低压用压力传感器（接液部Hastelloy哈氏合金C-22同级材料）

VHR3(G3)series● 50kPa● 50kPa abs●隔膜采用Hastelloy哈氏合金C-22同等材料，提高了耐腐蚀性●采用隔膜结构，在低压侧也能实现高精度测量（非线性±0.2%R.C.）●备有表压基准与绝对压力基准测量介质测量种类测量范围输出种类（过程输出）
额定容量

水、油、气体等不会腐蚀Hastelloy哈氏合金C-22同等材料＋SUS316L的介质可进行正压、连成压、负压及绝对压力的测量
能够在额定容量50kPa（校准量程10～50kPa）的范围内指定
校准量程指请按额定容量20％以上的输出量程指定
请从4～20mA（双线式、4线式）、1～5V、0～5V、0～10V中指定
50kPa及50kPa abs

压力传感器
VHR3（G3）●规格（半导体应变式输出）●型号选择

①基本型式型号指定（半导体应变式输出）
型号选择

核①对

①基本型式

②额定容量③电缆连接形状④电缆长度●型号选择

型号选择
①基本型式②模拟输出※防水端子箱型
仅能选择 A6③校准量程④电缆连接形状⑤电源⑥电缆长度

—①核对

型 号
VHR3VHG3A2Ａ3A4A5A6参照右述
直接在框内输入范围
N
W
S
T
452m
3m
5m10m
□□m

非线性
滞后
温度补偿范围（测量介质温度）允许温度范围（测量介质温度）
零点温漂
输出温度影响
允许过载极限过载绝缘阻抗受压接液部材质连接螺丝推荐紧固扭矩最大紧固扭矩电源
电缆
质量
配件

②额定容量

③电缆连接④电缆长度

②

③④型 号
VHR3VHG3
5050A
100
200
500
700
5000
100A
200A
500A
700A
N
W
S3m
5m10m
□□m

±0.2%R.C.
±0.1%R.C.
0～70℃（不可结露、结冰）−20～80℃（不可结露、结冰）±1%R.C.／0～70℃（相对于25℃）±1%R.C.／0～70℃（相对于25℃）
300%R.C.（表压：负压侧 100％R.C.）
400%R.C.（表压：负压侧 100％R.C.）
100MΩ以上（DC50V）
SUS316L（隔膜部：Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）
可选择R3/8或G3/8
20N·m
30N·m
可选择 4 DC24V（±10％）、 5 DC12V（±10％）※输出为 A5 的情况下，仅DC24V
4芯或 2芯屏蔽（耐油）电缆 2m标准 φ6mm
选择防水连接器、电缆直出时，表压使用带套管的电缆约200g（不包含电缆）
使用说明书1份（请指定日文或英文）试验报告单1份、Pー20 4种D 1个（仅G螺丝）规 格低压用（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）压力传感器 ※电缆连接：R3/8低压用（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）压力传感器 ※电缆连接：G3/8表压：50kPa （※1）选择防水连接器、电缆直出时 φ6.5mm 使用带套管的电缆绝对压力：50kPa abs
表压： 100kPa
表压： 200kPa
表压： 500kPa
表压： 700kPa【生产结束】
表压： 5000kPa （※）開発中
请参照替代机型 P39～40 VAR3（G3）绝对压力： 100kPa abs
绝对压力： 200kPa abs
绝对压力： 500kPa abs
绝对压力： 700kPa abs
标准连接器 IP40防护等级
防水连接器 IP56防护等级电缆直出 IP54防护等级
3m 标准5m
10m
其他长度 ※希望其他长度的尺寸时，请与本公司营业部联系①基本型式型号指定（模拟输出）模拟输出●规格（模拟输出）100±40mV/mA±0.2％R.C.
±0.1％R.C.
1mA
1.5mA
4±1.5kΩ
100MΩ（DC50V）
0～70℃（不可结露、结冰）−20～120℃（不可结露、结冰）
300％R.C.（表压：负压侧 100％R.C.）
400％R.C.（表压：负压侧 100％R.C.）±1％R.C.／0～70℃（相对于25℃）±1％R.C.／0～70℃（相对于25℃）
20N·m
30N·m
可选择R3/8或G3/8
SUS316L（隔膜部：Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）
4芯屏蔽电缆 3m标准 φ6mm
约200g（不包含电缆）试验报告单1份、P-20 ４种D 1个（仅G螺丝）

额定输出
非线性滞后
推荐外加电流最大外加电流输入阻抗／输出阻抗绝缘阻抗温度补偿范围（测量介质温度）允许温度范围（测量介质温度）
允许过载
极限过载
零点温漂
输出温度影响推荐紧固扭矩最大紧固扭矩连接螺丝受压接液部材质
电缆（※1）
质量配件

