高速应变式面板仪表

VGM4 series
小型、功能丰富，性能优良※选配实现4000次/秒（保持时20000次/秒）的高速处理●高功能彩色图形液晶画面全5位显示
●16bit模拟输出（电圧0～±10V、电流4～20mA）●5点比较设定输出●选配 CC-Link●规●考虑到用户视角的警告显示●带有双极性保持功能，可以进行正/负两方向的采样、保持和分级●还备有专用收纳盒 CS-701（另售）格采样保持、峰值保持、谷值保持、信号输入范围

±3.2mV/V电桥电压

DC10V、2.5V±10％（电流最大30mA、可使用遥感）

零点调整范围

±2mV/V峰 to 峰保持、峰 and 谷保持、支持功能

平均值保持、区间指定支持（峰值、谷 to 峰、峰 and 谷、平均值）等效输入／TEDS
校准范围※可以指定区间进行保持。（采样保持除外）

0.3～3.2mV/V

3Hz（ー6db/oct）

0.1％F.S.以内（φ8-4芯屏蔽电缆、长度1m、校准精度

负载电阻350Ω、BV10V、0.5mV/V以上的时候）

数字滤波器

非线性

0.01％F.S. ＋ 1digit.以内（输入1mV/V以上的时候）

外部输入信号

零点漂移

0.5μV/℃以内（输入换算价）增益漂移±0.005％F.S./℃以内

10、30、100、300、1000Hz（−12db/oct）、无

精度

A/D转换速度

设定值存储选择２（通过光电耦合器与主机电路绝缘）
HH、HI、OK、LO、LL 集电极开路输出输出绝缘输出 电压输出 0～±10V（可按1V阶跃来设定）

D/A输出

保持、判定、清除、数字清零、设定值存储选择１、

输入4000次/秒（通过光电耦合器与主机电路绝缘）
CC-Link Ver.1.10 可使用遥感

或、电流输出 4～20mA
CC-Link

IEEE1451.4 类别2 混合模式接口TEDS功能

最大接台数42数
DA、DB（通过光电耦合器与主机电路绝缘）、DG、SLD※不可与施加电压的遥感功能一同使用显示电源

320×240彩色液晶

AC适配器

DC12V 9W显示范围ー99999～99999

电源规格

AC100V～240V 50/60Hz 12W（含附带的AC适配器）

小数点可以选择显示位置DC电源规格额定DC12V－24V 9W ※选择专用收纳盒时不可显示次数

从4、6、10、20次/秒中选择

指示值

显示项目

使用温度范围

0～40℃

保存温度范围

ー20～60℃

零点校准／跨距校准（TEDS校准、实际负荷校准、等效输入校准） 使用湿度范围

校准设定

85％R.H.以下（不可结露）

上限、下限、上上限、下下限、比较模式、滞后、

外形尺寸

约96（W）×53（H）×131（D）mm ※不含突出部

零点附近、移动平均处理、低通滤波器、动作检测、

质量

约300g
CE认证－EN61326（A级）、

零点跟踪、静态应变、数字清零、数字去皮、
功能设定

适合规格

区间指定、保持模式、键盘锁、最小刻度、显示次数、UL61010－1※同时选择专用收纳盒时不适用电桥电压、数字零极限、数字清零、比较输出模式、比较输出控制、●型号选择

①基本型式型号指定

VGM4型号选择
①基本型式②设定输出③输出信号

核○○○④CC-Link功能⑤电源○

对型—②设定输出③输出信号

OA

DIN导轨安装适配器④CC-Link功能

④—号

VGM4O
ANC
14使用说明书

配件

D/A转换器、遥感指示计
VＧＭ4中选择⑤电源

14—

规

格

高速应变片仪表
5点集电极开路输出 （NPN型、灌电流） 集电极电流最大 20mA/30V
绝缘输出 电压输出 0～±10V 或 电流输出 4～20mA 4000次/秒
CC-Link无功能
CC-Link有功能AC100V～240V（使用附带AC适配器时）或DC12V～24V

