NDT フラッシュ Vol.70 No.8 1/4

ＲＴレベル３

パートＤ・Ｅ試験のポイントのエネルギを吸収したとき，1グレイ（Gy）で表わされる。

近年出題されたパート D・E 試験問題のうち，正答率（ｄ）照射線量の単位は，生体に与える影響を考慮し，シーベルト（Sv）で表わされる。の低かった問題の類題により各パートのポイントを解説する。
類題には，レベル 1 又はレベル 2 の試験としても出題

正答（ｂ）されたものもある。レベル 3 には広範囲な知識が求めら

放射線に関する主な単位を表 2 にまとめて説明する。

れている。

したがって，正答は（ｂ）である。
表2

なお，過去にも試験問題に基づいた同様のポイントを解説した NDT フラッシュが日本非破壊検査協会のホームページで公開されている。参考にしてほしい。

用語

放射能

放射線に関する主な単位

単位

放射性物質が 1 秒間あたり（Bq）に壊変する原子の個数

照射線量つ選び，記号で答えよ。
（ａ）α線
正答クーロン毎

次に示す放射線のうち電荷をもたない放射線を一（ｂ）β線（ｃ）Ｘ線（ｃ）

キログラム（C/kg）（ｄ）陽子線

吸収線量

主な放射線に関して表 1 にまとめて説明する。

グレイ（Gy）

したがって，正答は（ｃ）である。
表1種類

電荷α線＋2e

β線

－e

γ線

0Ｘ線

陽子線

中性子線

0＋e0

主な放射線に関する説明
説

線量当量

明

ヘリウムの原子核が外部に飛び出したヘリウム粒子の流れ

エネルギ

明

ベクレル

パートＤの類題
問１説

シーベルト（Sv）
電子・ボルト（eV）原子を構成している電子が外部に

1 C/kg は，1 kg の空気中に放射線を照射したとき，電離作用で 1 C の電荷を生じる線量
1 Gy は，物質 1 kg あたり 1
J のエネルギを吸収したときの吸収量生体に与える影響（生物学的効果比率）を考慮した吸収線量
電荷（e）をもつ粒子を 1 Vの電圧で加速したとき，粒子の得る運動エネルギ

飛び出した電子の流れ
原子核内から発生したＸ線と同じ

問３

性質を持つ光子の流れ定器について述べたものである。正しいものを一つ選び，紫外線の 1／1000 以下の波長を持
つ光子の流れ原子核の外部に飛び出した陽子の記号で答えよ。
（ａ）測定値が直読できるガラス線量計が主に使われている。
（ｂ）フィルムバッジが主流であったが，現在は主にガ流れラス線量計等他の線量計に変わり，フィルムバッ

原子核の外部に飛び出した中性子の流れ

次の文は，個人の被ばく線量測定に用いられる測ジは一部で使用されている。
（ｃ）直読式ポケット線量計は，衝撃に強く，湿度や温度にも影響されないのでよく利用されている。

問２

次の文は，照射線量の単位について述べたもので（ｄ）熱ルミネッセンス線量計は，放射線を受けると安ある。正しいものを一つ選び，記号で答えよ。

定な蛍光中心を作り，これに紫外線を当てると蛍（ａ）照射線量の単位は，電子・ボルト（eV）で表わさ光を発する。

れる。
（ｂ）照射線量の単位は，クーロン毎キログラム（C/kg）
で表わされる。
（ｃ）照射線量の単位は，物質1 kg当たり1ジュール（J）

正答

（ｂ）

ガラス線量計は，紫外線を照射することにより入射した放射線量に比例した蛍光量を発生することを利用した

NDT フラッシュ Vol.70 No.8 2/4

ものであり，測定値は直読できないため，間違いである。

正答

（ｂ）

直読式ポケット線量計は，電離箱検出器を使用したもの

母材の厚さが30.0 mmでは，A級として直径0.50 mmので衝撃に弱く，湿度や温度にも影響されやすいため，間針金形透過度計の識別が要求されている。04F及び32Fは，違いである。なお，これらの特徴があるため，直読式ポ直径0.50 mmの針金が含まれていないため適していない。

