クリーンなガスの供給により正確な分析を実現
アジレントのガスクリーンフィルタ

GC、GC/MS、LC/MS、ICP-OES、ICP-MS、TOC アナライザ 用

ガスの品質を高め、最高の生産性を実現

Agilent ガスクリーンフィルタシステムは、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。

ガスに含まれる汚染物質は、分析に大きな影響を及 ぼすことがあります。酸素、炭化水素、水分は、GC の感度や精度を低下させ、カラムの損傷を早めるおそれがあります。ライナ中のガラスウールの活性化やセプタムの劣化を早め、高いバックグラウンドやゴーストピークが出現し、時間のかかるトラブルシューティングをおこなう事態につながります。ICP-OES や ICP-MS 用の供給ガスに酸素が存在すると、プラズマのシャットダウンや感度のロスが生じます。また、TOC アナライザでは、供給ガス中の二酸化炭素によってベースラインが上昇し、分析の感度や精度が低下します。

供給ガスには、ガスラインの途中から汚染物質が混入することがあります。そのため、供給ガスが最高品質のものであったとしても、ガスクリーンフィルタを使用する必要があります。高純度ガスは非常に高価であり、ガスライン中の不純物によって劣化することは避けなければなりません。

アジレントはガスクリーンフィルタと関連製品を幅広く提供しています。

– キャリアガスフィルタ – 機器の安定化時間を短縮し、ガス消費量を低減します (図 1 参照)。

– 水分フィルタ – 機器の安定化時間を短縮し、GC の生産性を高めます。

FPO– プロセス水分フィルタとコネクティングユニット – プロセス GC でアセチレンとともに使用できるように設計されています。

– CO2 フィルタ – 供給ガスから CO2 を除去し、TOC の感度の低下を抑え、精度を高めます。

ガスクリーンフィルタ。
使いやすい 4 ポジションのコネクティングユニット– 高流量コネクティングユニット – ICP-OES、ICP-MS、LC/MS など、最高 20 L/min でのアプリケーション用です。

2迅速な機器の安定化と簡単な交換作業を実現

不純物を除去し、分析を向上

注入口の手前にガスクリーンフィルタを設置すれば、不純物の量を減らし、微量分析を向上させることが可能です (図 2 参照)。GC カラムに侵入する汚染物質も除去されます。こうした汚染の除去は、高温分析には欠かせないもので、カラム寿命の延長にもつながります。

キャリアガスフィルタでの N2 安定化プロフィール

4500
4000

Agilent キャリアガスフィルタ
他のキャリアガスフィルタ

N2 イオントラップカウント

3500

3000
2500

2000
1500

1000
500
00204060

ヘリウム (L)80100120

図 1. フィルタ交換後の GC/MS の高速安定化 (質量分析装置により測定された窒素の量)

0.034

Agilent ガスクリーンフィルタ使用0.030

ガスクリーンフィルタ未使用

0.026

ガスクリーンフィルタシステムは、 コネクティ

ングユニット (カートリッジベース) とフィルタ(カートリッジ) という 2 つの主要部品で構成されています。コネクティングユニットは、 ガスラ

イン用 のインレットおよびアウトレットコネクタを備えています。システムは 壁 に取り付 けることも、実験台に固定することもできます。コネク

ティングユニットは 1、2、または 4 フィルタの取り付けが可能で、1/4 インチまたは 1/8 インチのガス配管に対応しています。

0.022
0.018

ボルト

取り付けの簡単なモジュール構成のデザイン

0.014

0.010
0.006
0.002
0050100

150分

200250300

図 2. 温度プログラム (50 ºC ～ 350 ºC、20 ºC/min) 実行時にガスクリーンフィルタを使用/未使用の場合の
2 つの GC カラムの水分への曝露に起因するブリードレベルの差ガスクリーンフィルタを使用しない場合、キャリアガス中の水分により、ブリードレベルが極端に上昇していることがはっきりと見てとれます。

ガスクリーンフィルタを使えば、キャリアガスのすべての水分が除去され、ブリードは低く抑えられます。

3

ブラケットによりフィルタの取り付けとモニタリングが容易に専用ブラケットを使用して、GC キャリアガス用ガスクリーンフィルタを 7890/8890/8860

GC の背面に取り付けることができます。これによってフィルタの設置場所が見えやすくなり、フィルタ交換時期の確認や交換作業時のアクセスが簡単です。図 3 のように、ベンチトップ設置を行う場合はコネクティングユニットをブラケットから取り外すことができます。
ブラケットは 4 個のネジだけで取り付けることができ、設置がきわめて容易です。

