WFor Water

羽根車式流量計(パルス出力)

HF-GCA Helical flow

Turbine flow meter (Pulse output)

羽根車式、パルス出力タイプ
流体を目視確認。
■ 小型で直管部不要。
■ ニードルバルブにて流量調整が可能。
■ 取付姿勢の制約なし。
■■Rotating vane flow meter with pulse signal output. ■ Flow visibility.
Constructed small, and no need to provide with a straight pipe section.
■ Flow control can be made by needle valve. ■ No restriction placed on installation attitude.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
材質Material

出力Output

HF - GCA

規格Std.

バルブ
Valve

流体名Fluids-

最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Option

---

特殊項目
For specialized item

表示計
表示計・変換器とセット（オプション記号を記入） ＊2
Flow indicator Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product02
Rc3/803
Rc1/204
Rc3/409
特殊 For specialized pipe size ＊1
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

GCMax.
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
90
ニードルバルブ無し With no needle valve
1OUT側ニードルバルブ（下→上後） Needle valve at outlet,(Bottom →Behind top)
2
OUT側ニードルバルブ（下後→上後） Needle valve at outlet,(Behind bottom → Behind top)
規格 Std.
測定範囲 Measuring range
接続口径（Rc）Connection size (Rc)
0.5〜5L/min
3/8
30
1〜10L/min
1/2
2〜20L/min
3〜30L/min
1/2
40
5〜50L/min
3/4
パルス出力 Pulse output
Aガラス＋SUS Glass + SUS＊1: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 100℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ DC26.4V 15mA Max. 0〜約140Hz NPN open collector 26.4 V DC 15 mA at max. 0 - approx 140Hz.

電源 Power source

DC 5〜24V±10％ 8mA Max. DC 5 - 24 V±10% 8 mA at Max.

ケーブル長 Cable length2m

急激な圧力変化や温度変化なきこと。
No abrupt changes in pressure and temperature must be caused.

1202023

W
規格 Std.

L2

L1

30

8266

6331.59867

93.5 112 33.5

75

3

4

17.5

1222.5 16.5

W
3440A1CA2
2234.545〜5724244552.5〜6727

φR3645

内容 Function

φDRcd

線色 Cable colors

253/8

橙 Orange

301/2

灰 GrayGND

351/2

白 White

パルス出力 Pulse output

383/4

DC＋5〜24V構造図 Structural drawing
L1

バルブ無しタイプ
Type with no needle valve

22①

パネルカット Panel cut-out

W⑩2×Rcd

6×M3×3φ172×φ4

HF-GCAW⑪ ⑫ ⑬

流れ方向 Flow direction⑦ ⑥42(17)6×M3×3⑨ ⑧INOUT⑤42

流れ方向 下→上後 Flow direction: Bottom→Behind top(C)

5×M3×3W③

パネルカット Panel cut-out

A2① ⑭②注）φ17はセンサがパネル側の時のみ必要
Note) φ17 is required, only when sensor is to be installed atpanel side.

Rcd
D⑦

φ35④A11φR⑮21⑧4L2φ１７OUT

φ４⑥⑩⑫⑥⑨Rcd

ロックナット取付の場合
For the case of lock nut installation
注）
パネル板厚は2mm以上を使用して下さい。
Note) Use panel of 2 mm and more in thickness.

IN

流れ方向 下後→上後 Flow direction: Behind bottom→Behind top
4×M3×3WA1③ ②①A2⑭

パネルカット Panel cut-out

2×Rcd

φD⑦2×35④(C)OUT

φ172φRL32⑥⑨⑧

M6×8⑩ＩＮ

注）
パネル板厚は2mm以上を使用して下さい。
Note) Use panel of 2 mm and more in thickness.

5⑮

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 MaterialNo.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 RemarksNo.

1

フィッティング Fitting

SCS14

PPS対応可 Available for PPS

92シリンダ Cylinder

SUS30410 パイプ Pipe

3ニードル Needle valve

SUS3044

ハンドル Handle

PP

11 サマリウムコバルトマグネット
Samariumcobalt magnet

5

ホールICセンサ
Hall IC sensor

POM 他
POM, etc.

6

ケース CaseABS

14 オリフィス Orifice

PEEK

7

Oリング O-ringFKM

15 ロックナット Lock nut

C3604

8

ベアリング Bearing

ケーブルAWG 24
Cable AWG 24

羽根車式流量計

4021L3

液体用

配線 Wiring diagram

規格寸法 Standard dimensions

シャフト Shaft

アルミナ Alumina
耐熱ガラス Heat-resistant glass-

12 スクリュー Screw

PPS-GF30

13 ステイボルト Stay bolt

SUS303

アルミナ Alumina

2023

121