ケット線量計は，近年の使用頻度は低くなっている。熱

08F及び16Fは，直径0.50 mmの針金が含まれているが，ルミネッセンス線量計は，熱を加えることにより蛍光が08Fでは直径0.50 mmより細い針金は4本含まれているの発生するため，間違いである。したがって，正答は（ｂ）に対し，16Fでは直径0.50 mmより細い針金は1本しか含である。

まれていない。このため，透過度計の識別最小線径より，より細い針金を確認するため，08Fが最も適している。

問４

工業用一体形Ｘ線装置でのＸ線発生器では，放射線取扱上の安全確保のため，［したがって，正答は（ｂ）である。

］を取り付けられる構造となっている。空欄に入れる適切な言葉を一つ選び，

問６

記号で答えよ。に余盛がある平板突合せ溶接継手の放射線透過試験を実溶接線の長さ 3210 mm，母材の厚さ 14.0 mm，両面（ａ）照射筒及び絞り（ｂ）電源開閉器施することになった。作業現場の状況から，焦点とフィ（ｃ）管電圧・管電流の表示器（ｄ）冷却装置

ルム間の距離（L1＋L2）を 465 mm 以下にする必要がある。
透過写真の像質として JIS Z 3104:1995「鋼溶接継手の正答

放射線透過試験方法」の A 級が要求されている場合，少（ａ）

工業用一体形Ｘ線装置は，Ｘ線発生器と制御器の間をなくとも［］枚以上の撮影を必要とする。ただし，低電圧ケーブルで接続するものである。電源は制御器に使用するＸ線装置の焦点寸法は 2.0 mm であり，試験部の接続される。

線源側表面とフィルム間の距離（L2）は 17.0 mm に設定

制御器は，主に電源開閉器，電源電圧調整器，X 線開できる。空欄に入れる適切な数値を一つ選び，記号で答閉器，管電圧調整器，管電流調整器，管電圧・管電流のえよ。なお，必要とする場合は，JIS Z 3104：1995 を用表示器，タイマ及び保安回路より構成される。このため，いよ。

（ｂ）と（ｃ）は間違いである。

（ａ）9（ｂ）11（ｃ）13（ｄ）15

Ｘ線発生器は，主に X 線管，冷却装置及び附属品（照射筒及び絞り，ろ過板（フィルタ），中心指示器）で構成される。冷却装置は，X 線管で発生した熱を冷却するためのもので，放射線取扱上の安全確保のためのものでは正答（ｄ）

A 級の撮影配置は，式(1)及び式(2)を満足する必要がある。

ないため，間違いである。照射筒及び絞りは，Ｘ線発生L1＋L2≧mL2(1)器の放射口外面に取り付け，放射口から放射される X 線

L1≧2L3(2)束の大きさを必要な範囲に制限することにより，放射線m は 2f／d 又は 6 のいずれか大きい方の値，f は焦点寸取扱上の安全確保のためのものであ。したがって，正答法，d は規定する透過度計の識別最小線径，L3 は試験部は（ａ）である。の有効長さである。

パートＥの類題

L3 は 224 mm 以下とする必要がある。溶接線の長さを 224

問５mm で除すと 14.3 枚となるため，15 枚以上撮影する必要

L1 は，448 mm 以下にする必要があるため，式(2)から母材の厚さが30.0 mmで両面に余盛のある鋼製突合せ溶接継手を撮影する。 透過写真の像 質は，JIS Zがある。したがって，正答は（ｄ）である。

3104：1995「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」のA級がなお，f は 2.0 mm，d は 0.32 mm であるため，m は 12.5

要求されている場合，最も適した透過度計を一つ選び記を必要とする。これらの値でも式(1)を満足するため，15号で答えよ。なお，必要とする場合は，JIS Z 3104：1995

