分光分析用消耗品

アジレントの分光分析消耗品セレクションガイド

「見えない価値」を「目に見える成果」へ
世界中のあらゆるラボ、あらゆる場面で。

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合し、お客様のワークフローのサポート、生産性の向上や運用の効率化を実現するためのお手伝いをいたします。アジレントは、

あらゆる場面で「見えない価値」を提供し、お客様の目標達成を支援します。メソッドの最適化とトレーニングからラボ全体の移設と運用分析までの幅広い製品とサービスを提供することにより、 お客様 が機器とラボを管理して最高の性能 を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

アジレントは、優れたラボサービス、ソフトウェア、および消耗品を提供することにより、お客様の科学的およびビジネス上の目標実現に向けたサポートを行います。アジレント
は、お客様とサービス専門家のネットワークを直接結びつけることで、ラボの性能向上と重要なビジネスニーズへの対応を支援します。

当社の支援が成果の最大化につながり、複雑なものをシンプルにし、最大限の経済的成果、運用上の成果、測定可能な成果へと導きます。また、包括的なソリューションと革新的な製品を独自に組み合わせ、短期的な成果のみならず、長期的な効果ももたらします。

Agilent CrossLab の詳細については、ホームページをご覧ください2

分光分析用消耗品

お問い合わせ専 門 家 に よる ラ ボ の サ ポ ート に つ い て は、CrossLab サポートサービスのホームページをご覧ください分光分析用消耗品

より多くのサンプルを、より速くスクリーニング
アジレントは、原子および分子分光分析システムの高品質なポートフォリオを提供することで業界をリードしています。当社は包括的で信頼性の高いポートフォリオにより、エネルギーと化学、環境、食品安全性と農業、地球化学、材料試験および研究、
半導体分析、医薬品、学術研究、ライフサイエンス研究などのさまざまなアプリケーション分野に適した、非常に強力で信頼性の高いソリューションを提供しています。

アジレントは次のような消耗品製品をご用意しています。

––

原子吸光用消耗品 - 検出下限を引き下げることができます。また当社の研究開発は、単元素および固体カソード多元素ランプ、高輝度 UltrAA ランプなどの革新的な製品も生み出しています。

ICP-OES 用消耗品 - 複雑なマトリックスで信頼性の高い分析結果を得ることができます。Agilent
ICP-OES にはスプレーチャンバ、ネブライザ、トーチ、ペリスタルティックポンプチューブなどの豊富な消耗品が用意されており、食品、水、土壌などのサンプル中の主要元素と微量元素を確実–––に測定できます。

ICP-MS 用消耗品 - 微量分析において高い信頼性を実現します。Agilent ICP-MS の消耗品により、設計と革新の限界を継続的に押し広げ、干渉を減らして生産性を上げることができます。

MP-AES 用消耗品およびアクセサリ - Agilent 4210 MP-AES （空気を利用して動作する画期的システム）の優れた性能を維持できます。

分子分光分析用消耗品 - 定量分析における非破壊的測定に役立ちます。アジレントの分子分光分析機器には、高品質な UV キュベット、光源ランプ、セルホルダ、参照物質、その他の重要部品などの豊富な消耗品が用意されており、さまざまな固体、液体、有機、無機物質の検出、特性解析、試験が可能です。

アジレントは、全世界のお客様から寄せられた貴重なご意見を基に、機器、消耗品、標準液、サー

ビス、ソフトウェアなどを網羅した革新的な分光分析ポートフォリオを築き上げてきました。これが、求める答えをタイムリーに得られるという確信をラボにもたらしています。アジレントは、お客様

Agilent OneNeb 2 ネブライザ、元素識別機能付単元素 AAS ランプと
Easy-fit トーチ、4200/4210 MP-AES 用に安心して利用いただける純正の部品と消耗品、および経験豊富なサービスプロフェッショナルのグローバルネットワークによる幅広いサービスを提供しています。どの消耗品にも、充実したテクニカルサポートと出荷日から 90 日間の保証が付いています。

www.agilent.com/chem/jp

3

目次

目次
注目製品

アジレントの原子分光分析装置のポートフォリオ
アジレント分子分光分析ポートフォリオ

ラマン分光分析

UV-Vis および UV-Vis-NIR 分光光度計

アジレント分光分析用消耗品ポートフォリオ

原子吸光用消耗品

ホローカソードランプ

元素識別機能付単元素ランプ
元素識別機能無単元素ランプ
利便性の高い多元素ランプ

高輝度 UltrAA 元素識別機能付単元素ランプ
高輝度 UltrAA 多元素ランプ

バックグラウンド補正ランプ

ACT 80 フレーム用コンセントレータチューブ
Mark 7 フレーム原子化システム
Mark 7 フレーム原子化システムキット

バーナー

SIPS 10/20 用消耗品
VGA 77 用消耗品

グラファイトファーネスの部品と消耗品
グラファイトチューブとプラットフォーム
グラファイト電極

グラファイトシュラウド

グラファイトファーネスツール

プログラマブルサンプルディスペンサ（PSD）消耗品

6
6
9
11
12
14

17
17
19
20
22
23
24
25
25
26
28
28
30
31
33
35
36
36
37

（グラファイトファーネス AA 用）

38

ICP-OES 用消耗品

395000 シリーズ RV（ラディアル）ICP-OES

アプリケーションキット

トーチと消耗品

700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用トーチ

スプレーチャンバとアクセサリ

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）

IsoMist 温度制御スプレーチャンバ

ネブライザとアクセサリ

加湿器アクセサリ4

分光分析用消耗品

41
40
42
45
48
50
52
53
56

チューブ

700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用チューブキット
5000 シリーズ ICP-OES 用 AVS 6/7 アドバンスドバルブシステム
ICP-OES 用 SVS 1 および SVS 2 スイッチングバルブ

ICP-MS 用消耗品

サンプル導入用消耗品

PFA 不活性サンプル導入キット用消耗品

トーチとコンポーネント

インタフェースコーンとイオンレンズ

インタフェースコーンのセレクションガイド

Easy-fit x-レンズ

イオン抽出オメガレンズアセンブリ（標準レンズ）

レンズメンテナンス用ネジおよびスペーサキット

真空システム消耗品

7800/7850/7900/8900 用インテグレートサンプル導入システム 3
ガス配管用消耗品

MP-AES 用消耗品

Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）

外部ガス制御モジュール （EGCM）

4100 MP-AES 用有機溶媒キット
AVS 4 アドバンスドバルブシステム、4200/4210 MP-AES 用
IsoMist 温度制御スプレーチャンバ

オートサンプラ消耗品

SPS 4 オートサンプラ用消耗品
SPS 3 オートサンプラ用消耗品

インテグレートオートサンプラ（I-AS）用消耗品

ASX-500 シリーズオートサンプラ用消耗品
一般的なオートサンプラ用消耗品

AA/MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用標準液

5000 シリーズ ICP-OES、700 シリーズと Vista シリーズの ICP-OES および
MP-AES 用波長キャリブレーション溶液
5000 シリーズ DV ICP-OES 用 IntelliQuant 標準液
ICP-MS の設置およびチェックアウト溶液

57
61
63
66

69
70
76
77
78
80
82
83
83
85
86
102

104
104
109
110
110
111
112

113
113
117
118
120
121

123
123
124
126

目次

Agilent UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品
セル形状
セル容量

Agilent UV-Vis および蛍光分光光度計の光軸高さ

マクロセル

ディスポーザブルポリスチレンセル

自己マスキング黒壁付きセミマイクロセル

サブマイクロセル

TrayCell 2.0
円筒型セル

フロースルーセル

セルホルダおよびアクセサリ

Agilent 8453/8454 UV-Vis 用消耗品
8453/8454 チューブおよびフィッティング
8453/8454 UV アクセサリ用消耗品とランプ
溶出試験用消耗品

Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品
Cary 光ファイバプローブ

交換可能チップおよびその他の消耗品

UV-Vis と UV-Vis-NIR のアクセサリ用キットおよび消耗品
Cary UV-Vis 光源ランプ
Cary 用チューブ

127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
138
141

蛍光キュベットおよびフローセル

光ファイバプローブおよびカップラ
標準および参照物質170

アジレントの機器トレーニングとメソッドサービス

アジレントバリュープロミス - 10 年間、価値をサポート
お客様第一のテクニカルサポート
お問い合わせ方法

170
170
171
171
171
171

146
148
149
152
152

156

マイクロプレートサービスとサポート

Agilent CrossLab サービスプラン
Agilent CrossLab コンプライアンスサービス

146

Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計用消耗品
カスタムアクセサリ用ベースプレート

166
168

ライフサイエンスソリューション

143
144
145

153

蛍光分光光度計アクセサリ用キットおよび消耗品

166

化学分析ソリューション

143

UV フィルタ、標準液、試薬
標準液と試薬アジレントのソリューション

154

156
157
158
159
159
160

Agilent 8700 LDIR およびサンプルプレーナ用消耗品

161

Agilent FTIR 用消耗品

162

www.agilent.com/chem/jp

5

注目製品

アジレントの原子分光分析装置のポートフォリオ
価値の提供

適切な情報を適切なときに知ることで、サンプル、機器、規制、時間とリソースといった日常的な問題を解決できるだけでなく、予期せぬ課題にも対処できます。分析ソリューションが提供できる最も価値あるものは、必要な答えを必要なときに得られるという確信です。アジレントは、全世界のお客様から寄せられた貴重なご意見を基に、機器、消耗品、標準液、サービス、ソフトウェアなどを網羅した革新的な原子分光分析ポー

トフォリオを築き上げてきました。これが、求める答えをタイムリーに得られるという確信をラボにもたらしています。

アジレントの原子吸光分光（AA）光度計
卓越した生産性、精度、信頼性

アジレントの AA 機器は、信頼性とシンプルな操作が必須であるルーチン分析に適しています。フレーム AA の

高速性と生産性、ファーネス AA の感度、ソフトウェアの使いやすさ、機器の堅牢性がいずれも非常に優れているため、信頼性の高い結果を得ることができます。

Agilent 4210 マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置（MP-AES）
空気を利用して動作する元素分析装置

Agilent 4210 MP-AES は、非常に低い所有コストで、優れた安全性と性能を実現できます。4210 MP-AES は、
優 れた感度と ppb 未満の検出下限、従来のフレーム AA を超えるスピードを備えています。さらに、4210

MP-AES は可燃性ガスではなく空気を利用して動作するため、運用コストを大幅に削減できます。アジレントの機器 は 使いやすく、アプリケーションに特化したソフトウェアアプレットを備えています。このため誰でも最小限のトレーニングで迅速に設定でき、メソッド開発やアライメントも不要です。

6

分光分析用消耗品

注目製品

Agilent 5800/5900 ICP-OES
最小限の所有コストと最大限の生産性をスマートに実現

Agilent ICP-OES システムは、信頼性の高い分析結果を提供し、ラボの浪費時間を削減する高性能の機能が満載です。
Agilent 5800 および 5900 ICP-OES システムは、スマートソフトウェア機能を搭載し、正確 な結果を最短時間で提供します。ICP-OES システムにはセンサーが内蔵されているため、分析者 はクリーニングやメンテナンスの時期を正確に把握できます。干渉を確認し、バックアップの結果を提供するアルゴリズムにより、ラボマネージャは ICP-OES システムから正確な結果を得ることができます。

Agilent 7850 ICP-MS
効率的なワークフローを実現

Agilent 7850 ICP-MS では無駄な作業時間をスマートに削減できるため、ユーザーが価値の高い作業に集中できます。
7850 は ICP-MS のルーチンアプリケーションに最適なソリューションであり、最大 25 % の溶解固形分が含まれるサンプルを処理できるため、希釈を減らすことができます。ヘリウムモードのコリジョンセルとハーフマス補正によって多原子イオンと二価イオンの干渉を解決できるため、結果の精度と一貫性が向上します。スペクトル干渉を効率的に制御できるため、メソッド開発が簡単であり、時間のかかるサンプルの再測定が不要になります。

ヒントとツール
アジレントは、パーキンエルマー製 AA、ICP-OES、ICP-MS システムの部品、消耗品、サービスをまとめてご提供し、お客様の調達ニーズに効率的に対応します。

包括的なアジレントのポートフォリオの詳細については、以下のページをご覧ください。
他社 AA システム用消耗品

他社 ICP-OES システム用消耗品
他社 ICP-MS システム用消耗品

www.agilent.com/chem/jp

7

注目製品

Agilent 7900 ICP-MS
パワフルで柔軟性に優れたシングル四重極 ICP-MS

Agilent 7900 ICP-MS はマトリックス耐性と感度が高く、ダイナミックレンジが広く、優れたヘリウムコリジョン
セルモードによって多原子干渉を制御できます。オートチューン機能、メソッド設定、データ分析ツールとの組み合わせにより、非常に操作しやすくなっています。革新的な技術を集結し、新しい MassHunter ソフト

ウェアプラットフォームを搭載した Agilent 7900 は、非常にパワフルで自動化機能に優れた四重極 ICP-MSです。マトリックス耐性は数十 %TDS（溶解固形濃度） へと拡張され、7900 のダイナミックレンジは 11 桁に及びます。さらに、最新のオクタポールリアクションシステム（ORS）が、非常に効果的なヘリウムコリジョ

ンモードをサポートします。7900 ICP-MS のデータ品質は、どのアプリケーションでも非常に優れています。
また研究と高度な分析（スペシエーションなど） に必要な柔軟性を備えています。過渡信号を高い感度で迅速に取り込むことは、単一ナノ粒子（ICP-MS） と単一細胞の分析、およびレーザーアブレーションに必要であり、これを実現することで競合他社より優位に立つことができます。

Agilent 8900 トリプル四重極 ICP-MS

干渉除去により究極の性能を実現する MS/MS テクノロジー

Agilent 8900 トリプル四重極 ICP-MS （ICP-QQQ） は、全世界で高い評価を受け、幅広く使用されている
ICP タンデム質量分析計です。本製品は、市場をリードするアジレントのシングル四重極 ICP-MS システムと同等のマトリックス耐性と堅牢性を備えており、非常に効果的なヘリウム（He）コリジョンモードに対応

しています。タンデム質量分析計（ICP-MS/MS） も搭載しており、コリジョンリアクションセル（CRC）内で反応の化学的性質を確実に制御できる、世界最高クラスのパワフルで柔軟性の高い多元素アナライザです。

Agilent 8900 ICP-QQQ はルーチン分析から高度な研究や高純度素材の分析まで、さまざまなアプリケー

ションに幅広い構成で対応でき、従来の ICP-MS では実現できなかった分析機能を備えています。これまで分析困難であった元素の低い検出下限、同重体干渉の解決、新たに注目されているナノスケール物質の迅
速な微量分析などにより、ICP-MS のアプリケーションに新たな可能性が切り開かれます。

干渉の抑制は、8900 ICP-QQQ にお任せください。分析結果に絶対の確信を持てるようになります。

8

分光分析用消耗品

注目製品

アジレント分子分光分析ポートフォリオ
優れた性能、精度、柔軟性

アジレントは、高性能の分子分光分析機器と機能を幅広く提供しています。Agilent Cary 3500 UV-Vis 分光

光度計、Laser Direct Infrared（LDIR）ケミカルイメージング、Agilent 4300 ハンドヘルド FTIR 分光光度計、

アジレント独自の空間オフセットおよび透過型ラマン技術などの分光分析システムは、業界をリードする革新技術により、多様化するお客様のニーズに応え、より進んだソリューションを提供します。

Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計
業界最先端の蛍光分光分析機器

Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計は性能、柔軟性、革新性に優れており、さまざまな蛍光分光分析アプ

リケーションで一貫した分析結果を得ることができます。Cary Eclipse では、蛍光、リン光、化学発光、生物発光の測定を簡単に切り替えることができます。

アジレント独自のキセノンフラッシュランプ技術により高い感度を実現し、室内光の影響を抑制します。Cary

Eclipse は、光ファイバによるリモートサンプル測定、感光性サンプル固有の漂白保護による生体サンプル分
析、カイネティクス測定の高速データ採取に最適です。

Agilent Cary 630 FTIR
信頼性と使いやすさを実現する革新的 FTIR

Agilent Cary 630 FTIR 分光光度計は柔軟性の高いベンチトップ型 FTIR 機器であり、超小型設計ながら優れた性能と使いやすさを兼ね備えています。シンプルで直感的なワークフローを実現することで、FTIR 分光
光度計によるルーチン分析や最先端の研究において、有意義な答えを提供します。Cary 630 FTIR はモジュール式であるため、固体、液体、粉末、気体の分析において、多様なサンプルに柔軟に対応できます。光学部品が恒久的にアライメントされているため、幅広いアタッチメントを数秒で交換でき、優れた定量情報と定性情報を迅速に得られます。

www.agilent.com/chem/jp

9

注目製品

アジレントのコンパクトなポータブル FTIR

アジレントは、ルーチン試験用の柔軟なハンドヘルド FTIR 分光光度計、フィールドアプリケーション用の堅牢なポータブル

FTIR アナライザなど、幅広い製品をご用意しています。アジレントの機器にはさまざまな減衰全反射（ATR）オプションも用意されているため、あらゆるアプリケーション向けにすぐに簡単に最適化できます。

Agilent 4300 ハンドヘルド FTIR 分光光度計は、エルゴノミクス（人間工学）による軽量性、使いやすさ、堅牢性、柔軟性を兼ね備えたシステムです。約 2 kg と軽量であるため、現場やラボ以外の環境での、モバイルの非破壊試験に最適です。

MicroLab Mobile ソフトウェアを搭載しているため、サンプルインタフェースを変更するだけで、アライメントや調整なしでサンプル間を簡単に切り替えられます。

Agilent 4500/5500 ポータブル FTIR

Agilent 4500 ポータブル FTIR 分光光度計は堅牢性の高いアナライザで、ラボ以外のさまざまな環境における現場での分析に最適です。耐候性の高いハウジングに収納されているため、屋外での使用に最適です。また使いやすく、すぐに高品質な結果が求められるアプリケーションに適しています。ラボ以外の環境で確実に分析できる光学設計、革新的なサンプリン

グインタフェース、目的に適したソフトウェアにより、液体/固体サンプルに関する高品質な分析結果をサンプリング現場で得ることができます。またインストール済みソフトウェアにより、ポリマー同定と法医学分析専用のアナライザも使用できます。

このソフトウェアは ATR ベースの豊富なスペクトルライブラリを備えており、押しボタン方式で操作できるため、使いやすく、ほとんどトレーニングを受けずに迅速に分析結果を得ることができます。

Agilent 5500 コンパクト FTIR 分光光度計は、日々の分析で優れた結果を迅速かつ確実に提供できるように設計された、現場用のアナライザです。優れた光学機器、革新的なサンプリングインタフェース、直感的に操作できるソフトウェアにより、液体/固体サンプルに関する情報を迅速、簡単に得られるようになりました。

Agilent 8700 Laser Direct Infrared ケミカルイメージングシステム
Laser Direct Infrared（LDIR）イメージングは、量子カスケードレーザー（QCL）と高速スキャン光学系によって、高速かつシンプルな分子イメージングを実現します。Agilent 8700 Laser Direct Infrared （LDIR）ケミカルイメージングシステムでは、高度な新しい手法によるケミカルイメージングと赤外スペクトル分析が可能で、マイクロプラスチックの分析に最適です。

8700 LDIR は量子カスケードレーザー（QCL）技術を搭載しており、ユーザーの経験値にかかわらず使用できるように設計されています。また操作がシンプルで高度に自動化されているため、コストや潜在的なエラーを削減でき、分析も簡単です。

10

分光分析用消耗品

注目製品

ラマン分光分析

非破壊的な透過型化学分析を実現する革新的技術

アジレントのラマン分光分析システムは、アジレント独自の空間オフセット型ラマン分光（SORS）と透過型ラマン分光（TRS）を現場で使用します。その用途は、空港の手荷物検査、医薬品の品質管理、現場における危険化学物質の同定など多岐にわたります。

SORS では容器や不透明な介在物越しに化学分析を実施できるため、初期対応者が不審なパッケージの中身を同定できます。また医薬品の品質管理において、未開封パッケージ内の原材料を迅速に同定できます。

TRS では、錠剤やカプセル全体を数秒で非破壊的にスクリーニングできます。このため製薬会社の品質管理や製剤開発において、含量均一性試験や結晶多形分析を迅速に実施できます。

製薬分野向けラマン分析システム

Agilent Vaya ハンドヘルド型ラマン分光装置を使用すると、サンプリングの必要性が低減するため、コストを上げずに原材料同定のスループットを向上させることができます。透明なガラスバイアルから茶色の紙袋まで、幅広い容器に対応する Vaya は、透明な容器越しのクラス最高の同定試験と、不透明な容器越しの革新的なハンドヘルドラマン同定を実現し、可能な限りの短時間で原材料を製造へ引き渡すことができます。

Agilent RapID ラマンシステムでは、医薬品 GMP 品質管理のために原材料を非常に迅速に確認でき、ハイス

ループット試験や全数確認試験を低コストで実施できます。RapID は、SORS 技術を搭載した柔軟性の高い

可搬型のプローブベースのスキャナであり、透明なパッケージでも不透明な色付き容器でも高スループットで
分光分析できます。RapID はこのような独自機能を備えているため、原材料の同定検証を中身に触れずに迅速に実施したい場合に最適です。

Agilent TRS100 ラマン定量医薬品分析システムでは、医薬品の最終製品試験や製剤開発において、錠剤やカプセル全体の含量均一性試験や結晶多形スクリーニングを迅速に実施できます。アジレントの透過型ラマン

分光（TRS）技術は、他の分光分析メソッドよりも導入しやすく、品質管理アプリケーションにおける定量分析のメソッドの開発と展開も簡単です。

www.agilent.com/chem/jp

11

注目製品

ハンドヘルド型ラマン化学物質検出システム

Resolve ハンドヘルドラマンアナライザでは、爆発物、麻薬、毒性工業化学物質、化学兵器、その他の物質を、密閉された不透明な容器越しに迅速に同定できます。包括的なライブラリから物質を同定できます。またハンドヘルド型 SORS 技術により、さまざまな非金属の容器、バリア材、包装材を通して内容物を確実かつ化学的に同定できます。

ラマン航空保安システム

Agilent Cobalt Insight100 および Insight100M システムは、非金属容器の検査において非常に低い誤検出率を誇り、ヨーロッパ各地の空港に幅広く導入されています。Insight100M は、金属を含むあらゆる種類の容器の内容物を検査できます。

Cobalt Insight200M は、アジレントの最新の空港セキュリティ用液体爆発物探知システム（LEDS）です。一般的なあらゆる種類の容器の検査に対応し、他のどの ECAC 認証 LEDS システムよりも低い誤検出率を誇ります。Insight100 シリーズ

より小型・軽量のシステムで、さらに優れた検出性能と誤検出率（FAR）を実現します。Insight200M は、LEDS システム
タイプ B の中で、検査環境に与える影響が最も小さく、検査処理能力が最も高いため、セキュリティチェックでの使用に適しています。

UV-Vis および UV-Vis-NIR 分光光度計
Cary 分光光度計による高度な光学分析

Agilent Cary 分光光度計は、定評のある優れた光学設計と革新技術により、非常に高い性能を実現しています。Cary UVVis（紫外可視）分光光度計は、ルーチン測定にも研究向け測定にも最適であり、液体サンプルと固体サンプルの幅広い

アプリケーションにおいて信頼性の高い測光性能を発揮します。

豊富な種類のアクセサリにより柔軟性が向上しています。このため、固体サンプルの正確な温度測定、透過率と反射率の高度な測定によるルーチン分析が可能です。

12

分光分析用消耗品

注目製品

Agilent Cary 60 UV-Vis
優れた効率性、精度、柔軟性

Agilent Cary 60 UV-Vis 分光光度計は、190 ～ 1,100 nm の波長範囲を 3 秒以内にスキャンできます。光路長の長いキュベットや、固体サンプル透過または反射アクセサリを取り付けられる柔軟な UV-Vis 分光光度計であり、光ファイバプローブを取り付けるとキュベットなしで測定が可能となります。

キセノン光源ランプはウォームアップが不要で、光によるサンプルの劣化が生じません。1 秒間に 80 個のデータポイント

で高速反応を記録できます。Cary 60 は、ルーチン UV-Vis 分光光度計として、または教育ラボでの使用に適しています。

21 CFR Part 11 ソフトウェアツールもオプションで利用できます。

Agilent Cary 3500 UV-Vis
分析の可能性を飛躍的に拡大

Cary 3500 UV-Vis は、ダブルビームのマルチセル分光光度計システムであり、独自の新しい測定能力を備えています。ルー

チン分析にも、分析困難な成分の測定にも対応でき、コンプライアンス環境での高度なデータインテグリティを実現します。

空冷式ペルチェ温度制御により、8 つのキュベット位置で同時に最大 4 種の温度実験が可能です。キセノンフラッシュラン

プ技術は、最高で毎秒 250 ポイントのデータ採取レートによって、カイネティクス分析の正確なモニタリングを実現します。

少量のサンプルでも高い精度と再現性で分析できます。

Agilent Cary 4000/5000/6000/7000 UV-Vis および UV-Vis-NIR
優れた性能、精度、一貫性

Agilent Cary 4000 UV-Vis 分光光度計はハイエンド機器であり、175 ～ 900 nm の範囲で高い測光性能を発揮する強力なリファレンス分光光度計です。このシステムは、最小限のサンプル前処理で固体のバイオテクノロジーサンプルを分析するのに最適です。

Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR 分光光度計は高性能な UV-Vis および NIR 分光光度計であり、測光性能が非常に優れています。PbSmart 検出器と Cary 5000 を組み合わせれば NIR 範囲を 3300 nm まで拡大できるため、材料科学の研究に最適です。

Agilent Cary 6000i UV-Vis-NIR 分光光度計は、近赤外（SWIR）では 800 ～ 1800 nm、UV-Vis では 175 ～ 800 nmの範囲で優れた測光性能を発揮するように調整されています。Cary 6000i は、狭帯域の InGaAs 検出と 600 本/mm の回折格子を備えているため SWIR 感度が高く、材料の特性解析のための分光分析に最適です。

Agilent Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計（UMS）は、固体サンプル測定のあらゆるニーズを満たします。一晩で数百もの UV-Vis-NIR スペクトルを収集することも、光学部品や薄膜の光学特性解析を数分から数時間で行うこともできます。Cary 7000 UMS は、光学、薄膜/コーティング、太陽電池、ガラスなどの研究開発、QA/QC のための、導入と稼働がすぐに可能なソリューションです。

www.agilent.com/chem/jp

13

注目製品

アジレント分光分析用消耗品ポートフォリオ
アジレントのホローカソードランプ

アジレントの元素識別機能なしのホローカソードランプの特長は経済的な運用と高性能であり、アジレントのすべての AA

システムと他社製のほとんどの AA システムに対応しています*。ISO 9001 認証を取得した環境で、実証済みの加工手順に従って製造されており、最適な純度と動作安定性、長寿命を実現しています。

17 ページまたは www.agilent.com/chem/aalamps をご覧ください*パーキンエルマー製システムには対応していません。すべてのパーキンエルマー製 AA システムに適したアジレントのホローカソードランプについては、www.agilent.com/chem/pelamps をご覧ください

OneNeb シリーズ 2 不活性ネブライザ、ICP-OES および MP-AES 用

OneNeb シリーズ 2 ネブライザは不活性で高効率な汎用ネブライザで、破損の危険性もほとんどありません。高溶解固形分に対する耐性が高く、ICP-OES と MP-AES で測定されるほとんどのサンプルマトリックス（強酸、HF 消化物、有機溶媒など）に対しても耐性があります。従来のガラス製同軸ネブライザの代わりに使用でき、ほとんどの標準的なサイクロニック

スプレーチャンバに対応しています。

ICP-OES については、53 ページまたは www.agilent.com/chem/oneneb2 をご覧ください

MP-AES については、106 ページまたは www.agilent.com/chem/oneneb2mp-aes をご覧ください

ICP-OES フルデマンタブルトーチ

アジレントの 5000 シリーズ ICP-OES 用フルデマンタブルトーチは、インジェクタ部分が着脱可能であるため、トーチのメンテナンスが簡単で、すぐに切り替えることができます。シンプルな設計であるため、インジェクタを取り外してクリーニング

したり、アプリケーションの切り替え時にインジェクタを切り替えたりすることも容易です。機器からトーチを抜き取らずに、
インジェクタの取り外しや交換ができます。このため、日常のメンテナンスが簡単です。フルデマンタブルトーチはすべてのAgilent 5100/5110 および 5800/5900 ICP-OES 機器に対応しており、さまざまなサイズと素材のインジェクタで使用できるため、あらゆるアプリケーションに使用できます。

42 ページまたは次のウェブサイトを参照してください。 ICP-OES 用トーチ

14

分光分析用消耗品

注目製品

ICP-OES 不活性スプレーチャンバ、HF 消化物、高 TDS、および磨耗金属サンプル用

アジレントの不活性スプレーチャンバの特長は、定期的な塗り直しが不要な、耐久性に優れたサンドブラスト内部コーティ

ングです。また内部バッフルが着脱可能であるため、シングルパス運用で高い感度を実現できます。OneNeb シリーズ 2 ネ

ブライザおよび Easy-fit 不活性フルデマンタブルトーチと組み合わせれば、強酸、フッ化水素（HF）酸消化物、総溶解固形分（TDS）濃度の高いサンプル、または摩耗金属（使用済みオイル）などの大きい粒子に適した不活性サンプル導入シ

ステムになります。不活性スプレーチャンバは Agilent 5100/5110、5800/5900 ICP-OES、4200/4210 MP-AES のすべての機器に対応し、初期モデルの ICP-OES 機器でも使用可能です（アダプタを使用）。

48 ページまたは ICP-OES スプレーチャンバおよび関連消耗品 をご覧ください

性能と再現性の向上に役立つ ICP-MS インタフェースコーン

ICP-MS が最適な性能を発揮できるかどうかは、インタフェースコーンのサイズ、形状、状態に大きく依存します。アジレン

ト純正コーンは、低バックグラウンドの質量範囲全般で優 れた感度を発揮できます。他社製のコーンを使用すると、短期/長期的な安定性が低下する可能性もあります。具体的には、機器ドリフトが発生したり QC エラーのリスクが高まったりします。Agilent ICP-MS システム用に設計されて十分なテストを受け、実際のアプリケーションで十分な感度と安定性を発揮できるのは、アジレント純正コーンです。アジレントのコーンなら、使いやすさを実感でき、コスト削減にもつながります。

78 ページ、79 ページ、または ICP-MS コーン をご覧ください。

ニッケルめっきコーンにより長寿命を実現して
メンテナンスの手間を軽減

アジレントのニッケルめっきの白金チップ/ニッケルチップサンプラコーンは、製品寿命の短縮の原因となる銅ベースの腐食が少なく、メンテナンスの手間が省けます。ベースの腐食が少なければ、水を使った超音波洗浄だけの 1 ステップクリーニン

グで済むため、コーンの使用をすぐに再開できます。10 % の王水マトリックスを使用する場合、Ni メッキコーンの寿命は Pt

チップの銅 ベースコーンの 2 倍です。ニッケルめっきコーンは Agilent 7700/7800/7900 シングル四重極と 8800/8900

トリプル四重極の全モデルに対応しており、食品、環境、および強酸マトリックスを使用するその他のアプリケーションに推奨されます。

78 ページ、80 ページ、または www.agilent.com/chem/nickel-plated-cones をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

15

注目製品

Agilent Easy-fit チューブで ICP-MS ポンプの性能を維持
Agilent Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブは最小限の最適な長さで製造されているため、チューブのトリミングとフィッティングが不要ですフレアエンドより、キャピラリチューブやコネクタを簡単に挿入できます。Easy-fit チューブは浸出

金属が少なく、バックグラウンドノイズを最小限に抑えられます。PVC では水溶性サンプルのルーチン分析に、PVC 溶媒

フレキシブル （Solvaflex）では有機溶媒への対応に使用できます。また王水マトリックスやその他の強酸マトリックスでも長期間使用できます。

70 ページまたは www.agilent.com/chem/icpms-pumptubing をご覧ください

Easy-fit x-レンズで ICP-MS 性能を簡単に回復

Easy-fit x-レンズなら、定期的なクリーニングや研磨、イオンレンズの組み立てが不要です。一体型のデザインのため、修理サービスを依頼しなくても誰でも簡単に取り付けることができ、ICP-MS の性能を簡単に最高レベルに回復できます。

82 ページまたは www.agilent.com/chem/icpms-xlens をご覧ください16

分光分析用消耗品

原子吸光用消耗品

原子吸光用消耗品

ホローカソードランプ

ホローカソードランプは、
原子吸光（AA）機器のスペクトル線光源として使用できます。AAS ランプは、ホロー

カソード効果を利用して、分析対象元素の波長で光を生成します。選択する発光線は、波長が重ならず、低ノイズで強度が高いものでなければなりません。通常、ランプは元素ごとに必要ですが、多元素ランプなら複数の元素を同じランプで測定できます。

アジレントは、さまざまな種類の単元素ランプ、多元素ランプを取り揃えています。アジレントの元素識別機能

無ホローカソードランプは、大手メーカーの AA 機器のほとんどで使用できます（ただし、島津製作所の自己反転補正機能を搭載した機器、およびパーキンエルマー製機器を除きます。アジレントは、すべてのパーキン

エルマー製 AA システムに対応する元素識別機能付 50 mm 径ランプも幅広くご用意しています）。アジレン

トは独自の元素識別機能を備えた幅広い種類の元素識別機能付ランプを取り揃えており、Agilent AAS シス
テムでは分析に必要なランプを自動的に識別できます。このため、同じ AAS システムで複数のランプを使用する場合でも、運用が容易でオペレータによるエラーを回避できます。

さらに高度な性能を実現するために、アジレントは、従来の AA 測定用ランプに代わる、高輝度、高放電のUltrAA ホローカソードランプも幅広く提供しています。アジレントの UltrAA ランプは、高い性能が求められる条件の厳しい AA アプリケーションで、検出下限を改善します。これらの高輝度 AAS ランプ内では、高放電により発光強度を高めています。このため、特に分析困難な GFAAS アプリケーションにおいて、感度を上げて検出下限を下げることができます。昇圧電流は固定されるため、手動での最適化が不要で非常に使いやすくなっています。

ヒントとツール
フレームおよびグラファイトファーネス AAS 関連 の 課題 の 解決 には、注目 のイノベーション、
アプリケーション、ビデオ、オンデマンドウェビナー、メンテナンスのヒントが役立ちます。ラボの性能向上とサンプル分析結果の改善にご利用ください。

Agilent AAS 技術情報 をブックマーク登録しておけば、 いつでも必要 な情報 にアクセスでき、

ダウンタイムを最小限に減らして優れた分析結果を得ることができます。

詳しくはこちら：www.agilent.com/chem/aas-resource

www.agilent.com/chem/jp17

原子吸光用消耗品

一貫した性能による包括的な品質管理

アジレントのランプは、ISO 9001 認証を受けた環境で、最高純度のカソード材料を用いて製造されているため、長寿命、運用コストの削減、高性能を実現できます。シャープなスペクトル、長い処理サイクル、独自のランプコンディショニング手順により、最小限のウォームアップ時間で安定的に運用できます。

アジレントの工場での調整とテストにより、通常で 5,000 mA/時間（5 mA で 1,000 時間）を超える長い

ランプ寿命を実現しているため、経済的な運用が可能です。

一貫性のある性能チェックが実施されます。ランプは出荷前に 1 つ 1 つ分析的に試験され、強度やノイズ、安定性がアジレントの標準に適合していることが確認されます。これらの検査により、常に最適な S/N 比と安定した性能を発揮する高品質のランプをお届けしています。

H.C.L ドリフト試験
Abs
121

81

84 min0

この図は、1 時間 24 分にわたるランプの発光強度の変化を示しています。アジレントのホローカソードランプの優 れた安定性と低ドリフトが示されています（適切なウォームアップ期間の後）。

18

分光分析用消耗品

原子吸光用消耗品

元素識別機能付単元素ランプ–––

高性能 - 高純度なカソード材料を使って製造

使いやすさ - 元素識別機能によるランプの自動認識によりエラーを回避

安定性 - 長い処理時間により、ウォームアップ時間の短縮とランプの安定性を実現

元素識別機能付単元素ランプ
元素

アルミニウム – Al
アンチモン – Sb

ヒ素 – As

バリウム – Ba

ベリリウム - Be

ビスマス – Bi
ホウ素 – B

カドミウム – Cd
カルシウム - Ca

クロム – Crコバルト – Co

銅 – Cu金 – Au

ハフニウム – Hf
イリジウム – Ir

鉄 – Fe鉛 – Pbリチウム – Li

マグネシウム – Mg
マンガン – Mn

水銀 – Hg

モリブデン – Mo

部品番号5610100100
5610100200
5610100300
5610100400
5610100500
5610100600
5610100700
5610100800
5610101000
5610101200
5610101300
5610101400
5610102100
5610102200
5610102600
5610102700
5610102900
5610103000
5610103200
5610103300
5610103400
5610103500

元素識別機能付単元素ランプ
元素

ネオジム – Nd

ニッケル – Ni
ニオブ – Nb

パラジウム – Pd

リン – P

白金 – Pt

カリウム – K

レニウム – Re

ロジウム – Rh
セレン – Se

ケイ素 – Si銀 – Agナトリウム – Na

ストロンチウム – Sr
タンタル – Ta
テルル – Te

タリウム – Tl

スズ – Sn

チタン – Ti

バナジウム – V

亜鉛 – Zn

ジルコニウム – Zr

元素識別機能付単元素ランプ、Fe、

5610102700

部品番号

5610103600
5610103700
5610103800
5610104000
5610107700
5610104100
5610104200
5610104400
5610104500
5610105000
5610105100
5610105200
5610105300
5610105400
5610105500
5610105600
5610105800
5610106100
5610106200
5610106500
5610106800
5610106900

www.agilent.com/chem/jp19

原子吸光用消耗品

元素識別機能無単元素ランプ
元素識別機能がないランプは経済的–オクタルベースコネクタ付きのすべてのアジレント機器および AAS 機器に対応–

アジレントの元素識別機能付単元素ランプと同等の優れた性能を実現–
元素識別機能無単元素ランプ、Pb、

5610124800

元素識別機能無単元素ランプ

元素識別機能無単元素ランプ

アルミニウム – Al

ネオジム – Nd

元素

アンチモン – Sb

ヒ素 – As

バリウム – Ba

ベリリウム - Be

ビスマス – Bi
ホウ素 – B

カドミウム – Cd
セシウム – Cs

カルシウム - Ca

クロム – Crコバルト – Co

銅 – Cuユーロピウム – Eu
ガドリニウム – Gd

部品番号5610122000
5610122100
5610122200
5610122300
5610122400
5610122500
5610122600
5610122700
5610122800
5610122900
5610123100
5610123200
5610123300
5610123600
5610123700