125

●保持功能示例
利用前面板上的按钮及控制输入输出信号，可以进行各种保持。

●峰值保持传感器输入值●谷值保持可进行高速采样20k模式指示值指示值指示值●采样保持指示值传感器输入值指示值指示值传感器输入值
保持中

保持中

时间清除

●峰 to 峰值保持清除

●峰 and 谷值保持传感器输入值指示值可进行高速采样20k模式

指示值P●平均值保持指示值指示值

可进行高速采样20k模式
P：峰值
B：谷值

传感器输入值

传感器输入值
0P

时间

保持信号

保持信号

保持信号

保持中时间时间

BB

指示值

0时间

指示值
保持中

时间

保持中

保持中

保持信号

保持信号
清除

保持信号
清除

清除

●外形尺寸 [单位：mm]●ＶＧＭ４－ＯＡ－Ｎ－１４●ＤＩＮ导轨安装适配器（配件）91■控制信号输入端子■传感器信号输入端子
端子编号
12

103
4567896

信号名说明遥感输入＋／＋ＳＥＮＳ／ＴＥＤＳ（Ｆ）
ＴＥＤＳ存储信号
遥感输入―／－ＳＥＮＳ／ＧＮＤ（Ｇ）
ＴＥＤＳ存储信号接地＋ＥＸＣ（Ａ） 施加电压 ＋－ＳＩＧ（Ｂ） 输出信号 －－ＥＸＣ（Ｃ） 施加电压 －＋ＳＩＧ（Ｄ） 输出信号 ＋ＳＨＩＥＬＤ（Ｅ） 屏蔽ーＮＣ■Ｄ／Ａ输出端子
52.591011

在采样保持之外的保持模式下，12 ＣＬＥＡＲ 要清除保持时，设置到ON。
为判定输出的控制信号，
13 ＪＵＤＧＥ
判定输出仅在ON的期间起作用。
为保持的开始信号，
14 ＨＯＬＤ在ON期间内执行保持动作。
15 Ｄ／Ｚ 指示值的数字归零。
16 ＳＥＬ１
可以选择设定值存储器。
17 ＳＥＬ２
18 ＣＯＭ 是控制输入信号COM端子。

57121.78.55.1

123.4■控制判定输出端子

Ｖ－ＯＵＴ
Ｉ－ＯＵＴ
COM

Ｄ／Ａ电压输出
Ｄ／Ａ电流输出
Ｄ／Ａ输出的COM端子

192021222324LL
LO
HH
HI
OKCOM

下下限判定输出
下限判定输出
上上限判定输出
上限判定输出ＯＫ判定输出比较判定输出的COM端子●ＶＧＭ４－ＯＡ－C－１４91

121.7

指示计
VＧＭ413.58.55.1■控制信号输入端子■传感器信号输入端子端子编号
110296345678信号名

说明遥感输入＋／＋ＳＥＮＳ／ＴＥＤＳ（Ｆ）
ＴＥＤＳ存储信号
遥感输入―／－ＳＥＮＳ／ＧＮＤ（Ｇ）
ＴＥＤＳ存储信号接地＋ＥＸＣ（Ａ） 施加电压 ＋－ＳＩＧ（Ｂ） 输出信号 －－ＥＸＣ（Ｃ） 施加电压 －＋ＳＩＧ（Ｄ） 输出信号 ＋
ＳＨＩＥＬＤ（Ｅ） 屏蔽
ーＮＣ

52.5

■Ｄ／Ａ输出端子
91011Ｖ－ＯＵＴ
Ｉ－ＯＵＴ
COM

在采样保持之外的保持模式下，12 ＣＬＥＡＲ 要清除保持时，设置到ON。
为判定输出的控制信号，
13 ＪＵＤＧＥ
判定输出仅在ON的期间起作用。
为保持的开始信号，
14 ＨＯＬＤ在ON期间内执行保持动作。
15 Ｄ／Ｚ 指示值的数字归零。
16 ＳＥＬ１
可以选择设定值存储器。
17 ＳＥＬ２
18 ＣＯＭ 是控制输入信号COM端子。

■控制判定输出端子
Ｄ／Ａ电压输出
Ｄ／Ａ电流输出
Ｄ／Ａ输出的COM端子

192021222324LL
LO
HH
HIOKCOM

126

下下限判定输出
下限判定输出
上上限判定输出
上限判定输出ＯＫ判定输出比较判定输出的COM端子■CC－Link规格站类型CC-Link版本
占用站数
传输速度
传输线路形式
传输格式

远程站
１．１０
１站，２站，４站 选择
１５６ｋ、６２５ｋ、２．５Ｍ、５Ｍ、１０Ｍｂｐｓ
总线格式（ＥＩＡ ＲＳ-４８５ 基准）
ＨＤＬＣ基准■CC-Link连接器插针分配端子编号
25262728

信号名DADB
DG
SLD

电线被覆色、其他
青色
白色
黄色
接地线（屏蔽）