枚以上撮影すれば，A 級の撮影配置を満足する。

を用いよ。
（ａ）04F（ｂ）08F（ｃ）16F（ｄ）32F

NDT フラッシュ Vol.70, No.8 3/4

ＵＴレベル３

NDT 手順書作成問題のポイントなポイントを簡潔に記述することが重要である。
事前にテーマを選び，時間を測定しながら NDT 手

UT レベル 3 の二次試験では，①UT3 に必要な基礎知順書を作成する練習を積み重ねておくことが合格の門を開くことになる。

識に関する問題，②超音波探傷試験の適用，コード，規格に関する問題及び ③超音波探傷試験の手順書の作成の問題がある。手順書作成の問題については 2012 年 7

2. NDT 手順書作成問題の最近の傾向

月号及び 2015 年 10 月号でかなり細かに解説したが，昨今の UT3 の合格率を見ると十分理解されているとは言

過去には 1 (3)に示した①～⑪の各項目について記述い難い。今回はこの手順書作成問題にスポットを当てての要求がされていたが，試験時間なども考慮されて最近解説する。

では表 2 に示すような試験対象物ごとに重要な 4 項目について記述が求められている。ただし，これらの項目は常に同じとは限らないので，出題内容の確認が重要であ

1. NDT 手順書作成問題の概要る。
(1) 試験対象物及び対象規格は表 1 の通りであり，この中から一つを選択して解答する。
表1

表2
No.

試験対象物及び対応規格試験対象物に対して指定される記述要求項目
試験対象物指定される記述要求項目例

圧力容器用

①

探触子，探傷装置の性能

鋼板

②

探傷方法

③

きずの評価

④

合否判定

No.

試験対象物

主規格

補足規格

1

圧力容器用鋼板JIS G 0801

JIS Z 2344

2

圧力容器溶接部

JIS Z 3060

JIS Z 2345

3

鍛鋼品

JIS G 0587

JIS Z 2352

圧力容器

①

使用探触子

4

建築鉄骨溶接部

建築学会規同上及び溶接部②

エコー高さ区分線図の作成及準JIS Z 3060

1

2

び適用方法
③

探触子の走査範囲と走査方法④

きず位置の推定方法①

探触子，超音波探傷装置の性能②

距離振幅特性曲線の作成③

探傷感度の調整，感度補正④

きずの分類，きずの評価

①

使用探触子

建築鉄骨

②

探触子の走査範囲と走査方法

溶接部③

探傷感度の調整と感度補正④

予備探傷の実施要領(2) NDT 手順書の記述要領は，各試験対象物の適用さ鍛鋼品

れる規格などにより異なるが，試験対象物ごとに記述項目が指定されている。指定項目以外は，記述不要である。
(3) NDT 手順書の項目としては，①適用範囲
図書

③協議事項

⑥使用機材

④探傷技術者⑦探傷方法⑨結果の評価②準拠⑤被検査材⑧きずの検出及び測定⑩合否判定

3⑪探傷結果の記録など4がある。これらのうち重要な⑥使用機材，⑦探傷方法，⑧きずの検出及び測定，⑨結果の評価などについて，試験対象物ごとに異なるが，主な 4 項目につこれらのうち，使用探触子や探傷装置についてはただ単いて記述が求められている。にどの形式の探触子を使用するというだけでなく，それ(4) 指定された項目について，細かく記述することがらの性能が決められた規格に基づいて検定を行い使用す求められている。レベル 3 又はレベル 2 技術者がこる規格で規定する基準を満足していることを確認しなけの手順書に基づいて具体的に探傷できる作業指示書ればならない。また，適用する規格の中で一元的に使用を作成できるよう丁寧に記述することが必要である。