元素

ニッケル – Ni
ニオブ – Nb

パラジウム – Pd

リン – P

白金 – Pt

カリウム – K

レニウム – Re

ロジウム – Rh

ルビジウム – Rb
ルテニウム – Ru

サマリウム – Sm

スカンジウム – Sc
セレン – Se

ケイ素 – Si

部品番号

5610125500
5610125600
5610125700
5610125900
5610126000
5610126100
5610126200
5610126400
5610126500
5610126600
5610126700
5610126800
5610126900
5610127000
5610127100（続く）

ヒントとツール
アジレントは、すべてのパーキンエルマー製 AA システムに対応する元素識別機能付 50 mm 径ホローカソード

ランプも幅広くご用意しています。経済的な運用と、パーキンエルマーの純正ルミナ（Lumina）ランプと同等の性能を実現します。

各元素に適したランプの選択については、次のウェブサイトを参照してください。

www.agilent.com/chem/pelamps20

分光分析用消耗品

原子吸光用消耗品

元素識別機能無単元素ランプ
元素

ガリウム – Ga

ゲルマニウム – Ge

金 – Au

ハフニウム – Hf
インジウム – In
イリジウム – Ir

鉄 – Feランタン – La

鉛 – Pbリチウム – Li

マグネシウム – Mg
マンガン – Mn

水銀 – Hg

モリブデン – Mo

部品番号5610123800
5610123900
5610124000
5610124100
5610124400
5610124500
5610124600
5610124700
5610124800
5610124900
5610125100
5610125200
5610125300

元素識別機能無単元素ランプ
元素

銀 – Agナトリウム – Na

ストロンチウム – Sr
タンタル – Ta
テルル – Te

タリウム – Tl

スズ – Sn

チタン – Ti

タングステン – W
バナジウム – V

イットリウム – Y

亜鉛 – Zn

ジルコニウム – Zr

部品番号5610127200
5610127300
5610127400
5610127500
5610127600
5610127800
5610128100
5610128200
5610128300
5610128500
5610128700
5610128800
5610128900

5610125400

www.agilent.com/chem/jp21

原子吸光用消耗品

利便性の高い多元素ランプ–––

元素切り替え時にランプのウォームアップが不要なため、作業時間の短縮が可能
単元素ランプと同等の優れた性能を発揮

第一共鳴線がチェックされ、スペクトル干渉を回避および最小化

元素識別機能付多元素ランプ – 自動的にランプを識別できるコード化によりエラーを回避
元素

元素識別機能付多元素ランプ、

Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni、5610107600

アルミニウム/カルシウム/マグネシウム – Al/Ca/Mg
カルシウム/マグネシウム – Ca/Mg

コバルト/クロム/銅/鉄/マンガン/ニッケル – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

銅/鉄/マンガン/亜鉛 – Cu/Fe/Mn/Zn
銅/鉄/ケイ素/亜鉛 – Cu/Fe/Si/Zn
銅/亜鉛 – Cu/Zn

銀/カドミウム/鉛/亜鉛 – Ag/Cd/Pb/Zn

銀/クロム/銅/鉄/ニッケル – Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

元素識別機能無多元素ランプ、

Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni、5610129200

ナトリウム/カリウム – Na/K

元素識別機能無多元素ランプ – 経済的で高い汎用性
元素

カルシウム/マグネシウム – Ca/Mg

コバルト/クロム/銅/鉄/マンガン/ニッケル – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

銅/亜鉛 – Cu/Zn

ナトリウム/カリウム – Na/K

22

分光分析用消耗品

部品番号5610108800
5610107100
5610107600
5610109600
5610109700
5610119200
5610108700
5610109500
5610107000

部品番号5610129100
5610129200
5610129300
5610129000

原子吸光用消耗品

高輝度 UltrAA 元素識別機能付単元素ランプ–––

通常のホローカソードランプよりも 3 ～ 5 倍の発光量（高輝度）

発光プロファイルがシャープであるため、感度が最大 40 % 向上し、検出下限も向上
元素識別機能によるランプの自動認識によりエラーを回避

UltrAA ランプは高輝度、高放射量のホローカソードランプです。標準のランプ電流を使用しますが、ランプ内の放電を増やして発光強度を高めます。昇圧電流は 2 次制御モジュールから供給されます（装置に内蔵または外部モジュールから生成）。

UltrAA ランプは最高純度の陰極材料で製造されており、すべてのランプの性能と信頼性を保証するために QA/QC テストが実施されています。これらのランプは、自動的に識別できるようにコード化されているため （55 AA、SpectrAA-50/55、SpectrAA-5 モデルを除く）、ランプ位置を再プログラミングする際のエラーを防ぐことができます。

高輝度 UltrAA 元素識別機能付単元素ランプ

561018100

元素

部品番号

ヒ素 – As

5610108100

アンチモン – Sb
ビスマス – Bi
ホウ素 – Bコバルト – Co

銅 – Cuゲルマニウム – Ge

金 – Au鉄 – Fe鉛 – Pbマンガン – Mn
ニッケル – Ni

パラジウム – Pd

白金 – Pt

セレン – Se

ケイ素 – Si

テルル – Te

タリウム – Tl

スズ – Sn高輝度 UltrAA ランプ、As、

5610108000

5610134200
5610135700
5610134100
5610109100
5610134300
5610109000
5610108600
5610108200
5610133700
5610108500
5610135800
5610135900
5610108300
5610133400
5610134000
5610108400
5610133900

www.agilent.com/chem/jp23

原子吸光用消耗品

高輝度 UltrAA 多元素ランプ––
高輝度 UltrAA ランプ、Ag/Cd/Pb/Zn、–

1 本のランプで多元素測定が可能

次に測定する元素のランプのウォームアップが不要で、測定時間を短縮

UltrAA 元素識別機能付単元素ランプと同じ優れた性能を発揮

5610108900

高輝度 UltrAA 元素識別機能付多元素ランプ
元素

アルミニウム/カルシウム/マグネシウム – Al/Ca/Mg

コバルト/クロム/銅/鉄/マンガン/ニッケル – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni
コバルト/モリブデン/鉛/亜鉛 – Co/Mo/Pb/Zn

銅/鉄/マンガン/亜鉛 – Cu/Fe/Mn/Zn
銅/鉄/ケイ素/亜鉛 – Cu/Fe/Si/Zn
銅/亜鉛 – Cu/Zn

銀/カドミウム/鉛/亜鉛 – Ag/Cd/Pb/Zn

銀/クロム/銅/鉄/ニッケル – Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

高輝度 UltrAA 元素識別機能無多元素ランプ
元素

ヒ素/銅/鉄 – As/Cu/Fe

高輝度 UltrAA ランプ、As/Cu/Fe、

5610135300

24

分光分析用消耗品

ニッケル/セレン – Ni/Se

部品番号5610133600
5610134500
5610135200
5610135000
5610135100
5610134600
5610108900
5610134900

部品番号5610135300
5610135400

原子吸光用消耗品

バックグラウンド補正ランプ

重水素バックグラウンド補正ランプは、可能な限り最も広い吸光度範囲で正確かつ高速な補正を行い、寿命を最大にする

ために品質管理されています。

AA 機器用重水素ランプ、
G8431-80000

バックグラウンド補正ランプ

説明

部品番号

バックグラウンド補正用重水素ランプ

G8431-80000

ACT 80 フレーム用コンセントレータチューブ

ACT 80 フレーム用コンセントレータチューブは、空気/アセチレンフレーム中に配置されている石英管で、通常のフレーム
原子吸光と比べて感度が 2 ～ 3 倍向上します。検出下限も向上します。このシステムのメリットは次のとおりです。
シンプルでコスト効率に優れ、微量分析に適している–

空気/アセチレンフレームを使用して測定した元素に対し、2 ～ 3 倍の感度を発揮–

検出限界が最大で 3 倍に向上–

通常のフレームを使用した分析と同じくらい高速で、手動および自動サンプリングに対応–

空気/アセチレンバーナーでの使用に最適で、Agilent フレーム AA 機器と互換性がある–

ACT 80 フレーム用コンセントレータチューブ
説明

ACT 80 フレーム用コンセントレータチューブ、Mark 7 空気/アセチレンバーナー用

スペア石英製原子化セル、ACT 80 用

数量

部品番号

110656800
10 個

9910054400

石英製原子化セル、

ACT 80 用、9910054400Q

ヒントとツール
重水素バックグラウンド補正は 185 ～約 430 nm の範囲内でのみ使用できます。これ以上の波長では、ランプから使用可能な出力は得られません。

www.agilent.com/chem/jp25

原子吸光用消耗品

Mark 7 フレーム原子化システム
–
–

–
–

使いやすいツイストおよびロックアセンブリでクリーニングと日常のメンテナンスが簡単

調節可能 なインパクトビーズを使用して性能 をチューニングする
機能、精度を向上させるミキシングパドルの使用など、性能向上の7

ための柔軟な操作が可能

不活性構造であるため、水溶液および有機溶媒での使用にも適用
可能

耐有機溶媒 O-リングを使用して、有機物の分析に対応

2
23

11
18

22

1

Mark 7 スプレーチャンバアセンブリ一式、110634490（オプションの Mark 7 空気/アセチレンバーナー（番号 2）、別途注文）

13

14

12

15

20

24

26

8

25

10 25

3

4
Mark 7 スプレーチャンバからネブライザブロックへの分解立体図

6

21

16

5

17
9

26

分光分析用消耗品

原子吸光用消耗品

Mark 7 スプレーチャンバ
品名説明Mark 7 スプレーチャンバアセンブリ一式、水溶液用、水溶液で使用（標準の O-リング）

Mark 7 スプレーチャンバアセンブリ一式、有機溶媒用、有機溶媒で使用（有機溶媒耐性の O-リング）

1

ミキシングパドル、フッ素処理

ミキシングパドル、フッ素処理、5 個

2Mark 7 空気/アセチレンバーナー

7

スプレーチャンバ本体、フッ素処理

Mark 7 亜酸化窒素/アセチレンバーナー

11
11
11

スプレーチャンババング、フッ素処理

O-リングスプレーチャンババング、ニトリル、水溶液用
O-リングスプレーチャンババング、有機溶媒用

部品番号110634490

5110637000
9910093600
210164000
210164100
6210092090
1610118800
6910012100
6910015200
9910105800

22

O-リングスプレーチャンバ、ニトリル

6910037000

23
23

O-リングスプレーチャンバ、有機溶媒用

O-リングバーナーベース、ニトリル、水溶液用
O-リングバーナーベース、有機溶媒用

3
4

キット、フッ素処理済みリキッドトラップ、マグネット付のフロート

22

品名110866890

18とドレインチューブ

Mark 7 スプレーチャンバ用ネブライザコンポーネント

6910036800
6910010500
6910013100

6
8
9
10
12
13
14
15
16
17

説明

スプレーチャンバ用ネジ

部品番号1510226600

ネブライザブロック、フッ素処理（ネブライザおよびスプレーチャ

9910093100

クランプビーズアジャスタ

810133400

ンバ用ネジを除く）

スクリュービーズアジャスタ

1510225000

ネブライザキャピラリガイド

810134400

キット、フッ素処理済みリキッドトラップ、マグネット付のフロート

9910105800

ベンチュリネブライザ、PEEK

1610117390とドレインチューブ

クランプブッシュガイド

810134300

スクリューネブライザキャピラリアジャスタ、1 個

ネブライザアジャスタ M12 x 0.5 用ロックナット、1 個
ベアリングブッシュネブライザ

1510226800
1510226700
310046600

ロックネジ M8、ビーズアジャスタ、1 個

1510226000

インパクトビーズ固定ネジ M6 x 6LG、1 個

1510226500

18キット、フッ素処理済みリキッドトラップ、マグネット付のフロート

9910105800

20

ネブライザスプリング

4610017400

21
21
24
25
25
26

とドレインチューブ

O-リングスクリュービーズアジャスタ、ニトリル用

O-リングスクリュービーズアジャスタ、有機溶媒用

6910000100
6910036900

O-リング、内径 1/32 インチ x 外径 3/32 インチ x 1/32 インチ、

6910009700

O-リング、内径 3/16 インチ x 外径 5/16 インチ x 1/16 インチ、

6910009800

O-リング、内径 3/16 インチ x 外径 5/16 インチ x 1/16 インチ、

6910013600

ネブライザキャピラリキット

9910093000

ニトリル用
ニトリル用

有機溶媒用

キャピラリアセンブリ、キャピラリガイド、ネブライザスプリング、
ネブライザクリーニングワイヤ、高真空キャピラリチューブ、標準

キャピラリチューブを含む

ガラス製インパクトビーズ、5 個

ヒントとツール
スプレーチャンバ 用 の 対応する O- リング、 ガラス製インパクトビーズ、
ネブライザスプリングはスペアをご用意ください。日常のメンテナンス時に、

O- リングに摩耗や破損が見られる場合、またガラス製インパクトビーズのビーズ表面に摩耗やくぼみが見られる場合は交換してください。

9910025700

PTFE インパクトビーズ、HF 消化物で使用、5 個Mark 7 O-リングキット、水溶液用

9910053300
9910093400

Mark 7 O-リングキット、有機溶媒用

9910093500

水溶液用ドレインチューブ、1 m 単位、2 m の長さが必要

3710009200

有機溶媒用ドレインチューブ、ニトリルゴム、1 m 単位、2 m の3710011700

ベンチュリ交換ツール

7210027700

長さが必要

ネブライザキャピラリ交換ツール

Mark V、VI、および 7 スプレーチャンバ用

7210027600
9910049800

www.agilent.com/chem/jp27

原子吸光用消耗品

Mark 7 フレーム原子化システムキット

フレーム原子吸光分光光度計システムと Agilent Mark 7 スプレーチャンバの使用に必要な標準消耗品です。

Mark 7 フレーム原子化システムキット
説明フレーム AA 用 Mark 7 原子化
システムキット、190034100

Mark 7 用消耗品キット

キット数量

数量

部品番号

190034100

キット内容

ベンチュリネブライザ、PEEK

ネブライザキャピラリキット

1

1

1610117390

19910093000

ネブライザブロック、フッ素処理（ネブライザおよびスプレーチャンバ用ネジを除く） 1

9910093100

キャピラリアセンブリ、キャピラリガイド、ネブライザスプリング、ネブライザ

クリーニングワイヤ、高真空キャピラリチューブ、標準キャピラリチューブを含む
ガラス製インパクトビーズ

標準キャピラリチューブ、3 m

Mark 7 O-リングキット、水溶液用ミキシングパドル、フッ素処理

バーナークリーニング + アライメントカード

1

5個

1
1
1
1

9910025700
9910024800

1個
5個

100 個

9910093400
9910093600
9910053900

バーナー

Agilent Mark 7 バーナーは、塩と炭素の堆積に対する耐性が向上しており、フレームの安定性が高くなっています。つまり
長期間分析できるため、生産性が向上します。Mark 7 バーナーは、現行のすべての Agilent フレーム AA 装置および旧モデルの SpectrAA シリーズ装置に対応しており、Mark V、VI、および 7 スプレーチャンバで使用できます。

Mark 7 空気/アセチレンバーナー、
210164000

バーナー

説明

Mark 7 空気/アセチレンバーナー

Mark 7 亜酸化窒素/アセチレンバーナー

バーナークリーニング + アライメントカード、100 枚

Mark 7 亜酸化窒素/アセチレンバーナー、
210164100

28

分光分析用消耗品

部品番号210164000
210164100
9910053900

原子吸光用消耗品

ネブライザおよびネブライザメンテナンス

説明

ネブライザキャピラリキット

標準キャピラリチューブ、

キット内容

キャピラリアセンブリ、キャピラリガイド、ネブライザ

スプリング、ネブライザクリーニングワイヤ、高真空
キャピラリチューブ、標準キャピラリチューブを含む

使用対象

Mark 7 スプレーチャンバ

高真空キャピラリチューブ、3個

9910024800

Mark V、VI、および 7 スプレー

9910044000

Mark V、VI、および 7 スプレー

9910024700

バレルネブライザ

9910035200

チャンバ

ネブライザクリーニングワイ

9910093000

Mark V、VI、および 7 スプレー

チャンバ

3m

部品番号

ヤ、3 本 x 0.3 m

チャンバ

バレルネブライザ、高真空Mark V および VI スプレー

9910043700

Mark V および VI スプレー

9910024400

Mark V および VI スプレー

9910024500

ネブライザ O-リングキット

ベンチュリスペアキット、

PEEK

Pt/Ir キャピラリスペアキット

PEEK ベンチュリ、O-リング、ネブライザスプリング、

チャンバ

ネブライザツール、説明書を含む

チャンバ

スプリング、ネブライザツール、ネブライザクリーニング

チャンバ

キャピラリアセンブリ、キャピラリガイド、ネブライザ

ワイヤ、高真空キャピラリチューブ、標準キャピラリ

キャピラリスペアキット、9910093000

標準キャピラリチューブ、9910024800

チューブを含む

インパクトビーズ
説明

ガラス製インパクトビーズ、5 個

PTFE インパクトビーズ、HF 消化物で使用、5 個

使用対象Mark V、VI、および 7 スプレーチャンバ
Mark V、VI、および 7 スプレーチャンバ

数量

5個
5個

部品番号

9910025700
9910053300

高真空キャピラリチューブ、9910044000

ガラス製インパクトビーズ、
9910025700

PTFE 製インパクトビーズ、9910053300

ヒントとツール
ガラス製インパクトビーズを交換する際には、取り付け前に調整ネジが時計回りいっぱいまで回っていることをネブライザクリーニングワイヤ、9910024700

確認します。これでビーズの破損を防ぐことができます。 ロックネジを締め付けます。

www.agilent.com/chem/jp29

原子吸光用消耗品

SIPS 10/20 用消耗品

サンプル導入ポンプシステム（SIPS）は、フレーム原子吸光分析用の革新的なサンプル導入および希釈システムです。複数の標準溶液を手動で調製する必要がなく、オーバーレンジサンプルのオンライン希釈も迅速かつ正確に行うことができます。

SIPS 10/20 用消耗品キット
説明

SIPS 10/20 用消耗品キット

キット内容

希釈用容器 x 2、
500 mL（110533590）。1 L 希釈用容器（6610014600）。 190025400

SIPS 20 用 SIPS 3 ウェイ T ピースアセンブリ（110585790）。SIPS ポンプ

チューブ、6 個（9910075900）。SIPS チューブキット（9910076100）

フレーム AA 用 SIPS 20

および SIPS ポンプバンド、10 個（9910077600）を含む

サンプル導入ポンプシステム

SIPS10/20 メンテナンス消耗品
SIPS 10/20 ポンプチューブ、
9910075900

部品番号

説明

ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/オレンジ、6 本

SIPS 10/20 用チューブキット（希釈用容器と T ピースを接続）
希釈用容器、四角形、1 L

希釈用容器、四角形、500 mL
ポンプバンド、10 個

SIPS 10 2 ウェイ T ピースアセンブリ
SIPS 20 3 ウェイ T ピースアセンブリ

部品番号9910075900
9910076100
110766690
110533590
9910077600
110651090
110585790

希釈用容器、四角形、110533590

ヒントとツール

ポンプバンド、9910077600

SIPS 20 3 ウェイ T ピースアセンブリ、
110585790

30

分光分析用消耗品

バーナーのクリーニングには、バーナークリーニングストリップと液体金属研磨剤を使用してスロット内部を磨きます。次に、バーナースロットの外側を、きれいな布でクリーニングします。その後、洗剤溶液で数分間超音波

洗浄し、すすいで乾かします。再度取り付けて点火する前に、バーナーが乾いていることを確認します。

原子吸光用消耗品

VGA 77 用消耗品

Agilent VGA 77 水素化物発生アクセサリ（VGA 77）は、水素化物元素の µg/L レベルでの測定に最適です。

分析用消耗品キット
説明

キット内容

VGA 77 用消耗品キット

チューブおよびコネクタ x 2（9910061900）、ポンプチューブ x 2 パック、

黒/黒、12 個（3710027200）、ポンプチューブ x 2 パック、紫/黒、12 個

部品番号

VGA 77

190025200（3710027300）、ポンプベッドキット（9910050700）、気液分離管（9910071100）、水銀フロースルーセル（9910040700）、T 字型吸収セル

x 2 箱（9910040000）、スペア配管モジュール（9910062100）を含む水素化物モジュール*
説明

部品番号

AA 用水素化物モジュール VGA 77

9910062100

ICP-OES 用水素化物モジュール VGA 77P

9910062200*クロスコンタミネーションを避けるため、Hg の測定には別途専用の水素化物モジュールをご使用ください。

AA 用水素化物モジュール VGA 77、9910062100

吸収セル
説明

使用対象

部品番号

VGA 76/77

9910040700

VGA 76/77

9910040000

使用対象

部品番号

ペリスタルティックポンプチューブ、試薬用、VGA 76/77

3710027200

ペリスタルティックポンプチューブ、サンプ

VGA 76/77

3710027300

AA 用 VGA 77

9910061900

水銀吸収フロースルーセル、単一セル

T 字型吸収セル、石英、2 個

チューブ
説明

キット内容

黒/黒タブ、12 本

ル用、紫/黒タブ、12 本

チューブとコネクタキット

ペリスタルティックポンプチューブ（サンプル用 x 1、

サンプルおよび試薬用インレットチューブ
試薬用 x 2）、

水銀吸収フロースルーセル、9910040700

T 字型吸収セル、石英、9910040000（0.4 m x 3）、コネクタ、耐酸性接続チューブ、気液分離管へのガスインレットチューブ、反応コイル、気液分離管を固定するための O-リングストラップを含む（続く）

チューブとコネクタキット、9910061900

www.agilent.com/chem/jp31

原子吸光用消耗品

チューブ
説明

チューブとコネクタキット

使用対象

部品番号

ペリスタルティックポンプチューブ（サンプル用 x 2、

ICP 用 VGA 77

9910061800

VGA 76/77

3710009200

VGA 76/77

3710026390

VGA 769910039900

サンプルおよび試薬用インレットチューブ
試薬用 x 2）、（0.4 m x 3）、コネクタ、耐酸性接続チューブ、気液分離管へのガスインレットチューブ、反応コイル、気液

トランスファーチューブ、VGA 76/77、3710026390

キット内容

分離管を固定するための O-リングストラップを含む水溶液用ドレインチューブ、1 m 単位、

2 m の長さが必要

トランスファーチューブ

気液分離管と吸収セルのコネクタチューブ

ペリスタルティックポンプチューブ（サンプル用 x 1、

チューブとコネクタキット

試薬用 x 2）
、サンプルおよび試薬用インレットチューブ（0.4 m x 3）
、コネクタ、耐酸性接続チューブ、気液分

ポンプチューブベッドキット、離管へのガスインレットチューブ、反応コイルを含む

9910050700

その他の VGA 76/77 用消耗品
説明

試薬ベッセル、キャップ、高密度ポリエチレン、角型、500 mL

AAS 用気液分離管、9910071100

ポンプチューブベッドキット

Mark 7 バーナー用 VGA セルホルダ

110654990

Mark VI バーナー用 VGA セルホルダ

110375990

700 シリーズ ICP-OES に装着するための VGA 77 ブラケット

700 シリーズ ICP-OES に固定するための VGA77 ブラケットのスペアネジ（4 個必要）

9910062000

VGA 76/77 操作用試薬
説明

説明

気液分離管

分光分析用消耗品

410427590
1510267900

8210029100

使用対象

AA 用 VGA 77

ICP 用 VGA 77
AA 用 VGA 76

326910018900

部品番号

水素化ホウ素ナトリウム、500 g

気液分離管6610011600
9910050700

気液分離管を固定するための O-リングストラップ

ICP-OES 用気液分離管、

部品番号

部品番号

9910071100
9910062000
9910040200

原子吸光用消耗品

グラファイトファーネスの部品と消耗品

これらのキットを予備として常備しておくことで、メンテナンスにも迅速に対応することができます。

GTA120 ファーネスシステム用キット
説明

GTA 120 重水素ファーネス用消耗品キット

キット内容

GTA 120 用

グラファイト電極

GTA 120 重水素用グラファイトシュラウド

オメガプラットフォームチューブ、パイロコート
シリンジ、100 µL

キャピラリアセンブリ

プラスチック製ビーカー、低密度ポリエチレン、10 mL

オートサンプラバイアル、2.0 mL、円錐型、ポリエチレン

部品番号190067900
キット数量

2

数量

2個

1
5
1
1
1
1

部品番号

280Z ゼーマングラファイトファーネス
原子吸光分光光度計

6310003400

6310003100
10 個
1個
5個
5個

1,000 個6310003700
4710003200
9910115100
9910115600
9910028200
GTA 120 重水素ファーネス用消耗品キット、
190067900

GTA120 ゼーマンファーネスシステム用キット
説明

GTA120 ゼーマンファーネス用消耗品キット

キット内容

GTA 120 ゼーマン用グラファイト電極

GTA 120 ゼーマン用グラファイトシュラウド

オメガプラットフォームチューブ、パイロコート
シリンジ、100 µL

キャピラリアセンブリ

プラスチック製ビーカー、低密度ポリエチレン、10 mL
オートサンプラカップ、円錐型、ポリエチレン、2.0 mL

部品番号190068000
キット数量

2

数量

2個

1
5
1
1
1
1

部品番号

6310003500
6310003600

10 個
1個
5個
5個

1,000 個6310003700
4710003200
9910115100

GTA 120 用グラファイトシュラウド、6310003100

9910115600
9910028200

www.agilent.com/chem/jp33

原子吸光用消耗品

GTA 100/GTA 110 ファーネスシステム用キット
説明

部品番号

GTA 110 重水素ファーネス用消耗品キット

GTA 110 ゼーマンファーネス用消耗品キット

キット内容

GTA 110 重水素ファーネス用消耗品キット、
190024900

オメガプラットフォームチューブ、パイロコート
シリンジ、100 µL

100 µL シリンジ用プランジャ、PTFE チップ付き

キャピラリアセンブリ

ガラス製ビーカー、25 mL

190024900
190025000
キット数量

5
1
1
1
1

数量

10 個
1個
1個
5個
5個

部品番号

6310003700
4710002300
4710003100
9910032300
6610008200

オートサンプラバイアル、2.0 mL、円錐型、ポリエチレン

11,000 個

9910028200

GTA 95/96/97/100/110 重水素用グラファイト電極

22個

6310001600

GTA 96/100/110 ゼーマン用グラファイト電極

22個

6310001700

重水素用*
または

ヒントとツール
10 μ g/mL と 100 μ g/mL の標準液は、GFAAS、ICP-MS、またはその他の微量濃度の元素技術に最適です。

34

分光分析用消耗品

原子吸光用消耗品

グラファイトチューブとプラットフォーム

汚染、感度、精度、電気抵抗、および寿命についてグラファイトチューブの品質検査を行い、すべてのバッチが性能仕様を満たしていることを確認しています。

一般的な測定や、低マトリックスサンプルで最高レベルの検出下限が必要な場合は、パーテーションチューブを使用します。

これらは有機溶媒や、（チューブ全体に広がって精度が下がる可能性がある）低粘度のサンプルの測定にも最適です。

オメガプラットフォームチューブは使いやすく、原子化に適しています。一体プラットフォームにより、高密度の原子クラウド

パーテーションチューブ、

6310001200を生成して最適なサーマルプロファイルが確保されるため、良好な S/N 比と最善の検出下限が得られます。

パイロコートプラットフォームとプラトーチューブの組み合わせにより、従来のメソッドを継続的に使用し、プラットフォームの効果を最大限に引き出します。この結果、高マトリックスサンプルでの優れた性能が保証されます。最高の分析結果を得るには、オペレータのスキルが必要です。

–––

高純度のグラファイトにより、グラファイトからのブランク値が低減し、S/N 比が向上

すべてのチューブが個別にテストされているため、再現性と信頼性のある結果を実現

繰り返し測定が少なくなるため生産性が向上

グラファイトチューブとプラットフォーム

6310003700

説明

数量

オメガプラットフォームチューブ、パイロコート

10 個

パーテーションチューブ、パイロコート

パイロコートグラファイトプラットフォーム

プラトーチューブ専用（p/n 6310001100）
プラトーチューブ、パイロコート

パイロコートプラットフォーム専用（p/n 6310001300）

オメガプラットフォームチューブ、

10 個

部品番号

6310001200
6310003700

10 個

6310001300

10 個

6310001100

パイロコートグラファイトプラットフォーム、

6310001300

プラトーチューブ、6310001100

www.agilent.com/chem/jp35

原子吸光用消耗品

グラファイト電極–––
GTA 120 用グラファイト電極、
6310003400

スペアの電極により時間のロスがなく分析効率が向上

最少の接触抵抗により、最適なパフォーマンスと最大のチューブ寿命を実現

高純度のグラファイトにより、グラファイトからのブランク値が低減し、S/N 比が向上

グラファイト電極

説明

GTA 120 用

グラファイト電極

GTA 120 ゼーマン用グラファイト電極

GTA 95/96/97/100/110 重水素用グラファイト電極
GTA 96/100/110 ゼーマン用グラファイト電極

GTA 95/96/97/100/110 用グラファイト電極、
6310001600

説明

GTA 120 重水素用グラファイトシュラウド

GTA 120 ゼーマン用グラファイトシュラウド

GTA 95/96/97/100/110 重水素用グラファイトシュラウド
GTA 96/100/110 ゼーマン用グラファイトシュラウド
6310003100

GTA 120 ゼーマン用グラファイトシュラウド、6310003600

36

分光分析用消耗品

2個
2個
2個
2個

部品番号

6310003400

6310003500
6310001600
6310001700

グラファイトシュラウド
グラファイトシュラウド

GTA 120 用グラファイトシュラウド、

数量

部品番号

6310003100
6310003600
6310001800
6310001900

原子吸光用消耗品

グラファイトファーネスツール
グラファイトファーネスツール

説明

部品番号

グラファイトチューブ調整ツール

7210034200

グラファイトチューブ交換ツール

7210018900

GTA 96/97/100/110/120 用電極交換ツール、ドローバー x 2

9910031200

GTA 96/97/100/110/120 用シュラウド交換ツール

9910049300

GTA 96/100/110/120 ゼーマン用シュラウド交換ツール

説明

GTA ビューイング/ヒュームエクストラクションアクセサリ

サンプルコンパートメントに取り付けて、GTA ワークヘッドから煙を除去。ミラーを介してチューブを

9910031200

9910033300

GTA 96/100/110/120 ゼーマン用電極交換ツール、ドローバー x 2

グラファイトファーネス原子吸光分光光度計用オプションアクセサリ

電極交換ツール、

9910050400

使用対象

部品番号

GTA 120210190000

GTA 120

9910113100

PSD 97/100

9910116800

見ることができるため位置合わせが簡単。150 mm（6 インチ）または 125 mm（5 インチ）排気

ダクトに接続大容量カローセルキット

カローセルディスク（130 サンプル）、1.1 mL バイアル （2,000 個）、バルク溶液用の 10 mL

プラスチック製ビーカー x 5 を含む

無気泡シリンジアップグレードキット

大容量カローセルキット、

9910113100

240Z ゼーマングラファイトファーネス AAS とGTA 120 グラファイトチューブアトマイザ

www.agilent.com/chem/jp37

原子吸光用消耗品

プログラマブルサンプルディスペンサ（PSD）消耗品（グラファイトファーネス AA 用）
グラファイトファーネス原子吸光分光光度計用スペアと消耗品

説明
ガラス製ビーカー、6610008200

サンプルバイアル、ポリエチレン、1.1 mL、2,000 個

オートサンプラカップ、2.0 mL、円錐型、ポリエチレン、

1,000 個

ガラス製ビーカー、25 mL

プラスチック製ビーカー、低密度ポリエチレン、10 mL

リンスボトル、ナルゲン、1 L
リンスボトル用キャップ

キャピラリアセンブリ、5 個

サンプルバイアル、2 mL、9910028200

カローセルアダプタ、5 個

中央カローセル位置で 1.1 mL サンプルバイアルを使用対象

PSD 120 大容量サンプルカローセル

部品番号6610025900

PSD 95/96/97/100/120

9910028200

PSD 95/96/97/100

6610008200

PSD 120

9910115600

PSD 97/100/120

6610012100

PSD 97/100/120

1610094600

PSD 120

9910115100

PSD 95/96/97/100

9910032300

PSD 120

9910116900

PSD 1204710003200

PSD 95/96/97/100

4710002300

PSD 96/97/100/110

4710003100

PSD 100/120

5410056900

PSD 1205410046300

GTA 110/120

9910091200

GTA 96/97/100

9910032700

使用できます。

シリンジ、100 µL

100 µL シリンジ用プランジャ、PTFE チップ付き

カローセルプレートのみ

130 サンプル用カローセルプレートのみ

ファーネスワークヘッドビューイングミラー
プラスチック製ビーカー、9910115600

38

分光分析用消耗品

ファーネスワークヘッドビューイングミラー

ネジ、ローレット付き、M4、ブロック固定、1 個

1510146800

ICP-OES 用消耗品

ICP-OES 用消耗品
アジレントは、ICP-OES 分野における世界的なリーダーおよびイノベーターであり、全世界で数千台もの機器が導入されています。Agilent 5800/5900 ICP-OES は ICP-OES 分析における革新的な製品であり、分析が非常に困難なサンプルでも性能を下げずに効率的に分析できます。アジレントの ICP は、ルーチン分析から分析困難なサンプルまで、あらゆるアプリ

ケーションに対応しています。アジレントは、サンプル導入オプションと性能および生産性向上のためのアクセサリを豊富にご用意しています。このため、ICP-OES システムを非常に高速で、柔軟に利用できます。Agilent ICP-OES 機器は、機器の機能拡張のために設計された多くの消耗品と互換性があります。

5000 シリーズデュアルビュー ICP-OES 用消耗品キット
説明

キット内容

5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES 用

ルティックポンプチューブ（サンプル用 4 本）と青/青 ペリスタルティックポン

消耗品キット、Easy-fit セミデマンタブルトーチ、外部チューブセット（2 個）、白/白ペリスタ

5800 VDV および 5900 SVDVICP-OES

部品番号

G8010-67001

プチューブ（廃液用 4 本）
、内部標準用チューブおよびコネクタ、U シリーズ

SeaSpray ネブライザ、UniFit サンプル注入口フィッティング（内径 0.75 mm）、

ネブライザ用 EzyLok ガスコネクタ、ダブルパスガラス製サイクロニックスプ

レーチャンバとスペアネブライザシール、スプレーチャンバドレイン用 UniFit

コネクタ、クランプ、アキシャル/ラディアルビュー用ウィンドウ、ネブライザ用

キャピラリチューブ、バーブコネクタ（2 個）、スプレーチャンバ用 PFA ネブラ

消耗品キット、

5000 シリーズ RV ICP-OES 用

イザガスチューブおよびドレインチューブを含む

Easy-fit セミデマンタブルトーチ、外部チューブセット（2 個）、白/白ペリスタ

ルティックポンプチューブ（サンプル用 4 本）と青/青 ペリスタルティックポン

G8012-67001

プチューブ（廃液用 4 本）
、内部標準用チューブおよびコネクタ、U シリーズ

SeaSpray ネブライザ、UniFit サンプル注入口フィッティング（内径 0.75 mm）、

ネブライザ用 EzyLok ガスコネクタ、ダブルパスガラス製サイクロニックスプ

レーチャンバとスペアネブライザシール、スプレーチャンバドレイン用 UniFit

コネクタ、クランプ、プレオプティクスウィンドウ、 ネブライザ用キャピラリ
チューブ、バーブコネクタ（2 個）、スプレーチャンバ用 PFA ネブライザガス
チューブおよびドレインチューブを含む

ヒントとツール
革新的なサンプル導入コンポーネントと消耗品、認証標準液、サンプルろ過フィルタによって詰まりを減らし、メンテナンスのヒントによってラボの性能とサンプルスループットを上 げることで、ICP-OES の課題を解決できます。アジレントは、お客様 がワークフローを改善してトラブルをなくし、最大限の生産性を達成できるよう、
あらゆる ICP-OES ソリューションに対応した豊富な製品をご用意しています。

詳しくはこちら：www.agilent.com/chem/icp-oes-resource

www.agilent.com/chem/jp39ICP-OES 用消耗品
アプリケーションキット

スペアサンプル導入キット、5000 シリーズ ICP-OES 用
アジレントは、お客様のニーズに対応する便利な ICP-OES アプリケーションキットを幅広くご用意しており、非常に分析困難なサンプルにも対応できます。ケトン系有機サンプル、半揮発性有機サンプル、揮発性サンプル、フッ化水素（HF）酸を使用する不活性アプリケーション用のアプリ
ケーションキットがすべて揃っています。

各アプリケーションキットには、アプリケーションの実行に必要な適切なトーチ、スプレーチャンバ、ネブライザ、ペリスタルティックポンプチューブが含まれています。

特長：

–
–
–
–
–
–

便利なアプリケーションキットで、アプリケーションに対応した消耗品を確保

キットを購入すれば個別の部品購入より低コスト

不活性アプリケーションキットは、遊離 HF を含むサンプルに対応可能な不活性サンプル導入用消耗品を提供

Agilent A-Solv、ケロシン、キシレン、ホワイトスピリットなどの一般的な有機溶媒用の半揮発性有機キット
ガソリンなどの揮発性溶媒用の揮発性有機アプリケーションキットMIBK などのケトン系溶媒用のケトンアプリケーションキット

5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES
説明

キット内容

サンプル用

1.8 mm）付き不活性デマンタブル Easy-fit トーチ、不活性トーチ用トーチクランプ、Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ（サン