半导体应变式输出②模拟输出

—

②—

③校准量程

④电缆连接③④—⑤电源⑥电缆长度

⑤⑥规 格低压用放大器内置压力传感器（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）※电缆连接：R3/8
低压用放大器内置压力传感器（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）※电缆连接：G3/8
输出种类响应频率允许负载电阻
耗电量
约23mA
1～5V
200Hz
5kΩ以上
DC24V : 500Ω以下／DC12V : 250Ω以下
约40mA
4～20mA （4线式）
200Hz
5kΩ以上
约23mA
0～5V
200Hz
5kΩ以上
约23mA
0～10V
200Hz
DC24V : 500Ω以下／DC12V : 150Ω以下—
4～20mA （双线式）
200Hz
额定容量
校准量程的指定示例
50 kPa
50 kPakPa abs（abs）（0〜50）
50 kPa （0〜50）kPa±10 kPa （−10〜10）kPa±50 kPa （−50〜50）kPa
100 kPa
100 kPakPa abs（0〜100）（abs）
100 kPa （0〜100）kPa±100 kPa（−100〜100）kPa【生产结束】
200 kPa
200 kPakPa abs（0〜200）（abs）
200 kPa （0〜200）kPa−100〜200 kPa（−100〜200）kPa
请参照替代机型 P39～40 VAR3（G3）500 kPa
500 kPakPa abs（0〜500）（abs）
500 kPa （0〜500）kPa−100〜500 kPa（−100〜500）kPa
700 kPa
700 kPakPa abs（0〜700）（abs）
700 kPa （0〜700）kPa−100〜700 kPa（−100〜700）kPa
标准连接器 IP40防护等级
防水连接器 IP56防护等级电缆直出 IP54防护等级
防水端子箱型 IP55防护等级※仅输出 A6 适用、不附带电缆DC24V（±10％）
DC12V（±10％）※ A5 输出时不能选择
2m 标准3m
5m10m
其他长度 ※希望其他长度的尺寸时，请与本公司营业部联系37

●外形尺寸（半导体应变式输出） [单位：mm]
15 103312R3/8或G3/8φ8压力导入口传感器电桥（87）

传感器电缆

φ20

B（白色）− 输出 BC（黑色）− 输入 C
D（绿） ＋ 输出 DEE 屏蔽传感器电缆45（17）

电缆配线
传感器电桥

HEX.22B（白色）− 输出φ8压力导入口电缆配线

10 10（52）φ2130

φ30（31.2）

15 10R3/8
或G3/8※使用特殊电缆等的情况下，部分配线的颜色可能有所改变。

7P防水连接器插座
1108-23A10-7F

75
HEX.27C（黑色）− 输入D（绿） ＋ 输出E 屏蔽橡胶套管（丁基橡胶）传感器外壳电缆连接器（SC锁定）（聚丙烯树脂）传感器元件●防水连接器型

7P防水连接器插头
1108-12A10-7M●标准连接器型
15 10C（黑色）− 输入 C
D（绿） ＋ 输出 DEE 屏蔽（2）φ30

7.5 12（50）φ20φ8压力导入口零点调节钮

（31.2）
φ8压力导入口

106.5
74.5

15 10R3/8或G3/8●防水连接器型

7传感器电缆传感器电缆（2）φ30橡胶套管满量调节钮零点调节钮
O型圈（JIS4种D-P20）

HEX.27

传感器元件

12174.5

15 10

1.510 10（2）φ30（52）φ21（31.2）
φ8压力导入口

7P连接器插头
PRC03-12A10-7M

7P连接器插座
PRC03-21A10-7F

满量调节钮

传感器元件

●电缆直出型
HEX.27

B（白色）− 输出 B※连接配线时请参照P65页说明

74.5

7P防水连接器插头
1108-12A10-7M

传感器电缆7P防水连接器插座
1108-23A10-7F

传感器元件
满量调节钮G3/8或R3/8
零点调节钮

●防水端子箱型

18端子箱内部φ5837

电缆导入口.5

端子台（M3螺丝）47.587.5

橡胶衬套（附带用于外径φ6～φ7.9以下及φ8～φ10以下电缆的橡胶套管各1个）

φ8压力导入口

φ34（31.2）

15 10 15垫圈

φ23HEX.27

5.5G1/2连接器连接图FG※使用特殊电缆等的情况下，部分配线的颜色可能有所改变。

（31.2）

R3/8或G3/8

配线颜色A（红色）＋ 输入 A传感器电缆

119HEX.27

传感器电桥传感器元件 传感器外壳●外形尺寸（模拟输出） [单位：mm]

配线颜色A（红色）＋ 输入

φ30

R3/8或
φ8压力导入口
G3/8
O型圈（JIS4种D-P20）

连接器连接图FG※使用特殊电缆等的情况下，部分配线的颜色可能有所改变。

（31.2）

15 10

配线颜色A（红色）＋ 输入 A

传感器元件 传感器外壳●电缆直出型
HEX.27

电缆配线7P连接器插头
PRC03-12A10-7M（50）
φ30（31.2）

7P连接器插座
PRC03-21A10-7F70

HEX.27

零点调节钮满量调节钮φ30
传感器元件
R3/8或G3/8※采用有导管或套管的电缆等进
行配线时，在连接时请使内部空气能够与空气连通。

38

压力传感器
VHR3（G3）●标准连接器型