる。このとき，Ａ点の濃度は［ E ］

正解は（ｂ）である。正答率は約３割で，この他に（ａ），となる。
解答群［ C ］（a）12.5（b）19.3（c）22.7（d）28.4（ｃ），（ｄ）への回答がかなりあった。

［ D ］（a）1.6 （b）1.9 （c）2.3 （d）3.1［ E ］（a）1.5 （b）1.9 （c）2.5 （d）3.0

問

次の文の［ F ］〜［ J ］に入れる適切な値を解答群からそれぞれ一つ選び記号で答えよ。
JIS Z 3104：1995 では，試験部できずの像以外の部分において写真濃度は下の表に示す範囲を満足しなければならない。
像質

最低濃度

最高濃度

Ａ級

［ F ］以上

4.0 以下Ｂ級［ G ］以上

4.0 以下

正解は［ C ］が（ｂ），［ D ］が（ｃ），［ E ］が（ｂ）

Ｐ１級［ H ］以上

4.0 以下である。放射線透過試験問題集（1999）の 282 頁，283

Ｐ２級［ I ］以上

4.0 以下頁の図を用いて各自で検討されたい。正答率は［ C ］，

Ｆ級

［ J ］以上

4.0 以下［ D ］ともかなり低く，［ E ］がほぼ５割であった。
解答群［ F ］（a）1.0（b）1.3（c）1.5（d）1.8

２．関連する工業分野におけるＲＴの適用（C2）［ G ］（a）1.0（b）1.3（c）1.5（d）1.8（ａ）ＲＴ関係 JIS 規格と用語［ H ］（a）1.0（b）1.3（c）1.5（d）1.8

５問（ｂ）JIS Z 3104 における透過度計の適用，
各像質の濃度範囲［ I ］（a）1.0（b）1.3（c）1.5（d）1.8
６問［ J ］（a）1.0（b）1.3（c）1.5（d）1.8（ｃ）JIS Z 3104 によるきずの像の分類

10 問（ｄ）JIS Z 3105 による撮影

１問

正解は，
［ F ］が（ｂ），［ G ］が（ｄ），［ H ］が（ａ）・（ｅ）透過度計の使用目的

１問［ I ］が（ａ），［ J ］が（ａ）である。正答率は［ F ］（ｆ）焦点寸法に関するもの１問はまずまずであったが，［ G ］，［ H ］，［ I ］，［ J ］に（ｇ）鋳鋼品の撮影に関するもの

１問

ついてはほぼ同様でかなり低かった。

（ｈ）散乱線の低減に関するもの

１問（ｉ）感光材料の選択に関するもの

３問

きずの像の分類の問題では必要な規格の表が末尾に添

合計 29 問付されており，10 問中半分は，100％の正答であり，後の５問もまずまずの正解率であった。

問

次の文は，焦点寸法について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）Ｘ線装置に表示されている焦点寸法は，ターゲッ
ト上のＸ線が発生する部分の寸法である。

今回は 2003 年秋期の二次試験 C1 及び C2 について解説したが，手順書の作成（C3）については次の機会に述べ（ｂ）実効焦点寸法とは，照射野の中央からターゲットる。なお，上記解説は，類似問題例であり，同様な問題

上のＸ線が発生する部分を見込んだときの寸法のが出題されるとは限らない。また，出題の分野について焦点寸法である。

も 2003 年秋期を例にあげたが，必ずしも同様になると（ｃ）Ｘ線装置の実効焦点寸法及び形状は，使用管電圧によって変化しない。
（ｄ）細長いＸ線フィルムは，Ｘ線管軸に平行に配置するのが良い。

は限らない。なお，本解説についての問い合わせには応じていないので，悪しからずご了承願いたい。

ひずみ測定（ＳＭ）レベル２移行試験問題例

ここで，Ｗは荷重，Ａは試験片の断面積である。
(3)被測定材料の荷重・変位線図の表示と縦弾性係数，

JIS Z 2305 資格への移行に際し，レベル２では移行試ポアソン比，降伏応力，引張強さの算出並びに塑性変形験が実施されることになった。本試験では各部門の NDTと破断状態の確認手順を参考にした指示書作成と JIS Z 2305 規格に関する7. 試験方法問題が出題される。今回はひずみ測定（ＳＭ）部門の指試験片を万能試験機チャック部に取付け引張荷重をか示書作成の問題例を紹介する。