アジレントのガスクリーンフィルタは、フィルタ交換を容易にする独自の接続デザインを備えています。図 4 に示すコネクティングユニットにより、機器の圧力を保ったままフィルタを交換し、システムに空気が侵入するのを防ぐことが可能になっています。

図 3. 8890 GC にブラケットを使用してフィルタを取り付けた例

ガスクリーンフィルタの 交換 は 簡単で、 インラインフィルタ交換時 のような 工具やガスのシャットオフは 不要です。ブラケットは 人間工学に基づいて設計されており、 ガイドに従ってコネクティングユニットにフィルタを取り付け、指で簡単に締 めることができます。

8890/8860 Agilent GC システムでは、ガスクリーンセンサをフィルタの上に取り付けるため、フィルタの状態を迅速かつ簡単にチェックすることができます。フィルタが飽和するとセンサの LED が緑色から黄色に変化し、8890/8860 のタッチスクリーンに診断画面が表示されます。ソフトウェアでフィルタの交換手順が示されます。

技術検査協会 (Technischer Überwachungs-Verein) (TÜV*) 認定** により、最高 15 bar(217 psi) までの安全な使用が保証されています。この水準の TÜV 認定を受けているのはアジレントの設計だけで、ガスクリーンフィルタの最高品質を裏づけています。

図 4. 8890/8860 では、独自のガスクリーンセンサによって自動的に化学的インジケータがモニタリングされ、フィルタが飽和するとLED ライトが緑色から黄色に変化します。

12

他社製インジケータ (黄色) とアジレント製ガスクリーンインジケータ (緑色) を充填した実験開始時の試験管。

空気中で 24 時間曝露した後でも、他社製のインジケータは色が変わっていません。

空気中で 24 時間曝露した後、水分は他社製のインジケータ(色の変化なし) を通過してガラス管の下方へ浸透し、高感度のガスクリーンインジケータが緑色から薄茶色に変化しています。

優れた感度と品質高感度のガスクリーンフィルタインジケータ

GC カラムや分析機器を保護するためには、飽和したフィルタを交換する必要があります。

インジケータは、色の変化により、フィルタの交換時期を知らせます。

図 5 の左のガラス管では、他社製水分インジケータ (黄色) の下に、アジレント製水分インジケータ (緑色) を充填して上部が開放になっています。右のガラス管は、平均的な湿度の室温で、左のガラス管を空気に曝露したあとのものです。ガラス管に侵入した水分は、下に向かって進む過程で、他社製水分インジケータを通過してから、アジレント製水分インジケータに到達します。右のガラス管では、アジレント製インジケータが緑色から薄茶色に変わり、水分の存在を示しています。しかし、他社製インジケータは色が変わっていません。このことは、アジレント製インジケータが優れた感度を備えていることを示しています。

ガスクリーンフィルタシステムを使えば、供給ガスの水分含有量を 0.1 ppm 未満に保つことが可能です。システムを加水分解のダメージから保護し、劣化した消耗品の交換によるコストや、不要なダウンタイムを短縮することができます。アジレントの水分フィルタは、GC システムを水分による汚染から保護する高い性能を備えています。

図 5. ガスクリーンインジケータの水分に対する感度がきわめて高いことを示しています。周辺空気への曝露後、ガラス管 2 のアジレント製ガスクリーンインジケー

タは、他社製インジケータが反応する前から色が変化しています。

* TÜV NORD Group は、国内および国際的な技術の安全性、環境保護、管理システムおよび製品の適合評価を専門とする団体です。
** 認定番号 973/980538 hel CHROMP1.doc.

4

コストダウンの可能な経済的なシステム

80

キャリアガスは総分析コストに影響します。高純度のガスほど高価です。ガスクリーンフィ

スを損なわずに総分析コストを抑えることができます。

ガスクリーンフィルタシステムを使えば、高価な 99.999 % (5.0) や 99.9999 % (6.0) グ

レードのヘリウムの代わりに 99.996 % (4.6) 純度のヘリウムを使っても、高品質の分析結果を得ることができます。図 7 では、ヘリウム 4.6 および 6.0 のキャリアガスのコストを比較しています。予想されるコスト削減率は 30 % です。

また、Agilent ガスクリーンフィルタは他のフィルタよりも長寿命です。200 mL/min で流れる 0.5 % O2 を含む He の直接比較において、Agilent ガスクリーンフィルタは S 社のフィルタよりも 30 % 長寿命でした (図 8)。