不活性サンプル導入キット、HF および高 TDS

ケトン系有機溶媒サンプル導入キット、MIBK などのケトン系有機溶媒用

半揮発性有機溶媒サンプル導入キット、ケロシン

ボールジョイントソケット付き不活性ダブルパススプレーチャンバ、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ、セラミック製インジェクタ（内径ボールジョイントソケット付きダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブライザ、内径 1.4 mm のインジェクタ付きデマンタブル Easy-fit トーチ、耐溶媒ドレインチューブ、Marprene ペリスタルティックポンプチューブ（サンプル用は白/白タブ、
ボールジョイントソケット付きダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブライザ、内径 1.4 mm のインジェクタ

揮発性有機溶媒サンプル導入キット、ガソリンなど

コニカルネブライザ、内径 0.8 mm のインジェクタ付きデマンタブル Easy-fit トーチ、耐溶媒ドレインチューブと FPM ペリスタルティック

G8010-68007

40

分光分析用消耗品

G8010-68009

廃液用は青/青タブ）付きデマンタブル Easy-fit トーチ、耐溶媒ドレインチューブ、Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ（サンプル用は黒/黒タブ、DV 不活性サンプル導入キット、

G8010-68007

プル用は黒/黒タブ、廃液用は灰色/灰色タブ）などの半揮発性有機溶媒用の揮発性有機溶媒用

部品番号

G8010-68029

廃液用は灰色/灰色タブ）

ポンプチューブ（サンプル用は白/白タブ、廃液用は青/青タブ）冷却スプレーチャンバが必要だが、含まれない。IsoMist ペルチェ冷

却スプレーチャンバを推奨します。

DV ケトン系性有機溶媒サンプル導入キット、
G8010-68009

G8010-68005

ICP-OES 用消耗品

5000 シリーズ RV（ラディアル）ICP-OES
説明

キット内容

サンプル用

1.8 mm）付き不活性デマンタブル Easy-fit トーチ、不活性トーチ用トーチクランプ、Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ（サン

不活性サンプル導入キット、HF および高 TDS

ケトン系有機溶媒サンプル導入キット、MIBK などのケトン系有機溶媒用

半揮発性有機溶媒サンプル導入キット、ケロシン

ボールジョイントソケット付き不活性ダブルパススプレーチャンバ、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ、セラミック製インジェクタ（内径G8010-68006

プル用は黒/黒タブ、廃液用は灰色/灰色タブ）

ボールジョイントソケット付きダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブライザ、内径 1.4 mm のインジェクタ付きデマンタブル Easy-fit トーチ、耐溶媒ドレインチューブ、Marprene ペリスタルティックポンプチューブ（サンプル用は白/白タブ、

G8010-68008

廃液用は青/青タブ）

ボールジョイントソケット付きダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブライザ、内径 1.4 mm のインジェクタなどの半揮発性有機溶媒用付きデマンタブル Easy-fit トーチ、耐溶媒ドレインチューブ、Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ（サンプル用は黒/黒タブ、揮発性有機溶媒サンプル導入キット、ガソリンなど

コニカルネブライザ、内径 0.8 mm のインジェクタ付きデマンタブル Easy-fit トーチ、耐溶媒ドレインチューブと FPM ペリスタルティックの揮発性有機溶媒用

部品番号

G8010-68030

廃液用は灰色/灰色タブ）

ポンプチューブ（サンプル用は白/白タブ、廃液用は青/青タブ）。冷却スプレーチャンバが必要だが、含まれない。IsoMist ペルチェ冷

G8010-68004

却スプレーチャンバを推奨します。

RV 半揮発性有機溶媒サンプル導入キット、
G8010-68030

RV 揮発性有機溶媒サンプル導入キット、G801068004

ヒントとツール
詳しくは、ICP-OES 用アプリケーションキットのウェブサイトをご覧ください。

www.agilent.com/chem/icpoes-application-kits

www.agilent.com/chem/jp41

ICP-OES 用消耗品
トーチと消耗品

一体型 Easy-fit DV トーチ、G8010-60228

Agilent 5100、5110、5800、および 5900 ICP-OES トーチはラディアルビュー（RV）およびデュアルビュー（DV）構成で、一体型、セミデマンタブル、フルデマンタブルの形式で提供されます。プラグ & プレイ型設計により、自動的に ICP-OES トーチを調整してガスに接続するため、迅速に起動し、再現性の高い性能を得ることができます。

ICP-OES 垂直配置トーチなら、分析困難なサンプルでも高性能で確実に測定でき、クリーニングの手間やダウンタイムも少なくなります。フルデマンタブルトーチはインジェクタ部分が着脱可能であるため、メンテナンスが容易で、さまざまなサン

プルマトリックスをすぐに切り替えることができます。

トーチ

石英製外部チューブセット、5000 シリーズ

DV トーチ用、G8010-60263

説明

詳細情報

一体型 Easy-fit トーチ（標準 DV

ラディアルビュー用の拡張外部チューブ

一体型トーチ、5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES 用

トーチ）

およびスロット付きの、内径 1.8 mm のインジェクタを搭載

セミデマンタブルトーチ、5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES 用

プルのルーチン分析

TDS が 10 % 未満の水溶性サン

G8010-60236

Easy-fit セミデマンタブルハイソリッド

ラディアルビュー用の交換可能な拡張外部

高 TDS サンプルに推奨

G8010-60232

HFに推奨

G8010-60231

TDS が 10 % 未満の水溶性サン

G8020-68005

半揮発性有機溶媒（ケロシン、キG8020-68002

1.8 mm のインジェクタを搭載

チューブおよびスロット付きの、内径 2.4mm のインジェクタを搭載

ラディアルビュー用の交換可能な拡張外部チューブおよびスロット付きの、内径1.8 mm のセラミックインジェクタを搭載

フルデマンタブルトーチ、5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES 用

Easy-fit フルデマンタブルトーチ

ラディアルビュー用の交換可能な拡張外部チューブおよびスロット付きの、内径1.8 mm の交換可能な石英インジェクタ

Easy-fit フルデマンタブルトーチ、
半揮発性有機溶媒用

Easy-fit 不活性セミデマンタブルトーチ、HF用、

G8010-60228

部チューブおよびスロット付きの、内径Easy-fit 不活性セミデマンタブル

G8020-68004

TDS が 10 % 未満の水溶性サン

プルのルーチン分析

ラディアルビュー用の交換可能な拡張外

トーチ、HF用

石英インジェクタ、高 TDS サンプル用、

部品番号

Easy-fit セミデマンタブルトーチ

トーチ

Easy-fit フルデマンタブルトーチ、内径 2.4 mm

アプリケーション

Easy-fit フルデマンタブルトーチ、
HF用

G8010-60231

Easy-fit フルデマンタブルハイソリッド

トーチ

を搭載

ラディアルビュー用の交換可能な拡張外部チューブおよびスロット付きの、内径プルのルーチン分析

シレン、ホワイトスピリットなど）

1.4 mm の交換可能な石英インジェクタのルーチン分析

ラディアルビュー用の交換可能な拡張外

HFに推奨

G8020-68003

高 TDS サンプルに推奨

G8020-68004

を搭載

部チューブおよびスロット付きの、内径1.8 mm の交換可能なセラミックイン
ジェクタを搭載

ラディアルビュー用の交換可能な拡張外部チューブおよびスロット付きの、内径2.4 mm の交換可能な石英インジェクタ

を搭載

（続く）

42

分光分析用消耗品

ICP-OES 用消耗品

トーチ
説明

詳細情報

アプリケーション一体型トーチ、5000 シリーズ RV（ラディアル）ICP-OES 用
一体型 Easy-fit トーチ（標準 RV

トーチ）

専用ラディアルビュー用の短い外部

部品番号

G8012-60000

チューブ付き（スロットなし）の、内径1.4 mm のインジェクタを搭載

一体型 Easy-fit RV トーチ、G8012-60000

セミデマンタブルトーチ、5000 シリーズ RV（ラディアル）ICP-OES用

Easy-fit セミデマンタブルトーチ

Easy-fit 不活性セミデマンタブル

トーチ、HF用

専用ラディアルビュー 用の交換可能 な

G8010-60237

短い外部チューブ付き（スロットなし）の、
内径 1.4 mm のインジェクタを搭載

ラディアルビュー 用の交換可能 な短い外部チューブ付き（スロットなし）の、内径

HFに推奨

G8010-60234

半揮発性有機溶媒（ケロシン、

G8020-68007

1.8 mm のセラミックインジェクタを搭載

トーチベース用 のボールジョイント接続が付属

フルデマンタブルトーチ、5000 シリーズ RV（ラディアル）ICP-OES 用

Easy-fit フルデマンタブル RV トーチ、 専用（スロットなし）ラディアルビュー用
半揮発性有機溶媒用の交換可能 な短い有機アプリケーション

キシレン、ホワイトスピリットなど）

用（高純度石英）外部 チューブ付きの、 のルーチン分析
内 径 1.4 mm の 交 換 可 能 な 石 英 イン
ジェクタを搭載

Easy-fit フルデマンタブル RV トーチ、 専用（スロットなし）ラディアルビュー用
揮発性有機溶媒用の交換可能な短い有機アプリケーション用（高純度石英）外部チューブ付きの、内径

揮発性有機溶媒（ガソリンなど）のルーチン分析

G8020-68001

Easy-fit フルデマンタブルトーチ、内径 0.8 mm 石英イ
ンジェクタ、揮発性溶媒用、G8020-68001

0.8 mm の交換可能な石英インジェクタを搭載

インジェクタ、5000 シリーズ ICP-OES フルデマンタブルトーチ用説明

石英インジェクタ、0.8 mm、5000 シリーズ ICP-OES

フルデマンタブルトーチ用

詳細情報

揮発性有機溶媒（ガソリンなど）のルーチン分析に推奨

部品番号

G8020-60805

石英インジェクタ、1.4 mm、5000 シリーズ ICP-OES

半揮発性有機溶媒（ケロシンやキシレンなど）のルーチン

G8020-60806

石英インジェクタ、1.8 mm、5000 シリーズ ICP-OES

水溶性サンプルと酸分解物サンプルのルーチン分析に推奨

G8020-60807

フッ酸（HF）を含むサンプルのルーチン分析に推奨

G8020-60809

総溶解固形分（TDS）濃度の高いサンプル （35 % 以下）

G8020-60808

フルデマンタブルトーチ用
フルデマンタブルトーチ用

アルミナインジェクタ、1.8 mm、5000 シリーズ ICP-OES

フルデマンタブルトーチ用

石英インジェクタ、2.4 mm、5000 シリーズ ICP-OES

フルデマンタブルトーチ用

分析に推奨のルーチン分析に推奨

フルデマンタブルトーチ、5000 シリーズ

ICP-OES 用、5 種類の取り外し可能な対応
インジェクタ付き

www.agilent.com/chem/jp43ICP-OES 用消耗品

外部チューブセット、5000 シリーズセミデマンタブルおよびフルデマンタブル ICP-OES トーチ用
説明

詳細情報

トーチ用

上部シール付き中継チューブ（アセンブリに統合）を含む。

SVDV）トーチ用

上部シール付き中継チューブ（アセンブリに統合）を含む。

ラディアルビュー（RV） 標準水溶性サンプルで使用。
標準石英製外部チューブセット、

標準石英製外部チューブセット、デュアルビュー（VDV/
高純度石英製外部チューブセット、ラディアルビュー（RV）トーチ用

高純度石英製外部チューブセット、デュアルビュー

RV ICP-OES 用有機チューブセット、
G8016-60000（VDV/SVDV）トーチ用

トーチクランプ

トーチクランプ、G8000-64140

上部シール、セミデマンタブルおよび

G8010-60263

有機溶媒で使用。上部シール付き中継チューブ（アセンブリにG8016-60000

有機溶媒で使用。上部シール付き中継チューブ（アセンブリにG8016-60022

統合）を含む。
統合）を含む。

詳細情報

5000 シリーズ ICP-OES でスプレーチャンバとトーチ間のボールジョイントソケットを固定

G8014-60023

インジェクタロック用ナット、フルデマンタブルトーチ用

インジェクタをトーチベースに固定

G8020-60810

5000 シリーズ ICP-OES トーチ用トーチクリーニング

トーチ全体またはインジェクタ/ベースアセンブリを洗浄液中

G8010-68021

5000 シリーズ ICP-OES 用トーチの保管ラック

クリーニング後の 5000 シリーズ DV/RVICP-OES トーチをG8010-67000に保持できる安定したプラットフォーム

最大 5 個保管可能

5000 シリーズデュアルビュー ICP-OES 用のその他の消耗品
説明

5100/5110 DV ICP-OES ではオプション。

ワークコイルアセンブリ、金めっき、5100/5110 DV ICP-OES 用

ストレーナ、冷却水用

交換用ガラス、石英製、アキシャルビュープレオプティクスウィンドウ用O-リング、アキシャルビュープレオプティクスウィンドウ用

交換用ガラス、フッ化カルシウム、ラディアルビュープレオプティクスウィンドウ用

フィンガーナット、コーン用

プレオプティクスコーン、5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES 用

ICP-OES トーチ用、G8010-68021

44

分光分析用消耗品

G8000-64140

1 パックあたり上部シール 3 個

ワークコイルアセンブリ、銅めっき、5800/5900 DV ICP-OES 用標準コイル。

トーチクリーニングスタンド、5000 シリーズ

部品番号

上部シール、セミデマンタブルおよびフルデマンタブル

トーチ用

スタンド

フルデマンタブルトーチ用、G8014-60023

G8010-60264

標準水溶性サンプルで使用。

5000 シリーズデュアルビュー ICP-OES トーチ消耗品
説明

部品番号

部品番号

G8020-68017

G8010-68103
G1833-67024
G8010-68014
G8010-68018
G8010-68015
1510220200
G8010-68109

ICP-OES 用消耗品

700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用トーチ
一体型アキシャルトーチ
説明

トーチ、低流量、石英製、内径 2.4 mm インジェクタチューブ
トーチ、低流量、石英製、内径 0.8 mm インジェクタチューブ
トーチ、低流量、石英製、内径 1.4 mm インジェクタチューブ
アジレントインジェクタ設計のハイソリッドトーチ、内径 2.4 mm
アジレントインジェクタ設計の長いハイソリッドトーチ、内径 2.4 mm
アジレントインジェクタ設計のシースガスハイソリッドトーチ、内径 2.4 mm、AGM 1 酸素添加アクセサリで使用すると、長いハイソリッドトーチより性能が向上

一体型ラディアルトーチ
説明

トーチ、低流量、石英製、内径 1.4 mm インジェクタチューブ
トーチ、低流量、石英製、内径 0.8 mm インジェクタチューブ、

アプリケーション

TDS が 10 % 未満の水溶性サンプルのルーチン分析

2010104700

有機溶媒（ケロシン、キシレン、ホワイト

2010104800

TDS が 25 % 以下のサンプルのルーチン

2010094800

TDS が 25 % 以下のサンプルのルーチン

2010104600

TDS が 25 % 以下のサンプルのルーチン

2010122400

スピリットなど）のルーチン分析

分析
分析
分析

アジレントのインジェクタ設計のハイソリッドアキシャル
トーチ、2010094800

アキシャル ICP 用シースガスハイソリッドトーチ、

2010122400

アプリケーション

TDS が 10 % 未満の水溶性サンプルのルーチン分析

部品番号

2010069690

揮発性有機溶媒（ガソリンなど）の2010117400

有機溶媒（ケロシン、キシレン、ホワイト

2010117500

TDS が 25 % 以下のサンプルのルーチン

2010095000

ルーチン分析

アニール処理で強度向上

スピリットなど）のルーチン分析

アジレントインジェクタ設計

分析

トーチ、ハイソリッド、内径 1.8 mm、ラディアル ICP 用、

インジェクタチューブ付き、2010090400

2010090400

揮発性有機溶媒（ガソリンなど）のルーチン分析

アニール処理で強度向上

トーチ、低流量、石英製、内径 1.4 mm インジェクタチューブ、

部品番号

低流量アキシャル石英製トーチ、内径 2.4 mm

低流量石英製トーチ、ラディアル ICP 用、

2010069690

アジレントインジェクタ設計のハイソリッドトーチ
ラディアル ICP 用、2010095000

www.agilent.com/chem/jp45

ICP-OES 用消耗品

トーチのスペア
説明

部品番号

スペア石英製トーチボンネット、ラディアル ICP-OES 用

2010070790

トランスファーチューブ FEP サイクロニックスプレーチャンバ、ラディアル ICP 用
スペア石英製トーチボンネット、

2010070790

GazFit フィッティング、内径 8 mm、ICP-OES トーチ用、2 個

トランスファーチューブ FEP Sturman-Masters スプレーチャンバ、ラディアル ICP 用

GazFit フィッティング、内径 6 mm、一体型およびセミデマンタブル ICP-OES トーチ用、4 個

トランスファーチューブ FEP、アキシャル ICP 用、

7910051590

トランスファーチューブ FEP、アキシャル ICP 用（サイクロンおよび Sturman-Masters スプレーチャンバ用）

プレオプティクスコーン、Liberty シリーズアキシャル ICP-OES 用

Esteele クリーニング用パウダー、アキシャルビュー ICP-OES のインタフェースコーンのクリーニング用

説明

詳細情報

キット

チューブも必要（p/n 3710033400）

セミデマンタブル不活性アキシャルトーチアセンブリ

アセンブリキット、10056800

フルデマンタブルアキシャルトーチアセンブリキット、

9910106300

フルデマンタブルラディアルトーチアセンブリキット、

9910106400

46

分光分析用消耗品

スプレーチャンバとトーチの接続に、長さ 1 m のトランファー

部品番号3610007300
3610006200
8110002800

部品番号9910084700*

セミデマンタブル不活性ラディアルトーチアセンブリ

スプレーチャンバとトーチの接続に、長さ 1 m のトランスファー

9910056800*

フルデマンタブルアキシャルトーチアセンブリキット

トーチとブラケットキットを含む

9910106300

キット

セミデマンタブル不活性ラディアルトーチ

7910051590

3710033400

セミデマンタブルおよびフルデマンタブルトーチ

アセンブリキット、9910084700

9910107100

チューブ、内径 1/4 インチ、外径 3/8 インチ、1 m 単位

プレオプティクスコーン、Vista/700 シリーズアキシャル ICP-OES 用

セミデマンタブル不活性アキシャルトーチ

7910051490

2410023800

説明

プレオプティクスコーン、3610007300

CP959924

シリコンポンプチューブ、内径 3/16 インチ、外径 5/16 インチ、1 m 単位

プラズマ/補助ガスラインをアルゴン供給に接続。700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES に対応

デュアルビューおよびアキシャル ICP-OES 用コーン

Vista/700 シリーズアキシャル ICP-OES 用

7910051290

フルデマンタブルラディアルトーチアセンブリキット

チューブも必要（p/n 3710033400）

トーチとブラケットキットを含む*アプリケーション：遊離 HF を含むサンプルには不活性アルミナインジェクタ（p/n 2410067590）、
揮発性有機溶媒にはナローボアの内径 0.8 mm 石英インジェクタ（p/n 2010077500）を使用

9910106400

ICP-OES 用消耗品

スペア、セミデマンタブルトーチ用
説明

部品番号

スペアセミデマンタブル石英製トーチ本体、アキシャル ICP-OES 用

2010083400

スペアセミデマンタブル石英製トーチ本体、ラディアル ICP-OES 用

2010072900

インジェクタホルダキット、O-リング付き

9910057300

アルミナインジェクタチューブ、内径 1.8 mm

スペアセミデマンタブル石英製トーチ本体、

2010072900

2410067590

石英インジェクタチューブ、内径 1.8 mm、3 本

9910057000

石英インジェクタチューブ、内径 0.8 mm

2010077500

フルデマンタブルトーチ用スペア
説明

部品番号

スペアのフルデマンタブルアキシャルトーチ本体

7910044400

スペアのフルデマンタブルラディアルトーチ本体

7910044500

石英製外部チューブ、アキシャル

2010095200

石英製外部チューブ、ハイソリッド用、アキシャル

インジェクタホルダキット、

9910057300

2010120300

石英製ミドルチューブ、アキシャルとラディアル

2010095300

石英製外部チューブ、ラディアル

2010095500

セラミック製外部チューブ、ラディアル

2010095800

O-リングキット

9910108200

アルミナインジェクタ、テーパード、内径 1.8 mm、アキシャルまたはラディアル

2010095900

石英インジェクタ、テーパード、内径 1.8 mm、アキシャルまたはラディアル

2010101800

石英インジェクタ、内径 1.0 mm、ラディアル

2010096000

石英インジェクタ、内径 1.5 mm、ラディアル

2010095600

石英インジェクタ、内径 2.4 mm、アキシャル

スペアのフルデマンタブルラディアルトーチ本体、7910044500

2010095400

セラミックインジェクタ、内径 2.4 mm、アキシャルまたはラディアル

2010101700

石英製ミドルチューブ、アキシャルとラディアル、

2010095300

アルミナインジェクタ、内径 1.8 mm、アキシャルまたは

石英製外部チューブ、ラディアル、2010095500

石英インジェクタチューブ、内径 0.8 mm、2010077500

アルミナインジェクタチューブ、1.8 mm、2410067590

ラディアル、2010095900

www.agilent.com/chem/jp47

ICP-OES 用消耗品
スプレーチャンバとアクセサリ

アジレントは、さまざまな Agilent ICP-OES に対応する幅広いスプレーチャンバをご用意しています。ガラス製および不活性スプレーチャンバは、シングルパスとダブルパスのどちらの構成でも使用できるため、あらゆるサンプルマトリックスのニーズに対応できます。

アジレントの不活性スプレーチャンバには、耐久性の高いサンドブラストコーティングが施されているため、最適な排水性と継続的な高精度の性能を実現できます。また不活性スプレーチャンバのバッフルは着脱可能であるため、高感度が必要な

場合はシングルパス運用、分析困難なハイソリッドマトリックスではダブルパス運用というように使い分けることができます。

5000 シリーズ ICP-OES 用スプレーチャンバおよびアクセサリ
説明

使用対象

詳細情報

パスガラス製 サイクロニックスプレー

TDS サンプルで使用

ドレインアウトレットを含む

ボールジョイントアウトレット付きダブル

チャンバ、5000 シリーズ ICP-OES 用

ボールジョイントアウトレット付きシン非常に高い感度と非常に低い LOD がレーチャンバ、5000 シリーズ

プルで使用

グルパスガラス製サイクロニックスプ

不活性スプレーチャンバ、5000 シリーズ ICP-OES
および MP-AES 用、
G8014-68002

ICP-OES 用

不活性スプレーチャンバ、

480 mm キャピラリチューブ、3 個

アースリップへ、不活性スプレーチャ

ンバ用

交換用バッフル （内部用）、

サイクロニックスプレーチャンバ、5000 シリーズ

G8010-60271

HF、高 TDS、および磨耗金属サンプル

着脱可能バッフルおよびボール

G8014-68002

廃液ライン用のペリスタルティックポンプ

ドレインコネクタ、10/32 UNF からルジョイントアウトレット付きのダブ

ルパス設計

G8010-80036

チューブとスプレーチャンバ出口を接続

不活性スプレーチャンバ用ドレインコネ

クタ（G8014-68002）。

O-リングとルアースリップコネクタ

を含む

不活性スプレーチャンバ

不活性スプレーチャンバ用（G8014-68002）

不活性スプレーチャンバ用（G8014-68002）

O-リングキット、

G8010-60256

Helix ネブライザシールと UniFit

UniFit ドレインコネクタ、

バ用、外径 2.0 mm、内径 0.86 mm、

部品番号

ドレインアウトレットを含むで使用

MP-AES 用Helix ネブライザシールと UniFit

必要な水溶性および低マトリックスサン

5000 シリーズ ICP-OES および

5000 シリーズ ICP-OES スプレーチャン

ボールジョイントアウトレット付きダブルパスガラス製

有機溶媒、高マトリックス、または高不活性スプレーチャンバ

G8014-68007

G8014-20002
交換用 O-リング（3 個）を含む

G8014-68005

ICP-OES 用、G8010-60256

ヒントとツール
サンプルろ過をスキップして、サンプル取り込みチューブ、ネブライザ、インジェクタ内に大きな粒子が詰まると、長時間のダウンタイムが発生する可能性があります。

Agilent Captiva プレミアムシリンジフィルタは、幅広いサイズ、材質、膜に対応しています。これらのフィルタ
不活性スプレーチャンバ用 O-リングキット、

G8014-68005

48

分光分析用消耗品

は業界最高クラスの流量と保持容量を備えており、高速なろ過処理が可能です。

詳しくはこちら：www.agilent.com/chem/captiva

ICP-OES 用消耗品

700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用のスプレーチャンバとブラケット
説明

使用対象

プレーチャンバ、700 シリーズおよびは高 TDS サンプル

ダブルパスガラス製サイクロニックス

Liberty ICP-OES 用

ICP-OES 用不活性スプレーチャンバ、

有機溶媒と高マトリックスサンプルまた取り付けブラケットが必要

部品番号

7910043700

ダブルパス設計、着脱可能バッフルおで使用（G8460-68001）

取り付けブラケットが必要

G8014-68002

シングルパスガラス製 サイクロニック

非常に高い S/N 比性能が必要な水溶取り付けブラケットが必要

2010081700

高揮発性有機溶媒に最適

Liberty シリーズ I/II、Vista、および9910070400

よびボールジョイントアウトレット付き

スプレーチャンバ、700 シリーズおよび

Liberty ICP-OES 用

冷却ダブルパスガラス製サイクロニック

アクションスプレーチャンバ、冷却ギャ

HF、高 TDS、および磨耗金属サンプル

詳細情報性サンプルのルーチン分析

ラリー付き

ガラス製サイクロニックスプレー

チャンバの取り付け用ブラケット

700 シリーズ ICP-OES 機器用 の下の操作用の冷却水再循環器 は、

715/725/735 ラディアル、Vista-PRO

必要だが含まれていない

110611700

ラディアルおよび旧アキシャル、Vista-

MPX ラディアル、Liberty シリーズ II

710/720/730 アキシャル、Vista-PRO

110665200

アキシャル、Vista-MPX アキシャル、

不活性スプレーチャンバの取り付け用

アキシャルおよびラディアル ICP へのMSIS の取り付け用ブラケット

シングルおよびダブルパスサイクロ

ニックスプレーチャンバのネブライザ

スプレーチャンバ、7910043700

取り付けブラケットを含む。室温以ラディアルおよび旧アキシャルモデル

ブラケット

ダブルパスガラス製サイクロニック

Liberty シリーズ II アキシャルモデル

不活性スプレーチャンバ用アダプタキット（G8014-68002）、Agilent 700、Vistaおよび Liberty シリーズ ICP-OES 用

700 シリーズのすべてのアキシャル

モデルとラディアルモデル

取り付けブラケットおよび FEP

トランスファーチューブとの接続用着脱可能バッフル付き不活性スプレー
チャンバ、
G8014-68002

G8460-68001

ボールジョイントアダプタを含む

110868000

6910001200

注入口用 O-リング

www.agilent.com/chem/jp49ICP-OES 用消耗品
マルチモードサンプル導入システム（MSIS）

MSIS により、環境に影響を与える、µg/L レベルの検出下限が必要な元素（As、Se、Sb など）を気化させることができます。

また 3 つのモードから選択できるため、切り替えずに同じ設定でルーチン分析と水素化物測定を実行できます。

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）
説明

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）

700 および Vista シリーズ ICP-OES 用 MSIS アクセサリキット
説明

MSIS への適合用アクセサリキット、アキシャル ICP-OES 用MSIS への適合用アクセサリキット、ラディアル ICP-OES で使用

部品番号

G8000-63003

部品番号

G8479-68000
G8479-68001

各キットの内容：ネジとワッシャー付き取り付けブラケット、ボールジョイント接続付きガラス製トランスファーチューブ、ボールジョイント用

クランプ、ボールジョイント接続付きトーチ。

アルゴンガスとエアフィルタ
説明

部品番号

5800/5900 ICP-OES でエアインレット冷却に使用するフィルタエレメント

G8020-68016

5000 シリーズデュアルビュー ICP-OES 用フィルタ

アルゴンガスインレットフィルタ（毎年交換が必要、ユーザーが交換可能）

インレット冷却エアフィルタ、5100/5110 ICP-OES 用

交換用フィルタエレメント、5100/5110 ICP-OES システムの冷却エアインレット用、「粉塵環境エアインレットフィルタ」

オプションで接続

5000 シリーズデュアルビュー ICP-OES 用外部取り付けアルゴンフィルタ、ポリクロメータガス供給用、

G8010-60136

5800/5900 ICP-OES 冷却エアインレット用フィルタ
エレメント、G8020-68016

50

分光分析用消耗品

G8010-60136
G8000-68002
G8010-60189

700 および Vista シリーズ ICP-OES 用フィルタ

小型アルゴンフィルタ、活性炭、検出器ガスパージライン用

ドライエライトフィルタ、検出器ガスパージライン用

大型アルゴンフィルタ、活性炭、外部取り付け、ポリクロメータガスパージライン用

6810008600
6810008700
6810010000

ICP-OES 用消耗品

MSIS 消耗品
説明

詳細情報

部品番号

ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12 本

試薬を MSIS にポンプで送るために必要

3710027200

ルーチン操作をサポートする MSIS 用消耗品

ペリスタルティックポンプチューブ、黒/白、12 本

MSIS から廃液をポンプで送る場合に必要

MSIS ネブライザブッシング用 O-リング

ネブライザブッシング用の 1 対の交換用 O-リング（内側 O-リング 1 個および外側 O-リング 1 個）を含む

3710068900

O-リングを含む

MSIS ネブライザブッシング

MSIS ドレインチューブアセンブリ

G8479-20020
G8479-67000

廃液出口およびバーブアダプタ用ブッシング付きの長さ 0.2 m、内径 1/8 インチのドレインチューブ、G8479-60100

リアクションコーン、ブッシング、ネジ山付きバーブアダプタ、サンプル注入口用チューブコネクタを含む

G8479-60300

黒/白タブ付き 2 ブリッジ PVC 製ペリポンプチューブ 1 本を含む

MSIS リアクションコーンアセンブリ
MSIS 試薬チューブキット

ネブライザブッシング用 O-リング（1 対）、試薬/サンプル注入口用チューブコネクタ、還元剤注入口のペリスタルティック

G8479-68100

ボールジョイントサンプル注入口と内径 2.3 mm のインジェクタを搭載

7910050700

ポンプチューブに接続するためのキャピラリチューブ（内径 0.01 インチ、外径 0.03 インチ）を含む

700 および Vista シリーズ ICP-OES 用 MSIS 消耗品

トーチ、一体型、アキシャル ICP 用

ガラス製トランスファーチューブ、アキシャル ICP 用

トーチとボールジョイントサンプル注入口の接続

7910052800

ボールジョイントサンプル注入口と内径 1.4 mm のインジェクタを搭載

7910052900

保持クランプを含む

トーチ、一体型、ラディアル ICP 用

ガラス製トランスファーチューブ、ラディアル ICP 用

トーチとボールジョイントサンプル注入口の接続

7910052700

保持クランプを含む

ブラケット、アキシャルおよびラディアル ICP への110868000

MSIS の取り付け用

1

2

5

1 p/n G8479-20020
2 p/n G8479-67000
3 p/n G8479-60100
4 p/n G8479-60300

35 p/n G8479-68100

5
4
マルチモードサンプル導入システム（MSIS）の分解図

www.agilent.com/chem/jp51

ICP-OES 用消耗品

IsoMist 温度制御スプレーチャンバ

Agilent IsoMist 温度制御スプレーチャンバは、サンプル導入システムの温度を正確に制御します。このため、揮発性有機
溶媒や粘性のあるオイルサンプルなどの非常に分析困難なマトリックスでも、長期的な安定性を実現できます。

プログラムされた温度がペルチェ装置で制御されるため、サンプル導入システムを加熱または冷却して、安定した温度を維持できます。

IsoMist（RoL 構成）用消耗品、ICP-OES 用
説明

IsoMist 用 PuraFlex トランスファーチューブ、
Agilent 5000 シリーズ ICP-OES で使用

ICP スプレーチャンバ、Twister スタイル、
IsoMist 用

ドレインフィッティング、直角、UniFit、3 個

詳細情報

部品番号

IsoMist からのエアロゾル出口を Easy-fit ICP-OES トーチに接続
Twister スタイル（ダブルパス）ガラス製サイクロニック、熱伝導性

G8010-68011

ポリマーカプセル化使用、
5000 シリーズ ICP-OES 用 IsoMist で使用

G8010-68024（RoL 構成）。

4200/4210 MP-AES 用 IsoMist には不適
IsoMist スプレーチャンバの廃液出口用

G8010-68023

CrossLab リアルストーリー

リアルストーリー No.82

空気の浄化

空気の浄化

環境ラボで働く従業員が頭痛を訴えました。CrossLab のエンジニアがト

ラブルシューティングを実施して問題を解決し、より安全 なラボ環境の創

出と性能の向上に貢献しました。

www.agilent.com/chem/story82

52

分光分析用消耗品

ICP-OES 用消耗品
ネブライザとアクセサリ

アジレントのネブライザとアクセサリは 厳密 な仕様に基づいており、微細 な液滴によって最高のシグナル強度と最適 な S/N 比を実現できます。

SeaSpray ガラス製同軸ネブライザはすべての ICP-OES 機器に標準で付属しており、微量成分の高い噴霧効率と、優れた TDS 処理機能を実現します。コニカルネブライザは、有機溶媒のルーチン分析に推奨されるオプションのガラス製同軸ネブライザです。

アジレント独自の OneNeb シリーズ 2 ネブライザは高効率な汎用ネブライザであり、ICP-OES 機器で優れた性能を発揮します。このネブライザにはフローブラーリングネブライゼーション技術が搭載されており、感度と精度、および溶解固形分に対する耐性が向上しています。OneNeb は不活性構造であり、ほとんどの ICP-OES サンプルマトリックス（強酸、HF、有機溶媒など）を処理できます。

ネブライザとアクセサリ

説明

キット内容

アプリケーション

スインレット用クイックリリースコネクタ、ペリスタルティックポンプと SeaSpray より高い感度を実現するのに最適。不活性構造のUniFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）と EzyLok

TDS が 20 % 以下のサンプルのルーチン分析

G8010-60255

TDS が 20 % 以下のサンプルのルーチン分析

2010096400

U シリーズガラス製同軸ネブライザ（コニカル）、 UniFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）と EzyLok

有機溶媒および TDS が 5 % 以下のサンプルのルーチン分析

G8010-60270

K 型（コニカル）ガラス製同軸ネブライザ、

有機溶媒および TDS が 5 % 以下のサンプルのルーチン分析

2010106800

ほとんどの有機サンプルおよびオイルサンプルで使用されるような

G8010-60347

700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES での少量サンプル

2010126000

TDS が 20 % 以下のサンプルのルーチン分析

CP959366

OneNeb シリーズ 2 不活性同軸ネブライザ

U シリーズガラス製同軸ネブライザ（SeaSpray）、5000 シリーズ ICP-OES 用
ガラス製同軸ネブライザ（SeaSpray）、

700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES 用
5000 シリーズ ICP-OES 用

700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES 用
U シリーズスラリガラス製同軸ネブライザ、交換可能なサンプルキャピラリ/コネクタアセンブリ、ネブライザガ

チューブ用コニカルアダプタを含む
ガスコネクタを含む

EzyFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）とEzyLok ガスを含む

ガスコネクタを含む

EzyFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）とEzyLok ガスを含む

UniFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）とラチェッ

25 % 以下の TDS サンプルのルーチン分析において、優れた精度

ト式ネブライザガスコネクタを含む

粒子サイズが大きいサンプルのルーチン分析に推奨

0.4 mL/min で取り込み

ガスコネクタを含む

分析

ガラス製同軸ネブライザ（SeaSpray）

1 L/min で 2 mL/min

EzyFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）とEzyLok ガスを含む

G8010-60293

ため、ほとんどの溶液タイプに適合

5000 シリーズ ICP-OES 用

低流量ガラス製同軸ネブライザ（MicroMist）、 UniFit サンプルコネクタ（内径 0.5 mm × 700 mm）と EzyLok

部品番号

（続く）

OneNeb シリーズ 2

不活性同軸ネブライザ、G8010-60293

コニカルネブライザ、G8010-60270

SeaSpray 同軸ネブライザ（5000 シリーズ ICP-OES に標準搭載）、G8010-60255

www.agilent.com/chem/jp53ICP-OES 用消耗品

ネブライザとアクセサリ

説明

Mira Mist PTFE 同軸型ネブライザ*
Mira Mist PEEK 同軸型ネブライザ*
ガラス製同軸スラリネブライザ

高流量ガラス製同軸スラリネブライザ、Liberty

シリーズ II アキシャルシステム用

高流量 K 型（コニカル）ガラス製同軸 ネブラ

イザ、Liberty シリーズ II アキシャルシステム用
サンプル注入口（UniFit）フィッティング、

キット内容

アプリケーション

0.018 インチ）とガスコネクタを含む

溶媒を含む

0.5 m のサンプルキャピラリ（外径 0.044 インチ × 内径0.5 m のサンプルキャピラリ（外径 0.044 インチ × 内径0.018 インチ）とガスコネクタを含む

EzyFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）を含む

TDS が 20 % 以下のサンプルのルーチン分析、強酸および有機

部品番号

CP913246

TDS が 20 % 以下のサンプルのルーチン分析（強酸および有機

CP914506

粒子が 150 µm 以下、または TDS が 20 % 超のスラリサンプル

2010097600

溶媒には推奨しません）

EzyFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）とスラリサンプルまたは TDS が 20 % 超のサンプル

