NDT フラッシュ Vol.66,No.7

ＥＴレベル３

1/4

二次パートＤ・Ｅ試験のポイント

この問題を解くには，『渦流探傷試験Ⅲ』P-94「金属の磁気的性質」を参照すればよい。

JIS Z 2305:2013 非破壊試験技術者の資格及び認証に基（ａ）は，強磁性体の磁化の強さの温度依存性を表わしづく ET レベル 3 の試験は渦電流探傷試験の適用と実際たものであり，強磁性体の飽和磁化の強さ Js は，絶対温に関する問題が出題され，参考書として JSNDI 発行の『渦度 0(K)（-273.15℃）に対し，温度の上昇に伴い減少しキ流探傷試験Ⅲ』がある。本稿では，最近行われた試験のュリー温度で零になり，（ａ）は不正解である。
（ｃ）は，うち，正答率の低かった問題に類似した例題によりポイ熱処理による磁性の変化を表わしたものであり，炭素鋼ントを解説する。の焼鈍材は焼入材に比べ飽和磁化が大きくなり，（ｃ）は不正解である。
（ｄ）は，金属の磁気異方性を表わしたも

問１

交流電圧源(定電圧)に接続されたコイルに磁性体のであり，一般の金属は多結晶体であり，種々の結晶方の金属を近付けたとき，コイルに流れる電流はどうな位の集合体であるため，焼鈍された金属の場合，結晶方るか。次のうちから正しいものを一つ選び記号で答え

位による磁気異方性の影響は殆んど打ち消される。通常よ。

は圧延などによって生じる圧延方向に依存した磁気異方（ａ）増加する。 （ｂ）減少する。 （ｃ）変わらない。
（ｄ）磁性体が移動しているとき増加するが，停止すると元の値に戻る。

性が大きく現れ，（ｄ）は不正解である。
非磁性のオーステナイト系ステンレス鋼は，加工されることにより強磁性のマルテンサイト相が形成され，強磁性を呈するようになる。加工割合の増加とともに透磁正答（ｂ）

交流電流が流れているコイルの磁界内に金属を挿入率が増加することが示される。したがって，正答は（ｂ）となる。

すると，電磁誘導現象により金属体中に渦電流が流れ，コイルのインピーダンス Z が変化する。金属が磁性体の問３次の文は，タンジェンシャルコイルについて述べ場合は，コイルのインピーダンスは増加し，非磁性体のたものである。文中の①から④に当てはまる用語で，場合は減少する。この問題では，コイルに一定電圧 V を正しい組み合わせを一つ選び記号で答えよ。

印加しており，電流 I は I＝V／Z で求めることができる。
すなわち，コイルに磁性体の金属を近付けるとコイルのこのコイルによって試験体中に誘導されるインピーダンス Z は増加し，電流 I は減少する。したがコイルの軸に対してって，正答は（ｂ）となる。の軸と③コイルの軸と問２ 次の文は，金属の磁気的性質について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）強磁性体の磁化の強さは 0℃のときが最大で，キュリー温度で最小となる。
（ｂ）オーステナイト系ステンレス鋼は非磁性体に含まれるが，冷間で加工を受けると強磁性を示すことがある。
（ｃ）炭素鋼を熱処理すると磁性が変化するが，焼鈍した場合よりも焼入れしたときの方が飽和磁化は大性を示すが，その後圧延されると方位が壊れ異方性を示さなくなる。
正答（ｂ）

は，の直線状となるので，コイルのスリット状きずは感度よく検出するが，④のきずに対する検出感度は低下する。
（ａ） ① 渦電流

② 水平方向③ 直角の向き② 水平方向③ 直角の向き② 直角方向

③ 平行の向き② 直角方向

③ 平行の向き④ 平行の向き（ｂ） ① 磁力線
④ 平行の向き（ｃ） ① 渦電流
④ 垂直の向き（ｄ） ① 磁力線
④ 垂直の向ききくなる。
（ｄ）焼鈍された炭素鋼はその結晶方位により磁気異方

