チャック式デジタルトルクゲージ

デジタルトルクゲージ

ATGE
3Wayの使い方。手持ち式/設置式/微小デジタルトルクメータに発展。

ATGE1CN（表示器一体）

ATGE1CN（表示器分離）● デジタルトルクゲージ。表示器は一体/分離で使用可能。
● テーブルアタッチメントを使用して、微小デジタルトルクメータに変身。
別売品● シリーズ6機種、0.1〜20cN･m（1〜200mN･m）をラインナップ。
● 小型モータ、エンコーダ等、電子部品のトルク測定に最適。
● 微小トルクドライバ（AMRD等）のトルクチェックも行えます。
● 精度±2%＋1digit、CEマーク付き。RoHS指令対応。

東日のトルク機器

測定方向

デジタルトルクゲージ

ATGE

特長
●3wayでの使い方が可能、手持ち式・設置式・微小デジタルトルクメータに発展。
表示器一体で使用して手持ち式デジタルトルクゲージ、表示器を分離すれば、設置式のデジタルトルクゲージ、表示器を分離、テーブルアタッチメント（オプション品）を使用すれば本格的な微小デジタルトルクメータに変身。
テーブルアタッチメント（No.800、オプション品）

ATGE測定台（No.808、オプション品）

表示器一体で使用して手持ち式デジタ
ルトルクゲージ。
（例：小型モータのトルク測定モータの開発、制御ソフトの検証）

表示器を分離すれば、設置式のデジタルトルクゲージ。
オプション品のATGE測定台使用
で更に使いやすさUP！
（例：エンコー ダ の 始 動 ト ル ク、クリックトルク測定）

表示器を分離して、オプション品のテーブルアタッチメントを使用すると本格的な微小デジタルトルクメータに変身。
（例：ポテンショメータの回転トルク測定）
ATGE測定台（No.808、オプション品）●微小トルクドライバの日常点検にも使用できます。
東日製シグナル式トルクドライバAMLD・AMRDの日常点検に最適です。
※BMLD・BMRDの一部機種も測定可能です。

ATGEを使用したAMRD測定例●シリーズ6機種、0.1〜20cN･m（1〜200mN･m）までラインナップ。
※輸出用に単位切替が可能なATGE-G型（cN･m , mN･m , gf･cm , ozf･inの切替が可能）もあります。
●小型モータ・エンコーダ・ポテンショメータ等、電子部品のトルク測定に最適です。
●過負荷についてはストッパがついているので安心です。
●精度±2％+1digit、CEマーク付き。RoHS指令対応。
EU圏でも安心して使用できます。
●999件の測定データを本体にメモリ可能、USB出力付き。
測定データは自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数・最大値・最小値・平均値も表示できます。
●電源はコイン形リチウム電池（CR2450）で約10時間の連続使用ができます。
●USB端子電源アダプタ（BA-5、オプション品）と接続コード（No.384、オプション品）により外部AC電源で測定可能。
●パソコン接続時は、パソコン側から電源を取り測定可能。もちろんデータ通信もできます。
●東日Webサイトから、データ取り込みソフト「エクセルレシーバ」が無料でダウンロードでき、データの集計・分析・グラフ化・印刷等が行えます。

※「エクセルレシーバ」はデータインプットツールです。
別途エクセルがインストールされたパソコンをご用意ください。

エクセルレシーバ表示例

オプション品◆オプション品を使用することで、ATGEシリーズをより快適にご使用できます。
■ATGE測定台
ATGEを設置式として使用する際の台です。

カタログNo.

■接続コードUSBで通信する際、またはBA-5を使用する際に使います。

808

カタログNo.

■テーブルアタッチメント
標準の三つ爪チャックで挟み、ATGEをクランプ計φ10〜58mmの微小トルクメータのように使用できます。

カタログNo.

800

カタログNo.

806

式

BA-5

■バッテリパック単3電池（2本）を使用して約50時間の連続使用ができます。

型

式

BP-C1

■樹脂製チャック
デリケートなワークに傷をつけない為の樹脂製チャックです。

■ATGE用校正装置
ATGEを校正する際に使用します。
型■USB端子電源アダプタ
AC電源でATGEに電源供給するアダプタです。

型■ATGE校正アダプタ
校正装置ATGTCLに取り付ける際のアダプタです。

384

式

構

成

本体
ATGTCL24CN

検定プーリー× 2
検定ワイヤ× 2
吊皿（5g・100g）

カタログNo.

322

仕様

チャック可能径φd2φｄℓ2
表示部
チャックホルダ
表示部

三爪チャック

φd1

φＤ3ℓ1Ｌ■仕様
型

精度±2％ + 1digit

トルク測定範囲［cN･m］

式

最小〜最大1目盛

トルク測定範囲［mN･m］
最小〜最大

1目盛

ATGE05CN

0.1〜 0.5

ATGE1CN

0.2〜 1

ATGE2CN

0.4〜 20.002

4〜 200.02

ATGE5CN

1 〜 50.005

10〜 500.05

ATGE10CN

2 〜10

0.01

20〜1000.1

ATGE20CN

4 〜200.02

40〜2000.20.001

1〜52〜 10

寸法［mm］
質量約［g］

全長

外径

チャック可能径

本体

ホルダ径

表示部

L'

ΦD

Φdℓ1

Φd1

Φd2

ℓ2

120

69

1〜6.5

73

4067

38.50.01305※1. トルク測定範囲は、cN･mとmN･mの切り替えが可能です。
※2. ATGEチャックはケースが金属（アルミ製）、チャックが金属（鉄製）が標準装備です。
※3. ATGE校正用のATGTCLをご利用の場合、オプションのNo.806 ATGE校正アダプタが必要です。
付属品：コイン電池（本体に内蔵）、収納ケース■共通仕様◆ご注文の方法
・本体の型式をご明示ください。
【例1】ATGE05CN【例2】ATGE5CN + No.800 + No.808 + No.384 + BA-5
※注文時のご注意
・輸 出 用 に 単 位 切 替 が 可 能 な A T G E - G 型 （ c N ･ m ,mN･m , gf･cm , ozf･inの切替が可能）もあります。

測定方向

左右表示

7セグメントLCD表示カウンタ値 3桁（文字高さ3mm）
トルク値 4桁（文字高さ7mm）単位、電池残量、測定方向

測定モード

PEAK / RUN

データメモリ

999データ

統計処理

サンプル数、最大値、最小値、平均値

データ出力

USB出力（USB mini B端子）

電源

コイン形リチウム電池（CR2450)連続使用時間

約10時間（コイン電池使用時）

その他の機能オートパワーオフ（3分）、オートメモリリセット（0.5〜5秒可変）
オートゼロ、バッテリ残量表示（4段階）、ブザーON/OFF

使用温度範囲

0〜40℃

結露不可

※2〜200cN・mまで対応可能なBTGE型もあります。
取扱店

トルクの事ならお気軽に、ご相談ください
フリーコール

トルクトーニチ

0120-169-121（フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く8：30〜17：15）

URL●東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。

http://tohnichi.jp
15.10.D