2010097700

EzyFit サンプルコネクタ（内径 0.75 mm × 700 mm）とTDS が 5 % 以下のサンプルのルーチン分析

2010081600

EzyLok ガスを含む
EzyLok ガスを含む

G8010-80035

U シリーズガラス製同軸ネブライザ、*Mira Mistネブライ

5000 シリーズ ICP-OES 用、内径 0.75 mm ×ザのサンプルライ

外径 1.3 mm のキャピラリチューブ、10 個

ンは 製造年 により異なる場合がございます。部品 についての詳細はお問

い合わせください。

サンプル注入口（UniFit）フィッティング、G3266-80012

U シリーズガラス製同軸ネブライザ、5000 シリーズ ICP-OES 用、内径 0.5 mm ×
外径 1.3 mm のキャピラリチューブ、10 個

サンプル注入口フィッティング、OneNeb シリーズ

2 ネブライザ用

サンプルキャピラリ接続チューブ付きキャピラリコネクタ、内径0.5 mm、外径 1/16 インチ、長さ 750 mm のキャピラリチューブ

OneNeb シリーズ 2 ネブライザに対応

G8010-60345

を含む

（続く）

ヒントとツール
OneNeb シリーズ 2 汎用ネブライザは、HF、高溶解固形分、有機溶媒、低流量アプリケーションで使用できます。

また、感度も向上しています。

OneNeb のリーフレット、ビデオ、仕様については、
www.agilent.com/en/promotions/nebulizer-free-trial を参照してください54

分光分析用消耗品

OneNeb シリーズ 2 ネブライザ用

サンプル注入口フィッティング、G8010-60345

ICP-OES 用消耗品

ネブライザとアクセサリ

説明

キット内容

アプリケーション

ライン、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ用

フェラルとロックリングを含むチューブを接続

コニカルアダプタ、外径 1/16 インチサンプル
サンプル注入口（EzyFit）フィッティング、アキ

PTFE ナット（メス）付きコニカル PTFE アダプタおよび PTFE

外径 1/16 インチのサンプルキャピラリとペリスタルティックポンプ

10 個

サンプル注入口（EzyFit）フィッティング、
ラディ

アル ICP-OES のガラス製同軸ネブライザ用、
ガスインレットコネクタ（EzyLok）、
ガラス製同軸ネブライザ用

サンプル注入口コネクタ、

EzyLok コネクタ、チューブアダプタ、チューブクランプを含む

ンチ）を含む

内部標準/イオン化緩衝液のオンライン添加用

1個

チューブ、内径 1/8 インチ、外径 1/4 インチ、SVS 1 アクセサリに対応

1610136400

700 および Vista シリーズ ICP-OES に対応

9910127800

0.5 m のサンプルキャピラリ（外径 0.044 インチ × 内径 0.018 イ

Mira Mist ネブライザ用Y-ピースコネクタ

5043-0502

9910107700

シャル ICP-OES のガラス製同軸ネブライザ用、

10 個

部品番号

CP913777

Mira Mistネブライザのサンプルラインは製造年により異なる場合がございます。部品についての詳細はお問い合わせください。

10 個

壁厚 1/16 インチ、1 m 単位

ネブライザガスコネクタ

補助ガスコネクタ
スピーディクランプ

1610132400
190064200
700 シリーズと Liberty ICP-OES でネブライザにアルゴン供給を

3710031500

700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES でネブライザガス

1610085300

700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES で補助ガス供給

1610085600

ガス供給チューブをネブライザまたは補助ガスコネクタに固定

810103200

接続

供給チューブを機器のガスアウトレットコネクタに接続チューブを機器のガスアウトレットコネクタに接続（チューブの長さによっては 2 個必要）。

700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES 用。

サンプル注入口（EzyFit）フィッティング、9910107700

ガスインレットコネクタ（EzyLok）、9910127800

Y ピースコネクタ、1610132400

www.agilent.com/chem/jp55

ICP-OES 用消耗品

加湿器アクセサリ
アジレントの 加湿器アクセサリは、アジレントのさまざまな ICP-OES、ICP-MS、MP-AES 機器に対応しています。このアクセサリは、脱イオン水入りのボトルを通るホローファイバメンブレンチューブを備えています。これによりネブライザ開口部の脱溶媒を抑制しながら、ネブライザガスを加湿します。このプロセスによって、微粒子の蓄積によりネブライザが詰まるような分析困難なサンプルタイプでも正確に分析でき、長期間の安定性が向上します。

TDS が 3 % を超える溶液に推奨します。

加湿器アクセサリ
加湿器用アクセサリ、ICP-OES、ICP-MS、および MP-AES 機器用

説明

使用対象

キット内容

セサリ、ICP-OES および

4200/4210 シリーズ MP-AES

フィッティングプレート、ブラケット、取り付け

ネブライザガス加湿器アク

MP-AES 用

ネブライザガス加湿器ボトル

5000 シリーズ ICP-OES または5000 シリーズ ICP-OES、

ガス加湿器アクセサリ用

ロッキングルア（メス）付き

メンブレンチューブ

ラボ用ボトル、250 mL、透明（キャップなし）

交換用ボトル（内部にホローファイバメンブレン

チューブ付き）。

シリーズ ICP-MS

ICP-OES 用の完全なキットを購入したい場合

5000 シリーズ ICP-OES、チューブ、黒、PTFE、2 x 4 mm、長さ 615 mm

および 8900 シリーズ ICP-MS

3.17 mm、長さ 575 mm（5043-0060）を含む

4200/4210 MP-AES、7800/7900

mm、アルゴン加湿器用ロッキングルア（メス）および 8900 シリーズ ICP-MS

5000 シリーズ ICP-OES、4200/4210 MP-AES、7800/7900

および 8900 シリーズ ICP-MS

G8400-60700

ガスラインや取り付けブラケットは含まれない。
は、p/n G8010-60346 を注文

4200/4210 MP-AES、7800/7900 （5043-0059）、チューブ、黒、PTFE、1.59 ×5000 シリーズ ICP-OES、G8010-60346

手順書を含む4200 シリーズ MP-AES、または 7800/7900 および 8900

チューブキット、ネブライザ

ガスライン（0.6 m、外径 4 mm、2 個）、

部品番号

交換用ホローファイバメンブレンチューブ、300

G8400-60710

5069-4496

付き

アルゴン加湿器用 ガラス製交換 ボトル（キャップ、内部メンブレンチューブ、フィッティングを除く）

5190-0148

ヒントとツール
加湿器用 アクセサリの 詳細 については、加湿器 の 技術概要 を参照するか、www.agilent.com/search で5991-7290EN を検索してください。

56

分光分析用消耗品

ICP-OES 用消耗品
チューブ
ペリスタルティックポンプチューブ
ペリスタルティックポンプチューブの化学的適合性

チューブ

推奨事項

溶媒フレキシブル （Solvaflex）

A-Solv、ケロシン、ホワイトスピリット、アルコール、中濃度の酸、塩基に対応

標準 PVC チューブFPM フルオロエラストマポリマー
Pharmaprene

あらゆる水溶液、中濃度の酸、塩基に適している

ガソリン、ナフサ、トルエン、キシレン（芳香族炭化水素）、高濃度の酸、塩基に対応

MIBK と DIBK を含むケトン系溶媒に対応

一般的なペリスタルティックポンプチューブの寸法

ブリッジの色オレンジ/赤オレンジ/青オレンジ/緑オレンジ/黄オレンジ/白黒/黒オレンジ/オレンジ

白/白
赤/赤

灰色/灰色
黄/黄
黄/青
青/青
緑/緑
紫/紫
紫/黒

紫/オレンジ

内径（mm）

内径（インチ）

0.19

0.0075

0.25

0.01

0.38

0.015

0.51

0.02

0.64

0.025

0.76

0.03

0.89

0.035

1.03

0.04

1.14

0.045

1.3

0.05

1.42

0.055

1.52

0.06

1.65

0.065

1.85

0.07

2.06

0.08

2.29

0.09

2.54

0.1

長さ 406 mm（16 インチ）、ブリッジ間隔 152 mm（6 インチ）

www.agilent.com/chem/jp57

ICP-OES 用消耗品

Agilent ICP-OES システム対応の水溶性サンプル用標準ポンプチューブサイズ
デュアルビューおよびアキシャル ICP-OES*
サンプル

白/白

内部標準

オレンジ/白

サンプル

白/白

内部標準

オレンジ/白ドレイン

ラディアル ICP-OES*
ドレイン

青/青

青/青

*有機溶媒と高マトリックスサンプルの場合は、より直径が小さいサンプルポンプチューブ（黒/黒など）を使用する必要があります

水溶性サンプル用 PVC チューブ説明

ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、フレアエンド、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/白、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、試薬用、黒/黒タブ、12 本

PVC ペリスタルティックポンプチューブ、
3710034400

ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/オレンジ、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、灰色/灰色、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用、紫/黒タブ、12 本

部品番号3710068200
3710068300
3710046900
3710027200
3710068800
3710034400
3710034500
3710034600
3710027300

ペリスタルティックポンプチューブ、黒/白、12 本

3710068900

ドレインチューブ、ペリスタルティックポンプ廃液ラインへのスプレーチャンバ（ガラス製サイクロニックスプレー

3710024600

チューブ、スプレーチャンバとトーチおよび 5000 シリーズ ICP-OES サンプルトレイドレイン間、内径 1/4 インチ、

3710033400

ドレインチューブを 5000 シリーズ ICP-OES サンプルトレイに固定するためのクリップ

G8010-40026

水溶性サンプルの交換用チューブチャンバ）および 5000 シリーズ ICP-OES スプレーチャンバ廃液、内径 0.12 インチ、厚さ 0.062 インチ

外径 3/8 インチ、1 m 単位

チューブ、スプレーチャンバとペリスタルティックポンプ廃液ライン間（Sturman-Masters スプレーチャンバ）、

3710033900

ネブライザキャピラリチューブ、1 m 単位

2410020500

1 m 単位

PFA チューブ、ネブライザへのガス供給用、5800/5900 ICP-OES で使用、内径 3 mm × 外径 4 mm、1 m 単位58

分光分析用消耗品

0890-2603

ICP-OES 用消耗品

低揮発性有機サンプル用 PVC Solvaflex チューブ説明

ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、フレアエンド、6 本
ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、灰色/灰色、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、12 本

部品番号3710068000
3710068100
3710034800
3710035000
3710035200

PVC Solvaflex ペリスタルティックポンプ
チューブ、3710068100

3710067900

ペリスタルティックポンプチューブ、紫/黒、12 本

3710047000

チューブ、スプレーチャンバとトーチ間、1 m 単位

3710037800

低揮発性有機サンプル用交換用チューブ

チューブ、スプレーチャンバとペリスタルティックポンプ廃液ライン間（Sturman-Masters スプレーチャンバ）、

3710035300

チューブ、スプレーチャンバとペリスタルティックポンプ廃液ライン間（ガラス製サイクロニックスプレーチャンバ）、

3710035400

ネブライザキャピラリチューブ、1 m 単位

2410020500

1 m 単位
1 m 単位ケトン系有機サンプル用 Pharmaprene チューブ説明

ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、フレアエンド、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/黄、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、6 本

ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/オレンジ、6 本
ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、灰色/灰色、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、黄/黄、12 本

部品番号3710068400
3710068500
3710044000
3710044100
3710041900

Pharmaprene ペリスタルティックポンプチュー
ブ、3710044100

9910075900
3710044200
3710044300
3710041800

ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、12 本

3710044400

チューブ、スプレーチャンバとトーチ間、1 m 単位

3710037800

ケトン系有機サンプル用交換用チューブ

チューブ、スプレーチャンバとペリスタルティックポンプ廃液ライン間（Sturman-Masters スプレーチャンバ）、

3710035300

チューブ、スプレーチャンバとペリスタルティックポンプ廃液ライン間（ガラス製サイクロニックスプレーチャンバ）、

3710035400

ネブライザキャピラリチューブ、1 m 単位

2410020500

1 m 単位
1 m 単位

www.agilent.com/chem/jp59ICP-OES 用消耗品

芳香族有機サンプル用 FPM フルオロエラストマポリマーチューブ
説明

ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、12 本FPM ペリスタルティックポンプチューブ、
3710043600

ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、フレアエンド、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/黄、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、灰色/灰色、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/黄、6 本
ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、6 本
ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、6 本

ペリスタルティックポンプチューブ、灰色/灰色、6 本
ペリスタルティックポンプチューブ、黄/黄、12 本ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、6 本

部品番号3710068600
3710068700
3710043500
3710043600
3710043700
3710043800
3710043900
3710053500
3710053600
3710053700
3710053800
3710041700
3710053900

内部標準キット

内部標準キットにより、内部標準をオンライン添加できます。内容は以下のとおりです。

––––
内部標準キット 2、オレンジ/白チューブ付き、9910124100

標準 PVC ポンプチューブ × 1 パック

UniFit サンプル注入口コネクタ × 1 パック、10 個
Y ピースコネクタ × 5 個
接続用チューブ

内部標準キット
説明

内部標準キット 1、黒/黒ポンプチューブ付き

内部標準キット 2、オレンジ/白ポンプチューブ付き

60

分光分析用消耗品

部品番号9910124000
9910124100

ICP-OES 用消耗品

700 シリーズ、Vista シリーズ、
Liberty ICP-OES 用チューブキット
水溶性サンプルと高溶解固形分

水溶性サンプルおよび高溶解固形分用の ICP-OES チューブキットには、次のようなものがあります。

–
–
–
–
–
–
–
–

PVC ペリスタルティックポンプチューブ × 2 パック、12 個（アキシャル ICP キットには青/青と白/白が各 1 本、ラディアル ICP キットには灰色/灰色と青/青が各 1 本）

FEP トランスファーチューブ 1 本（スプレーチャンバとトーチ間）

ドレインチューブ、1 m

スプレーチャンバからの廃液ライン用チューブ、1 m

EzyFit サンプル注入口コネクタ × 1 パック、10 個

ネブライザキャピラリチューブ、2 m

接合チューブ用バーブコネクタ（内径 1/16 インチと 1/8 インチの接続用が 5 個、内径 1/16 インチと 1/16 インチの接続用が 5 個）

接続チューブ、0.5 m

水溶性サンプルと高溶解固形分
説明

水溶液用チューブキット 1 - アキシャル
水溶液用チューブキット 2 - アキシャル

使用対象

OneNeb/SeaSpray/K 型ネブライザとシングルまたはダブルパスサイクロニックスプレーチャンバ
OneNeb/V グルーブネブライザと Sturman-Masters スプレーチャンバ

部品番号9910123600
9910123800

水溶液用チューブキット 1 - アキシャル ICP-OES 用

9910123600

www.agilent.com/chem/jp61ICP-OES 用消耗品

700、Vista、Liberty シリーズ ICP-OES 用サンプルコンパートメントチューブキット
説明

キット内容

チューブ接続キット

スペアニップル用のすべてのチューブ

サンプルコンパートメント/トーチボックス

スプレーチャンバエリアとドレイン用

部品番号

アキシャル ICP 用 ラディアル ICP 用

9910057100（ポンプチューブを除く）を含む（700シリーズと Liberty ICP-OES のみに

サンプルコンパートメント/トーチボックスチュー
ブ接続キット、9910057100

サンプルコンパートメント O-リングキット

対応）

スプレーチャンバエリア、デマンタブル

トーチ、ASA 用のすべての O-リングを9910057200

含む（700 シリーズと Liberty ICP-OES

700 シリーズおよび Liberty ICP-OES 用

チューブおよびコネクタキット

のみに対応）

サンプルコンパートメントとトーチボッ

9910097500

クスエリアで使用される標準ペリスタ

ルティックポンプチューブ、スナップコ

ネクタ、その他のコネクタ × 2 パックを含む。スペアスタートアップキットに

成形ドリップトレイ、

700 シリーズ ICP-OES 用
サンプルコンパートメント O-リングキット、

9910057200

62

分光分析用消耗品

O-リングキット、ASA（アルゴン

サチュレーションアクセサリ）

最適

6210113000

9910081400

9910105400

ICP-OES 用消耗品

5000 シリーズ ICP-OES 用 AVS 6/7 アドバンスドバルブシステム
Agilent アドバンスドバルブシステム（AVS） 6 ポートまたは 7 ポートスイッチングバルブは、Agilent 5000 シリーズ ICPOES 機器用のオプションアクセサリです（AVS 7 は 5900 SVDV に標準で付属）。アジレント独自の 2 ポジションスイッチ
ングバルブには、6 ポートまたは 7 ポート（7 番目のポートは内部標準用）と、サンプルループをすばやく満たすことのできる容積式高速ポンプが搭載されています。サンプル導入システムの洗浄と機器への次のサンプルの充填は、同時に実行されます。このため、従来の ICP-OES 分析で発生していた遅延時間を実質的に解消できます。このため、分析あたりのコストを削減でき、生産性が 2 倍以上に向上します。

AVS 7（7 ポート）アドバンスドバルブシステム用消耗品（5000 シリーズ ICP-OES 用）
説明

スペアバルブ、7 ポート、2 ポジション、AVS 7 スイッチングバルブ用AVS 7 交換用バルブアセンブリ

7 ポートバルブ用ステータおよびロータ、AVS 7 スイッチングバルブ用
6 ～ 7 ポートバルブ用ロータシール、AVS 6/7 スイッチングバルブ用

ドリップトレイ 6 ～ 7 ポートバルブ、AVS 6/7 スイッチングバルブ用

プラグ、PTFE、1/4-28 平底用（内部標準の添加が不要な場合に AVS 7 の 7 番目のポートのブロックに使用できる
ブランクプラグ）AVS 6（6 ポート）アドバンスドバルブシステム用消耗品（5000 シリーズ ICP-OES 用）
説明

スペアバルブ、6 ポート、2 ポジション、AVS 6 スイッチングバルブ用AVS 6 交換用バルブアセンブリ

6 ポートバルブ用ステータおよびロータ、AVS 6 スイッチングバルブ用
6 ～ 7 ポートバルブ用ロータシール、AVS 6/7 スイッチングバルブ用

ドリップトレイ 6 ～ 7 ポートバルブ、AVS 6/7 スイッチングバルブ用AVS 7 用交換用 7 ポートバルブ、
部品番号

G8495-60000

G8495-60000

G8495-60003
G8494-60002
G8010-20071
UCP316

6 ～ 7 ポートバルブ用ロータシール、
部品番号

G8494-60002

G8494-60000

G8494-60003
G8494-60002
G8010-20071

ヒントとツール
AVS 6/7 によるコストの削減と生産性の向上については、AVS 6/7 の技術概要を参照するか、www.agilent.
com/search で 5991-6863EN を検索してご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp63ICP-OES 用消耗品

AVS 4（4 ポート）アドバンスドバルブシステム用消耗品（5000 シリーズ ICP-OES 用）
説明

スペアバルブ、4 ポート、2 ポジション、AVS 4 スイッチングバルブ交換用バルブアセンブリ

4 ポートバルブ用ステータおよびロータ、AVS 4 スイッチングバルブ用
4 ポートバルブ用ロータシール、AVS 4 スイッチングバルブ用

4 ポートバルブ用ドリップトレイ、AVS 4 スイッチングバルブ用

部品番号

G8493-60000
G8493-60003
G8493-60002
G8010-20080

PTFE 錘付き試薬取り込みキャピラリチューブ、G8494-60007

AVS スイッチングバルブ用のその他の消耗品（5000 シリーズ ICP-OES 用）
説明

詳細情報

廃液容器（20 L）に蒸気が達するのを防ぐセーフティキャップを含む

AVS 6/7 用洗浄容器（10 L）と内部標準容器キット、5 L、

AVS 7 用

試薬取り込みキャピラリチューブ、洗浄溶液用 10 L HDPE 容器と廃液用 20 L HDPE 容器で構成され、どちらもラボ

部品番号G8494-60005

供給ラインには錘が付いているため、キャピラリが容器の底から確実に吸引できる
内部標準用の 5 L ポリプロピレン製省スペース容器、ラボに蒸気が出るのを防ぐ
セーフティキャップ付き

G8495-60005

供給ラインには錘が付いているため、キャピラリが容器の底から確実に吸引できる

外径 1.6 mm × 内径 1.0 mm

G8494-60007

× 長さ 1400 mm、重い PTFE
錘付き

チェックバルブアウトレット、AVS

G8010-60300

取り付けクランプ、AVS 4/6/7

G8494-60004

スイッチングバルブ用、非金属
スイッチングバルブ用

ヒントとツール
主要サンプル成分の「マトリックスマッチング」は、多くの分光分析技術で重要です。アジレントの 1 %（10,000 µg/mL） の標準液は、マトリックスマッチング用の保管物質として使用できます。

64

分光分析用消耗品

ICP-OES 用消耗品

AVS スイッチングバルブ用チューブキット（5000 シリーズ ICP-OES 用）
説明

サンプル注入口接続キット、AVS

詳細情報

G8010-60303

スイッチングバルブ用

ネブライザ接続キット、AVS スイッチングバルブ用

オートサンプラ接続キット、AVS

スイッチングバルブ用

内部標準接続キット、AVS7 スイッG8010-60304
スーパーフランジレス一体型フィッティング、
1/4-28 平底、外径 1/16 インチチュー

ブ用（プローブラインとバルブアセンブリの接続に使用）

ポンプアウトレット接続キット、

廃液チューブキット、4 ポート

G8010-60306

G8010-60334

サンプル/リンス接続キット、AVS

スーパーフランジレス一体型フィッティング（1/4-28 平底、外径 1/16 インチのG8010-60335

オートサンプラペリポンプ接続

波長キャリブレーションなどの場合に、必要に応じてスイッチングバルブをバイパ

スイッチングバルブ用、2 個

バーブアダプタを含む

チューブ用、外径 1/16 インチの PFA チューブとコニカルアダプタを取り付けてUniFit サンプルライン、

交換部品、UniFit ネブライザ用

8003-0493

スーパーフランジレス一体型フィッティング（1/4-28 平底、外径 1/16 インチのG8010-60333

ネブライザアダプタキット、

AVS スイッチングバルブ用

G8010-60306

G8010-60348

スできる。オートサンプラライン用のフェラルフィッティングと、ペリスタルティック

外径 1⁄16 インチ

AVS 用オートサンプラ接続キット、ペリスタルティックポンプチューブに接続）を含む

キット

内径 0.75 mm ×

G8010-60303

G8010-60308
長さ 2 m、内径 1/8 インチの PVC チューブ（AVS 廃液ライン用）付きスイベル

AVS スイッチングバルブ用

AVS 用サンプル注入口接続キット、

G8010-60307

チングバルブ用AVS スイッチングバルブ用

部品番号

ポンプチューブに接続するためのコニカル PTFE アダプタを含む。

接続キット（p/n G8010-60336）は AVS 4 に付属

チューブおよび外径 1/16 インチの FEP チューブスリーブ用）を含む（OneNeb
ネブライザのサンプルキャピラリとバルブアセンブリの接続用）

AVS 6/7 スイッチングバルブ用サンプルループ、5000 シリーズ ICP-OES 用
説明

サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 1.0 mL*

サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 0.25 mL
サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 0.5 mL
サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 1.5 mL
サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 2.0 mL
サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 2.5 mL
サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 3.0 mL
サンプルループ、AVS スイッチングバルブ用、容量 3.5 mL

ポンプアウトレット接続キット、AVS スイッチングバルブ用、G8010-60308
部品番号

G8010-60305
G8010-60338
G8010-60339
G8010-60340
G8010-60341
G8010-60342
G8010-60343
G8010-60344*AVS スイッチングバルブに付属している標準ループです

www.agilent.com/chem/jp65ICP-OES 用消耗品

ICP-OES 用 SVS 1 および SVS 2 スイッチングバルブ

Agilent SVS 1/SVS 1+ および SVS 2/SVS 2+ スイッチングバルブシステムは、次のサンプルの導入中に洗浄を行うことで生産性を向上させ、メモリ効果を低減する、ICP-OES のための画期的なサンプル導入システムです。過剰なサンプルはスプ
レーチャンバから除去され、キャリーオーバーを抑制します。SVS 2/SVS 2+ を使用すると、洗浄フェーズ中に高速ポンプ
で次の溶液をサンプルループにロードできるため、ICP-OES の生産性が倍増します。 注意：5800/5900 ICP-OES モデル
では、SVS 1 および SVS 2 スイッチングバルブの後継として AVS スイッチングバルブが使用されています。
SVS 2（左）と SVS 1（右）SVS 1 + 消耗品
説明

交換用 4 ポートバルブ、SVS 1+ 用

バルブチューブキット、SVS 1+ 用

詳細情報

使用状況に応じて 4 ～ 6 か月ごとに交換

フランジレスフィッティング（1/4 インチ-28、P-218、4 個）、
フランジレスフェラル （1/16 インチ、P-240、4 個）、

部品番号

G8484-60101
G8485-60523

スーパーフランジレスフィッティング（1/4 インチ-28、P-232）、
スーパーフランジレスフェラル （1/16 インチ、P-250x）、

交換用 4 ポートバルブ、SVS 1 用、3610010100

スーパーフランジレスナット、PEEK、ショート、PFA チューブ（1.5 m、外径 1/16 インチ × 内径 0.02 インチ）を含む
1510256900

ヘッドレス、1/4-28 平底、外径 1/16 インチ

チューブ用

スーパーフランジレスフェラル、1/16 インチ、

P-250x、SVS 1+/2+ 用

調整可能取り付けブラケット、

SVS 1+ 用

フランジレスフィッティング、1610136500

0100-1690
SVS 1+ を ICP-OES と MP-AES に取り付け可能
15 ～ 90 mm で調整可能、50 mm にプリセット

SVS 1 用消耗品
説明

交換用 4 ポートバルブ、SVS 1 用

使用状況に応じて 4 ～ 6 か月ごとに交換

フランジレスフィッティング（4 個必要）
フェラル （4 個必要）

サンプル注入口（EzyFit）フィッティング、ラディアル ICP-OES のガラス製同軸ネブライザ用

フェラル （4 個必要）、1610136600

66

分光分析用消耗品

キャピラリチューブ、PFA、外径 0.0625 インチ × 内径 0.02 インチ

G8485-81003

部品番号3610010100

1610136500
1610136600
1610136400
3710052400

ICP-OES 用消耗品

SVS 2 用消耗品
説明ネブライザ EzyFit コネクタ、内径 0.75 mm、外径 1.6 mm の SVS チューブ用（10 個）
交換用トリプルスタック 4 ポートバルブ
使用状況に応じて 12 か月ごとに交換

チューブキット、SVS 2 用

キット内容

部品番号

1610146100
ロータ付きバルブアセンブリ、マウントプレート、ミキシングティ、

3610020400

SVS 2 キャリア/リンスチューブ（300 mm、青）、

7910063800

スラストワッシャー、ステータを含む

SVS 2 内部標準チューブ（300 mm、黄）、

SVS 2 チューブキット、7910063800

ループリンク（80 mm、緑/緑）、SVS 2 内部標準リンク（120 mm、灰色/茶色）、SVS 2 サンプルループ（1.0 mL、黒/黒）、

1/4 インチ-28 スーパーフランジレスフィッティング、

交換用ワイパーシールキット、SVS 2
高速取り込みポンプ用チューブキット、SVS 2 高速取り込みポンプ用

1/16 インチスーパーフランジレスフェラル（2 個）を含む
7910064500
PVC 内径 2.5 mm 廃液チューブ（1.5 m）、PVC 内径 2.5 mm

インレットチューブ（50 mm）、バルブ廃液チューブ（320 mm、3710066700
SVS 2 高速取り込みポンプ用チューブキット、

赤）、バブルインジェクタチューブ（400 mm）、バブルインジェクタ

キャピラリトランスファーライン、SVS 2 と UniFit
ネブライザフィッティングを接続、50 mm

SVS 2/SVS 2+ 用サンプルループ
説明

SVS 2 サンプルループ、0.25 mL
SVS 2 サンプルループ、0.5 mL
SVS 2 サンプルループ、1.0 mL
SVS 2 サンプルループ、1.5 mL
SVS 2 サンプルループ、2.0 mL
SVS 2 サンプルループ、3.0 mL
SVS 2 サンプルループ、3.5 mL
SVS 2 サンプルループ、4.0 mL

T ピース、バブルインジェクタ 1 ウェイバルブを含む

3710066700

G8010-60834

部品番号9910143200
9910143300
9910143400
9910143500
9910143600
9910143800

SVS 2 サンプルループ、1.0 mL、9910143400

9910143900
G8485-60518

www.agilent.com/chem/jp67

ICP-OES 用消耗品

SVS 2 + 消耗品
説明

詳細情報

SVS 2+ 用

バルブ本体、PTFE ステータを含む

交換用 6/7 ウェイバルブアセンブリ、

スーパフランジレスナット、

1510256900

6/7 ウェイバルブアセンブリ用交換用ミキシングティ、ロータ、マウントプレート、ミキシングティ、スラストワッシャー、 G8485-60513

G8485-60514

SVS 2+ 用

キャピラリトランスファーライン、SVS 2 スイッチングバル

G8010-60834

ブを U シリーズネブライザ注入口に接続、長さ 50 mm、UniFit コネクタ付き

バルブチューブキット、SVS 2+ 用チューブ、キャリア/リンス、350 mm、SVS 2+ 用チューブ、内部標準、350 mm、SVS 2+ 用
ポンプチューブキット、SVS 2+ 用

部品番号

キャリア/リンスチューブ（350 mm）、内部標準チューブ（350 mm）、サンプルループ（1 mL）*を含む

G8485-60515

G8485-60516
G8485-60517
バブルインジェクタチューブ（220 mm）、PVC インレット

チューブ（内径 2.5 mm、100 mm）、 バーブフィッティング

G8485-60519（1/4-28 オスから 1/8 インチ）、PVC インレットチューブ（内径 2.5 mm、1.5 m）、バブルインジェクタ T ピース、バブル

チューブ、バブルインジェクタ、220 mm、SVS 2+ 用

インジェクタ 1 ウェイバルブを含む

G8485-60520

チューブ、注入口、PVC、0.1 m、内径 2.5 mm、G8485-60521

チューブ、PFA、3 m、外径 1/16 インチ、

G8485-60522

スーパーフランジレスナット、PEEK、ショート、

1510256900

スーパーフランジレスフェラル、1/16 インチ、P-250x、

0100-1690

バーブフィッティング、1/4-28 オスから 1/8 インチ、

G8485-80001

交換用取り込みポンプ、SVS 2+ 用、チューブやアクセ

G8485-60512

SVS 2+ 用

内径 0.04 インチ、SVS 2+ 用

ヘッドレス、1/4-28 平底、外径 1/16 インチチューブ用

SVS 1+/2+ 用
SVS 2+ 用

サリはなし

調整可能取り付けブラケット、SVS 2+ 用
調整可能取り付けブラケット、SVS 2+ 用、

15 ～ 90 mm で調整可能、50 mm にプリセット、SVS 2+を 5100/5110 デュアルビュー ICP-OES に取り付け可能

Agilent 700 シリーズアキシャル ICP-OES 用

ステータアラインおよびエクストラクションツール、

PTFE、SVS 2+ 用

*チューブのカラーコードは黒/黒、フィッティングとラベルはチューブに取り付けられています。

68

分光分析用消耗品

G8485-81002

G8485-81001

G8485-80000

ICP-MS 用消耗品

ICP-MS 用消耗品

Agilent ICP-MS 機器の構成には、シングル四重極とトリプル四重極があります。アジレントのシングル四重極 ICP-MS 機器
は、ルーチンの制御された分析から、高度な研究、困難なアプリケーションまで、一連の標準的な ICP-MS 測定に対応します。
アジレントのトリプル四重極 ICP-MS なら、非常に分析困難なサンプルでも問題となる干渉を確実に解消でき、信頼性の高い結果を得ることができます。

7900 ICP-MS

ICP-MS メンテナンススケジュール
品名アクション/コメント

ドレイン容器

確認し、必要に応じて空にする

アルゴンガスペリスタルティックポンプチューブ

サンプリングコーン、スキマコーン
ロータリポンプ
ネブライザ

アルゴンガスの圧力と量を確認する

破損/劣化がないか確認する

通常はサンプル取り込みチューブを毎週交換する

開口部にマトリックスの蓄積、変形、隆起がないかどうかを確認する
必要に応じてクリーニングまたは交換

排気ホースにねじれ、破損、オイルによる汚染がなく、しっかりと接続されていることを確認する

ネブライザ試験を実施し、所定の方法に従って適切な措置を講じる

よれ、破損、変形がある場合は交換する

ロータリポンプ

オイルを交換する

量と状態を確認する

ロータリポンプオイルミストフィルタ

ミストフィルタを交換する

水ストレーナ

確認してクリーニング

ORS セルクリーンガスフィルタ
冷却液

アルゴンガスフィルタと大型ユニバーサルトラップ

引き出し/オメガレンズ

シールドコンタクト

オクタポール

確認し、インジケータに従って交換
交換

毎月

6 か月

毎年

交換
交換

トーチ

クリーニングまたは交換

エレクトロンマルチプライア

毎週

クリーニングまたは交換

クリーニング

プラズマガス、補助ガスチューブに確認する）

確認して交換その他のイオンレンズ

サンプル導入エリア、スプレーチャンバとエンドキャップを含む

毎日（作業開始前と日々の分析中

オイルの量と色を確認する

グラファイトガスケット、サンプラコーン用

冷却液

一般的なスケジュール*クリーニング

定期的

アナログ HV が 3500 V、またはパルス HV が 2000 V を超えたら交換する

確認して交換*メンテナンスの頻度は、ラボの条件、サンプルスループット、サンプルの種類によって大きく異なります。
（所定の方法に従って）部品を定期的に確認し、適切な措置を講じる必要があります。

www.agilent.com/chem/jp69ICP-MS 用消耗品
サンプル導入用消耗品

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブは最小限かつ最適な長さであるため、自分でトリミングする必要がありません。

この Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブの適格性評価にあたり、当社は次の点を確認しました。

–
–
–
–
–

浸出金属が少なく、すばやく洗浄可能：汚染やバックグラウンドの増大を防止
確実なタブ接着：硝酸洗浄液に浸されていたチューブでも接着可能

安定した流量：チューブの使用期間全体にわたり、長期的な高い信号安定性を実現
高速リカバリー：ポンプスピードの変更時に、信号がすぐに安定化取り付けが簡単：正確にカットされ、フレアエンドであるため、内径 1 mm 未満のすべてのチューブに対応

この結果、使いやすさと生産性が向上しています。

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ
説明

透明 PVC、2 ストップ、白/白タブ

フレアエンド透明 PVC、2 ストップ、黒/オレンジタブ

ベージュ熱可塑性エラストマー、3 ストップ、黄/青タブ

フレアエンド透明 PVC、2 ストップ、黒/黒タブ

黄色 PVC 溶媒フレキシブル、2 ストップ、白/白タブ

フレアエンド黄色 PVC 溶媒フレキシブル、2 ストップ、黒/黒タブ仕様

内径 1.02 mm
内径 0.25 mm
内径 1.52 mm
内径 0.76 mm
内径 1.02 mm
内径 0.76 mm

フレアエンド黄色 PVC 溶媒フレキシブル、2 ストップ、

内径 0.25 mm

黒フルオロエラストマポリマー、3 ストップ、黄/青タブ

内径 1.52 mm

青/オレンジタブ

シリコン、3 ストップ、白/白タブ

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ

70

分光分析用消耗品

内径 1.02 mm

用途

水溶性、酸性マトリックスのサンプル取り込み用標準水溶液によるオンライン内部標準（ISTD）取り込み

スプレーチャンバドレイン用標準

高マトリックス取り込み、水溶性、ISTD による 1:1 のオンラ

インサンプル希釈に推奨

有機溶媒マトリックスによるサンプル導入用

高マトリックス取り込み、有機、ISTD による 1:1 のオンライン
有機溶媒サンプル希釈に推奨

数量

12 個
12 個
12 個
12 個
12 個
12 個

機器モデル

7xx0、8x00
7xx0、8x00
7xx0、8x00

部品番号

5005-0020
5005-0021
5005-0022

7xx0、8x00

5005-0023

7xx0、8x00

5005-0025

7xx0、8x00

5005-0026

有機溶媒マトリックスによるオンライン内部標準（ISTD）取り

12 個

7xx0、8x00

5005-0027

スプレーチャンバドレインとキシレンマトリックス中のサンプル

1個

7xx0、8x00

5042-4799

込み

高純度のサンプル導入用、自己吸引ネブライザを使用していない微量分析に推奨

6個

7xx0、8x00

G1820-65217

ICP-MS 用消耗品

サンプルライン用消耗品

説明

サンプルチューブ、PFA
サンプルチューブ、PFA
サンプルチューブ、PFA

サンプルチューブ、PEEK ガイド付き、PFA
サンプルチューブ、PEEK ガイド付き、PFA
サンプルチューブ、PEEK ガイド付き、PFA

サンプルチューブ、オンライン内部標準添加用
オンライン内部標準添加キット仕様

内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m

内径 0.2 mm、外径 1.6 mm、70 cm

用途

標準サンプル取り込みチューブ

内径 0.15 mm、外径 1.6 mm、70 cm

内径 0.3 mm、外径 1.6 mm、3 m

3個
5個

内径 0.2 mm、外径 1.6 mm、70 cm

サンプルおよび ISTD 取り込み用グラウンド付きコネクタ

1個
3個

内径 0.3 mm、外径 1.6 mm、70 cm

内径 0.15 mm、外径 1.6 mm、70 cm

数量

5個
オンライン ISTD 用

T ピースアセンブリ、3 m の PFA サンプル 取り込 み

5個
1個

部品番号

G1820-65105
G1833-65573
G1833-65572
G1820-65531
G1820-65527
G1820-65526
G1820-65478

1個

G3280-60590

1個

8710-1930（内径 0.5 mm）および ISTD（内径 0.3 mm）チューブ、

ISTD ペリスタルティックポンプチューブ（オレンジ/

プラスチックチューブカッター

青、内径 0.25 mm、フレアード PVC）を含む

7700/8800 ICP-MS 用

サンプルトレイ

7800/7900 用

サンプルトレイ

8900 用

サンプルトレイ

十字ジョイント用プラグ

PTFE ナット

フェラル、フロントおよびバック

ステータアームテープ、ペリスタルティックポンプ用

外径 1.6 mm のチューブ用

1個
1個
1個
3個

10 個

外径 1.6 mm のチューブ用

10 個
3個

ステータアームテープ、ペリスタルティックポンプ用、30 m ロール

1個

サンプルチューブ、PFA、G1820-65105

G3280-40103
G8400-40113
G3666-40104
G3138-65129
5064-8023
5064-8024
G3280-60568
5043-0030

プラスチックチューブカッター、8710-1930

www.agilent.com/chem/jp71ICP-MS 用消耗品

ネブライザと消耗品

説明

MicroMist ネブライザ、U シリーズ

UniFit サンプル注入口フィッティング
UniFit サンプル注入口フィッティング
MicroMist ネブライザ

サンプル注入口（EzyFit）フィッティング
サンプル注入口（EzyFit）フィッティング
ネブライザガス*コネクタ、

MicroMist ネブライザ用
MicroMist ネブライザ、

PEEK ガスフィッティング付き

MicroMist ネブライザガスフィッティン

仕様

用途

サンプルコネクタ付き

ほとんどのサンプルタイプに適している

ホウケイ酸ガラス製、UniFit

内径 0.5 mm、700 mm、コネクタ付きMicroFlow ネブライザ

MicroFlow ネブライザ、
I-AS プローブ付き

7800/7900/8800 に標準搭載

1個（HF または懸濁粒子が含まれるサンプルを除く）

UniFit サンプルコネクタ付き U シリーズ MicroMist ネブライザ用

ホウケイ酸ガラス製、Ezyfit

サンプルコネクタ付き

内径 0.25 mm、700 mm、コネクタ付き内径 0.5 mm、700 mm、コネクタ付きホウケイ酸ガラス製、PEEK
ガスコネクタ付き

PFA、200 µL/min
PFA、200 µL/min

部品番号

G3266-80004

10 個

G3266-80012

10 個

G3266-80013

1個

G3266-65003

EzyFit サンプルコネクタ付き MicroMist ネブライザ用、内径 0.25 mm、700 mm、コネクタ付き

10 個

G3266-80010

EzyFit サンプルコネクタ付き MicroMist ネブライザ用、内径 0.5 mm、700 mm

10 個

G3266-80011

1個

G3266-80015

8900 に標準搭載

1個

G3266-80005

PEEK ガスフィッティング付き MicroMist ネブライザに対応、8900 用

1個

G3266-80017

一般的な同軸ネブライザに対応

1個

G3266-80020

内径 0.25 mm、700 mm、コネクタ付きグ、PEEK ラチェット式コネクタ付き

ネブライザクリーナ

数量7700x/e、8800、7500cx/ce に標準搭載

HF または懸濁粒子が含まれるものを除くほとんどのサンプルタイプに最適

7500a 用に注文する場合は、スプレーチャンバエンドキャップ（p/n G1833-65475）も必要

HF または懸濁粒子が含まれるものを除くほとんどのサンプルタイプに最適

高純度サンプルと HF サンプル用、インテグレートオートサンプラ（I-AS）では使用不可

7700s、8800、8900、7500s の半導体構成用標準液

インテグレートオートサンプラ（I-AS）による高純度サンプルと HF サンプルの分析用、サンプル取り込

1個
1個

G3139-65100
G3139-65102

みチューブはサンプリングプローブを終端とする（続く）

MicroMist ネブライザ、G3266-65003

72

分光分析用消耗品

サンプルチューブ、G3266-80010

ネブライザガス*コネクタ、G3266-80015

ICP-MS 用消耗品

ネブライザと消耗品

説明

MicroFlow ネブライザ
I-AS プローブ付き

MicroFlow ネブライザ仕様

用途

PFA、20 ～ 50 μL/min

低流量、自己吸引型不活性ネブライザ、インテグレートオートサンプラ（I-AS）では使用不可

PFA、20 ～ 50 μL/min

低流量、自己吸引型不活性ネブライザ、インテグレートオートサンプラ（I-AS）で使用可、サンプル取り込みチューブはサンプリングプローブを終端とする

MicroFlow ネブライザ用コネクタ

ネブライザガス*ラインコネクタ

Mira Mist ネブライザ

数量

環境、地質学などのハイソリッドアプリケーション用

PTFE

自己吸引型ではないため半導体用には使用不可

1個

部品番号

G3139-65106

1個

G3139-65108

1個

G1833-65583

1個

G3161-80000

1個

G3161-80001

10 個

CP913777

7500a 用に注文する場合は、スプレーチャンバのエンドキャップ（p/n G1833-65475）も必要（7500cx/cs には付属）。MiraMist ネブライザのサンプルラインは製造年により異なる場合があります。