ける。荷重はまず使用しているひずみゲージの測定限−‥−‥−‥−‥−‥−‥−‥−‥−‥−‥−‥−‥−度までかけ，１ kN 毎にひずみを測定する。さらに，測ＳＭレベル２移行試験問題例

定限度後は試験片が破断するまで荷重をかけ，試験機の荷重目盛と変位計の値による荷重・変位線図を表示し，構造用鋼材の材料特性を求めるためのひずみ測定の手順

最高荷重，破断荷重などを確認する。

1. 適用範囲

8．報告書の記載事項：省略

本手順は引張試験で構造用鋼板の材料特性を求める場合のひずみ測定に適用する。

指示書作成の問題例（抜粋）2. 準拠規格：省略
3. 非破壊試験技術者：省略

問題：「構造用鋼材の材料特性を求めるためのひずみ測4. 試験片の材質と形状・寸法定の手順」に基づき，次に示す NDT 指示書の各項目の空(1)

欄に入れるべき適切な数値又は用語を解答群から一つ選

材質

試験片は JIS G 3101 で規定されている一般構造用び，記号で答えよ。

圧延鋼板 SS400 である。
(2)形状・寸法(1) 引張試験のひずみ測定ではゲージ長 5 ㎜，抵抗 120

形状・寸法は JIS Z 2201 で規定されている１号試

Ω でゲージ率が［ ① ］の［ ② ］はくひずみゲージ

験片で幅 40 ㎜，厚さ 5 ㎜ である。

を使用し，試験片表裏面に［ ③ ］系の接着剤によっ5. 試験装置てこのゲージを接着する。

(1)①(a) 1.00(b) 1.20(c) 1.50(d) 2.00

引張試験には最大容量 1 MN の油圧式万能試験機を②(a) 単軸(b) ２軸(c) ３軸(d) 多軸使用する。

③(a) ニトロセルローズ(b) エポキシ(c) シアノアクリレート(d) フェノール

(2)

試験機

ひずみ測定

①ひずみ測定器：スイッチボックス内蔵のデジタル出力方式の静ひずみ測定器を使用する。
②ひずみゲージ：ゲージ長 5 mm，抵抗 120 Ω，ゲージ率 2.00 の単軸はくひずみゲージを使用する。
③ひずみゲージの接着と接着剤：曲げの影響を除去する(3)(2) この試験片の寸法から荷重 1 kN に対する応力は［ ④ ］MPa になる。長手方向のひずみは試験片表裏面の測定値を平均して求めるが，これは試験片の［ ⑤ ］の影響を取り除くためである。また，横方向のひずみと長手方向のひずみの比として［ ⑥ ］

ため，試験片の中央部分表裏面に長手方向及びこれにを求める。

垂直な横方向にひずみゲージを接着する。この接着に④(a) 1.2(b) 2.5(c) 4.2(d) 5.0

はシアノアクリレート系接着剤を使用する。

⑤(a) 温度(b) 曲げ(c) 伸び(d) 湿度⑥(a) 縦弾性係数(b) 上降伏応力(c) ポアソン比(d) 横弾性係数

変位測定

万能試験機に取り付けた容量型変位計で測定する。
6. 試験項目(1) 試験片表裏面の中央部分における長手方向とこれに垂直な横方向のひずみの測定(2) 次式によるひずみ測定荷重点の応力σの算出
σ＝Ｗ／Ａ

ここでは，ＳＭ部門の NDT 手順を参考にして解答をする指示書作成問題の例を紹介した。移行試験ではこのような形式の指示書作成問題 18 問の他に JIS Z 2305 規格に関する問題が 2 問出題される。