する探触子が決められる場合には選定理由は不要である(5) NDT 手順書の試験時間は 60 分である。この時間内が，例えば屈折角を 65 度にするか 70 度にするかなど規で題意を読み取り，問題で要求された内容について格の中で選択が必要なる場合は，指定した探触子を選定記述する必要がある。また答案用紙の記述スペースした理由（課題によっては根拠となる数値を含む）も必も限られている。このため不要な記述は避け，必要要となる。

NDT フラッシュ Vol.70, No.8 4/4

3. 各試験対象物に対するポイント(4) 鍛鋼品① JIS G 0587 では DGS 線図を使用することから探触子の周波数特性を Q 値で表して 1.8～3,3(1) 全般①

この問題は NDT 手順書の作成であるから記述の範囲内にあることを規定している。の要領は例えば「探触子は 5Z20N を用いる。」のように文章として完結していること。
②のいずれでも構わないがその後の距離振幅特寸法，継手形状などはその都度異なるので，解性曲線の作成や感度補正について一貫して選答前に仕様書をよく読んで要求されている内択した方式で行わなければならない。

試験時間は 60 分であるので，この時間内で記継手の形状は，柱－梁溶接部，ボックス柱の角継手あるいは，角形鋼管柱の通しダイアフラム溶接継手など種々のものがあるので，これらに問題提示された内容が異なった場合を想定し対応できるよう準備しておくことが必要であて準備しておく必要がある。

る。
②探触子の選定については，板厚，検出すべきき探触子の走査方法については規格の内容をよずなどから選択し，場合によっては複数の探触く理解した上で，技術者が具体的に作業できる子を選択して行うことも必要である。
③ エコー高さ区分線を作成する場合，探傷感度のきずの指示長さを測定する基準や，きずの判定調整を STB-A2 で行うのか ARB（又は，RB-41A

基準に関する記述について，NDT 手順書としなど）を用いるのか明確にして，その作成方法て独立した書類となるので，例えば「JIS G 0801を明記する。の表 12 により測定する。」のような表現ではな
く，具体的な数値を記述する必要がある。
(3) 圧力容器溶接部①①が大事である。また，演習を行った記述項目とよう記述しなければならない。
②(5) 建築鉄骨溶接部

述できるか事前によく演習を行っておくこと(2) 圧力容器用鋼板①

探傷感度の調整は底面エコー方式，試験片方式与えられた NDT 仕様書の試験対象物の材質や容をよく理解して解答することが必要である。
③（Q 値=中心周波数／帯域幅）②④

角形鋼管柱の溶接部の場合，探傷範囲は，平行部も角部も対象であり，その要領も明確に示す必要がある。角部の探傷の場合は，探傷感度が指定された溶接部が円周継手か長手継手かに低下することから感度補正が必要である。またよって使用する探触子や対比試験片が異なる角部できずが検出された場合のきずの指示長ので，よく確認する。特に長手継手の場合は t/Dさの測定要領についても NDIS 2432 を参照し（板厚対外径比）によって適用可能な屈折角がて記述しておく必要がある。

異なり，直射や一回反射のビーム路程も平板の⑤ 建築学会規準では予備探傷が規定されており，場合と異なるので探触子の周波数や振動子寸その要領についても明記しておく必要がある。

法の選定にも影響する。屈折角の選定に注意が必要である。必要に応じて複数の探触子を使用②③する。

たが，時間が 60 分で問題内容を把握して手順を要領よく

エコー高さ区分線は，使用する探触子ごとに作記述するには前記したように予めテーマを想定して演習成が必要であり，使用する対比試験片や作成方を行っておくことが必要である。十分な準備を整えて試法，領域の設定についても具体的に説明する。

験に臨んでいただきたい。

探触子の走査範囲は，対象物の形状・寸法に応じた設定が必要で，具体的な数値を記載する。

④UT3 の NDT 手順書作成問題のポイントについて述べ

長手継手の探傷の場合、きずエコーを検出してきず位置を計算式によって求めるが，どのような方法できず位置を推定するのか具体的に示す必要がある。