②

①

正答

（ｃ）

タンジェンシャルコイルについては，『渦流探傷試験Ⅲ』
P-51 に記載されている。コイルの軸は平板状試験体に対し平行となるように配置されている。このコイルによって試験体中に誘導される渦電流は，コイルの軸に対して

NDT フラッシュ Vol.66,No.72/4

直角方向の直線状となるので，コイルの軸と平行の向き知識は不要である。のスリット状きずは感度よく検出するが，コイルの軸と（ｂ）他の NDT 方法についての知識を持ち, 渦電流探傷垂直の向きのきずに対する検出感度は低下する。このよ試験を適用することの合理性を判断する。

うに，検出感度は異方性をもつが，タンジェンシャルコ（ｃ）対比試験片を指定し, 適用する試験装置の選定やイルによって発生する渦電流は，2 つのコイルを用いた試験条件を指定する。

上置コイルの差動方式を構成する際に，通常の上置コイ（ｄ）試験に関わる技術者の教育。

ルよりも小さく作ることか可能なため，微小なきずに対する分解能と検出感度に優れたコイルを作成することが可能となる。したがって，正答は（ｃ）となる。

正答

（ａ）

非破壊試験技術者の役割は，JIS Z 2305:2013「非破壊試験技術者の資格及び認証」に規定されており，『渦流次の文は，試験体の表面状況が渦電流試験に与え探傷試験Ⅲ』P-3「渦流探傷試験レベル 3 技術者の役割」

る影響について述べたものである。正しいものを一つにも記載されている。渦流探傷試験レベル 3 に認証され選び記号で答えよ。

た技術者は，渦流探傷試験の実施とその結果に関して全問４（ａ）機械加工による周期的な凹凸は，上置プローブの責任を担う。すなわち，渦流探傷試験に関する知識を十探傷においてリフトオフが減少する方向にインピ分に有すると共に，渦流探傷試験を適用する材料や製品ーダンスが変化する。の製造技術について十分な基礎知識を持つことが求めら（ｂ）機械加工による周期的な凹凸の影響を少なくするれる。したがって，正答は（ａ）となる。

ためにリフトオフを大きくすると，検出感度が向上する。
（ｃ）ショットピーニングを行うと, 表面硬度が増すが電気抵抗は減少する。
（ｄ）ショットピーニングを行うと，表面の局所的な材

問６

次は，JIS Z 2300:2009「非破壊試験用語」に規定されている定義を示したものである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）欠陥

質変化によりベースノイズが増える可能性がある。

：規格，仕様書などで規定された判定基準を超え，不合格となるきず。

（ｂ）判定基準：非破壊試験によって検出したきずの寸法により使用上有害かどうかを決め

正答

（ｄ）

上置プローブによる平板の探傷において，機械加工等る基準。
（ｃ）指示：非破壊試験において，装置上に表示さによる規則的な細かい凹凸があった場合，検出コイルとれた画像，数値又は試験体上に出現さ試験体の間に空間部分が増えることになり，リフトオフれた模様。

が増える方向にインピーダンスが変化し，（ａ）は不正（ｄ）不連続部：組織，材質又は形状の連続性が途切れ解である。凹凸の状況が試験面全体に一様であれば，凹る部分で，意図的な場合とそうでない凸の影響は加工の粗さに応じたリフトオフの増加により場合との両方が含まれる。

きず検出感度は低下し，（ｂ）も不正解である。
金属の表面処理としてショットピーニングを行うと，

正答

（ｂ）

加工硬化により表面硬度が増し，電気抵抗は増加するのこの問題は，JIS Z 2300:2009「非破壊試験用語」に規で，（ｃ）は不正解である。また，ショットピーニング定されている判定・評価に関する内容である。このうち，を行うと表面の局所的な材質変化によりベースノイズが（ｂ）の判定基準は，非破壊試験によって検出した結果増える可能性がある。したがって, 正答は（ｄ）となる。

を用いて，要求水準を満足しているかを決める基準である。したがって，正答は（ｂ）となる。

問５

次の文は，レベル 3 技術者の役割について述べたものである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）試験を適用する材料や製品の製造技術等に関するレベル 3 の二次試験には，同一問題が繰り返し出題されており，受験者は本稿に限らず過去の NDT フラッシ
ュを必ず精読しておく必要がある。