50403020
1000

アジレント

S社

0.5 % O2 を含む He、200 mL/min

図 8. ガスクリーンフィルタを用いて 200 mL/min で流れる 0.5 % O2 を含む He をクリーニングしたところ、Agilent ガスクリーンフィルタは 70 分で色が99.99 % He、フィルタ未使用

160000140000MSD アバンダンスユニット

時間 (分)

ルタを用いてより低いグレードの安価なキャリアガスを使用することにより、パフォーマン

7060

変化し、S 社のフィルタは 52 分で色が変化しました。

1200001000005 x 低下

80000
60000

> 99.995 %、フィルタ未使用
99.99 % He、フィルタ使用

40000
20000
024681012141618

図 6. O2 の EIC (32 m/z): バルーングレード (99.99 %) の He (キャリアガスクリーンフィルタ使用/未使用) と分高グレード (> 99.995 %) の He (フィルタ未使用) の比較。 バルーングレードの He でキャリアガスフィルタを使用することにより、O2 アバンダンスがフィルタ未使用の高グレードの He (>99.995%) より低いレベルに低下しました。
総コスト vs. ヘリウム消費量
フィルタ

総コスト (US ドル)

7000
6000

グレード

ヘリウム

65000
グレード

4000
3000

グレード

2000

4.6

1000
04.6606100000

4.6200000

ヘリウム消費量 (L)400000

図 7. 6.0 グレードヘリウムの代わりに 4.6 グレードヘリウムとガスクリーンフィルタシステムを用いることで、ヘリウムのコストを削減できます。

5

ガスの種類に応じて選べる豊富なラインナップ
用途に応じたガスフィルタをお選びいただけます

6 種類のガスクリーンフィルタを用意しています。透明できわめて丈夫な、壁の厚いポリカーボネート容器に、それぞれの安定化吸収剤が充填されています。

GC/MS および水分フィルタの吸収剤の改良により、機器の安定化に要する時間がより短くなったことで、ダウンタイムが減少し、生産性が向上します。また、コリジョンガスアプ以下のフィルタを提供しています。

– キャリア ガスフィル タは、 機 器 の 安 定

化時間 を短縮し、 ガス消費量 を低減し、機 器 の 立 ち 上 げ 時 間 を 短 縮 します。
複数のフィルタを組み合 わせたフィルタユ

ニットにより、MS アプリケーション用 のリケーションや ICP および ICP-MS 用の供給ガス、高流量が求められるアプリケーショ

キャリアガスから酸素、水分、炭化水素をることで、アプリケーションの範囲が広がりました。10 L/min を超える流速が求められる– 水分フィルタは、機器の安定化時間を短縮

ンにおいて、最高 20 L/min の流速に対応できる高流量コネクティングユニットを使用す

場合は、なるべく安価なガスを使い、ガスクリーンフィルタで汚染物質を除去することにより、コストを削減することができます。各ガスクリーンフィルタは、高流量コネクティングユニットと標準コネクティングユニットの両方に対応しています。

ガスクリーンフィルタを使えば、すべての GC アプリケーションで利点が得られます。FIDや MS のほか、FPD、TCD、ECD、NPD、熱イオン検出器など、GC に接続するあらゆる検出器に対応できます。

除去します。

し、GC の生産性を高めます。水分を除去することで、カラムの固定相やフューズドシリカ表面、ガラスウール、セプタムの不要な加水分解によるダメージを防ぎます。

– 酸素フィルタは、カラムの固定相やフューズドシリカ表面、 ガラスウール、 セプタムの酸化を防ぎます。

– プロセス水分フィルタ、プロセスコネクティ
ングユニット、オスコネクタは、真鍮と銅を一切使っていないため、プロセス GC でアセチレンとともに安全に使用できます。

– 活性炭フィルタは、有機化合物を除去し、GC の FID 検出器の性能を確保します。

– CO2 フィルタは、供給ガスから CO2 を除去します。水分フィルタとの組み合わせは、ゼロエアガスジェネレータでの 使用 に 最適です。

– 硫黄フィルタは、SCD のガス流から水分および H2S、COS、SO2 など特定の硫黄化合物を除去します。

6フィルタ選択ガイド
用途フィルタ

利点

GC/MS

キャリアガスフィルタ CP17973

GC カラム

水分フィルタ CP17971 および酸素フィルタ CP17970

データ精度の向上とメンテナンスの軽減

水分フィルタ CP17971 および酸素フィルタ CP17970

ECD 検出器 (GC)PFPD または FDP 検出器 (GC)