Mira Mist ネブライザ、PEEK

詳細はお問い合わせください。

環境、地質学などのハイソリッドアプリケーション用

PTFE

自己吸引型ではないため半導体用には使用不可

7500a 用に注文する場合は、スプレーチャンバのエンドキャップ（p/n G1833-65475）も必要（7500cx/cs には付属）。MiraMist ネブライザのサンプルラインは製造年により異なる場合があります。
サンプル注入口コネクタ、

Mira Mist ネブライザ用

0.5 m のサンプルキャピラリ

詳細はお問い合わせください。

（外径 0.044 インチ × 内径0.018 インチ）を含む

MiraMist ネブライザのサン

プルラインは製造年により異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。

C-Flow PFA 同軸ネブライザ

PFA 200 μL/min

超微量分析に推奨されるすべての PFA ネブライザ

1個

G3285-80000

C-Flow PFA 同軸ネブライザ、

PFA 200 μL/min

超微量分析に推奨されるすべての PFA ネブライザ

1個

G3285-80001

C-Flow PFA 同軸ネブライザ

PFA 50 μL/min

VPD および高マトリックス半導体、特に 100 mg/L 超の Si マトリックスと H3PO4 に推奨

1個

G3285-80002

C-Flow PFA 同軸ネブライザ、I-AS

PFA 50 μL/min

VPD および高マトリックス半導体、特に 100 mg/L 超の Si マトリックスと H3PO4 に推奨

1個

G3285-80003

有機溶媒分析または微量分析に推奨。石英製同軸ネブライザはガラス製同軸ネブライザ（MicroMist

1個

G1820-65138

I-AS プローブ付き

プローブ付き同軸ネブライザ、石英MicroFlow ネブライザの代わりに使用可
MicroFlow ネブライザの代わりに使用可
自由吸引モードで使用

G1820-65052 ガスラインコ

ネクタと G1820-60160 サン

プルラインコネクタを使用、自由吸引モードで使用など）より純度が高いため

別途注文

（続く）

ネブライザクリーナ、G3266-80020

I-AS プローブ付き MicroFlow ネブライザ、G3139-65102

ネブライザガス*ラインコネクタ、

G1833-65583

ポリプロピレンコネクタ、

G1820-65052

www.agilent.com/chem/jp73ICP-MS 用消耗品

ネブライザと消耗品

説明仕様

ポリプロピレン

O-リングを含む

ネブライザガス*ライン用コネクタ、

サンプルラインコネクタ
ユニオンフィッティング

フェラルおよび FPM O-リングキット、
ネブライザガス*ラインコネクタ用

4 mm チューブ、フェラルと
FPM O-リングを含む
4 mm チューブ

エンドキャップ、PTFE、FPM O-リングを含む

O-リングキット、FPM、

2 サイズ、各 10 個

同軸ネブライザ用
同軸ネブライザ用

用途

ガスラインと同軸ネブライザの接続用

O-リング、FPM、エンドキャップ用

PFA 同軸ネブライザ用
同軸ネブライザ用

同軸ネブライザ（Pyrex または石英）とスプレーチャンバを接続、MicroMist、MicroFlow、

その他の同軸ネブライザ用

石英製同軸ネブライザのエンドキャップで使用

エンドキャップ用 O-リング、

有機溶媒用

O-リング A、石英製同軸ネブライザ用
O-リング B、石英製同軸ネブライザ用

G1820-65052

G1820-60160
1個
1個

5064-8078
G1820-65533

1個
20 個

G1820-65491

4個

G1820-65520

5個

G1820-65198
G1820-65518

ペルフルオロ化合物、5個

G3280-67115

ペルフルオロ化合物、5個

G3280-67116

内径 1.07 mm
内径 3.8 mm**部品はサポートされていますが、提供は終了しています

フェラルおよび FPM フルオロエラストマポリマー O-リングキット、
ネブライザガス*ラインコネクタ（G1820-65533）用

分光分析用消耗品

部品番号

2個*「キャリアガス」という用語は、ICP-MS では「ネブライザガス」に置き換えられています（2017 年 7 月以降）

74

1個

同軸ネブライザとサンプルラインを接続。大きな穴のあるポートはネブライザに、小さなポートはサンプ

ルチューブに接続のこと。

同軸ネブライザ用 O-リング、
有機溶媒（3 種類）用

数量

ICP-MS 用消耗品

スプレーチャンバ
説明

スプレーチャンバ、ダブルパス設計、石英製
スプレーチャンバ、ダブルパス設計、石英製
スプレーチャンバ
スプレーチャンバ用エンドキャップ

エンドキャップリテーナ、エンドキャップをスプレーチャンバ本体に固定
エンドキャップリテーナ、エンドキャップをスプレーチャンバ本体に固定
エンドキャップでのガスライン用コネクタ

用途

7700、7800、8800、7500 シリーズで標準

数量

G3280-80008

7850、7900、8900 シリーズ用

G8400-67150

超微量 B 分析用、スプレーチャンバとトーチの接続に石英製コネG3280-80503

超 HMI 機能を使用する場合に必要
クタチューブは不要

G3280-60008
77/78/8800 および 7500 シリーズ用

G3280-67091

7900 シリーズおよび 8900 シリーズ用（p/n G8400-67150）

G8400-40200
5042-4775

ネブライザ接続用エンドキャップナット

ドレインチューブアセンブリ

排水用チューブ、内径 4 mm、2.5 m

ドレインチューブ、PVC（Tygon）、3/32 x 5/32 インチ、5 m

0535-1082
G3280-60555
ペリスタルティックポンプチューブとドレインタンク間のチューブ

G1820-65515
G3160-67000

ドレインタンク、ポリエチレン、4 L

5042-4769

ドレインタンク

有機溶媒用ドレインタンク

スプレーチャンバとトーチ間のボールジョイントコネクタ用クランプ

スプレーチャンバとトーチ間のボールジョイントコネクタ用クランプ、7900 ICP-MS 用

Tygon チューブ、3 m
有機溶媒導入キット

部品番号

G1820-65016
G1820-65505
スプレーチャンバ、コネクタチューブ、トーチにボールジョイント

コネクタを固定するために使用

2個

G1833-65430

77/8800 ICP-MS 用

スプレーチャンバ、コネクタチューブ、トーチにボールジョイント

コネクタを固定するために使用

G8400-60327

7800/7900 ICP-MS 用

ドレインとドレインタンクの接続用標準の石英製トーチ、サンプル導入およびドレイン部品を、揮発性有機溶媒の分析に最適な部品と置換。内径 1.5 mm インジェクタ付き石英製トーチ（内径 1.0 mm トーチ

G3280-60077
G3280-60580

は付属していないが、ドレイン用サンプルチュー
揮発性有機溶媒で使用可能）、ガイド付きサンプルチューブ（内径 0.15 mm、70 cm、5 個、および内径 0.2 mm、70 cm、5 個）、

ブ（内径 0.3 mm、3 m）ペリスタルティックポンプチューブ（30 個）、有機溶媒警告ラベルを含む。

O2/Ar ネブライザ*ガス添加用の石英製同軸ネブライザとオプションガスライン（p/n G4920A）は、必要であるが含まれない。O2/Ar ネブライザ*ガスが添加される場合は、
Pt サンプリングコーンも必要。

*「キャリアガス」という用語は、ICP-MS では「ネブライザガス」に置き換えられています（2017 年 7 月以降）

www.agilent.com/chem/jp75ICP-MS 用消耗品

PFA 不活性サンプル導入キット用消耗品

Agilent PFA 不活性サンプル導入キットは、標準の石英製サンプル導入部品の代わりとして、高純度サンプルと HF サンプルに使用できます。このキットには、エンドキャップ（PFA）、スプレーチャンバ（PFA）、接続用パイプ、PFA ベース付きデマン
タブルトーチ、トーチインジェクタ（Pt またはサファイア）が含まれます。直径の小さいインジェクタを含むキットは、揮発性有機溶媒に推奨されます。Pt インジェクタを含むキットは、半導体アプリケーションに推奨されます。ネブライザが必要
ですが、含まれていません。PFA ネブライザが推奨されており、別途注文する必要があります。

PFA 不活性サンプル導入キット用消耗品
説明

PFA 不活性キット、サファイア、内径 2.5 mm、G4912-68000

詳細情報

PFA 不活性キット、サファイア、内径 2.5 mm

トーチを含むPFA 不活性キット、サファイア、内径 1.5 mm

トーチを含むPFA 不活性キット、白金、内径 2.5 mm
PFA 不活性キット、白金、内径 1.5 mm

エンドキャップ

トーチを含む
トーチを含むG4912-80016

7500 コネクタチューブ

77/78/79/88/8900 コネクタチューブ
ガスポート付きコネクタチューブ

ガスポートなし
ガスポートなし

G3285-80023
G3285-80024
G4912-80016
G3285-80034
G3285-80035
G4912-80010

インジェクタ、サファイア、PFA 不活性キット用、O2 ポート付き、内径 1.57500 専用

G3285-80036

インジェクタ、白金、PFA 不活性キット用、O2 ポート付き、内径 1.5 mm

7500 専用

G3285-80037

水溶性用セミデマンダブル石英製トーチ、2.5 mm インジェクタ（PFA 不活

インジェクタは含まれない

G4912-80012

有機用セミデマンダブル石英製トーチ、1.5 mm インジェクタで使用

インジェクタは含まれない

G4912-80013

mm

インジェクタ、白金、不活性トーチ用、内径 1.5 mm性キット付き標準トーチ）で使用

注：PFA = ペルフルオロアルコキシ

分光分析用消耗品

G4912-68003

G3285-80022

インジェクタ、白金、PFA 用、内径 2.5 mm

76G4912-68002

G4912-80014

インジェクタ、サファイア、PFA 不活性キット用、内径 2.5 mm
インジェクタ、サファイア、不活性トーチ用、内径 1.5 mm

G4912-68001

G3285-80021

チューブ、ドレイン、PFA

チューブ、ドレイン、PFA、7500 用

G4912-68000

G3285-80020

スプレーチャンバ

ガスポート付きコネクタチューブ、

部品番号

G4912-80011

ICP-MS 用消耗品
トーチとコンポーネント
トーチおよびコンポーネント
説明

トーチ、石英製、内径 2.5 mm

7500 トーチ、石英製、内径 2.5 mm

トーチ、石英製、内径 1.5 mm、テーパータイプ
トーチ、石英製、内径 1.0 mm、テーパータイプ
シールドプレート、長寿命

ボンネット（シールドトーチ用石英製リング）

石英製コネクタチューブ（ストレート）

希釈ポート付き石英製コネクタチューブ、HMI 用UHMI 希釈ポート用ブランクプラグ、PTFE、8900

用途

部品番号

ほとんどのアプリケーションに適した標準トーチ

G3280-80053

フッ酸が含まれるサンプルには不適

7500 専用

G3270-80043

有機溶媒で使用

G3280-80080

有機溶媒で使用

G3280-80081

ボンネットで使用

G1833-65419

フッ酸が含まれるサンプルには不適
フッ酸が含まれるサンプルには不適
シールドプレート（p/n G1833-65419）で使用

G1833-65421

UHMI スプレーチャンバ（p/n G8400-67150）で使用、または HMI 機能なしで使用
希釈ガスの添加用 HMI 機能で使用

G3270-80024
G3666-20391

クランプ、スプレーチャンバとトーチ間のボールジョイントコネクタ用

スプレーチャンバ、コネクタチューブ、トーチにボールジョイントコネクタを固定するために使用

7900 ICP-MS

7800/7900 および 8900 用

クランプ、スプレーチャンバとトーチ間のボールジョイントコネクタ用、RF コイル、7700/8800 ICP-MS 用

G3270-80025

スプレーチャンバ、コネクタチューブ、トーチにボールジョイントコネクタを固定するために使用

G1833-65430
G8400-60327

G3280-60638

アライメントプレート、RF コイル用

G1833-66011

RF コイル、7500 ICP-MS 用

G1833-65432

RF コイル、7800、7850、7900、8900 ICP-MS 用

G8400-60434

注：各不活性キットに適したトーチについては、76 ページの「PFA 不活性サンプル導入キット用消耗品」の表を参照してください。

ヒントとツール
プラズマを取り付 けて点火する前 に、トーチを完全 に乾かす必要 があります。トーチに欠損、ひび割れ、変形が見つかったら、交換してください。

トーチ、石英製、内径 2.5 mm 標準トーチ、G3280-

80053

www.agilent.com/chem/jp77ICP-MS 用消耗品
インタフェースコーンとイオンレンズ
サンプリングコーン

77/78/7900 および 88/8900 シリーズ用
ニッケルサンプリングコーン、

G3280-67040

説明

部品番号

ニッケル （x-レンズで標準、Ni チップと Cu ベース）

G3280-67040

ニッケルめっき（Ni チップと Ni めっきの Cu ベース）

G3280-67061

白金（s-レンズ/半導体で標準、Pt チップと Cu ベース）

G3280-67036

大きい白金インサート（18 mm、Pt チップと Cu ベース）

G3280-67056

ニッケルめっきの白金（Pt チップと Ni めっきの Cu ベース）

白金サンプリングコーン、

G3280-67036

コーンケアパッケージ

77/78/7900 および 88/8900 シリーズ用
説明ニッケルコーンケアキット

ニッケルめっきサンプラコーン
ケアキット

ニッケルめっき白金サンプリング
コーン、G3280-67142

G3280-67142

プラチナコーンケアキット

ニッケルめっき白金サンプラ

コーンケアキット

キット内容

拡大鏡ツール （5190-9614）、サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個（G3280-67009）、クリーニング用綿棒、100 本（9300-2574）、ニッケルサンプラ

部品番号5067-0294

コーン、2 個（G3280-67040）を含む

拡大鏡ツール （5190-9614）、サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個（G3280-67009）、クリーニング用綿棒、100 本（9300-2574）、ニッケルめっき製

5067-0295

サンプラコーン、2 個（G3280-67061）を含む

拡大鏡ツール （5190-9614）、サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個（G3280-67009）、クリーニング用綿棒、100 本（9300-2574）、白金製サンプラ

5067-0296

コーン、2 個（G3280-67036）を含む

拡大鏡ツール （5190-9614）、サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個（G3280-67009）、クリーニング用綿棒、100 本（9300-2574）、ニッケルめっき
白金製サンプラコーン、2 個（G3280-67142）を含む

5067-0297

注：コーンケアキットにスキマコーンは含まれません。スキマコーンの表を使用して、適切なスキマコーンの種類と数量を注文に追加してください。

ニッケルサンプラコーンケアキット

5067-0294

78

分光分析用消耗品

ニッケルめっきサンプラコーンケアキット

5067-0295 または 5067-0297

白金サンプラコーンケアキット

5067-0296

ICP-MS 用消耗品

スキマコーン

イオンレンズ構成と ICP-MS シリーズによる選択内容

説明

ニッケル

プラチナ、銅ベース

プラチナ、ニッケルベース

s-レンズ （半導体）

x-レンズ

7700（+e）/7800/8800

7900/8900

7700/7900/8800

8900

G3280-67041

G8400-67200

G3280-67066

G3666-67421

G3280-67060

G8400-67201

G3280-67064

G3666-67401

G3280-67063

G8400-67202

G3280-67065

G3666-67411

注：網掛けのセルが標準構成です

スキマベース

まずイオンレンズ構成と ICP-MS シリーズで選択してから、インタフェースコーンの素材（ニッケル （Ni）または白金（Pt）
）で選択

説明

ステンレス製（Ni コーンで使用）

真鍮製（Pt コーンで使用）

x-レンズ

s-レンズ （半導体）

7700（+e）/7800/8800

7900

8900

7900

7700/8800

8900

G3280-60608

G8400-60624

G3666-60301

G8400-60627

G1833-65591-

G3280-60621

G8400-60625

G3666-60311

G8400-60626

G1833-65590

G3666-60401

注：網掛けのセルが標準構成です

専門的アプリケーション用のスキマコーンとベース
説明

銅製スキマコーン、s-レンズ/半導体構成の 7700/7900/8800 用
銅製スキマコーン、半導体構成の 8900 用

真鍮製オフセットスキマベース、s-レンズ/半導体構成の 7700/8800 用
真鍮製オフセットスキマベース、s-レンズ/半導体構成の 7900 用

部品番号

G3280-67067
G3666-67067
G3280-60381
G8400-60628

真鍮製オフセットスキマベース、s-レンズ/半導体構成の 8900 用

G3666-60628

7900 および 8900 スキマコーン、Pt チップ、Ni ベース。Pt チップとニッケルめっき Cu ベースサンプラコーン

G3666-67501

スキマベース、真鍮、s-レンズと m-レンズ、8900

G3666-60401

スキマベース、真鍮、m-レンズ、7900

G8400-60634

スキマコーン、m-レンズ付き 7900/8900 用（G3280-67142）と真鍮製スキマベースでの使用を推奨
スキマコーン、c-レンズ付き 8900 用

7900 および 8900 スキマコーン、ニッケル。Ni チップと Ni めっきの Cu ベースサンプラコーン（G3280-

G3666-67511

スキマコーン、Pt チップと Cu ベース

G3280-67064

67061）と真鍮製スキマベースでの使用を推奨

スキマベース、真鍮、c-レンズ

ヒントとツール
ICP-MS でクールプラズマ測定を実行する場合 は、s- レンズ（半導体）をインタフェースに装着する必要 があります。

G3666-60601

www.agilent.com/chem/jp79ICP-MS 用消耗品
インタフェースコーンのセレクションガイド

www.agilent.com/search/gn/icp-selector のオンラインセレクションツールをご使用ください。
サンプラコーン

部品番号

使用対象

ニッケルチップとG3280-67040

すべての x-レンズモデルに標準搭載

銅ベース

ニッケルチップと

ニッケルめっきベース

白金チップとG3280-67061

すべての s-レンズモデルに標準搭載（半導体仕様）すべての x-レンズモデルでオプション

白金チップとG3280-67142

全モデルでオプション

大きい（18 mm）白金チップとG3280-67056

全モデルでオプション

ニッケルめっきベース

銅ベース

スキマコーン、ニッケル製、

G3280-67041

推奨スキマコーン

最も一般的なアプリケーション（水溶性、酸性マトリックス、

フッ酸を含まない溶液、有機物以外）に最適

非常に経済的な運用が可能

高塩類（海水/プロセス水）および塩化物マトリックス（HCl、HClO4）を含むサンプル

ステンレス

スキマコーン、白金製、

G3280-67060

検出下限（LOD）が低い場合、および高マトリックスサンプルに推奨

強酸（特に HF）の分析や、有機溶媒の分析に O2/Ar オプショ

ンガスを使用する場合に必要

強酸（特に HCl、HF、HClO4）および高マトリックスサンプルの分析に推奨

LOD が非常に低い場合、および超高マトリックスサンプルに推奨
粘度や沸点が高い酸（H2SO4 や H3PO4）に適している

スキマベース、ステンレス製、

G3280-60608

アジレントの使用済みの白金製 ICP-MS コーンを返却すると、コスト削減と環境保護に役立ちます。

7500/7700/7800/7850/7900 および 8800/8900 ICP-MS 用の使用済み Pt コーンの下取りクレジットの詳細については、www.agilent.com/chem/ptcone を参照してください

分光分析用消耗品

ニッケル

最適

ヒントとツール

80

必要なスキマベース

高エアロゾル希釈比（8 倍超）、（u）HMI でのルーチン運用に

G3280-67036

銅ベース

全モデルでオプション

推奨

アプリケーション

白金チップと銅ベース

真鍮製

ICP-MS 用消耗品

Agilent 7500 シリーズ用インタフェースコーンガイド
説明

部品番号

7500a

7500i

ニッケル製サンプリングコーン

G1820-65238

標準

標準

サンプリングコーン

ニッケルめっきニッケルサンプリングコーン

白金サンプリングコーン、10 mm インサート白金サンプリングコーン、18 mm インサート

T モード

ニッケル製スキマコーン

G1820-65050

標準

標準

スキマコーン

白金製スキマコーン

白金スキマコーン（ニッケルベース）
銅製スキマコーン標準

G1820-65237

標準G3270-60643

ステンレス製ベース、ニッケル製スキマ用

G1833-65407

標準

標準

スキマベース

真鍮製ベース、白金製スキマ用

標準

標準

G3270-60106

T モード

真鍮製ベース、白金製スキマ用

標準

G1833-65132

T モード

真鍮製ベース、白金製スキマ用

T モード

T モード

G1833-65497

G1820-65481

ステンレス製ベース、ニッケル製スキマ用

標準

G3270-65024

ニッケルスキマコーン、T モード用

ステンレス製ベース、ニッケル製スキマ用

標準7500csG1820-65360
T モード

白金製スキマコーン

7500ce/cx

標準G1820-65239

G1820-65480

ニッケル製スキマコーン

7500c

G3270-67003

ニッケルサンプリングコーン、T モード用

ニッケル製スキマコーン

7500s

T モード

G1833-65591
G1833-65498
G1833-65408

標準

標準

標準

G1833-65505
G1833-65590

標準

凡例： 対応部品標準：

機器の工場出荷時に標準で付属

注意事項
–
–
–

18 mm の白金製コーンインサートは、2 % 超の H2SO4 の測定に推奨
白金製 T モードコーンは使用不可

T モードは ORS モデルで使用不可

www.agilent.com/chem/jp81ICP-MS 用消耗品

サンプリングコーンおよびスキマコーン用消耗品

説明サンプリングコーンの取り外し用インタフェースレンチ
サンプリングコーン用固定リング

サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個

サンプリングコーン用インタフェース
レンチ、G3280-01507

スキマコーンの取り外し用インタフェースレンチ
スキマベース用ネジ、4 個

コーン洗浄剤、1 ガロン

アルミナ粉末、研磨用、1 kg

綿棒、コーン先端形状は極細、両端、100 本

綿棒、100 本、アルミナペーストによるコーンとレンズの研磨用

サンプリングコーン用 O-リング、FPM、7500 用

拡大鏡、ICP-MS コーン開口部の確認用、10 倍拡大、LED 照明と +/- 15 mm の目盛り付き

部品番号

G3280-01507
G3280-20504
G3280-67009
G3280-60502
G1820-65435
5188-5359
8660-0791
9300-2574
5080-5400
G1820-65025
5190-9614

サンプリングコーン用固定リング、

G3280-20504

Easy-fit x-レンズ

交換用 Easy-fit、一体型 x-レンズアセンブリは清潔なパッケージで提供され、すぐに取り付け可能です。レンズ交換と ICP-MS メンテナンスを簡単に実行できるため、最小限のダウンタイムでシステム性能を最高レベルに回復できます。
注：交換専用です。Easy-fit x-レンズはクリーニングできません。

Easy-fit x-レンズ
ICP-MS コーン開口部の確認用ルーペ、
5190-9614

82

分光分析用消耗品

ICP-MS モデル

7800、7850、7700、8800

部品番号

G3280-67200

7900

G8400-67100

8900

G3666-67700

ICP-MS 用消耗品
イオン抽出オメガレンズアセンブリ（標準レンズ）

4 個のイオンレンズ（引き出し 1、引き出し 2、オメガバイアス、オメガレンズ）がネジとスペーサでスキマベースに取り付けられています。

イオン抽出レンズの交換用セット一式です。レンズの定期メンテナンスで分解できます。

イオン抽出オメガレンズアセンブリ
ICP-MS モデル

7700、x/e レンズ付き
7700、s-レンズ付き
8800、x-レンズ付き

8800、s-レンズ付き
7900、x-レンズ付き

部品番号

G3280-67039
G3280-67035
G3280-67039
G3280-67035
G8400-67001

7900、s-レンズ付き

G8400-67002

7800

G3280-67039

7850

G3280-67039

8900、x-レンズ付き

G3666-67300

8900、s-レンズ付き

G3666-67400

レンズメンテナンス用ネジおよびスペーサキット

ルーチンメンテナンスで標準レンズアセンブリがクリーニングや研磨のために分解されている間に代用できるセット一式です。

レンズメンテナンス用ネジおよびスペーサキット
ICP-MS モデル

部品番号

7700x/e

G3280-67037

7700s

G3280-67038

8800x

G3280-67037

8800s

G3280-67038

7900x

G8400-67003

7900s

G3280-67038

7800

G3280-67037

7850

G3280-67037

8900x

G8400-67003

8900s

G3666-67038

www.agilent.com/chem/jp83ICP-MS 用消耗品

オクタポールリアクションシステム（ORS）交換パーツ
説明

部品番号

オクタポールアセンブリ、軸方向の加速機能付き、8900 ICP-MS 用、各 1

G3666-67045

オクタポールアセンブリ、軸方向の加速機能なし、8900 ICP-MS 用、各 1

G3666-67046

ORS セルアセンブリ、軸方向の加速機能付き、8900 ICP-MS 用、各 1

G3666-67141

ORS セルアセンブリ、軸方向の加速機能なし、8900 ICP-MS 用、各 1

G3666-67142

ORS セル入射レンズ、7700 および 8800 ICP-MS 用、各 1G3280-20618

ORS セル入射レンズ、8900 ICP-MS 用、各 1

G3666-20394

ORS セル出射レンズ、7700 および 8800 ICP-MS 用、各 1G3280-20664

ORS セル出射レンズ、8900 ICP-MS 用、各 1

G3666-20396

ORS セルフォーカスレンズ、7700 および 8800 ICP-MS 用、各 1G3280-20633

ORS セルフォーカスレンズ、8900 ICP-MS 用、各 1

G3666-20395

ORS セルチューブ、リアクションセルガス用、PTFE、各 1

G3280-20663

ORS マニュアルベントバルブ、O-リングを含む、各 1

G3280-67046

ORS オクタポールアセンブリ、7700、8800 ICP-MS 用、各 1

エレクトロンマルチプライア
説明エレクトロンマルチプライア

G3280-67045

8900 部品番号

8800 部品番号

78/7900 部品番号

7700 部品番号

5190-0154

5190-0123

G8400-60258

5190-0108

エレクトロンマルチプライア、5190-0108

ヒントとツール
AVF Platinum ポンプオイル（X3760-64004） は、すべての ICP-MS ロータリポンプに対応しています。

オイルの色を頻繁に点検し、暗褐色になった場合、または 6 か月以内の頻度で交換してください。オイル

ミストフィルタは、毎年オイルと一緒に交換してください。

84

分光分析用消耗品

ICP-MS 用消耗品

真空システム消耗品–––

ポンプのオイルレベルは毎月、プラズマが ON の時に確認する必要があります

オイルレベルはゲージの Max と Min の間のレベルに保ってください
オイルは約 6 か月ごとに交換が必要です。

真空システム消耗品
説明

ポンプオイル、AVF Platinum*

ロータリポンプ液、Fomblin 06/6、強酸サンプルに推奨

数量

部品番号

1L

X3760-64004

2 kg

5069-4478

オイルミストフィルタエレメント、DS 402 ロータリポンプ用

9499342M002

オイルミストフィルタキット、DS 402 ロータリポンプ用

9499392M004

リモートドレインオイルキット、DS 402 ロータリポンプ用

9499375M003

DS オイルリターンシステムキット

9499376

オイルミストフィルタエレメント、E2M18 用

オイルミストフィルタエレメント、MS40+ 用

臭気エレメント、E2M18 のオイルミストフィルタ用

オイルミストフィルタキット、E1M18/E2M28 用

1535-4970
G1960-80039
5個

3162-1056

電極キット、7500 のペニングゲージ用

チューブ AIM ゲージ、7500 用

ベントバルブ用 O-リング、FPM

O-リング、真空チャンバ用、FPM

5063-9153

G1833-65332
5042-0901
2個

マニュアルベントバルブ、O-リングを含む、77/79/88 用G1833-65332
5042-4790
G3280-67046*「AVF Platinum」の以前の名称は「AVF 60 SHCE」です。オイルの化学組成は完全に同じで、部品番号は変わりません。AVF Platinum
は、ICP-MS用の MS40、E2M18、DS402 を含むすべてのロータリポンプ（RVP）で推奨されているオイルです。

警告と注意
絶対に素手でオイルに触れないでください

オイルには有害物質が吸収されている可能性があるため、交換の際には注意してください。耐フッ酸導入シス

テムを備えた ICP-MS のインタフェース側にあるロータリポンプのオイルは特に危険です。

www.agilent.com/chem/jp85

ICP-MS 用消耗品

7800/7850/7900/8900 用

インテグレートサンプル導入システム 3

Agilent インテグレートサンプル導入システム 3（ISIS 3）により Agilent ICP-MS の生産性が大幅に向上し、高マトリッ

クスサンプルを長時間分析できます。ISIS 3 にはネブライザの近くに高速取り込みポンプと 7 ポートバルブが配置されているため、ディスクリートサンプリング（DS）によってサンプル取り込み/洗浄時間を短縮できます。このシステム

は生産性が非常に高く、ハイスループットラボでの高サンプルマトリックス分析を実現します。

ISIS 3 Easy-fit サンプルループ

固定容量サンプルループは、デフォルトの推奨タイミングが定められているため、短時間でメソッドを設定して分析を開始できます。
部品番号

（mm）

ループ内径

（mL）

ループ容量

一般的な取り込み
時間（秒）ISIS 取り込みポンプ

サンプルロード（秒）、スピード 60 %、安定化

時間（秒）スピード 80 %ループプローブ洗浄（秒） ループ洗浄（秒）スピード 80 %

5005-0030

1

0.25

15

7

20

4

7

5005-0031

1

0.50

25

8

20

4

8

5005-0032

1

0.75

50

9

20

4

9

5005-0033

1

1.00

80

10

20

4

10

5005-0034

1

1.25

115

11

20

4

11

5005-0035

1

1.50

145

12

20

4

12

5005-0036

1

2.00

210

14

20

4

14

5005-0037

1

2.50

375

17

20

4

17

5005-0038

2.18

1.00

80

8

20

4

8

5005-0039

2.18

1.25

105

9

20

4

9

5005-0040

2.18

1.50

130

10

20

4

10

5005-0041

2.18

2.00

260

11

20

4

11

5005-0042

2.18

2.50

365

12

20

4

12

5005-0043

2.18

3.00

410

14

20

4

14

5005-0044

2.18

4.00

645

17

20

4

17

各サンプルループの推奨時間とポンプスピードは以下のとおりです。これらの数字は、標準チューブを取り付けた ISIS 3 7 ポートバルブおよび SPS 4 オートサンプラで構成された、Agilent 7900 ICP-MS での測定に基づいています。
–––

内径 1.02 mm 白/白ペリスタルティックポンプチューブ、キャリア用（p/n 5005-0020）

内径 0.25 mm 青/オレンジペリスタルティックポンプチューブ、内部標準（ISTD）/チューン用（p/n 5005-0021）
内径 1 mm サンプルプローブ（p/n G8410-80103）

これらの推奨値がデフォルト設定です。特定のアプリケーションやシステム向けに最適化が必要な場合があります。詳しくは ISIS 3 ユーザーガイドを参照してください。

86

分光分析用消耗品

ICP-MS 用消耗品

ISIS 3 消耗品
説明

詳細情報

数量

部品番号

ISIS 3 構成済みチューブおよびループキット、ディスクリートサンプリング用コネクタ付きのすべてのサンプルチューブとポンプチューブを含む。ISIS 3 バルブにすぐに取り

1 キット

G8411-68202

交換用チューブおよびサンプルループキット

ISIS 3 用の個々のチューブとフィッティング

付け可能。サンプルループ（5005-0040）、1.5 mL、内径 2.18 mm を含む、その他のサイズは別途注文可能。

PFA サンプルチューブ、内径 1.0 mm、外径 1/16 インチ、5 m
PFA サンプルチューブ、内径 2.18 mm、外径 1/8 インチ、5 m

フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/8 インチ
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/8 インチ

交換用折り畳み式 CTFE フェラル、1/16 インチチューブ用
交換用折り畳み式 CTFE フェラル、1/8 インチチューブ用

フィッティング、オスからバーブ、1/4-28 UNF、内径 3.2 mm、PEEK、天然

G8411-67117
G8411-67118
ポリプロピレンナットとオレンジの折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと紫の折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと黄の折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと白の折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと黒の折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと青の折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと緑の折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと赤の折り畳み式 CTFE フェラルを含む
ポリプロピレンナットと黒の折り畳み式 CTFE フェラルを含む

5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個

10 個
10 個

5023-1519
5023-1520
5023-1521
5023-1522
5023-1523
5023-1524
5023-1525
5023-1526
5023-1527
5043-0054
5043-0055
5023-1517

ISIS 3 バルブ用消耗品

ロータシール交換キット、ISIS バルブ用

ISIS バルブアセンブリキット

ガスチューブキット、ISIS 3 バルブ 用

ISIS 3 ウェイバルブアセンブリキット

G8411-67111
G8411-67113
3個

G8411-67002
G8411-67114

ステータ、7 ポート、2 ポジションインジェクションバルブ用

G8411-80121

ピストンポンプシール交換セット

G8411-67115

ISIS 3 ポンプ用消耗品

ピストンポンプシール設置ツールキット

ISIS ピストンポンプ

ナット、PEEK、ISIS 3 ポンプ用

G8411-67116
G8411-80115
1個

G8411-80119

www.agilent.com/chem/jp87ICP-MS 用消耗品

7700 および 8800 ICP-MS 対応インテグレートサンプル導入システム（ISIS）用消耗品
説明

詳細情報

スペアサンプルラインおよびコネクタ一式と、フィッティング、

5 m）、ペリスタルティックポンプチューブ（内径 0.89 mm、3 ストッパ、Tygon、12 個）、ペリスタルティックポ

インテグレートサンプル導入システム用基本消耗品

ミキシングコイル、ブロックアダプタ、クランプ、トレイ

サンプルチューブ（内径 0.5 mm × 5 m、内径 0.3 mm × 3 m、内径 2.0 mm × 5 m、内径 0.8 mm ×

数量

部品番号

G4911-67001

ンプチューブ（フレアエンド、Tygon、2 ストッパ（青/オレンジ）、内径 0.25 mm、12 個）、ペリスタルティック

ポンプチューブ（内径 1.02 mm、2 ストッパ、Tygon、12 個）、チューブアダプタ（2 個）、チューブ識別用タグ（10 個 × 2 ロット）、T 型ジョイント、十字ジョイント、ユニオンジョイント、外径 3 mm チューブ用 PTFE ナット（10 個）、外径 3 mm チューブ用フロントおよびバックフェラル（10 個）、外径 1.6 mm チューブ用 PTFE ナット（10 個）、外径 1.6 mm チューブ用フロントおよびバックフェラル （10 個）、チューブクランプ（小 10 個、構成済みチューブキット、自動希釈用