NDT フラッシュ Vol.66,No.7 3/4

ＰＴレベル２

一般・専門試験のポイント（ｃ）余剰浸透液を乾燥したウエス等でふきとり，次に水エアゾール洗浄液で軽く湿らせたウエスで残これまでに PT レベル 2 の一般試験，専門試験についりの余剰浸透液を除去する。ては何回か本欄で解説してきた。今回は，最近の問題の（ｄ）洗浄は，まず水スプレにより予備洗浄を行って，中から正答率の良くないものに類似した問題について解

ほとんど余剰浸透液がない状態の試験体に，再度説する。特に解説を簡単にして多くの問題を紹介した。

水エアゾール洗浄液を一定の距離に保ちながら吹きつけ，最後に表面に付着している洗浄水をウ

問１

次の文は，現像処理について述べたものである。

エスでふきとる。

正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）乾式現像法は極めて比重の小さい白色粉末の現像剤をエアーフライング法などで使用する方法で，正答（ｂ）

ここに記述された，（ａ）から（ｄ）は，どれを適用し蛍光浸透探傷試験と組み合わせて使用するが，染てもきず検出は可能である。

色浸透探傷試験には適用できない。

水エアゾールは，簡易形の水洗性浸透探傷試験であり，（ｂ）湿式現像法は白色微粉末の現像剤を水に分散させた湿式現像剤を適用する方法で，蛍光浸透探傷試使用する水をできるだけ少なくできる方法としている。
このことから，（ｂ）を正答としている。

験と組み合わせて使用するが，染色浸透探傷試験には適用できない。
（ｃ）速乾式現像剤は揮発性の高い有機溶剤に白色微粉

問３

次の文は，浸透処理について述べたものである。

誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

末を分散させた懸濁液を使用する方法で，染色浸（ａ）浸透処理には，探傷方法あるいは対象物によって，透探傷試験と組み合わせて使用するが，蛍光浸透浸漬，吹きつけ，はけ塗り等の方法が用いられる探傷試験には適用できない。

が，いずれも排液を行う必要がある。

（ｄ）無現像法は現像剤を使用しない方法で，洗浄処理（ｂ）後乳化性浸透探傷試験の浸透処理では，余剰浸透あるいは除去処理後そのままの状態で観察する。

液の厚さをできる限り均一にすることが必要でこの方法は現像剤によるバックグラウンドがである。

きないため染色浸透探傷試験では地肌の白い試（ｃ）浸透時間は，浸透液の種類，試験体の材質，試験験体にしか適用できない。

体と浸透液の温度，予想されるきずの種類と大きさで決める。

正答

（ａ）

（ｄ） 同一の対象物に対して，浸透処理を浸漬法で行う

この問題は，各種現像剤の特徴と適用について述べて場合と吹きつけ法で行う場合では，浸透時間は同いる。基本的に，指示模様の観察にバックグラウンドのじである。

形成される現像法と形成されない適用法を区分して考えると正答（ａ）を見つけだすことができる。

正答

（ａ）

浸透液の排液は次工程の余剰浸透液の除去を適正又は問２

次の文は，水エアゾール洗浄液を用いた水洗性浸容易にするために要求される。しかし，浸透方法の種類透探傷試験について述べたものである。最も一般的なによって要求されることはない。よって（ａ）は正しく実施方法を一つ選び記号で答えよ。

ない。

（ａ）浸透処理した試験体に水エアゾール洗浄液を一定の距離に保ちながら吹きつけ，最後に表面に付着している洗浄水をウエスでふきとる。
（ｂ）余剰浸透液をできるだけウエス等でふきとり，次に試験体に水エアゾール洗浄液を一定の距離に保ちながら吹きつけ，最後に表面に付着している洗浄水をウエスでふきとる。