ゼロエアジェネレータICP-OES、ICP-MS
SCD 検出器 (GC)

感度の向上

活性炭フィルタ CP17972、CO2 フィルタ CP17969、水分フィルタ CP17971

感度の向上

CO2 フィルタ CP17969 および水分フィルタ CP17971

感度の向上

CO2 フィルタ CP17969 および水分フィルタ CP17971

高流量コネクティングユニット（1/4 インチ用 CP17984 または 1/8 インチ用 CP17985）および酸素フィルタ×2 つ CP17970
硫黄フィルタ CP17989

水分/プロセス GC 用
水分フィルタ

酸素と微量の硫黄化合物 水分、油分、その他のおよび塩素化合物を異物をキャリアガスからインジケータ色の変化

緑色から灰色へ容量

酸素 150 mL

キャリアガスから除去

出口濃度

感度の向上

活性炭フィルタ CP17972、CO2 フィルタ CP17969、水分フィルタ CP17971

酸素フィルタ(流速 1 ～ 10 L/min)

感度の向上

酸素フィルタ CP17970 および活性炭フィルタ CP17972

ガスクリーンフィルタ技術仕様

機能

長期的な安定性

活性炭フィルタ x 2 つ CP17972 (空気用と水素用)

FID 検出器 (GC)TOC 検出器

感度の向上とメンテナンスの軽減プロセス GC 用水分フィルタ CP17971P

プロセス GC

TSD または NPD 検出器 (GC)

感度の向上

水分フィルタ CP17971 および酸素フィルタ CP17970

TCD 検出器 (GC)PID 検出器 (GC)

カラム寿命の向上< 50 ppb

よりクリーンなガス

感度の向上
感度の向上

活性炭フィルタ
有機化合物をキャリア

キャリアガスフィルタ

CO2 フィルタ

硫黄フィルタ

シングルコンビネーション ガス流から CO2 を除去、 ガス流から水分および H2S、ガスから除去

フィルタ、水、酸素、

水分フィルタと組み合わせて使用化合物を除去

緑色から薄茶色へインジケータなし

酸素: 緑色から灰色へ

白色から紫色へ

緑色から薄茶色へ水分 7.2 g

約 7 g、不純物により除去< 0.1 ppm

有機化合物を除去

水分: 緑色から薄茶色へ

COS、SO2 など特定の硫黄

酸素 100 mL、水分 1 g、 CO2 9 g

水分 5.3 g、硫黄化合物

種類により異なる

異なる

異なる

有機化合物は不純物の< 0.1 ppm

酸素 < 50 ppb

水分 < 0.1 ppm

有機物 < 0.1 ppm< 1 ppm

2 ～ 7 g、不純物により

水分 < 0.1 ppm
硫黄 < 0.1 ppm

7アジレントの GC 消耗品
アジレントは便利で実用的、かつ生産性の高い消耗品を提供しています。

アジレントは、あらゆるメーカーの GC システムに適合するように設計された、幅広い高品質な消耗品を提供しています。

各製品は、使用や保管、識別が容易になるようにパッケージが工夫されています。アジレ

ントのグローバルな配送インフラにより、必要な部品を必要なときに確実に手に入れることができます。

また、アジレントの消耗品はアジレントのあらゆる製品と同様に高い品質で製造されています。50 年以上にわたるクロマトグラフィーの経験と革新が活かされた高い性能と品質をお選びください。

あらゆるメーカーの GC システムに対応

アジレントの消耗品は、ブルカー、バリアン (現ブルカー製品)、パーキンエルマー、島津製作所、サーモサイエンティフィックの GC で使用できます。例えば、アジレントのウルトライナート注入口ライナや、プラズマ処理されたノンスティックライナ O-リングおよび注入口セプタム、オートサンプラシリンジ、オートサンプラバイアルとキャップ、キャピラリカラムフェラル、カラムナットなどがあります。