構成済みチューブキット、ディスクリートサンプリング用ペリスタルティックポンプチューブ、Tygon
ペリスタルティックポンプチューブ

ペリスタルティックポンプチューブ、Tygon
ペリスタルティックポンプチューブ、Tygon
ペリスタルティックポンプチューブ、Tygon

ペリスタルティックポンプチューブアダプタ
ペリスタルティックポンプチューブアダプタ

サンプルチューブ、PTFE
サンプルチューブ、PTFE

T 型ジョイントT 型ジョイント、アースブロック付き
十字ジョイント

ユニオンジョイント

大 5 個）、スパイラルチューブ（5 m）を含む

自動希釈用サンプルラインおよびコネクタのセットを含む

ディスクリートサンプリング用サンプルラインおよびコネクタのセットを含む

G4911-68201
G4911-68202

内径 0.89 mm、3 ストップ

12 個

内径 0.25 mm、2 ストップ

12 個

内径 0.25 mm、2 ストップ、フレアエンド
内径 1.02 mm、2 ストップ
内径 2.29 mm、2 ストップ
内径 2.29 mm

内径 0.8 mm、外径 1.6 mm
内径 2 mm、外径 3 mm

12 個
12 個
12 個
2個

5064-8014
G4911-67000
5064-8015
5064-8028
5043-0010
5064-8026
G4911-20021
5064-8016
5064-8020
5064-8017
G3280-67062
5064-8018
5064-8019（続く）

7700 ICP-MS に取り付けられた

インテグレートサンプル導入システム

88

分光分析用消耗品

ICP-MS 用消耗品

7700 および 8800 ICP-MS 対応インテグレートサンプル導入システム（ISIS）用消耗品
説明

PTFE ナット

フェラル、フロントおよびバック

十字ジョイント用 PTFE ナット

フェラル、フロントおよびバック
チューブアダプタ

詳細情報

外径 3 mm のチューブ用
外径 3 mm のチューブ用

外径 1.6 mm のチューブ用
外径 1.6 mm のチューブ用

数量

10 個
10 個
10 個
10 個

APG リモートケーブル

5064-8022
5064-8023
5064-8024

5064-8027

スパイラルチューブ、5 m
タグ、チューブ識別用

5064-8021

G3138-65158

チューブクランプ

レンチ、バルブメンテナンス用

部品番号5064-8029
5064-8032
10 個

5064-8033
5182-2581

ジョイントホルダ、ネブライザポンプ用

G4911-01201

ジョイントホルダ、インテグレートサンプル導入システムポン

G3138-65103

サンプルラインコネクタ

G3138-65104

プ用

バルブ用ロータシール
バルブ用ナット

バルブ用フェラル

ミキサー

G3138-65117
6個
6個

G3138-65118
G3138-65119
G3138-65121

サンプルループ、100 µL

トレイ、インテグレートサンプル導入システム用

G3138-65122
G4911-60011

フロントおよびバックフェラル、5064-8024

www.agilent.com/chem/jp89ICP-MS 用消耗品

77/8800 用インテグレートサンプル導入システム（ISIS）水素化物発生装置アクセサリ消耗品
説明

気液分離管ガスチャンバ

サイクロンチャンバ

ペリスタルティックポンプチューブ、PharMed

気液分離管ガスチャンバ、

G3138-65131

ガスライン用チューブ

十字ジョイント用プラグ仕様

数量G3138-65131
G3138-65136
内径 2.54 mm、2 ストップ

内径 3 mm、外径 4 mm、5 m

リデューシングユニオンコネクタ

8 × 4 mm

リデューシングユニオンコネクタ

6 × 4 mm

リデューシングユニオンコネクタ
ネブライザガス*コネクタ用プラグ
ポンプチューブ用 Y コネクタ

共通部品番号

6個

G3138-65138
3個

内径 2.5 mm

G3138-65129
G3138-65144

6 × 3 mm
外径 4 mm

G3138-65128

G3138-65139
G3138-65140
3個
5個

G3138-65141
G3138-65143*「キャリアガス」という用語は、ICP-MS では「ネブライザガス」に置き換えられています（2017 年 7 月以降）。

CrossLab リアルストーリー

リアルストーリー No.41
ラボ運用の最適化

ラボ運用の最適化

アジレントのサービス/ 販売チームが ICP-MS ラボを支援し、生産性 の向上と機器のダウンタイムの大幅な短縮を実現した事例をご紹介します。

www.agilent.com/chem/story41

90

分光分析用消耗品

ICP-MS 用消耗品

約 12 か月間のルーチン分析に対応できる消耗品キット
説明

基本消耗品キット、x-レンズ付きの 7700/7800/7850/7900、

キット内容

部品番号

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、12 個、5005-0020）と廃液用（3 ストップ、黄/青、12 個、5005-0022）、 G3280-67221
内部標準（2 ストップ、青/オレンジ、12 個、5005-0021）、PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m（G1820-65105）、サンプリングコー

および 8800/8900 ICP-MS 用

ン用グラファイトガスケット、3 個（G3280-67009）、AVF Platinum ポンプオイル、1 L（X3760-64004）、
トーチ、石英製、内径 2.5 mm（G3280-80053）

x-レンズ付き 7700x/e および0022）、内部標準用（2 ストップ、青/オレンジ、2 x 12 個、5005-0021）、PFA サンプルチューブ（内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m）、MicroMist

基本消耗品、

8800 ICP-MS 用

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、2 x 12 個、5005-0020）、廃液用（3 ストップ、黄/青、2 x 12 個、5005-

G3280-67004

ネブライザ用サンプルインレットチューブ（内径 0.5 mm）、オンライン内部標準添加キット、ドレインチューブアセンブリ、スプレーチャンバ、スプレーチャン

バドレインチューブ、希釈ポート付きコネクタチューブ、希釈ガスコネクタ、ネブライザガス*コネクタ、希釈ガスポートプラグ、スプレーチャンバクランプ（2 個）、ネブライザ*ガスチューブを含む。

内径 2.5 mm インジェクタ付きトーチ、長寿命シールドプレート、シールドトーチ用ボンネット、インナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチューブ、ガスラ

インコネクタ、RF コイル、サンプリングコーン用グラファイトガスケット（3 個）、Ni サンプリングコーン（2 個）、Ni スキマコーン（2 個）、x-レンズ用ネジおよびスペーサキット、ネジおよびスペーサ O-リング、内部リアクションガスライン用 PTFE チューブ、オクタポールアセンブリ、イオンレンズ用研磨紙キット

基本消耗品、

s-レンズ付き 7700s および 8800
半導体 ICP-MS 用（5 シート、No. 400 および 1200）、オイルミストフィルタエレメントとロータリポンプオイル、AVF Platinum、1 qt、2 個（X3760-64004）も含む。

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、2 x 12 個、5005-0020）、廃液用（3 ストップ、黄/青、2 x 12 個、5005-0022）、内部標準用（2 ストップ、青/オレンジ、2 x 12 個、5005-0021）、PFA サンプルチューブ（内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m）、オンライン内部

G3280-67007

標準添加キット、ドレインチューブアセンブリ、スプレーチャンバ、スプレーチャンバドレインチューブ、希釈ポート付きコネクタチューブ、希釈ガスコネク

タ、ネブライザガス*コネクタ、希釈ガスポートプラグ、スプレーチャンバクランプ（2 個）、ネブライザ*ガスチューブを含む。

内径 2.5 mm インジェクタ付きトーチ、長寿命シールドプレート、シールドトーチ用ボンネット、インナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチューブ、ガス

ラインコネクタ、RF コイル、サンプリングコーン用グラファイトガスケット（3 個）、Pt サンプリングコーン、Pt スキマコーン、s-レンズ用ネジおよびスペーサ

キット、ネジおよびスペーサ O-リング、内部リアクションガスライン用 PTFE チューブ、オクタポールアセンブリ、イオンレンズ用研磨紙キット（5 シート、

基本消耗品、

7700e ICP-MS 用

No. 400 および 1200）、オイルミストフィルタエレメントとロータリポンプオイル、AVF Platinum、1 qt、2 個（X3760-64004）も含む。

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、2 x 12 個、5005-0020）、廃液用（3 ストップ、黄/青、2 x 12 個、50050022）、内部標準用（2 ストップ、青/オレンジ、2 x 12 個、5005-0021）、PFA サンプルチューブ（内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m）、MicroMist

G3280-67085

ネブライザ用サンプルインレットチューブ（内径 0.5 mm）、オンライン内部標準添加キット、ドレインチューブアセンブリ、スプレーチャンバ、スプレーチャン

バドレインチューブ、コネクタロッド、ネブライザ*ガスコネクタ、スプレーチャンバクランプ（2 個）、ネブライザ*ガスチューブを含む。

内径 2.5 mm インジェクタ付きトーチ、長寿命シールドプレート、シールドトーチ用ボンネット、インナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチューブ、ガス

ラインコネクタ、RF コイル、サンプリングコーン用グラファイトガスケット（3 個）、Ni サンプリングコーン（2 個）、Ni スキマコーン（2 個）、x-レンズ用ネジおよびスペーサキット、ネジおよびスペーサ O-リング、内部リアクションガスライン用 PTFE チューブ、オクタポールアセンブリ、イオンレンズ用研磨紙キット（5 シート、No. 400 および 1200）、オイルミストフィルタエレメントとロータリポンプオイル、AVF Platinum、1 qt、2 個（X3760-64004）も含む。

*「キャリアガス」という用語は、ICP-MS では「ネブライザガス」に置き換えられています（2017 年 7 月以降）。

7900 ICP-MS とオプションのインテグレート
サンプル導入システム 3（ISIS 3）

www.agilent.com/chem/jp91ICP-MS 用消耗品

7700/8800 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
説明

x-レンズ付き 7700x/e および 8800 ICP-MS システム用

キット内容

部品番号

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、2 x 12 個、5005-0020）、廃液用（3 ストップ、黄/青、 G3690A
1 x 12 個、5005-0022）、内部標準用（2 ストップ、青/オレンジ、2 x 12 個、5005-0021）
PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m
EzyFit サンプル注入口、内径 0.5 mm、10 個オンライン内部標準添加キット

ドレインチューブアセンブリ
スプレーチャンバ

排水用チューブ、内径 4.0 mm、2.5 m

希釈ポート付き石英製コネクタチューブ
希釈ガスポート用ガスコネクタ

ネブライザ EzyLok ガスコネクタ

希釈ポート用プラグ、4 mm

スプレーチャンバ用クランプ、2 個

ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ

トーチ、石英製、内径 2.5 mm

長寿命 Pt シールドプレート

シールドトーチ用ボンネット

インナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチューブ

プラズマ/補助ガス用コネクタ

RF コイルサンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個

x-レンズ用ネジおよびスペーサキット
セル用ネジ/スペーサ/O-リング

PTFE リアクションセルガス用チューブ

オクタポールアセンブリ

イオンレンズ用研磨紙キット、5 シート、No. 400 および 1200

次に、以下の 3 つの各オプションから 1 つを追加して、アプリケーションニーズに適したスキマコーンとサンプリングコーン、オイル/フィルタを選択します
オプション 1 – サンプリングコーンを選択する

部品番号

G3690A#100
G3690A#101
G3690A#102
オプション 2 – スキマコーンを選択する

部品番号

G3690A#200
G3690A#201

説明

Ni サンプリングコーン（G3280-67040）を追加

ニッケルめっきサンプリングコーン（G3280-67061）を追加

Pt サンプリングコーン（G3280-67036）を追加

説明

Ni スキマコーン（G3280-67041）を追加

Pt スキマコーン（G3280-67060）を追加*
（続く）

92

分光分析用消耗品

ICP-MS 用消耗品

7700/8800 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
説明

キット内容

部品番号

説明

オプション 3 – 真空ポンプ用のオイル/フィルタエレメントを選択する

G3690A#300

AVF Platinum オイル、1 L（X3760-64004）× 2 とオイルミストフィルタエレメント（1535-4970）を追加

G3690A#302

AVF Platinum オイル、1 L（X3760-64004）× 2 とオイルミストフィルタエレメント（9499201）を追加

部品番号

Edwards E2M18 真空ポンプ用
Agilent MS40+ 真空ポンプ用*真鍮製スキマベース（p/n G3280-60621）が必要（キットには含まれない）。

7900 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
説明

x-レンズまたは s-レンズ付き 7900 ICP-MS システム用

キット内容

部品番号

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、2 x 12 個、5005-0020）、廃液用（3 ストップ、黄/青、 G1131A
1 x 12 個、5005-0022）、内部標準用（2 ストップ、青/オレンジ、2 x 12 個、5005-0021）
PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m

オンライン内部標準添加キット

ドレインチューブアセンブリ

UHMI 用スプレーチャンバ

排水用チューブ、内径 4.0 mm、2.5 m
石英製ストレートコネクタチューブ
希釈ガスポート用ガスコネクタ

UHMI 用希釈ノズル

希釈ポート用プラグ、4 mm

クランプ

トーチボールジョイントコネクタ、2 個

ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ

トーチ、石英製、内径 2.5 mm

長寿命 Pt シールドプレート

シールドトーチ用ボンネット

低不純物ガスチューブキット

プラズマ/補助ガス用コネクタ
ワークコイルアセンブリ

サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個
セル用ネジ/スペーサ/O-リング

リアクションセルガス用チューブ
オクタポールアセンブリ

イオンレンズ用研磨紙キット、5 シート、No. 400 および 1200

排気フィルタ次に、以下の 4 つの各オプションから 1 つを追加して、アプリケーションニーズに適した必須オプション、スキマ/サンプリングコーン、ポンプオイルを選択します（続く）

www.agilent.com/chem/jp93ICP-MS 用消耗品

7900 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
オプション 1 – 必須オプションを選択する

部品番号

G1131A#100

G1131A#101
オプション 2 – サンプリングコーンを選択する

部品番号

G1131A#200
G1131A#201
G1131A#202
G1131A#203
オプション 3 – スキマコーンを選択する

部品番号

G1131A#300
G1131A#301
G1131A#302
G1131A#303
G1131A#304
オプション 4 – 真空ポンプ用のオイルを選択する

G1131A#402

94

分光分析用消耗品

説明

x-レンズ付き 7900 の必須オプション（UniFit サンプルコネクタ、内径 0.5 mm、10 個（G3266-80012）、ネブライザ EzyLok ガス

コネクタ（G3266-80015）、x-レンズ用ネジおよびスペーサキット（G8400-67003）を追加）

s-レンズ付き 7900 の必須オプション（MicroFlow ネブライザ用ネブライザガスラインコネクタ（G1833-65583）、s-レンズ用ネジおよびスペーサキット（G3280-67038）を追加）

説明

Ni サンプリングコーン（G3280-67040）を追加

ニッケルめっきサンプリングコーン（G3280-67061）を追加

Pt サンプリングコーン（G3280-67036）を追加

Pt サンプリングコーン、18 mm インサート（G3280-67056）を追加
説明

Ni スキマコーン、x-レンズ付き 7900 用（G8400-67200）を追加

Pt スキマコーン、Cu ベース（G8400-67201）および真鍮製スキマベース（G8400-60625）、x-レンズ付き 7900 用を追加
Pt スキマコーン、Ni ベース（G8400-67202）および真鍮製スキマベース（G8400-60625）、x-レンズ付き 7900 用を追加
Pt スキマコーン（G3280-67064）、s-レンズ付き 7900 用を追加

Ni スキマコーン（G3280-67066）とステンレススキマベース（G8400-60627）、s-レンズ付き 7900 用を追加
Agilent MS40+ 真空ポンプ用 AVF Platinum オイル、1 L（p/n X3760-64004）× 2 を追加

ICP-MS 用消耗品

7800 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
説明

x-レンズ付き 7800 ICP-MS システム用

キット内容

部品番号

ネブライザ EzyLok ガスコネクタ

UniFit サンプルコネクタ、内径 0.5 mm、10 個

M5141A

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、2 x 12 個、5005-0020）、廃液用（3 ストップ、黄/青、
1 x 12 個、5005-0022）、内部標準用（2 ストップ、青/オレンジ、2 x 12 個、5005-0021）
PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m

オンライン内部標準添加キット

ドレインチューブアセンブリ
スプレーチャンバ

排水用チューブ、内径 4.0 mm、2.5 m

希釈ポート付き石英製コネクタチューブ
希釈ガスポート用ガスコネクタ

希釈ポート用プラグ、1/8 インチ

クランプ

トーチボールジョイントコネクタ、2 個

ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ

トーチ、石英製、内径 2.5 mm

長寿命 Pt シールドプレート

シールドトーチ用ボンネット

低不純物ガスチューブキット

プラズマ/補助ガス用コネクタ
ワークコイルアセンブリ

サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個

x-レンズ用ネジおよびスペーサキット
セル用ネジ/スペーサ/O-リング

リアクションセルガス用チューブ
オクタポールアセンブリ

イオンレンズ用研磨紙キット、5 シート、No. 400 および 1200

排気フィルタロータリポンプオイル、AVF Platinum、1 L、2 個

次に、以下の 3 つの各オプションから 1 つを追加して、アプリケーションニーズに適したスキマ/サンプリングコーン、オイルミストフィルタを選択します（続く）

www.agilent.com/chem/jp95ICP-MS 用消耗品

7800 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
オプション 1 – サンプリングコーンを選択する

部品番号

M5141A#100
M5141A#101
M5141A#102
M5141A#103
オプション 2 – スキマコーンを選択する

部品番号

M5141A#200
M5141A#201
M5141A#202
オプション 3 – ロータリポンプの種類を選択する

部品番号

M5141A#300
M5141A#301

説明

Ni サンプリングコーン（G3280-67040）を追加

ニッケルめっきサンプリングコーン（G3280-67061）を追加

Pt サンプリングコーン（G3280-67036）を追加

Pt サンプリングコーン、18 mm インサート（G3280-67056）を追加
説明

Ni スキマコーン（G3280-67041）を追加

Pt スキマコーン（G3280-67060）と真鍮製スキマベース（G3280-60621）を追加

Pt スキマコーン、Ni ベース（G3280-67063）と真鍮製スキマベース（G3280-60621）を追加
説明

オイルミストフィルタエレメント（DS402 ポンプ用）を追加

オイルミストフィルタエレメント（MS40+ ポンプ用）を追加

ヒントとツール

ICP-MS 技術情報

適切な情報を適切なタイミングで取得できれば、優れた分析結果を得ることができます。
詳しくはこちら：www.agilent.co.jp/chem/icp-ms-resource

96

分光分析用消耗品

ICP-MS 用消耗品

8900 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
説明

x-レンズまたは s-レンズ付き 8900 ICP-MS システム用

キット内容

部品番号

Easy-fit ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用（2 ストップ、白/白、2 x 12 個、5005-0020）、廃液用（3 ストップ、黄/青、 G1091A
1 x 12 個、5005-0022）、内部標準用（2 ストップ、青/オレンジ、2 x 12 個、5005-0021）
PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m

オンライン内部標準添加キット

ドレインチューブアセンブリ

排水用チューブ、内径 4.0 mm、2.5 m

クランプ

トーチボールジョイントコネクタ、2 個

ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ

トーチ、石英製、内径 2.5 mm

長寿命シールドプレート

ボンネット、石英製、シールドトーチ用

低不純物プラズマ/補助ガスチューブキット（インナースリーブ付き）

プラズマ/補助ガス用コネクタ

ワークコイルアセンブリ、ICP-MS 用

サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3 個

リアクションセルガス用チューブ

イオンレンズ用研磨紙キット、5 シート、No. 400 および 1200

排気フィルタ、MS40+ ロータリポンプ用

ロータリポンプオイル、AVF Platinum、1 L、2 個

次に、以下の 4 つの各オプションから 1 つを追加して、アプリケーションニーズに適した必須オプション、スキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します
オプション 1

G1091A#100
1
1
1
1
1
1
1
G1091A#101
1
1
1

x-レンズ付き 8900 の必須オプション
UniFit サンプルコネクタ

ガスコネクタ、ネブライザ用ネジおよびスペーサキット

スプレーチャンバ、UHMI 付き

希釈ノズル、UHMI、7900 ICP-MS 用

ガスコネクタ、希釈ガスポート、8900 用

G3266-80012
G3266-80017
G8400-67003
G8400-67150
G8400-67026
0100-2703

希釈ポート用ブランクプラグ、PTFE、8900 用

G3666-20391

ネブライザ*ガスラインコネクタ

G1833-65583

s-レンズ付き 8900（半導体）の必須オプション

ネジおよびスペーサキット

スプレーチャンバ、UHMI なし

G3666-67038
G3280-80008（続く）

www.agilent.com/chem/jp97ICP-MS 用消耗品

8900 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
説明

キット内容

部品番号

G1091A#200

Ni サンプリングコーンを追加

G3280-67040

オプション 2

G1091A#201
G1091A#202
G1091A#203
オプション 3

G1091A#300
G1091A#301
G1091A#302
G1091A#303
G1091A#304
G1091A#305
オプション 4

G1091A#400

ニッケルめっきサンプリングコーンを追加

Pt サンプリングコーンを追加

G3280-67056

スキマコーン（Ni）、x-レンズ付き 7900/8900 用

G8400-67200

スキマコーン（Pt/Cu）、x-レンズ付き 7900/8900 用、および真鍮製スキマベース、x-レンズ付き 8900 用（G3666-60311）
スキマコーン（Pt/Ni）、x-レンズ付き 7900/8900 用、および真鍮製スキマベース、x-レンズ付き 8900 用（G3666-60311）
スキマコーン（Ni）、s-レンズ付き 8900 用

スキマコーン（Pt/Cu）、s-レンズ付き 8900 用
スキマコーン（Pt/Ni）、s-レンズ付き 8900 用

1G1091A#401
1

G3666-67421
G3666-67401
G3666-67411

G3666-67046
G3666-67044
G3270-80025

軸方向の加速機能付きオクタポールアセンブリ、8900 用

G3666-67045

必須オプション、8900（ORS3 および軸方向の加速機能付き）用

石英製コネクタチューブ、希釈、HMI キット

1

G8400-67202

石英製コネクタチューブ、ストレート

ネジ/スペーサ/O-リング、8900 AA セル用

1

G8400-67201

8900（ORS3 付き、加速機能なし）の必須オプション
ネジ/スペーサ/O-リング、8900 非 AA セル用

1

G3280-67036

Pt サンプリングコーン（18 mm インサート）を追加

加速機能なしオクタポールアセンブリ、8900 用

1G3280-67061

G3666-67049
G3270-80024（続く）

I-AS オートサンプラ付き 8900 トリプル四重極 ICP-MS

98

分光分析用消耗品

ICP-MS 用消耗品

8900 シリーズ用の柔軟に組み合わせ可能な消耗品キット
説明

キット内容

部品番号

プラグ、希釈ポート用

1

G3280-20576

ガスコネクタ、希釈ガスポート用

10100-2583*「キャリアガス」という用語は、ICP-MS では「ネブライザガス」に置き換えられています（2017 年 7 月以降）。

GC インタフェース消耗品
説明

トランスファーライン、GC インタフェース用

インジェクタアセンブリ、GC インタフェース用

トーチ、GC インタフェース用コネクタ付き予備加熱パイプ、ステンレス、1/16 インチ

ステンレス製パイプ、1/16 インチ（Sulfinert、1.05 m）

ポリイミド/グラファイトリデューシングフェラル （1/8 ～ 1/16 インチ、VG1、10 個）
ポリイミド/グラファイトフェラル （1/4 インチ、VG1、10 個）

ポリイミド/グラファイトフェラル、320 µm カラム用（0.5 mm、VG1、10 個）
ポリイミド/グラファイトフェラル （1/16 インチ、VG2、10 個）PFA チューブ、1/8 インチ、2 m
3 ウェイマニュアルバルブ

Swagelok プラグ、ステンレス製、1/8 インチ

パイプ付きナット

部品番号

G3158-80060
G3158-80150
G3158-80074
G3158-80080
G3158-80081
0100-1344
0100-1331
5062-3506
0100-1379
G3158-60010
G3158-80024
0100-0071
G3158-80009

O2 混合ガス用ステンレスティ、1/8 インチ

0100-0542

8900 トリプル四重極 ICP-MS と GC-ICP-MS インタフェース付き 8890 GC

www.agilent.com/chem/jp99ICP-MS 用消耗品

分離カラムと消耗品
説明

飲料水用

キット内容

部品番号

G3154-65001

As スペシエーションカラム

（尿を含む）環境サンプル用

G3288-80000

As スペシエーションガードカラム

G3154-65002

As スペシエーションカラム

飲料水用Cr スペシエーションカラム

LC 接続キット

G3268-80001*
水中 Cr および水/尿中 As を除く LC-ICP-MS アプリケーションに対応。LC-ICP-MS の設定に必要なチューブとコネクタの消耗品キット

サンプルチューブ（PFA、内径 0.15 mm、0.7 m、5 個、PTFE、内径 0.8 mm、0.5 m、PTFE、内径 2.0 mm、5 m）、ペリスタルティックポンプ

G1833-65200

チューブ（Tygon、3 ストップ、内径 0.89 mm、12 個）、T 型ジョイント（2 個）、ユニオンジョイント（5 個）、外径 3 mm チューブ用 PTFE ナット（10 個）、外径 3 mm チューブ用フロント/バックフェラル （10 個）、外径 1.6 mm チューブ用 PTFE ナット（10 個）、外径 1.6 mm チューブ用

フロント/バックフェラル （10 個）、ペリポンプチューブアダプタ（2 個）、APG リモートケーブル、オス/メス変換コネクタ D9S-FF、マニュアル/

基本 LC 接続キット
キャピラリ LC インタフェース用

設定ガイドを含む

サンプルチューブ（PFA、内径 0.3 mm、外径 1.6 mm、3 m）、ユニオンジョイント（2 個）、PEEK フィンガータイトフィッティング（3 個）、

10-32 オスナット、1/16 インチ（2 個）、APG リモートケーブル、オス/メス変換コネクタ D9S-FF を含む

全噴霧ネブライザ

キャピラリ LC インタフェース用
シングルパススプレーチャンバ*Cr スペシエーションハンドブック、p/n G3268-90001

100

分光分析用消耗品

G1820-65541

G3280-80602

G3280-80603

ICP-MS 用消耗品

その他の消耗品
説明

7700 メンテナンスビデオ DVD

7800/7900/8900 メンテナンスビデオ DVD

Agilent ICP-MS eFamiliarization ビデオ DVD
冷却水ホース、10 m
冷却水用ストレーナ

部品番号

G3280-60910
G8400-60921
G8400-60934
G1820-65020
G1833-67024

循環式冷却器/熱交換器用の Cool Clear 汎用冷却液、2 ガロン/個。

5799-0037

G3292A 冷却器用液フィルタ

G3292-80109

製剤には、分光光度計の冷却回路を保護するための腐食防止剤が含まれる。

G3292A 冷却器用エアフィルタ

水フィルタコネクタ、Agilent ICP-MS 用

G3292-80112
5069-4524

ヒントとツール
機器性能のリスクを回避するため、冷却器や熱交換器には純正の Agilent Cool Clear 冷却液を使用してください。

Agilent Cool Clear 冷却液は、アジレントの化学者によって特別に配合されており、最適な腐食防止剤が適切な濃度で含まれています。Cool Clear 冷却液は、ボトルから直接使用できる状態で販売されています。
容量（2 米ガロン、約 7.6 L） は、アジレントの冷却器や分光光度計の冷却回路内の液体を交換するのに最適な量となっており、必要量を補充してわずかに余る程度です。

冷却液は 1 年に 1 回交換することをお勧めします。この作業は、点検サービスの一環として、アジレントのサービスエンジニアにお任せいただくこともできます。

冷却液 をご自分で交換する場合 は、Agilent 機器ソフトウェアのアーリーメンテナンスフィードバック機能（EMF）で年 1 回のリマインダーを必ず設定してください。これで冷却回路について心配する必要がなくなります。

詳しくはこちら：www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/public/technicaloverview-cool-clear-59944576en-agilent.pdf

Cool Clear 冷却液

2 ガロン/個、5799-0037

www.agilent.com/chem/jp101

ICP-MS 用消耗品
ガス配管用消耗品
ガス配管用消耗品
説明

インナースリーブ付きプラズマ/補助チューブ、G3280-67023

チューブ、プラズマ/補助仕様

2個

チューブ、プラズマ/補助

0.2 km78/79/88/8900 シリーズ用

コネクタ、PTFE、プラズマ/補助ガスライン用

4 mm と 6 mm

ガスラインとトーチの接続用

インナースリーブ、ネブライザ*/補助ガスライン用

CTFE

ガスラインとコネクタの接続用

5個

5042-0922

インナースリーブ、プラズマガスライン用

CTFE

ガスラインとコネクタの接続用

5個

5042-0923

2個

ガスコネクタ、希釈ガスポート用

希釈ガスラインと希釈ポートの0100-2583（77/8800）

ガスコネクタ、希釈ガスポート用

希釈ガスラインと希釈ポートの0100-2703（79/8900）

7900/8900 用

G8400-67026

接続用
接続用

希釈ノズル、超高マトリックスの導入用
アルゴン加湿装置ボトル、

G8400-60700

7800/7900/8900 シリーズ用

G8400-60710

アルゴンガスフィルタ

G1820-80341
半導体アプリケーション用

アルゴンクリーンガスフィルタ

アルゴンガスチューブキット、7700x/e および7900 用アルゴンガスチューブキット、7700s、8800、7900 用（半導体オプション付き）

ステンレス製チューブ

ガスチューブセット、アルゴンガスピュリファイア用（大型ユニバーサルトラップ）

大型ユニバーサルトラップ、1/8 インチフィッティ

ング、アルゴン、750 cc（Ar ガスフィルタセットは8900 の背面パネルにのみ取り付けられている）

5064-8092

外部ライン用

G3280-60160

外部ライン用

G3280-60163

外径 1/8 インチ、 外部セルガスライン用

G3270-65035

6m

8900 専用G3666-67026
1個*「キャリアガス」という用語は、ICP-MS では「ネブライザガス」に置き換えられています（2017 年 7 月以降）。

102

分光分析用消耗品

G3660-67040

G3280-67022

アルゴン加湿装置用チューブキット

G3280-67022

G3280-67023

G1820-65027

7800/7900/8900 シリーズ用

ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ、

部品番号

7700 専用

チューブ、ネブライザ*/メークアップ/希釈ガス用

G1820-65027

数量

0.2 km

ガス、インナースリーブ付き
ガス、インナースリーブ付き

プラズマ/補助ガスライン用コネクタ、

用途

RMSA-2ICP-MS 用消耗品

Ultraclean ICP-MS トラップ
説明

アジレントガスクリーンネブライザ*ガスフィルタ

O-リング、FPM、ガスクリーンコネクティングユニット、2 個

部品番号CP17973
CP7983*「キャリアガス」という用語は、ICP-MS では「ネブライザガス」に置き換えられています（2017 年 7 月以降）。

高純度ガスレギュレータ - 米国のみ
説明

詳細情報

レギュレータは 15 psi（0 ～ 30 psi のアウトレットゲージ、1/8 インチの圧力チューブフィッティングアウトレットの場合）。

ヘリウム用

水素用

レギュレータ

アルゴン用

レギュレータNH3/He 用

レギュレータ本体とダイアフラムがステンレス製の 2 ステージレギュレータ。注入口の最大圧力は 3000 psi。最大供給圧力

壁面取り付けブラケットが付属（チェックバルブ付き 36 インチステンレスラインピグテールと CGA580 シリ
本体とダイアフラムがステンレス製の 2 ステージレギュレータ。注入口の最大圧力は 3000 psi。最大供給圧力

は 15 psi（0 ～ 30 psi のアウトレットゲージ、1/8 インチの圧力チューブフィッティングアウトレットの場合）。

本体とダイアフラムがステンレス製の 2 ステージレギュレータ。注入口の最大圧力は 3000 psi。最大供給圧力

は 100 psi（0 ～ 200 psi のアウトレットゲージと 1/4 インチの FPT アウトレットの場合）。壁面取り付けブラ

本体とダイアフラムがステンレス製の 2 ステージレギュレータ。注入口の最大圧力は 3000 psi。最大供給圧力

は 15 psi（0 ～ 30 psi のアウトレットゲージと 1/4 インチの FPT アウトレットの場合）。壁面取り付けブラケット

5188-5374が付属（チェックバルブ付き 36 インチステンレスラインピグテールと CGA705 シリンダ接続を含む）。

入口の最大圧力は 3000 psi）。最大供給圧力は 15 psi（0 ～ 30 psi のアウトレットゲージと 1/8 インチの酸素用

0101-1400

ケットが付属（チェックバルブ付き 36 インチステンレスラインピグテールと CGA580 シリンダ接続を含む）。

レギュレータレギュレータ

0101-1399

壁面取り付けブラケットが付属（チェックバルブ付き 36 インチステンレスラインピグテールと CGA350 シリ

詳細情報

レギュレータ

交換用 Agilent ガスクリーン

ネブライザガスフィルタ、CP17973

ンダ接続を含む）。

説明

水素用

0101-1398

ンダ接続を含む）。

ガスレギュレータ – 米国のみ
ヘリウム用

部品番号

2 ステージレギュレータ、真鍮製の本体、ステンレスダイアフラムと PTFE シール付き。CGA580 注入口（注部品番号0101-1536

Swagelok アウトレットフィッティングの場合）。

2 ステージレギュレータ、真鍮製の本体、ステンレスダイアフラムと PTFE シール付き。CGA350 注入口（注入口の最大圧力は 3000 psi）。最大供給圧力は 15 psi（0 ～ 30 psi のアウトレットゲージと 1/8 インチの0101-1535

Swagelok アウトレットフィッティングの場合）。

2 ステージレギュレータ、真鍮製の本体、ステンレスダイアフラムと PTFE シール付き。CGA540 注入口（注入口の最大圧力は 3000 psi）。最大供給圧力は 15 psi（0 ～ 30 psi のアウトレットゲージと 1/8 インチの0101-1537

Swagelok アウトレットフィッティングの場合）。

www.agilent.com/chem/jp103MP-AES 用消耗品

MP-AES 用消耗品

Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品

Agilent マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置（MP-AES）は高感度の原子発光分光分析装置であり、従来のフレーム原子吸光分光分析（AAS）技術の代わりに使用できます。

Agilent 4210 MP-AES は高感度で検出下限が低く（ppb 未満）、従来のフレーム原子吸光分光光度計（FAAS）より

4210 マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置

高速です。

MP-AES 機器はマイクロ波プラズマを使用しており、可燃性ガスではなく空気を利用して動作します。このため安全に運用でき、所有コストも削減できます。また可燃性の高価なガスを継続的に供給する必要がなく、主要ラボにも遠隔地のラボにも簡単に設置できます。

4210 MP-AES は使いやすく、アプリケーションに特化したソフトウェアアプレットとすぐに使えるハードウェアを備えています。このため最小限のトレーニングで迅速に設定でき、メソッド開発やアライメントも不要です。

また加湿器、AVS 4 4 ポートスイッチングバルブ、IsoMist 温度制御スプレーチャンバなどのさまざまなアクセサリにより、機器の機能を拡張できます。

ヒントとツール
希釈には、ピペットでなく天秤を使用します。校正した天秤を使用して、重量 / 重量 ベースで希釈を試行します。天秤を使用すると、ピペットを使用した場合と比べてはるかに確実性が増します。

104

分光分析用消耗品

MP-AES 用消耗品

MP-AES トーチ
説明

Easy-fit トーチ、4200/4210

MP-AES 用、識別しやすい青色
ベース

Easy-fit 耐フッ酸トーチ、

4200/4210 MP-AES 用、HFで使用

Easy-fit トーチ、4100 MP-AES 用

トーチクリーニングスタンド、

MP-AES トーチ用

トーチクランプ

トーチクランプ、不活性トーチ用

ボールジョイントアダプタ、

Easy-fit 不活性トーチ用、

4200/4210 MP-AES で使用

詳細情報

4200/4210 MP-AES 専用

部品番号

G8003-70000

イージーフィットトーチ、4200/4210 MP-AES 用、

G8003-70000

不活性アルミナインジェクタを搭載し、PTFE ボールジョイントカプラと不活性トー

チクランプが付属

G8003-60018

不活性ダブルパススプレーチャンバ、p/n G8014-68002（付属していない）での使用を推奨

4100 MP-AES 専用

トーチ全体を洗浄液中に保持できる安定したプラットフォーム

G8000-70002
G8003-68003

Easy-fit 不活性トーチ、4200/4210 MP-AES 用、
G8003-60018

G8000-64140
不活性スプレーチャンバと不活性トーチの間にボールジョイントソケットを固定、4200/4210 MP-AES 用

G8010-60227

標準トーチには不適

不活性トーチのアルミナインジェクタを不活性スプレーチャンバのボールジョイント

コネクタに接続

標準トーチには不要

G8003-20011

Easy-fit トーチ、4100 MP-AES 用、
G8000-70002

トーチクリーニングスタンド、MP-AES
トーチ用、G8003-68003

トーチクランプ、G8000-64140

トーチクランプ、不活性トーチ用、

G8010-60227

www.agilent.com/chem/jp105

MP-AES 用消耗品

MP-AES ネブライザと消耗品
説明

OneNeb シリーズ 2 不活性同軸ネブライザ
MP-AES 用標準ネブライザ

部品番号

G8010-60293

高感度アプリケーション、有機サンプル、高 TDS サンプル （粒子サイズが 150 ミクロン未満）、HFに推奨

OneNeb シリーズ 2 不活性同軸ネブライザ、G8010-60293

ネブライザガスインレット用の交換可能なサンプルコネクタとクイックリリースコネクタを含む

同軸ネブライザG8000-70004

ガラス製コニカル同軸ネブライザ

2010106800

高感度が必要になるほとんどの種類のサンプルのルーチン分析に推奨
コニカルサンプル導入キット（p/n G8007AA #012）に付属しているネブライザの代用品

高感度が必要になるほとんどの種類のサンプルのルーチン分析に推奨
懸濁粒子を含むサンプルや HFでの使用には不適サンプル注入口フィッティング、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ用