問４ 次の文は，現像面について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）乾式現像法の現像面も，速乾式現像法や湿式現像法と同様に，適切な現像剤塗膜厚さが要求される。
（ｂ）溶剤除去性蛍光浸透探傷試験では，バックグラウンドとして十分な白色を形成させることが重要NDT フラッシュ Vol.66,No.7 4/4で，一般的に現像剤塗膜厚さは，地肌が見えなく（ｄ）高感度の浸透液で再度指示模様を検出して，そのなる現像面が必要である。

指示模様の寸法，形状，方向により判定する。

（ｃ）染色浸透探傷試験において，試験面が黒色の試験
体と白色の試験体では現像剤塗膜の厚みを変え，黒色の面には少し薄めに，白色の面には厚めに現像剤を適用するのが一般的である。
（ｄ）無現像法は，蛍光浸透探傷試験に適用でき，また

正答

（ｂ）

試験体の破壊に対する最終評価は，きずそのものの寸法，形状，方向により判定する必要がある。
（ｂ）が正しい。

現像剤を適用しないので特に現像剤塗膜を取り除く後処理が不要という利点を有している。

問７

次の文は，きずの指示模様を記録する場合について述べたものである。誤っているものを一つ選び記号
正答（ｄ）

乾式現像剤には，一定の厚さ要求がない。速乾式現像で答えよ。
（ａ） スケッチにより記録する方法は，比較的簡単であ剤には，十分な厚さを要求していない。
（ｃ）は，逆である。よって，（ｄ）が正しい。

り，一般的によく用いられている。
（ｂ）指示模様を転写により記録する方法は比較的正確
ではあるが，転写した指示模様が徐々ににじんだ

問５

次の文は溶接部の浸透探傷試験について述べたもり，浸透液の色調が変化したりする欠点がある。のである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

（ｃ）蛍光浸透探傷試験による指示模様を写真で記録する方法は，試験体が写りにくいので一般的に写真（ａ）溶接部では，溶接後ある時間を経過してから割れが発生することがあるので，検査の時期を考慮す撮影は行わない。
（ｄ）浸透探傷試験で検出されたきずの形状や寸法を正べきである。

確に把握するには，指示模様を除去し，拡大鏡で，（ｂ）溶接部の裏はつり面の探傷は，溶接部の裏はつりきずを直接観察しマクロ写真などに記録するのがを行ったときに発生した溶接きずを検出するた良い方法である。

めに実施するものである。
（ｃ）溶接部の開先面検査は，溶接に悪影響を与える母正答（ｃ）

材のきずを検出するために実施するものである。

蛍光浸透探傷試験による指示模様を写真で記録するに（ｄ）使用上重要な溶接部は，表面の余盛を除去した状は，フィルタ，露光調整が必要であるが，写真撮影は可正答態で探傷を行う場合がある。

能である。よって，（ｃ）は正しくない。

（ｂ）

問８

湿式現像液の比重を測定した結果，濃度は 63 g/ℓ

溶接部の裏はつり面の探傷は，溶接部の裏はつりを行であることが分かった。次のうち，この濃度を 60 g/ℓ

ったときに発生した溶接きずを検出するためではなくて，とするための措置として正しいものを一つ選び記号で溶接初層部の除去が適切に実施されているかどうかの確答えよ。ただし，現像液は 5ℓ あるものとする。

認を目的にしている。よって，（ｂ）は正しくない。

（ａ）250 mℓ の水道水を加える。
（ｂ）500 mℓ の水道水を加える。

指示模様を検出した試験体の破壊に対する最終評（ｃ）1 ℓ の水道水を加える。

価をするのに最も望ましい方法を一つ選び記号で答え（ｄ）3 g の現像剤を加える。

問６よ。

（ａ）指示模様の寸法，形状，方向により判定する。
（ｂ）指示模様を除去し，きずそのものの寸法，形状，方向により判定する。
（ｃ）指示模様を除去し，再度現像処理をして出た指示模様の寸法，形状，方向により判定する。

正答

（ａ）

5000 mℓ の液に 63×5ｇ＝315ｇ入っている現像剤を希釈して 60 g/ℓ とするための措置としては，水道水を 250mℓ 加える必要がある。よって（ａ）が正しい。