高精度智能数字压力表

VSTseries● 100～3500kPa●高精度±0.25％F.S.±1digit以下（包含使用温度0～50℃ 温度特性的综合精度）●传感器和开关均可使用●可在AC100V/AC200V下使用，支持AC通用电源●可视化现场显示的最佳选择测量介质测量种类测量范围●规

水、油、气体等不会腐蚀Hastelloy哈氏合金 C-22同等材料及SUS316L的介质
可在正压下测量
100～3500kPa

精度

输出使用温度范围允许过载−5000 ～ 5000
主显示：红色、橙色、绿色（任意设定）、副显示：红色
100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 3500kPa
0～100 , 200 , 500kPa 1 , 2 , 2.5 , 3.5MPa±0.25%F.S.±1digit以下
包含非线性、滞后、重复性、0～50℃的温度特性（25℃基准）双设定继电器输出＋4～20mA输出设定输出 额定控制容量（负载电阻）AC240V 3A. DC30V 3A机械寿命 5000万次以上（开闭频率 300次/分）
电气寿命 10万次（负载电阻、开闭频率 20次/分、额定控制容量时）响应时间 约20msec（※1）
量程缩放比例可任意设定
负载电阻 500Ω以下、响应时间 约10msec（※1）
温度0～50℃（测量介质温度0～70℃）
100kPa、1MPa：400%R.C. 200kPa：350%R.C.
500kPa、2MPa：250%R.C. 3.5MPa：150%R.C.

（※1）0～90％响应时间。阻尼、移动平均设定为最快的情况

符合JIS C 0920标准的防尘、防喷流型（※2）
19.6m/s2（2G） 10～60Hz X·Y·Z 各方向2小时
Rc1/4
CE标志（EMC指令、低电压指令、欧盟RoHS指令）
AC100～240V 50/60Hz15VA以下模拟测试功能、阻尼功能、移动平均功能最大值与最小值存储功能、峰值保持功能
Hastelloy哈氏合金C-22同级材料SUS316L
主机：约820g、专用支架：约85g
专用支架、支架安装螺丝、M20管塞螺母
使用说明书1份（请指定日文或英文）试验报告单1份

防护等级抗振性能连接螺丝形状适合规格电源电压耗电量各种功能受压部材质
连接螺丝材质质量
配件

电缆接地［星和电机制：SCT-14］

选配（※3）（※2）IP65防护等级以上的电缆接地连接状态（※3）标配不附带。请与本公司营业部联系。

点高精度数字压力表VST（VALCUBE）

格显示
显示颜色
额定容量
校准量程

●特※根据规格不同，形状可能会与图片有些差别。

2设定＋4～20mA模拟输出●在包含非线性、滞后、重复性、温度特性（0～50℃）的综合精度上实现高精度化（±0.25％F.S.）●压力显示为4位数字显示●支持传感器、开关等任何使用方法●模拟输出可实现比例缩放，分辨率更高●搭载模拟测试功能，用于模拟输出的回路检查
●在两个副显示器上显示继电器输出的设定值

AC100～240V通用电源●可使用AC100V/AC200V 支持AC通用电源高等级防护性能与丰富的功能最适合于现场显示的可视化●防护结构符合JIS C0920标准
●阻尼功能、移动平均功能、最大值与最小值存储功能、峰值保持功能●主显示为红、橙、绿 三种颜色变换●主显示字符高14mm的大型LED显示

受压接液部●型号选择

①基本型式

型号指定

VST—

对型型号选择
①基本型式②输出③电源

核○○○②输出

32

③电源

—

7—

④⑤传感器类型

⑥额定容量⑦形状与尺寸

H

⑥C2—号

规格VST

传感器直接连接型高精度数字压力表VALCUBE

32双设定继电器输出＋4～20mA

7AC100～240V
100KPG

指定200.0kPa（0.0～100.0kPa） 额定容量（0.0～200.0kPa） 额定容量

200KPG

指定500.0kPa（0.0～500.0kPa） 额定容量

500KPG

指定

额定容量1000KPG

指定

额定容量2000KPG

指定

额定容量3500KPG

指定

100.0kPa

1000kPa（0～1000kPa）

1.000MPa （0.000～1.000MPa）
2000kPa④显示与校准量程④显示与校准量程（0～2000kPa）

2.000MPa （0.000～2.000MPa）
2500kPa（0～2500kPa）

2.500MPa （0.000～2.500MPa）
3500kPa（0～3500kPa）

3.500MPa （0.000～3.500MPa）⑤传感器类型○H
100.0kPa
200.0kPa

2000KPG

500kPa 显示与校准量程从
1MPa 显示与校准量程从2MPa 显示与校准量程从

500.0kPa 指定
1000kPa 1.000Mpa 中选择
2000kPa 2.000MPa 中选择

3500KPG

3.5MPa 显示与校准量程从

2500kPa

200KPG
500KPG⑥额定容量⑦形状与尺寸1000KPG○

半导体隔膜式压力传感器指定指定

100kPa 显示与校准量程从
200kPa 显示与校准量程从

100KPG

C22.500MPa 3500kPa 3.500MPa
Rc1/4（内螺纹）69中选择52.865.8●外形尺寸 [单位：mm]

96●专用支架55４－∅４．６55ｋＰａ
S1S2
LOCK100160.5111

MODE120MADE IN JAPANRDigital Pressure Meter
Model:VST-32-7-3500kPa-H3500KPGC2□□○ＸＸＸＸ
Serial No:
Rated Voltage : AC100-240V
Consumption Power: 15VA MAX.
Rated Frequency : 50/60Hz
Range:3500kPa

2nd

SUB1134.480

CONF
PHSUB2

SET87124
7.322.5●M20管塞螺母
数字压力表
VST

Rc1/4

26.7

18.4

Ｍ２０ｘＰ１．５６∅２824０□２４－０．２●端子台配线图１２３＋ －●电缆封头（选配）４５６７８９ １０

Ｎ.Ｃ.２ Ｎ.Ｏ.２ＣＯＭ２Ｎ.Ｃ.１ Ｎ.Ｏ.１ＣＯＭ１ Ｌ●SCT-14maxAK

LＮ

ＰＯＷＥＲ
ＡＣ１００－２４０Ｖ
５０／６０Ｈｚ
１５ＶＡＭＡＸ．

DＲＥＬＡＹ２ＲＥＬＡＹ１ＡＣ２４０Ｖ ３Ａ ＡＣ２４０Ｖ ３Ａ
ＤＣ３０Ｖ ３Ａ
ＤＣ３０Ｖ ３ＡF

ＡＮＡＬＯＧ ＯＵＴ
４－２０ｍＡØJØC螺丝

EGH螺丝
管用平行螺纹的名称 厚钢电线管螺纹的名称适合电缆
外径型号

SCT-14 Ø10.5～14.5!

型号
578

23+-N.C.2 N.O.2 COM2 N.C.1 N.O.1 COM1ANALOG OUT
4-20mA

461RELAY2AC240V 3A
DC30V 3A

RELAY1AC240V 3A
DC30V 3A

9L

10NmaxB
安装板

G1/2CTG16螺纹外径ØJ螺纹长度K21.0

13.0

安装孔径

安装板
最大厚度

Ø224maxAmaxB

主体与盖的尺寸CDEF

锁定螺母尺寸
GH

橡胶密封圈
厚度L

50.0

38.5

15.5

30.0

27.0

28.5

27.0

4.0

1.5

SCT-14POWER
AC100-240V
50/60Hz
15VA MAX.

70