キャピラリコネクタとサンプルキャピラリ接続チューブを含む

同軸ネブライザ、G8000-70004

G8010-60345

内径 0.5 mm × 外径 1/16 インチ × 長さ 750 mm のキャピラリチューブ

コニカルアダプタ、外径 1/16 インチサンプルライン、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ用

外径 1/16 インチのサンプルキャピラリとペリスタルティックポンプチューブを接続。PTFE ナット（メス）付きコニカル

5043-0502

PTFE アダプタおよび PTFE フェラルとロックリングを含む

EzyFit サンプルコネクタ、ガラス製コニカル同軸ネブライザ用、10 個

内径 0.75 mm × 長さ 700 mm のキャピラリチューブで接続。サンプルライン用ペリスタルティックポンプチューブと9910107700

ネブライザを接続。コニカルネブライザ（p/n 2010106800）専用。
ネブライザキャピラリチューブ、1 m 単位

サンプル用ペリスタルティックポンプチューブに接続してラインを長くすることで、サンプルを容器から吸引できるネブライザガスコネクタ、

G8000-64142

加湿器用アクセサリ

アジレントの 加 湿 器 用 アクセサリは Agilent ICP-OES、ICP-MS、

MP-AES のさまざまな機器に対応しており、分析困難な種類のサン

プルでも信号の安定性が大幅に向上します。

詳細は 56 ページを参照してください。

106

分光分析用消耗品

2410020500

MP-AES 用消耗品

MP-AES スプレーチャンバと消耗品
説明

部品番号

ダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ

G8000-70007

4200/4210 MP-AES に付属している標準スプレーチャンバ

有機溶媒、高マトリックス、または高 TDS サンプルでの使用を推奨

シングルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ

G8000-70006

不活性ダブルパスサイクロニックスプレーチャンバ

G8014-68002

非常に高い感度が必要な水溶性および低マトリックスサンプルで使用

HFと高 TDS サンプルで使用。バッフルは着脱可能であるため、感度を上げたいときは必要に応じてシングルパスとして使用可能。

UniFit ドレインコネクタ、外径 2.0 mm × 内径 0.86 mm、3 個

シングルパスガラス製サイクロニック
スプレーチャンバ、G8000-70006

G8010-80036

ドレインコネクタ、不活性スプレーチャンバ用、4200/4210 MP-AES で使用

長さ 480 mm のキャピラリチューブで接続

廃液ライン用のペリスタルティックポンプチューブとスプレーチャンバ出口を接続

ネブライザロック用ナット、ガラス製サイクロニックスおよび不活性スプレーチャンバ用

G8003-60019

ドレインチューブキット

G8000-64143

内部の 2 個の O-リングにより、ネブライザを中央に配置して密閉着脱可能バッフル、不活性スプレーチャンバ用

G8014-20002

O-リングキット、不活性スプレーチャンバ用（3 個）

G8014-68005

交換用ドレインフィッティング、不活性スプレーチャンバのベース用、オスルアースリップフィッティング（10-32 スレッド付き）

MP-AES ペリスタルティックポンプチューブ
説明

ポンプチューブ、Solvaflex、オレンジ/緑、フレアエンド、水溶性、HF、一部の有機溶媒など、ほとんどの種類のサンプルに対応

数量

6個

部品番号

3710068100

12 個

3710067900

ポンプチューブ、オレンジ/緑、有機溶媒サンプルおよび高 TDS サンプル用

12 個

3710068000

MP-AES 用有機ペリスタルティックポンプチューブキット

ポンプチューブ、PVC、白/白、水溶性サンプル用

ポンプチューブ、PVC、オレンジ/緑、水溶性サンプルおよび高 TDS サンプル用

ポンプチューブ、PVC、オレンジ/緑、フレアエンド、水溶性サンプルおよび高 TDS サンプル用

MP-AES および 5000 シリーズ ICP-OES 用不活性スプレーチャンバ、G8014-68002

G8003-67003

PVC Solvaflex ポンプチューブ（サンプル注入口用のオレンジ/緑タブと廃液ライン用の青/青タブ付き）

を含む。低揮発性有機溶媒に対応。

G8000-70007

G8014-68007

ポンプチューブ、青/青、スプレーチャンバ廃液用、水溶性、HF、一部の有機溶媒など、ほとんどの種類のサンプルに対応

ダブルパススプレーチャンバ、

12 個
12 個
12 個

3710034400
3710068200
3710068300（続く）

ガラス製サイクロニックスプレーチャンバ用
ネブライザロック用ナット、G8003-60019

www.agilent.com/chem/jp107

MP-AES 用消耗品

MP-AES ペリスタルティックポンプチューブ
説明

ポンプチューブ、PVC、青/青、水溶性サンプルによるスプレーチャンバ廃液用ポンプチューブ、Marprene、オレンジ/緑タブ、フレアエンド付き、半揮発性有機サンプル用
ポンプチューブ、Marprene、青/青タブ、半揮発性有機廃液用ポンプチューブ、FPM、オレンジ/緑タブ、フレアエンド付き、揮発性有機サンプル用
ポンプチューブ、FPM、青/青タブ、揮発性有機廃液用ポンプチューブ、青/青、

3710067900

12 個
12 個
12 個
12 個

説明

推奨使用箇所

キット内容

ル導入キット

サンプルのルーチン分析

カルネブライザ、PVC ペリスタルティックポンプチューブ（白高感度サンプル導入

水溶性サンプルまたは酸性

水溶性サンプルまたは酸性キット、ルーチン水溶サンプルの高感度分析

不活性サンプル導入

HFで使用

性サンプル用キット

3710068000

12 個

4200/4210 MP-AES 用アプリケーションキット
ルーチン水溶性サンプ

ポンプチューブ、オレンジ/緑、

数量

シングルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ、コニ

シングルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ、同軸

ネブライザ、PVC ペリスタルティックポンプチューブ（白/白有機ペリスタルティック

ボールジョイントソケット付きの不活性ダブルパススプレー

低揮発性有機溶媒

プレオプティクスウィンドウ

インレット冷却エアフィルタ

オンボードアルゴンボトル、

プラズマ点火用

エアインレットフィルタキット、Agilent 4107 窒素ジェネレータ用

分光分析用消耗品

3710043900

部品番号

G8003-67001

G8003-67000

G8003-67005

は、必要であるが含まれていない

PVC Solvaflex ポンプチューブ（サンプル注入口用のオレン
ジ/緑タブと廃液ライン用の青/青タブ付き）を含む

詳細情報

G8003-67003

部品番号

G8000-64112
G8000-68002
60 L の溶接グレード（99.0 %）アルゴンを含む

ディスポーザブル

G8000-70001*

レギュレータと接続ホース（p/n G8000-63006）は、必要であるが含まれていない

交換用フィルタエレメント、大粒子 5 µm フィルタ（白のフィルタエレメント）、

小粒子 1 µm フィルタ（青のフィルタエレメント）、残留オイル蒸気用の活性炭フィG8001-64004

ルタ（メッシュフィルタエレメント）を含む*中国、日本、ニュージーランドでは販売されていません。

108

3710068700

不活性トーチ用のクランプを含む

説明

オンボードアルゴンボトル、

3710044400

タブ付き、サンプル用）を含む

その他の MP-AES 用消耗品

プラズマ点火用、G8000-70001

3710068500/白タブ付き、サンプル用）を含む

チャンバ、アルミナインジェクタ付き Easy-fit 不活性トーチ、

MP-AES 用

G8000-68002

3710034600

OneNeb シリーズ 2 不活性ネブライザまたはポンプチューブ

ポンプチューブキット、

インレット冷却エアフィルタ、

部品番号

（続く）

MP-AES 用消耗品

その他の MP-AES 用消耗品
説明

詳細情報

部品番号

チューブ、内径 1/8 インチ、外径

スプレーチャンバとペリスタルティックポンプ廃液ラインを接続

3710031500

サンプルトレイと廃液容器を接続

3710033400

チューブ、内径 1/8 インチ、外径

スプレーチャンバとペリスタルティックポンプ廃液ラインを接続

3710035400

チューブ、スプレーチャンバとトー

サンプルトレイと廃液容器を接続

3710037800

水溶液用ドレインチューブ

1/4 インチ、壁厚 1/16 インチ、
1 m 単位チューブ、内径 1/4 インチ、外径1/16 インチ、1 m 単位

有機溶媒用ドレインチューブ

1/4 インチ、1 m 単位

チ間、1 m 単位

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）

Agilent MSIS により、環境に影響を与える、µg/L レベルの検出下限が必要な水素化物元素（As、Se、Sb など）を気化させることができます。また 3 つのモードから選択できるため、切り替えずに同じ設定でルーチン分析と水素化物測定を実行
できます。
説明

詳細情報

システム（MSIS）

クポンプチューブとの接続用キャピラリチューブ（内径 0.01 インチ

マルチモードサンプル導入

部品番号

MSIS、ドレインチューブアセンブリ、還元剤注入口のペリスタルティッ G8000-63003
× 外径 0.03 インチ）、還元剤および廃液用のペリスタルティックポン

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）

プチューブ（各 1 個）を含む。

水素化物/非水素化物を同時に分析するには、MP-AES に 5 チャネ

MSIS 消耗品

ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12 個ペリスタルティックポンプチューブ、黒/白、12 個

MSIS ネブライザブッシング

MSIS ネブライザブッシング用 O-リング

ルペリスタルティックポンプを装着することを推奨

試薬を MSIS にポンプで送るために必要

MSIS から廃液をポンプで送る場合に必要
O-リングを含む

ネブライザブッシング用の 1 対の交換用 O-リング（内側と外側のO-リング各 1 個）を含む

3710027200
3710068900
G8479-20020
G8479-67000（続く）

www.agilent.com/chem/jp109

MP-AES 用消耗品

MSIS ドレインチューブアセンブリ

MSIS リアクションコーンアセンブリ
MSIS 試薬チューブキット

廃液出口用ブッシング付きドレインチューブ（長さ 0.2 m、内径1/8 インチ）、バーブアダプタおよびペリスタルティックポンプチューブ

G8479-60100（黒/白タブ付き 2 ブリッジ PVC、1 個）を含む

リアクションコーン、ブッシング、ネジ山付きバーブアダプタ、サンプル

G8479-60300

ネブライザブッシング用 O-リング（1 対）、試薬/サンプル注入口用

G8479-68100

注入口用チューブコネクタを含む

チューブコネクタ、還元剤注入口のペリスタルティックポンプチューブとの接続用キャピラリチューブ（内径 0.01 インチ、外径 0.03 インチ）を含む

外部ガス制御モジュール（EGCM）

有機溶媒と硫黄を測定するには、Agilent EGCM を追加します。EGCM は、プラズマに空気を注入することで炭素の堆積を最小限に抑え、バックグラウンドノイズを軽減します。

外部ガス制御モジュール （EGCM）

説明

外部ガス制御モジュール （EGCM）

部品番号

G8000-63005

4100 MP-AES 用有機溶媒キット

MP-AES 有機溶媒キットには、4100 MP-AES による有機溶媒の測定に必要なすべての品目が含まれています。
説明

MP-AES 有機溶媒キット

外部ガス制御モジュール （EGCM）、OneNeb ネブライザ、耐溶媒チューブを含む

110

分光分析用消耗品

部品番号

G8000-68004

MP-AES 用消耗品

AVS 4 アドバンスドバルブシステム、4200/4210 MP-AES 用

Agilent アドバンスドバルブシステム（AVS 4）は、Agilent 4200/4210 MP-AES 機器のオプションアクセサリです。サンプル

スループットを向上させ、サンプル導入システムへのマトリックス負荷を低減します。ペリスタルティックポンプとサンプル導入コンポーネントの間に配置された 4 ポートスイッチングバルブで構成されます。

AVS 4 は 次のサンプルの取り込 み中にサンプル導入システムを洗浄するため、洗浄時間と総分析時間 が短縮されます。
分析時間が短くなれば、コストの削減とサンプルスループットの向上につながります。

詳細は AVS 4 の技術概要を参照するか、アジレントのウェブサイトで 5991-7249EN を検索してください。

AVS 4 用消耗品、4200/4210 MP-AES 用
説明

スペアバルブ、4 ポート、2 ポジション、

AVS 4 スイッチングバルブ用

詳細情報

AVS 4 交換用バルブアセンブリ

4210 MP-AES に取り付けられたアドバンスドバルブ
システムの 4 ポートスイッチングバルブ（AVS 4）

部品番号

G8493-60000

4 ポートバルブ用ステータおよびロータ、

G8493-60003

ネブライザ接続キット、AVS スイッチング

G8010-60304

AVS 4 スイッチングバルブ用

バルブ用

オートサンプラ接続キット、AVS スイッチング

バルブ用

廃液チューブキット、4 ポート AVS スイッチスーパーフランジレス一体型フィッティング（1/4-28 平底、外径 1/16

インチチューブ用、プローブラインとバルブアセンブリとの接続に使用）を含む

長さ 2 m、内径 1/8 インチの PVC チューブ（AVS 廃液ライン用）付き

G8010-60334

スーパーフランジレス一体型フィッティング（1/4-28 平底、外径 1/16

G8010-60335

ングバルブ用スイベルバーブアダプタを含む

バルブ用、2 個

インチのチューブ用、ペリスタルティックポンプチューブとの接続用の外サンプル/洗浄接続キット、AVS スイッチング

オートサンプラペリスタルティックポンプ接続

キット

G8010-60306

径 1/16 インチ PFA チューブとコニカルアダプタ付き）を含む

波長キャリブレーションなどの場合に、必要に応じてスイッチングバル

ブをバイパスできる。

G8010-60348

オートサンプラライン用のフェラルフィッティングと、ペリスタルティック
ポンプチューブとの接続用コニカル PTFE アダプタを含む。

UniFit サンプルライン、内径 0.75 mm ×

UniFit ネブライザ接続キットの交換部品（p/n G8010-60336）は8003-0493

ネブライザアダプタキット、AVS スイッチング

スーパーフランジレス一体型フィッティング（1/4-28 平底、外径

G8010-60333

外径 1⁄16 インチ

バルブ用

AVS 4 に付属

1/16 インチのチューブおよび外径 1/16 インチの FEP チューブスリー

ブ用、OneNeb ネブライザのサンプルキャピラリとバルブアセンブリの接続に使用）を含む（続く）

www.agilent.com/chem/jp111

MP-AES 用消耗品

AVS 4 用消耗品、4200/4210 MP-AES 用
説明

4 ポートバルブ用ロータシール、

詳細情報

G8493-60002

AVS 4 スイッチングバルブ用

ドリップトレイ、4 ポートバルブ用、

G8010-20080

AVS 4 スイッチングバルブ用AVS スイッチングバルブ用のその他の消耗品（4200/4210 MP-AES 用）
説明

詳細情報

（20 L）容器

どちらもラボに蒸気が達するのを防ぐセーフティキャップを含む

AVS 用の洗浄液（10 L）および廃液

試薬取り込みキャピラリチューブ、外径

PTFE 錘付き試薬取り込みキャピラリチューブ、G8494-60007

部品番号

洗浄溶液用 10 L HDPE 容器と廃液用 20 L HDPE 容器で構成され、

部品番号

G8494-60005

供給ラインには錘が付いているため、キャピラリが容器の底から確実に吸引できる

G8494-60007

1.6 mm × 内径 1.0 mm × 長さ 1400 mm、
重い PTFE 錘付き取り付けクランプ、AVS 4/6/7 スイッチング

G8494-60004

バルブ用

IsoMist 温度制御スプレーチャンバ

Agilent IsoMist 温度制御スプレーチャンバは、サンプル導入システムの温度を正確に制御します。このため、揮発性有機
溶媒や粘性のあるオイルサンプルなどの非常に分析困難なマトリックスでも、長期的な安定性を実現できます。

ペルチェ装置によりプログラムされた温度がコントロールされるため、サンプル導入システムを加熱または冷却し、温度を安定して維持することが可能です。

MP-AES 対応 IsoMist（LoL 構成）用消耗品
説明

IsoMist 温度制御スプレーチャンバ、MP-AES 用

詳細情報

IsoMist 用 PuraFlex トランスファーチューブ、 IsoMist からのエアロゾル出口を Easy-fit MP-AES トーチに接続
4200/4210 MP-AES で使用

MP-AES スプレーチャンバ、Twister スタイル、 Twister スタイル（ダブルパス）ガラス製サイクロニックスプレーチャンバ
IsoMist 用を熱伝導性ポリマーでカバー、MP-AES 用 IsoMist で使用（LoL 構成）

UniFit 直角ドレインフィッティング、

IsoMist スプレーチャンバの廃液出口に対応

IsoMist 用、3 個

112

分光分析用消耗品

部品番号

G8007-68000
G8007-68001

5000 シリーズ ICP-OES 用 IsoMist には不適

G8010-68023

オートサンプラ消耗品

オートサンプラ消耗品

SPS 4 オートサンプラ用消耗品

次世代の Agilent SPS 4 は、原子分光分析アプリケーション用の高性能オートサンプラです。サンプル数が多く（最大 360

サンプルまたは 768 マイクロタイターウェルプレート）、高速で信頼性の高いオートサンプラを必要とするハイスループット

ラボのニーズに適合するように設計されています。SPS 4 は小型で動作音が静かであり、使いやすく手ごろな価格で、ICP-

MS による超微量分析に最適です。また FAAS、MP-AES、ICP-OES にも使用できる堅牢性を備えています。

SPS 4 は 2 本の強固な支柱によって筐体を支える革新的な構台設計を基本とし、真度、精度、高速性、アクセスのしやすさ、腐食耐性を備えています。これらすべての機能を、同じクラスの他のオートサンプラよりも 40 % 近く小さいフットプリントで実現しています。

詳しくはこちら：www.agilent.com/chem/sps4-autosampler

SPS 4 オートサンプラプローブ
説明

SPS 4 プローブ、内径 0.25 mm、赤のマーカー、不活性、FEP スリーブ

SPS 4 プローブ、内径 0.5 mm、黄色のマーカー、不活性、FEP スリーブ

SPS 4 プローブ、内径 0.8 mm、緑のマー

注意事項

SPS 4 オートサンプラを ICP-MS 機器と使用する場合に推奨

SPS 4 オートサンプラを AA、ICP-OES、MP-AES、ICP-MS 機器と使用

G8410-80102

SPS 4 オートサンプラを AA、ICP-OES、MP-AES 機器と使用する場合

G8410-80103

SPS 4 オートサンプラを、AA、ICP-OES、MP-AES 機器で粘度の高い溶

G8410-80104

カー、不活性、FEP スリーブに推奨

SPS 4 プローブ、内径 1.2 mm、黒のマー

カー、不活性、FEP スリーブ

G8410-80100

G8410-80101

する場合に推奨SPS 4 プローブ、内径 1.0 mm、青のマー

部品番号

SPS 4 オートサンプラを ICP-MS 機器と使用する場合に推奨

カー、不活性、FEP スリーブ

液および高マトリックスサンプルに使用する場合に推奨

SPS 4 オートサンプラ

SPS 4 プローブ、内径 0.8 mm、緑のマーカー付き、
不活性、FEP スリーブ、G8410-80102

SPS 4 オートサンプラプローブの対応機器

プローブの種類

内径 0.25 mm
内径 0.5 mm
内径 0.8 mm
内径 1.0 mm

フレーム AAS

標準

MP-AES

標準ICP-OES

標準

ICP-MS

標準

内径 1.2 mm
対応部品

www.agilent.com/chem/jp113

オートサンプラ消耗品

SPS 4 標準ラックと対応ベッセル
説明

詳細情報

SPS 4 オートサンプラ用の試験管用に 22 ポジション。AA/MP-AES および ICP-OES 構成用標準

標準ラック、34 ポジション、

標準ラック、5 ポジション、
サンプルボトル、250 mL、5 × 60 mm 標準ラック用、

5043-0064

SPS 4 オートサンプラ用

サンプルボトル、250 mL、5 ×60 mm 標準ラック用

50 mL、外径 30 mm の遠心分離チューブ用に 12 ポジション、外径 18 mm

ラック。

250 mL、外径 60 mm、狭口のサンプル容器用に 5 ポジション。ICP-MS
構成用の標準ラック。

狭口、外径 60 mm、LDPE、SPS 4 オートサンプラで使用する 5 ポジション
標準ラック用詳細情報

SPS 4 用

洗浄取り込み率を 25 mL/min に増加可能。紫/黒タブ付きワイドボアペリ

有機サンプル用

開いた状態で固定されたオプションの SPS 4 オート

サンプラ用カバーキット。サンプルを簡単に操作できる。

G8410-60100

G8410-40001（原子吸光 SpectrAA ソフトウェアではサポートなし）

説明

SPS 4 洗浄チューブキット、低揮発性

G8410-40000（ICP-MS MassHunter ソフトウェアではサポートなし）

SPS 4 用オプションアップグレードキット
取り込み高容量洗浄キット、

部品番号

AVS 6/7、SVS 2+、または ISIS 3 での使用を推奨。

5043-0064

部品番号

G8410-68260

スタルティックポンプチューブのサンプル量（4 ポンプチューブのみ）、バーブ

コネクタ、PTFE チューブ（2 m）を含む。

洗浄ステーションで低揮発性有機溶媒を使用可能。キャピラリチューブ 1 m、 G8410-68261

3 ブリッジ灰色/灰色 PVC Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブのサンプル量（4 ポンプチューブのみ）、バーブコネクタ、2.5 mm と 1.5 mmを接続、溶媒インレットおよび洗浄ステーションからの廃液出口用の耐溶媒

SPS 4 オートサンプラ用ポンプドレイン

キット

チューブを含む。

液体のオーバーフローを洗浄ステーションからポンピングできるようにする

ために必要な部品を提供。紫/白タブ付きワイドボアペリスタルティックポ

G8410-68262

ンプチューブのサンプル量（4 ポンプチューブのみ）、バーブコネクタ、PVC

Solvaflex チューブ（2.5 m）を含み、リモートポンプ（付属していない）とSPS 4 オートサンプラカバーキットの接続が可能。

オートサンプラをカバーして、ほこりや通気によるサンプルと標準液の汚染を低減。オプションのパージまたは排気接続により、腐食性ガスや溶媒煙を除去（ダクトホース p/n 5043-0065 が必要であるが付属していないため、別途注文が必要）

114

分光分析用消耗品

G8410-60100

オートサンプラ消耗品

SPS 4 用オプションアップグレードキット（ICP-MS 専用）
説明

詳細情報

SPS 4 用（10 個）、ウェルプレートアダプタ、サンプルプローブを含む。ICP-MS でのウェルプレートスタートアップキット、Microflow ネブライザ PFA（200）とSPS 4 プローブキット

ネブライザプローブマウントキット、

SPS4 オートサンプラ用

ディープウェル 96 ウェルプレートからのサンプリングが可能。ウェルプレート

部品番号G8410-68270

MassHunter ソフトウェアの使用時にサポートされる。

Microflow PFA （200）ネブライザ、SPS 4 オートサンプラ用一体型プロー

ブ付き、流量 200 µL/min、サンプル取り込みチューブはサンプリングプロー

G3139-68000

ブを終端とする。7700、7800、7900、8800/8900 シリーズ ICP-MS で、高純度フッ酸サンプルに使用。

SPS 4 オートサンプラのプローブアームに、ネブライザ一体型サンプルプローブ（別途提供）を取り付けるために必要。

G8410-60180

注：PFA ネブライザを一緒に注文する場合は、G3139-68000 を注文してください。

SPS 4 用ウェルプレート消耗品（ICP-MS）
説明

詳細情報

SPS 4 用

レイに配置できる（ウェルプレートの高さをオートサンプラの上に上 げる）。

ウェルプレートトレイアダプタキット、

SPS 4 サンプルプローブ、

SPS 4 マイクロタイタートレイ用
ウェルプレート、96 ポジション、

0.5 mL、ポリプロピレン、30 個

ウェルプレート、96 ポジション、

0.5 mL、ポリプロピレン、120 個

96 ポジションディープウェルプレートを SPS 4 オートサンプラのサンプルト

部品番号

G8410-40003

サンプルプローブが必要だが含まれない。

96 ポジションウェルプレートからサンプリングするために、マイクロタイター

トレイ付き SPS 4 オートサンプラを使用する際に必要。ウェルプレートトレ

G8410-80105

イアダプタキットや対応するウェルプレートは、必要であるが含まれない。

SPS 4 オートサンプラ対応スペアウェルプレート（96 ポジションウェルプ

レート、丸形ウェル、0.5 mL、U 底ベースからのサンプリングにオプションの5043-9310

マイクロタイタートレイを使用する場合）

SPS 4 オートサンプラ対応スペアウェルプレート（96 ポジションウェルプ

レート、丸形ウェル、0.5 mL、U 底ベースからのサンプリングにオプションの5043-9311

マイクロタイタートレイを使用する場合）

www.agilent.com/chem/jp115

オートサンプラ消耗品

その他の SPS 4 用消耗品
説明

詳細情報

シングルポート固定洗浄リザーバ、SPS 4 用

G8410-60140

デュアルポート固定洗浄リザーバ、SPS 4 用

G8410-60150

標準ラック位置マット、SPS 4 用

G8410-80111

スピルトレイキット、SPS 4 オートサンプラ用

G8410-80605

チューブアンカー、SPS 4 オートサンプラ用、プローブからプローブキャリッジのアーム上の機器までの移送

2個

チューブのもつれを防止

ケーブルダクト、SPS 4 オートサンプラ用洗浄リザーバ、6610011800

G8410-40005
0100-2846

バーブコネクタ、ストレートスルー型、内径 2.4 mm

0100-2848

4.8 mm と 2.4 mm を接続

ニップル、内径 5 mm、PVDF、

SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションからの廃液出口用の交G8410-80120

ニップル、内径 2.5 mm、ポリプロピレン、

SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションへの注入口洗浄液供給

G8410-80121

SPS 4 洗浄ステーションで低揮発性有機溶媒を使用するための、

G8410-80124

SPS 4 洗浄ステーション

換用ニップルバーブコネクタ、内径 2.5 mm と 1.5 mm を接続、SPS 4 用

ケーブルタイ、天然、ポリプロピレン、10 個用の交換用ニップル

洗浄チューブキット用ストレートスルーコネクタ

G8410-67001

洗浄リザーバ、10 L

SPS 4 その他のチューブ

6610011800

説明

注意事項

SPS 4 オートサンプラ用、長さ 5 m

56 mm のカフ付き。

フレキシブルダクト、PVC、内径 50 mm、廃液チューブ、PVC、SPS4 用、カバー付きオートサンプラから煙を除去するためのスペアダクト。外径

SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションで、洗浄溶液供給から注入口

G8410-80123

SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションへの注入口溶媒ライン用のG8410-20012

SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションの廃液溶媒出口用の交換用

G8410-20013

浄溶液の供給用、内径 2.5 mm、長さ 1 mに接続するための交換用チューブ

チューブ、耐溶媒、内径 2.36 mm（0.093
チューブ、耐溶媒、内径 4.75 mm（0.187インチ）、長さ 2 m

5043-0065
G8410-80122の交換用チューブインチ）、長さ 2 m

部品番号

SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションの廃液出口から接続するため

外径 8 mm、内径 5 mm、長さ 2 m

チューブ、SPS 4 の洗浄ステーションへの洗分光分析用消耗品

G8410-40004

バーブコネクタ、ストレートスルー型、内径SPS 4 洗浄ステーション

116

部品番号

交換用チューブ洗浄ステーションで低揮発性有機溶媒を使用可能。
チューブ洗浄ステーションで低揮発性有機溶媒を使用可能。

オートサンプラ消耗品

SPS 3 オートサンプラ用消耗品
SPS 3 スタートアップ消耗品キット
説明

SPS 3 スタートアップ消耗品キット

キット数量

ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、灰色/灰色

シリコンチューブ、内径 1 mm、外径 3 mm

チューブ、内径 1/8 インチ、外径 1/4 インチ、壁厚 1/16 インチ、1 m 単位
ネブライザキャピラリチューブ、1 m 単位

洗浄リザーバ、10 L

1
2
1
2
2
1

ポリプロピレンチューブ、外径 16 mm

サンプルラック、外径 30 mm チューブ用、21 ポジション

遠心分離チューブ、スクリューキャップ、外径 29 mm、50 mL、ポリプロピレン

1
3
1

個々

12 個
個々

メートル
メートル

個々

1,000 個個々

500 個

SPS 3 オートサンプラプローブ
説明

不活性プローブ、内径0.8 mm、PTFE スリーブ

部品番号190065400

キット内容

不活性プローブ、内径 0.8 mm、PTFE スリーブ

数量

詳細情報

MP-AES および ICP-OES 機器（希釈装置なし）で使用

9910111900
3710049000
3710026400
3710031500
2410020500
6610011800

6610026600
190065200

部品番号9910111900

AA、MP-AES、ICP-OES、UV-Vis 機器（または希釈装置）で使用

9910112000

不活性プローブ、内径

粘度の高い溶液および高マトリックスサンプル用

9910130900

不活性カーボンファイバプ

強酸消化物用

G8480-80002

1.3 mm、PTFE スリーブ
ローブ、内径 1.2 mm

PTFE プローブよりストレートで堅牢性が高いため、チューブに衝撃を与えても破損する

3 オートサンプラ（最新機種は SPS 4）

190049700

不活性プローブ、内径1.0 mm、PTFE スリーブ

AA、MP-AES、ICP-OES、UV-Vis 機器用 SPS

不活性プローブ、内径 0.8 mm、PTFE スリーブ、9910111900

可能性が低い交換用プローブのみ

カーボンファイバプローブ

アップグレードキット

カーボンファイバアップグレードキットの装着が必要

標準の PTFE プローブの場所にカーボンファイバプローブを取り付けられる

外径 3.0 mm × 内径 1.2 mm のカーボンファイバプローブ、取り付けブロック、ナット

G8480-80001とフェラル、1.5 m × 内径 0.8 mm の FEP サンプルチューブ、ケーブルタイ、チューブアンカーを含む

www.agilent.com/chem/jp117

オートサンプラ消耗品

SPS 3 オートサンプラ用標準ラック
説明

部品番号

外径 16 mm チューブ、11 ポジション用標準ラック

810166900

外径 29 mm チューブ、6 ポジション用標準ラック外径 29 mm チューブ用標準ラック、

810167000

その他の SPS 3 用消耗品
説明810167000

用途

部品番号

チューブ、内径 1/8 インチ、外径 1/4 インチ、壁厚 1/16 インチ、 アウトレット洗浄ベッセル用

1 m 単位シリコンチューブ、内径 1 mm、外径 3 mm

交換用スピルトレイ、

交換用スピルトレイ

3710031500

ネブライザキャピラリと SPS プローブラインの接続用

3710026400
6610025100

6610025100

インテグレートオートサンプラ（I-AS）用消耗品

ICP-MS 用インテグレートオートサンプラ（I-AS）は、超微量分析や（0.5 mL 程度の）少量サンプルに最適です。ポンプ付き
洗浄ステーションを備えており、ラック構成の柔軟性が高く、最大 89 個のバイアルと 3 個の洗浄バイアルを収納可能です（Agilent AA、MP-AES、ICP-OES 機器には対応していません）。

インテグレートオートサンプラ（I-AS）用消耗品
説明

トレイ A、89 ポジション、6 mL バイアル用、ポリプロピレン

数量G3160-80060

トレイ B、53 ポジション、18 mL バイアル用、ポリプロピレン

G3160-80061

トレイ C、18 ポジション、50 mL バイアル用、ポリプロピレン

ICP-MS システム用インテグレートオートサンプラ（I-AS）

共通部品番号

G3160-80062

トレイ D、79 × 2 mL + 10 × 18 mL ポジション、ポリプロピレン

G3160-80063

トレイ E、79 × 6 mL + 10 × 18 mL ポジション、ポリプロピレン

G3160-80064

トレイ F、15 ポジション、特殊な半導体アプリケーション用、15 個のバイアルを保持

G3160-80065

トレイ G、28 ポジション、20 mL PFA バイアル用、外径 28 mm × 高さ 58 mm 以下、ポリプロピレン

G3160-80066

外径 48 mm × 高さ 55 mm 以下、ポリプロピレン

バイアル、PFA、1.5 mL、トレイ D で使用

バイアル、ポリプロピレン、6 mL、トレイ A および E で使用

10 個

200 個

G3160-65317
G3160-65303

（続く）

118

分光分析用消耗品

オートサンプラ消耗品

インテグレートオートサンプラ（I-AS）用消耗品
説明

バイアル、ポリプロピレン、18 mL、トレイ B、D、E で使用
バイアル、ポリプロピレン、50 mL、トレイ C で使用
バイアル、ポリプロピレン、2 mL、トレイ D で使用
ニードル、PFA、内径 0.3 mm、標準プローブ

リンスボトル、100 mL

トレイカバー

数量

55 個
20 個

200 個
6個

シリアル-USB コンバータケーブル、G7201A MassHunter で使用

I-AS テーブル、7900 用

G3160-65307

トレイ B、53 ポジション、

18 mL バイアル用、ポリプロピレン
G3160-80061

G3160-65324
G3160-65325

ニードルホルダ

ドレインチューブ、Tygon、ペリスタルティックポンプから洗浄ボトルまたはドレインボトルまで

G3160-65315

G3160-65320

ニードル、PFA、内径 0.8 mm、ISIS で使用

ペリスタルティックポンプチューブセットとコネクタ

G3160-65305

G3160-65321

チューブホルダ、PEEK、MicroFlow ネブライザ（サンプリングプローブなし）および 2 mL バイアル用

ペリスタルティックポンプチューブセットとコネクタ

G3160-65304

G3160-65306

洗浄液インレット/アウトレットチューブ（ダイアフラムポンプ付き I-AS 用）

ホルダ、キャリートレイカバー用

共通部品番号

G3160-80041
G3160-60015
1 セット
5個
2個

G3160-65326

ペリスタルティックポンプチューブセットとコネクタ、

G3160-65326

G3160-65327
G3160-65328
G3160-80200
G3160-60016

www.agilent.com/chem/jp

119オートサンプラ消耗品

ASX-500 シリーズオートサンプラ用消耗品
ASX-500 シリーズオートサンプラ用部品
説明

サンプルラック、21 ポジション、50 mL バイアル

サンプルラック、外径 25 mm チューブ用、24 ポジション

ASX-520 オートサンプラ

サンプルラック、外径 20 mm チューブ用、40 ポジション
サンプルラック、60 ポジション、14 mL バイアル

サンプルラック、外径 13 mm チューブ用、90 ポジション
サンプルプローブ、内径 0.8 mm（赤バンド）
サンプルプローブ、内径 0.3 mm（黒バンド）
サンプルプローブ、内径 0.5 mm（青バンド）

カーボンファイバサンプルプローブ、内径 0.8 mm（赤バンド）
カーボンファイバサンプルプローブ、内径 0.3 mm（黒バンド）
サンプルラック、60 ポジション、

G3286-80106

カーボンファイバサンプルプローブ、内径 0.5 mm（青バンド）

G3286-80103
6610026500
6610025500
G3286-80106
6610026400
G3286-80100
G3286-80101
G3286-80102
G3286-80110
G3286-80111
G3286-80112

カーボンファイバサンプルプローブ、内径 1.0 mm（2 個の青バンド）

G3286-80119

洗浄/ドレインチューブ固定キット

G3286-80117

G3286-80300 Z ドライブアセンブリで使用

ドレインポンプチューブとコネクタキット（Tygon）

ナイロンケーブル付き Z 軸ドライブアセンブリ、PEEK、ねじれ防止

洗浄ステーション

サンプルプローブ、G3286-80102

共通部品番号

USB 2.0 ケーブル、10 フィート、G7201A MassHunter で使用

G3286-80118
G3286-80330
G3286-80224
G1680-63720

ドレインポンプチューブとコネクタキット（Tygon）、G3286-80118

ヒントとツール
1 日の終 わりには、必ずサンプル送液ラインとサンプル導入システムをしっかり洗浄してから機器を洗浄ステーション、G3286-80224

120

分光分析用消耗品

片付けてください。洗浄溶液は、サンプル分析時と同じ溶媒で調製してください。

オートサンプラ消耗品

一般的なオートサンプラ用消耗品
SPS 3/4 および ASX 500 オートサンプラ用ラック
説明

部品番号

サンプルラック、外径 13 mm チューブ用、90 ポジション

6610026400

サンプルラック

サンプルラック、外径 16 mm チューブ用、60 ポジション

6610025400

サンプルラック、外径 20 mm チューブ用、40 ポジション

6610025500

サンプルラック、外径 25 mm チューブ用、24 ポジション

サンプルラック、6610025400（オプションのラックカバーキット（p/n 6610026100）
付き）

6610026500

サンプルラック、外径 30 mm チューブ用、21 ポジション

6610026600

ラックカバー、60 ポジションサンプルラック用

6610026100

ラックカバー、40 ポジションサンプルラック用

6610026000

サンプルラック用ラックカバー

外径 13 mm のチューブを 60 ポジションラックで使用可能（ラックあたり 2 個を推奨）
外径 18 mm のチューブを 40 ポジションラックで使用可能（ラックあたり 2 個を推奨）

SPS 3/4 用ペリスタルティックポンプチューブ
説明

用途

3 ブリッジ、紫/白タブ、12 個で使用

ペリスタルティックポンプチューブ、PVC Solvaflex、

ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、灰色/灰色

酸性または水溶性ベースのリンスのポンピング時に SPS 4

リンスポンプ用オートサンプラに付属している標準チューブ

AA、MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 機器で水溶性サンプル

ラックカバー、60 ポジションサンプルラック用、6610026100

部品番号5043-0063
3710049000

3710049000に使用

ペリスタルティックポンプチューブ、PVC Solvaflex、

低揮発性有機溶媒のポンピング時に SPS 4 で使用

3710034800

ポンプチューブ、Santoprene、3 ブリッジ、

AA、MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 機器でのケトン系溶媒に3710057500

ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、

低揮発性有機溶媒に AA、MP-AES、ICP-OES、3710069000

AA、MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 機器で低揮発性有機溶

3710069300

UV 機器で水溶性サンプルに使用

3710052000

3 ブリッジ、黒/黒タブ、12 個
灰色/灰色、6 個

オレンジ/黄、フレアエンド、12 個ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、黄/黄、

12 個

ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、紫/黒、

12 個

使用

ICP-MS 機器で使用
媒に使用ポンプチューブ、FPM、3 ブリッジ、黒/黒、
フレアエンド、 AA、MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 機器で芳香族有機溶媒