アジレントは今後も消耗品のラインナップを拡張し、機器の性能と生産性の向上に貢献する製品を充実させていきます。

8製品情報ガスクリーンフィルタキット

部品番号

交換用ガスクリーンフィルタ

部品番号

ガスクリーンフィルタキット、4 フィルタ用コネクティングユニット

CP7995CO2 フィルタ

CP17969

酸素フィルタ

CP17970

フィルタ x 4 (1/4 インチチューブ用*)、活性炭 x 2、酸素 x 1、および水分 x 1 を含む

ガスクリーンフィルタキット、4 フィルタ用コネクティングユニット

フィルタ x 4 (1/8 インチチューブ用)、活性炭 x 2、酸素 x 1、

CP736530

プロセス GC 用水分フィルタ

および水分 x 1 を含む

GC/MS 用ガスクリーンフィルタキット

コネクティングユニット x 1 (1/8 インチ用)、キャリアガスフィルタ x 2 を

CP17976

含む

GC/MS 用ガスクリーンフィルタキット

コネクティングユニット x 1 (1/4 インチ用)、キャリアガスフィルタ x 2 を

水分フィルタ

CP17977

CP17971
CP17971P

活性炭フィルタ

CP17972

キャリアガスフィルタ

CP17973

硫黄フィルタ

CP17989

アクセサリとフィッティング部品番号

コネクティングユニット用壁面取り付けブラケット

CP7981

ガスクリーンコネクティングユニットの上部、ベースプレートなし

CP7978含む

GC/MS 用ガスクリーンフィルタキット取り付けキット

CP17976、1 m 銅製チューブ、ナット x 2、フェラル x 2 (1/8 インチ用) を

CP17978含む

CO2 用ガスクリーンフィルタキット、1/4 インチ用 2 ポジション

CP17982

CO2 用ガスクリーンフィルタキット、1/8 インチ用 2 ポジション

CP17983

TCD 用ガスクリーンフィルタキット 酸素および水分フィルタを含む

CP738408

コネクティングユニット、CO2 および水分フィルタを含む
コネクティングユニット、CO2 および水分フィルタを含む

Intuvo GC 用ガスクリーンフィルタキット

8890 および 8860 GC 用ガスクリーンフィルタキット
7890 用ガスクリーンキャリアガスキット

CP17995
CP179880
CP17988

コネクティングユニット (カートリッジベース)

部品番号

1 フィルタ (1/4 インチ用)

CP7980

1 フィルタ (1/8 インチ用)
2 フィルタ (1/4 インチ用)
2 フィルタ (1/8 インチ用)
4 フィルタ (1/4 インチ用)
4 フィルタ (1/8 インチ用)

高流量コネクティングユニット、1/4 インチ用

(CP7980 および CP7988 用)

コネクティングユニット用フラッシュヘッド

オスコネクタ、1/4 インチ用、ほこり除去フィルタ付き
オスコネクタ、1/8 インチ用、ほこり除去フィルタ付き

CP7987
CP7986
CP82117ペルフルオロエラストマー O-リング、2 セット

CP7983

オスコネクタ、ステンレス、1/4 インチ用、ほこり除去フィルタ付き

CP7986SS

プロセス GC 用水分フィルタ用オスコネクタ:

オスコネクタ、ステンレス、1/8 インチ用、ほこり除去フィルタ付き
オスコネクタ、ステンレス、3 mm 用、ほこり除去フィルタ付き
オスコネクタ、ステンレス、6 mm 用、ほこり除去フィルタ付き

CP82117SS
CP82117SS3
CP7986SS6CP7988
CP738406
CP738407
CP7989CP736520
CP17984

高流量コネクティングユニット、1/8 インチ用

CP17985

1 フィルタ (ステンレス、1/4 インチ用)

CP7980P4

コネクティングユニット: プロセス GC 用水分フィルタ用

1 フィルタ (ステンレス、1/8 インチ用)
1 フィルタ (ステンレス、3 mm 用)
1 フィルタ (ステンレス、6 mm 用)

CP7988P8CP7988P3
CP7980P69ガスクロマトグラフィーのマーケットリーダーが提供する幅広いソリューション

アジレントは、分析業界で最も幅広い GC および GC/MS システム、サポート、カラム消耗品のラインナップを提供しています。複雑な分析からルーチン分析に至るまで、分析の目的や場所を選 ばず、アジレントは、お客様の分析またはビジネスの課題に対応する GCまたは GC/MS を提供します。

Agilent J&W GC カラム – 分析結果に最高の信頼性を40 年の歴史を誇るアジレントの品質と技術開発が、あらゆる GC 分析をサポートします。
Agilent J&W GC カラムは、きわめて低いブリード、酸/塩基/混合化合物に対する最高の不活性さ、厳密なカラム間再現性を備えています。業界最高の品質とパフォーマンスを持つ Agilent J&W GC を使えば、あらゆる分離に対して究極の信頼性を得ることができます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2018
Printed in Japan, December 13, 2018
5990-8243JAJP