3710069100

ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、黒/黒、3710069200

12 個

フレアエンド、12 個に使用

AA、MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 機器で低揮発性有機溶
媒に使用

ポンプチューブ、PVC Solvaflex、

www.agilent.com/chem/jp

121オートサンプラ消耗品

試験管と分解チューブ説明

ポリプロピレンチューブ、外径 16 mm、高さ 125 mm

ガラス試験管、16 × 150 mm、21 mL
ポリプロピレン試験管、3710051100

ポリプロピレン試験管、外径 17 mm、16.5 mL

遠心分離チューブ、スクリューキャップ、外径 29 mm、50 mL、ポリプロピレン
分解チューブ、ポリプロピレン、36 ウェルと 54 ウェルのホットブロック用

サンプルろ過数量

125 個1,000 個250 個1,000 個
500 個
500 個

部品番号

3710051100
190049700
5190-9092
00000001600L
190065200
190047900

説明

部品番号

Captiva プレミアムシリンジフィルタ、PTFE メンブレン、直径 15 mm、ポア 0.45 µm、100 個

5190-5085

Agilent Captiva シリンジフィルタ

Captiva プレミアムシリンジフィルタ、PTFE メンブレン、直径 25 mm、ポア 0.45 µm、100 個
Captiva エコノフィルタ、PTFE メンブレン、直径 13 mm、ポア 0.45 µm、1,000 個

5190-5087
5190-5266

Captiva エコノフィルタ、PTFE メンブレン、直径 25 mm、ポア 0.45 µm、1,000 個

5190-5268

FilterMate、0.45 µm PTFE 加工ポリプロピレンフィルタ、100 個

190048100

FilterMate ろ過システム*

FilterMate、2 µm PTFE 加工ポリプロピレンフィルタ、100 個

190048000*分解チューブ、p/n 190047900 で使用。

ヒントとツール
標準液 の消費期限とは、物理的、化学的 な変化 のない状態で標準液 を保管できる期間です。消費期限 は、
化学的な安定性と気化（蒸発）によって決まります。標準液は使用期限の前に適切に交換して、真度を確保し、汚染リスクを最小限に抑えてください。

122

分光分析用消耗品

AA/MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用標準液

AA/MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用標準液
アジレントは、AA 用の単元素および多元素標準液、イオン化緩衝液、有機金属、バイオディーゼル標準液、溶媒、環境標

準液を幅広く提供しています。NIST へのトレーサビリティを備えたアジレントの認証標準物質と混合標準液を使用すれば、正確で信頼性の高いキャリブレーションを低コストで実行できます。

アジレントの認証標準物質と標準液は、ISO Guide 34 に従い、ISO 9001 に登録された品質システムのもとで製造されているため、均一性が確保されています。すべての溶液は、高純度の物質と ASTM タイプ I の純水を使用して製造されています。これらの溶液は、トレーサビリティ確保のため NIST ガイドラインに従って定期的にテストされており、独立したセカンド

ソースの標準液に対して確認されています。

分光分析用の多元素標準液とアジレントの標準液：

–
–
–
–

有機金属標準液

AAS、ICP-OES、ICP-MS、MP-AES での分析結果の信頼性を確保
在庫からの出荷で、稼働時間を最大化

化学物質安全性データシート（MSDS）と COA が付属しており、安心して使用可能
開封明示シール付きの洗浄済み HDPE ボトルにパッケージ

アジレントの認証標準物質の詳細は、ホームページ を参照するか、アジレントの分光分析用の単元素、多元素、および有機金属標準液のカタログを参照してください。

5000 シリーズ ICP-OES、700 シリーズと Vista シリーズの ICP-OES および MP-AES 用波長

キャリブレーション溶液
説明

詳細情報

ICP-OES および MP-AES 用

Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn と 500 mg/L の K を含む

波長キャリブレーション濃縮液、

ICP-OES と MP-AES 用の波長

キャリブレーション溶液

キャリブレーションブランク溶液、

ICP-OES および MP-AES 用

500 mL、5 % の HNO3 中に 50 mg/L の Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、

部品番号

6610030000

使用前に 10 倍に希釈

500 mL、5 % の HNO3 中に 5 mg/L の Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、
Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn と 50 mg/L の K を含む

6610030100

すぐに使用可能500 mL 0 ppm、ASTM タイプ 1A の純水と 5 % の HNO3 を含む

キャリブレーションブランクとして使用、または波長キャリブレーション濃縮液の5190-7001

希釈用

すぐに使用可能www.agilent.com/chem/jp

123AA/MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用標準液

5000 シリーズ DV ICP-OES 用 IntelliQuant 標準液

Agilent IntelliQuant は ICP-OES の高速な半定量データ取り込みルーチンであり、フルスペクトル測定データの収集と解析により、最小限のユー
ザー入力で、サンプルについての詳細情報を取得できます。IntelliQuant は、サンプルごとに 167 ～ 785 nm のスペクトル範囲全体のデータを収集します。これにより、従来の定量メソッドの改善に役立つ知見を得たり、最小限の設定でスタンドアロン半定量測定結果を迅速に得たりすることができます。

フルスペクトルスキャンでデータを収集した後に、高度な IntelliQuant アルゴリズムで、各サンプルに存在する元素を同定します。ランキング機能

によって、存在する各元素の分析に最適な波長のリストが表示されます。また各波長のランキングにより、干渉も特定できます。IntelliQuant では、干渉の可能性がある元素がサンプル中に存在するかどうかを特定できるため、レポート作成や定量メソッドの最適化に適した波長を簡単に選択できます。また、予想外の干渉の影響を受けた分析結果を報告してしまうこともありません。

Agilent IntelliQuant キャリブレーションキットは既製の溶液セットであり、直接測定または使用できるため、複雑なサンプル用のマトリックス適合
標準液を正確に調製できます。また、ユーザー独自の IntelliQuant キャリブレーションの作成や測定もできます。ユーザー定義のキャリブレーション
は完全にカスタマイズでき、任意の濃度範囲で元素を測定できます。

詳細は、技術概要「Agilent IntelliQuant ソフトウェア」を参照するか、www.agilent.com/chem/jp で 5994-1516JAJP を検索してご覧ください。

IntelliQuant キャリブレーションキットの各標準液を使用して、製品に付属している IntelliQuant キャリブレーションを改良し、5000 シリーズ ICPOES による半定量分析の精度を上げることができます。

5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES 用 IntelliQuant 標準液
説明

概要IntelliQuant キャリブレーションキット

（5191-3937）、#6（5191-3938）、#7（5191-3939）、硝酸ブランク（p/n 5190-7001）を含む。

100 mL、100 ppm（すぐに使用可能）

Sc、Tm、Y、Yb が含まれる

5000シリーズ ICP-OES 用IntelliQuant 多元素標準液 #1、

IntelliQuant 多元素標準液 #2、100
mL、100 ppm（すぐに使用可能）

半定量分析用の 8 種類の溶液を含む。多元素標準液 #1（5191-3933）、#2（5191-3934）、#3（5191-3935）、#4（5191-3936）、#5

部品番号5191-3932

IntelliQuant 多元素標準液 #1、半定量分析用、100 mL ボトル、5 % の HNO3 に 100 mg/L の Ag、As、Cr、Er、Lu、Mn、P、Pb、Rb、

5191-3933

IntelliQuant 多元素標準液 #2、半定量分析用、100 mL ボトル、5 % の HNO3 に 100 mg/L の Ce、Eu、Gd、Ho、La、Ni、S、Te が含ま

5191-3934

れる

（続く）

124

分光分析用消耗品

AA/MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用標準液

5000 シリーズ SVDV/VDV ICP-OES 用 IntelliQuant 標準液
説明IntelliQuant 多元素標準液 #3、100 mL、100 ppm（すぐに使用可能）

概要

IntelliQuant 多元素標準液 #3、半定量分析用、100 mL ボトル、5 % の HNO3 に 100 mg/L の Co、Dy、Re、Sm、Th、V が含まれる

部品番号

5191-3935

IntelliQuant 多元素標準液 #4、IntelliQuant 多元素標準液 #4、半定量分析用、100 mL ボトル、5 % の HNO3 に 100 mg/L の B、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Cs、Cu、Ga、

5191-3936

IntelliQuant 多元素標準液 #5、IntelliQuant 多元素標準液 #5、半定量分析用、100 mL ボトル、5 % の HNO3 に 100 mg/L の Al、Fe、Mo、Nd、Pr、Tb、U が含まれる

5191-3937

IntelliQuant 多元素標準液 #6、IntelliQuant 多元素標準液 #6、半定量分析用、100 mL ボトル、5 % の HNO3 とトレース HF に 100 mg/L の Ge、Hf、Nb、Sb、Si、Sn、

5191-3938

IntelliQuant 多元素標準液 #7、IntelliQuant 多元素標準液 #7、半定量分析用、100 mL ボトル、15 % の HCI に 100 mg/L の Au、Ir、Os、Pd、Pt、Rh、Ru が含まれる

5191-3939

ASTM タイプ 1A 純水と 5 % HNO3、500 mL ボトル

5190-7001

100 mL、100 ppm（すぐに使用可能）
100 mL、100 ppm（すぐに使用可能）
100 mL、100 ppm（すぐに使用可能）
100 mL、100 ppm（すぐに使用可能）
ICP-OES 用キャリブレーション

ブランク溶液、500 mL、

0 ppm（すぐに使用可能）

Hg、In、K、Li、Mg、Na、Se、Sr、Tl、Zn が含まれる

Ta、Ti、W、Zr が含まれる

5000 シリーズ ICP-OES による半定量分析用キャリブレーションブランクとして使用可能

ヒントとツール
標準液 は USP 35 （10.30.60） に従って、適切に制御された室温で保管してください。冷凍、加温や、直射日光の当たる場所に置くことは避けてください。高湿度の場所に置くことは、最小限にとどめてください。

www.agilent.com/chem/jp

125AA/MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用標準液

ICP-MS の設置およびチェックアウト溶液
説明

7700/7800/7900/8800/8900 および 7500 ce/cx/
cs 用 ICP-MS チェックアウト溶液キット

キット内容

チューニング溶液、デュアルモード（1）、デュアルモード（2）、洗浄、および水ブランク溶液を含む

ICP-MS チューニング溶液
説明

PA チューニング溶液キット

チューニング 1：Zn、Be、Cd、As（それぞれ 20 mg/L）、Ni、Pb、Mg（それぞれ 10 mg/L）、Tl、Na、Al、U、Cu、Th、Ba、Co、Sr、V、Cr、Mn、6Li、Sc、In、Lu、Bi（それぞれ 5 mg/L）、

部品番号

5185-5850

部品番号5188-6524

Y、Yb（それぞれ 2.5 mg/L）、マトリックス 5 % HNO3

チューニング 2：Mo、Sb、Sn、Ge、Ru、Pd（それぞれ 10 mg/L）、Ti、Ir（それぞれ 5 mg/L）、マトリックス 10 % HCl と 1 % HNO3（微量の HF を含む）
チューニング溶液

5188-6564

チューニング溶液

5190-0465

チューニング溶液

5184-3566

チューニング溶液

5185-5959

Li、Y、Ce、Tl、Co、100 mL、10 mg/L、マトリックス 2 % HNO3
Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co、100 mL、10 mg/L、マトリックス 2 % HNO3
Li、Y、Ce、Tl、Co、2 × 500 mL、10 µg/L、マトリックス 2 % HNO3
Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co、2 × 500 mL、1 µg/L、マトリックス 2 % HNO3

ヒントとツール
標準液を調製する場合は、十分に混合することが非常に重要です。

撹拌するだけでは不十分です。容器は必ず、何回も反転および振とうしてください。

126

分光分析用消耗品

Agilent UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

Agilent UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品
Agilent UV-Vis および UV-Vis-NIR 分光光度計は、機能性と性能が非常に優れています。アジレントはこれらの製品の消耗品として、高品質なキュベット、フローセル、光ファイバプローブ、ランプ、検出器をご用意しています。

このセクションでご紹介するセル、チューブ、フィッティング、消耗品は、アジレントのさまざまな UV-Vis および UV-Vis-NIR

分光光度計でテストされているため、信頼性と再現性の高い分析結果を得ることができます。Agilent UV-Vis のセルと消耗品は、EN ISO 9001:2000/EN ISO 14001:2004 認証を受けた環境で、ISO/IEC 17025 と ISO 17034 に従って導入された手順に基づいて製造されています。また、アジレントのすべての UV-Vis セルは仕様に基づいて確認/認証を受けている

ため、NIST、GLP、GMP、NAMAS などの厳格なプロトコルに確実に準拠できます。

Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計（UMS）

このセクションは、お客様固有のアプリケーションに適したセルを特定するのに役立ちます。また、適切な分光光度計器具、チューブ、フィッティング、溶出試験の消耗品を選ぶことで、ラボの生産性を高める方法についても解説しています。

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット
セル材質

セルには 4 種類の材質があります。測定の波長範囲によって、最適なセル材質を選択してください。

分析対象物質の波長範囲が可視領域のアプリケーションには、アジレントの経済的 な使い切りキュベット、またはより低価格な光学品質ガラスセルを使用します。これらはいずれも、非常に高純度の原料から作られています。また UV 範囲の測定が必要なアプリケーションでは、アジレントの石英製キュベットを選択します。その透過率値は空のセルの場合、200～ 2,500 nm で 80 % 超です。光学ガラスの透過率値は空のセルの場合、330 ～ 2,500 nm で 80 % 超です。測定範囲を

NIR 範囲に拡張するには、Infrasil 石英セル（Suprasil 300 製）を選択します。
材質

波長（nm）

Infrasil 石英（NIR）

220 ～ 3,800

石英

光学ガラス

ポリスチレン（使い捨て）

Cary 3500 ダブルビーム、マルチセル、
UV/Vis 分光光度計

170 ～ 2,700
320 ～ 2,500
340 ～ 1,100

www.agilent.com/chem/jp127

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット
セル形状

角型セル

角型セルは最も汎用的な種類のセルで、セルの光路長に応じて正方形、長方形などのさまざまな形状があります。アジレントは、標準セル、標準セルと同じ光路長で約40 %容量となるセミマイクロセル、標準セルの約 20 %容量となるマイクロセル、µL 容量のサブマイクロセルとウルトラマ

イクロセル、ディスポーザブルセルを提供しています。セミマイクロセルは、すべての Agilent UV-Vis マルチセルホルダとすべての標準シングル
セルホルダで使用できます。また、セル温度モニタ用の温度プローブアクセサリとの併用もできます。

マッチドペアで販売されるセルは、ほとんどの UV-Vis および UV-Vis-NIR ルーチン分析に使用できます。マッチドペアでは、空または水を満たした状態で、これらのセルの吸光度や透過率の測定値がほぼ同等になります。

長光路長セルは、低濃度サンプルで高い感度が必要な場合に最適です。これらのセルは、長光路用角型セルホルダで使用する必要があります。

光路長が 1 mm、2 mm、5 mm の短光路長セルもあります。これらのセルは、高濃度サンプルを希釈せずに測定したい場合や、使用する溶媒による吸光飽和を回避する必要がある場合に便利です。短光路長セルは適切なスペーサと一緒に使用して、セルとスペーサを標準セルホルダに配置できるようにする必要があります。

さまざまな材質の空のセルの透過率
透過率（%）

100

ﾠSuprasil

90

ﾠHOQ 310H

ﾠSuprasil 300
ﾠSpecial optical glass
ﾠBorofloat

80ﾠOptical glass

70
60
50
40
30
20
10
0
150
66,667128

200
50,000分光分析用消耗品

250
40,000300
33,333400
25,000

2,000
5,000

3,000
3,333

4,000
2,500

5,000
2,000

波長（nm）
波数（cm-1）

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット
セル容量

マクロセル

マクロセルは、
DIN 58963 で内側の幅が 5 mm を超える角型セルと定義されており、分光光度計用の標準とされています。

最も汎用的なマクロセルは角型セルで、一般的な外寸は 45 × 12.5 mm（高さ×幅）です。セルの長さは適切な光路長に応じて異なります。マクロセルや標準セルは、壁の厚さがすべての側面でほぼ同じであり、ほとんどの液体の UV-Vis および

UV-Vis-NIR 測定に使用されます。これらのセルでは、光路長によっては非常に大きいサンプルサイズが必要です。

セミマイクロセル

セミマイクロセルの内側の幅は 2 ～ 4 mm です。ベースの厚さは通常 9 mm です。またセミマイクロセルは側壁が厚く、その容量 は 同じ光路長の標準 セルの約 40 % です。これらのセルは、試験用サンプルが少量しかない場合 に便利です。

黒の自己マスキングセルは、開口部サイズと共に掲載されています。開口部は、Agilent UV-Vis および UV-Vis 分光光度計の適切な光軸高さに配置されています。ただし Cary 3500 および 8453/8454 では光軸高さが異なるため、対応するかどうか

セルトレイ、5063-6577（上段）を確認してください。セミマイクロセルは、Agilent UV-Vis マルチセルホルダとすべての標準シングルセルホルダで使用できます。セル温度モニタ用の温度プローブアクセサリとの併用もできます。

マイクロセル

マイクロセルは側壁が厚く、その容量は同じ光路長の標準セルの約 20 % です。これらのセルは、試験用サンプルの量が限られている場合に便利です。

ウルトラマイクロセル

ウルトラマイクロセルは、µL 単位（一般的な量は 5 ～ 135 µL）での使用向けに特別に設計されています。ウルトラマイク
ロセルを標準のセルホルダに取り付けると、必要なサンプル量を大幅に削減できます。このため、高濃度サンプル、吸光度が高い溶媒、サンプル量が非常に限られている場合に最適です。これらの石英製セルは低容量で光路長が短く、熱伝導性が高いです。これらのセルは温度制御が必要な作業に最適で、1 mm 光路長のセル以外はすべて温度プローブと併用できます。黒の自己マスキングセルは、開口部サイズと共に掲載されています。一般的に提供されているピペットチップで、簡単に充填、排出できます。

www.agilent.com/chem/jp129

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

光軸高さ

キュベットの光軸高さ（または中心高さ）は、セルの底部から機器の光線中心までの距離で測定されます。

マクロキュベットとセミマイクロキュベットの場合、正確に測定するには、キュベット内のサンプル量が光軸高さより少し多くなければなりません。これらのキュベットでは通常、光軸高さによって最小充填量が決まります。ただし一部のセミマイク

ロキュベットでは、ベースの厚さにより、光軸高さが低い UV-Vis 分光光度計でキュベットを使用できない場合があります。

開口部やウィンドウが小さいフローセル、サブマイクロキュベット、ウルトラマイクロキュベットの場合、入射光線がウィンド

ウや開口部の中心を通ることが重要です。キュベットの光軸高さが使用する機器に適していないと、光線がサンプルを通過せず、誤りやノイズの多い測定結果になります。

UV-Vis システムの光軸高さにより、
キュベットの最小充填量が決まる

選択するキュベットの光軸高さが機器に適合していることを必ず確認し、対応しているかどうかをチェックしてください。

Agilent UV-Vis および蛍光分光光度計の光軸高さ
機器モデル

光軸高さ（mm）

Cary 3500

158454/8453

15

Cary 50/60

20

Cary 4000/5000/6000/7000

20

Cary 100/300

20Cary Eclipse

20

ヒントとツール
石英製またはガラス製キュベットのクリーニングに最適な方法は、セル洗浄液（p/n 5190-0530） の 2 % の希釈溶液に浸すことです。

これはガラス、石英、サファイア、磁器、セラミック、プラスチック、鉄金属での使用に適しています。脱塩

水を使用すると、洗浄特性が向上します。

130

分光分析用消耗品

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット
マクロセル

次のマクロセルは、すべての Agilent および他社製 UV-Vis 分光光度計に対応します。ただし光路長が 10 mm 以外のセルには、セルスペーサまたは長光路用セルホルダが必要です。

PTFE ふた付きマクロセル
光路長（mm）

1

外部寸法

内寸

容量（µL）

45 x 12.5 x 3.5

43.5 x 9.5

350（H × W × T（mm）） （H × W（mm））

部品番号

ガラス

部品番号
石英

5063-6546**
5061-3384**2

45 x 12.5 x 4.5

43.5 x 9.5

7005063-6547**

545 x 12.5 x 7.5

43.5 x 9.5

1750

5063-6548**1045 x 12.5 x 12.5

43.5 x 9.5

35005063-6549

PTFE ふた付きマクロセル、10 mm
光路長、6610000800

5061-3385**

5061-3386**

5061-3387
1045 x 12.5 x 12.5

43.5 x 9.5

35005063-6550*
1000-0544*

10

45 x 12.5 x 12.5

43.5 x 9.5

3500

6610008800*
6610000800*
6618000100（Infrasil 石英）

20

45 x 12.5 x 22.5

43.5 x 9.5

7000

20

45 x 12.5 x 22.5

43.5 x 10

7000

50

45 x 12.5 x 52.5

43.5 x 9.5

17500

100

45 x 12.5 x 102.5

43.5 x 9.5

35000

PTFE ふた付きマクロセル20 mm
光路長、6610016200

5063-6551
5063-6553
6610016200
6610016400
6610016100
6610016000
6610016300**外側の厚さが 12.5 mm 未満のセルは、セルホルダにしっかりと固定するためにスペーサが必要です。
*マッチドペア

www.agilent.com/chem/jp131

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

PTFE ストッパ付きマクロセル
光路長（mm）

PTFE ストッパ付きマクロセル、
6610001100（H × W × T（mm））

外部寸法（H × W（mm））

内寸

容量（μL）

5

46 x 12.5 x 7.5

44.5 x 9.5

1750

10

46 x 12.5 x 12.5

44.5 x 9.5

3500

10

46 x 12.5 x 12.5

44.5 x 9.5

3500

部品番号

ガラス

5063-6556

5062-2477
6610001100***外側の厚さが 12.5 mm 未満のセルは、セルホルダにしっかりと固定するためにスペーサが必要です。
*マッチドペア

説明

1.0 mm または 5.0 mm インサート
1.0 mm または 2.0 mm インサート

5061-3389

石英5063-6557**

石英製ブロックインサート

2 mm 光路長セル用スペーサ、

部品番号

1.0 mm または 0.5 mm インサート

1.0 mm または 0.05 mm インサート

光路長を短くする必要がある場合に、インサートを光路長 10 mm の標準角型セルと一緒に使用します。

部品番号190029200
190029201
190029202
190029203

これにより、特殊なセルの使用が不要となります。各インサートは 90° 回転させることにより、所定の 2 種類の光路長に使用できます。

一貫した品質による再現性の高い結果
アジレントの高精度セルは、個々に試験をされており、非常に厳しい光学基準を満たしています。アジレントのすべてのセルは、次の分野に関する試験を受け、仕様適合を確認する認証を受けています。

–
–
–
–
–

原材料の均一性コンポーネント部品の寸法と角度公差

光学面の平坦度と仕上げ
セルの透過性光路長の許容誤差は、欧州薬局方で求められる許容誤差+/- 0.5 % を超えている試験機器は、PTB（Physikalisch-Technische Bundesanstalt）または NIST（米国国立標準技術研究所）の認証を受けた標準液を使用して、定期的に較正されて

います。

132

分光分析用消耗品

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

スペーサ*
説明

部品番号

1 mm 光路長セル用スペーサ

5061-3388

2 mm 光路長セル用スペーサ

5061-3389

5 mm 光路長セル用スペーサ

5061-3390*光路長の調整機能がセルホルダにない場合、外側の厚さが 12.5 mm 未満のセルをセルホルダに固定するには、スペーサが必要です。

ディスポーザブルポリスチレンセル

マイクロセル、ポリスチレン、6610018700

ディスポーザブルポリスチレンセルは、340 ～ 1,100 nm の範囲で使用できます。ディスポーザブルポリスチレンセルは経済的で、マグネティック攪拌子と一緒に使用できますが、高温では使用できません。

ディスポーザブルセル
説明

セルタイプ

セル材質

標準セル

角型

ポリスチレン

マイクロセル

角型

ポリスチレン容量

光路長

サンプルチャ 数量

（mL）

（mm）

ンバ幅（mm）

3.5

10

10

1.5

10

4

500 個
500 個

部品番号

6610018800
6610018700
標準セル、ディスポーザブル、6610018800

ヒントとツール
スペーサの上の数字は、一緒に使用すべきキュベットの光路長を示しています。例えば、#1 スペーサ
は 1 mm 光路長のキュベット、#2 スペーサは 2 mm 光路長のキュベットで使用します。

スペーサを正しい向きに配置するには、スペーサの上に刻印されている数字がオペレータに見えるようにする必要があります。

光は収束されるため、スペーサは光路内でキュベットの前か後ろに配置できます。

www.agilent.com/chem/jp133

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

自己マスキング黒壁付きセミマイクロセル

次のセミマイクロセルは、光軸高さ 15 mm または 20 mm で厚さ 12.5 mm の 10 mm 光路長セルを取り付けられる、

アジレント製または他社製のすべての UV-Vis 分光光度計に対応しています。

PTFE ふた付きセミマイクロセル
光路長

PTFE ふた付き

セミマイクロセル

外部寸法

内寸

容量

（mm）

（H × W × T（mm））（H × W（mm））

（µL）

10

45 x 12.5 x 12.5

41.8 x 2

700

36 x 4

1000

部品番号

部品番号
石英

ガラス

5061-3391
5063-6558
5063-6559

PTFE ストッパ付きセミマイクロセル
光路長

PTFE ストッパ付きマクロセル、
6610012700

外部寸法

内寸

容量

部品番号

部品番号

（mm）

（H × W × T（mm））（H × W（mm））

（µL）

5

48 x 12.5 x 12.5

39 x 4450

6610019800*

2

48 x 12.5 x 12.5

39 x 4180

6610019700*

1

48 x 12.5 x 12.5

39 x 490

6610019600*

1045 x 12.5 x 12.5

42.5 x 4

1400

6610001800

48 x 12.5 x 12.5

45.5 x 4

1300

6610015400**

48 x 12.5 x 12.5

36 x 4900

6610012700*

46 x 12.5 x 12.5

37 x 4

1000

ガラス

石英

5063-6560
5063-6561

Cary 50/60 専用

上部に黒壁と透明側壁がそれぞれ 2 面

1045 x 12.5 x 12.5

3 x 4.5

135*マッチドペア**（付属の）マグネティック攪拌子を使用可能で、ベースに攪拌子用の円形のくぼみが付いています。
追加のマグネティック攪拌子（p/n 6610018900）も使用できます。
Cary 50/60 セミマイクロセル、
6610021100

134

分光分析用消耗品

6610021100

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット
サブマイクロセル
サブマイクロセル （光軸高さが 20 mm の UV-Vis 分光光度計用）

光路長（mm）（H × W × T（mm））

外部寸法（H × W（mm））

内寸

容量（µL）

部品番号

5

45 x 12.5 x 12.5

4x2

40

6610024000***

1045 x 12.5 x 12.5

4x2

80

6610024100***

45 x 12.5 x 12.5

2.5 x 250

6610010400***

45 x 12.5 x 12.5

4x2

80

6610014900*

2x2

40

6610019500

サブマイクロセル、黒壁、6610024100

Cary 50/60 専用

上部に黒壁と透明側壁がそれぞれ 2 面

1045 x 12.5 x 12.5***熱溶解アプリケーション用の低ヘッドスペース設計。
*マッチドペア

PTFE ストッパ付きウルトラマイクロセル
光路長

外部寸法

（mm）

（H × W × T（mm））

1045 x 12.5 x 12.5

開口部

光軸高さが 15 mm の UV-Vis 分光光度計の場合

2.5 x 2

中心高

（mm）

充填

量（μL）

数量

部品番号

付属、6610015400

15

50

各1個

5062-2496

各1個

6610023900

光軸高さが 20 mm の UV-Vis 分光光度計の場合

145 x 12.5 x 12.5

4x2

20

8

5

48 x 12.5 x 12.5

0.8 mm 円

20

5

各1個

6610013700

1048 x 12.5 x 12.5

1x1

20

10

各1個

6610013800

形***熱溶解アプリケーション用の低ヘッドスペース設計。

PTFE ストッパ付き

セミマイクロセル、マグネティック攪拌子が***ヒントとツール
フローセルは、洗浄液（p/n 5190-0530） の 2 % の希釈溶液をポンプで流してクリーニングする必要があります。
この洗浄液は循環できます。

次に、脱イオン水をポンプで流してセルをすすぎ、廃液容器に排出します。

www.agilent.com/chem/jp135

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

TrayCell 2.0
マイクロボリューム TrayCell は、DNA/RNA およびタンパク質の UV-Vis 分析用に設計された光ファイバウルトラマイクロ

セルです。TrayCell の寸法は標準キュベットと同じであるため、ほとんどの分光光度計に対応できます*。TrayCell により、
UV-Vis 分光光度計を用いた超微量での吸光度や透過率の測定を、簡単かつ迅速に実行できます。

TrayCell は、測定用セルとミラー付きのキャップで構成されます。サンプル滴を測定用ウィンドウにピペットで移してから、キャップを取り付けます。キャップ内のウィンドウとミラーの間の距離によって、特定の光路を確保できます。TrayCell の内部

光学系にはプリズムと光ファイバが組み込まれているため、光がサンプルを透過して検出器に到達できます。

マイクロボリューム TrayCell、

G6871C

TrayCell
説明

マイクロボリューム TrayCell、1.0 mm と 0.2 mm のふた付き

2.0 mm 光路長のふたを追加

0.1 mm 光路長のふたを追加、高濃度サンプル用
TrayCell 2.0 – 0.2 mm 光路長のふた
TrayCell 2.0 – 1 mm 光路長のふた

仕様

部品番号

G6871C
G6871-68005
G6871-68002
G6871-68003
G6871-68004

容量0.7 ～ 10 µL

幅 × 奥行12.5 mm × 12.5 mm

光路長

中心高さ

最高温度
波長範囲
測定範囲

*適切な傾きと高さが調整可能なシングルセルホルダ。

0.2 ～ 2.0 mm

8.5 mm、15 mm、20 mm（付属のアダプタを使用）

50 ℃

210 ～ 1100 nm

約 6 ～ 8,500 ng/μL（dsDNA）

約 0.1 ～ 100 mg/mL（タンパク質）

ヒントとツール
PTFE ストッパで密閉されたキュベットを使用する際には、注意が必要です。ジョイントのストッパはゆるめておき、液体の膨張に対応できるようにする必要があります。PTFE ストッパをきつく取り付けておくと、温度変化により液体が膨張し、キュベットに亀裂や破損が生じる可能性があります。

136

分光分析用消耗品

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

円筒型セル

円筒型セルは光学面が平行平面のセルであり、内側が円筒型で、縦軸が放射線ビームの方向と平行です。これらのセルは、サンプル量が豊富にあり、非常に短い光路長から長い光路長が必要な場合に推奨します。すべての円筒型セルは、円筒型

セルホルダまたは円筒型温調セルホルダで使用できます。円筒型セルは、標準の 10 mm 光路長セルとして使用できます。

また、低濃度サンプルの測定で高感度が必要な場合は、長光路用セルとして使用することもできます。

PTFE ストッパ （2 個）付き円筒型セル
光路長（mm）

外部寸法

内寸

容量（mL）

部品番号10

12.5 x 22192.86618000600*

50

52.5 x 2219146610002200

100

102.5 x 2219286610002300

102.5 x 22

1928

5061-3392

102.5 x 221928

（長さ × 外径（mm）） （内径 mm）

石英

部品番号

PTFE ストッパ付き円筒型セル、6610002300

ガラス

5063-6566*付属するストッパは PTFE 製 1 個のみ。

www.agilent.com/chem/jp137

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット
フロースルーセル

フローセルは、サンプルがセルを通過し、チューブを介してサンプル源と接続されます。フローセルでは、測定のためにセル内にサンプルを送り込み、その後排出をするためにポンプを使用する必要があります。これにより生産性が向上します。ただしサンプル間のキャリーオーバーを回避し、測定中にセル内に気泡が発生しないようにする必要があります。長光路長フロー

セルは低濃度サンプルに適しており、長光路用角型セルホルダが必要です。長光路長フローセルは、Cary シリーズのルー

チンサンプラアクセサリまたは Cary 50/60 シリーズのシッパーで使用できます。サブマイクロフローセルは、Cary シリーズ
フローセルはさまざまな開口部と内部測定チャンバを備えており、幅広い
アプリケーションに対応可能のルーチンサンプラアクセサリに対応しています。

最近まで、フロースルーセルの測定チャンバは角型または円型でした。これらの形状は製造プロセスの制限事項によって決まっており、洗浄や汚染の低減に最適な形状ではありませんでした。アジレントは楕円形開口部のセルを開発し、低容量と優 れた通液性を実現しました。これらの楕円形フローセルは、溶出試験などの自動分析に強く推奨します。開口部付近には黒石英が使用されており、セルの側壁を光が通過するのを防ぎます。

円形開口部とネジフィッティング接続付きのフロースルーセル
（mm）

光路長

（H × W × T（mm）） （直径（mm））

外部寸法

開口部

（mm）

（µL）

容量

部品番号

10

35 x 12.5 x 12.5

3

15

80

0100-1225*

3

20

70

6610008900*

光軸高さが 15 mm の UV-Vis 分光光度計の場合

中心高

石英

光軸高さが 20 mm の UV-Vis 分光光度計の場合

1040 x 12.5 x 12.5

*インレット/アウトレット PTFE チューブ（外径 1.6 mm）が付属しており、M6 ネジ式コネクタで接続します。

角型開口部とネジフィッティング接続付きのフロースルーセル
（mm）

光路長

（H × W × T（mm）） （H × W（mm））

外部寸法

開口部

（mm）

（µL）

容量

部品番号

0.1

35 x 12.5 x 12.5

17.5 x 3.5

15

6.2

5188-8003

0.2

35 x 12.5 x 12.5

17.5 x 3.5

15

12.4

5188-8004

0.5

35 x 12.5 x 12.5

17.5 x 3.5

15315188-8005

1

35 x 12.5 x 12.5

17.5 x 3.5

15625061-3396

2

35 x 12.5 x 12.5

17.5 x 3.5

15

124

5061-3397

10

35 x 12.5 x 12.5

11 x 3.5

15390

5061-3398

10

35 x 12.5 x 12.5

8x2

15

160

5062-2476

光軸高さが 15 mm の UV-Vis 分光光度計の場合

138

分光分析用消耗品

中心高石英

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

角型開口部とネジフィッティング接続付きのフロースルーセル
（mm）

光路長

（H × W × T（mm）） （H × W（mm））

外部寸法

開口部

（mm）

（µL）

容量

部品番号

10

35 x 12.5 x 12.5

11 x 4204506610012600*

50

35 x 12.5 x 12.5

6x3

20

1000

6610010000*

100

45 x 12.5 x 12.5

6x3

20

2100

6610010100*

1

40 x 12.5 x 12.5

11 x 6.5201136610019900*

2

40 x 12.5 x 12.5

11 x 6.5202276610020000*

540 x 12.5 x 12.5

11 x 6.520568

6610020100*

1040 x 12.5 x 12.5

11 x 6.520715

6610020200*

420

6610015200*

光軸高さが 20 mm の UV-Vis 分光光度計の場合

中心高

石英

Cary 50/60 用*インレット/アウトレット PTFE チューブ（外径 1.6 mm）が付属しており、M6 ネジ式コネクタで接続します。

楕円形開口部とネジフィッティング接続付きのフロースルーセル
（mm）

光路長

（H × W × T（mm）） （H × W（mm））

外部寸法

開口部

（mm）

（µL）

容量

部品番号

1

39 x 12.5 x 12.5

10 x 215405063-6570

2

39 x 12.5 x 12.5

10 x 215

805063-6571

539 x 12.5 x 12.5

10 x 215200

5063-6572

10

39 x 12.5 x 12.5

10 x 2154305063-6573

光軸高さが 15 mm の UV-Vis 分光光度計の場合

中心高

ヒントとツール
フロースルーセルにチューブ/フィッティングは含まれません（特に記載がある場合は除く）。

www.agilent.com/chem/jp139

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

その他
説明

UV コンビニエンスキット

マグネティック攪拌子、9301-1161

詳細情報

オープントップの UV 石英製セル （10 mm、容量 3.0 mL、2 個、

数量

部品番号

5067-4666

ディスポーザブルポリスチレンセル （10 mm、容量 3.5 mL、500個）、16 セル用セルトレイ、レンズクリーニング紙、リントフリー、

マグネティック攪拌子、

セル洗浄液（1 L）を含む

長さ 7 mm × 直径 4 mm、2個

9301-1161

PTFE コーティング*

マグネティック攪拌子、

7418000400

PTFE、星型、直径 7.9 mm ×
高さ 9.5 mm

マグネティック攪拌子、6610018900

マグネティック攪拌子、

長さ 6 mm × 直径 3 mm、（p/n 6610015400 など）に対応

マグネティック攪拌子に対応するように設計された分光光度計セル

10 個

6610018900

セル洗浄液

アルカリ性の濃縮液。水と混合して 2 % の濃度にし、すべての石1L

5190-0530

50 個

9300-0761

10 mm

5063-6577

PTFE コーティング

英/ガラス製セルの洗浄液として使用できる。感度の高いその他の光学部品（ガラス、石英、サファイア、磁器製）のクリーニングに

レンズクリーニング紙、も適している。

リントフリー

16 セル用セルトレイ*Agilent 89054A セル攪拌マルチセルトランスポートおよび Agilent 89090A ペルチェ温度コントローラで使用。
攪拌子は、内寸が 10 × 10 mm（W x D）のセルとマグネティック攪拌機能があるセルホルダで使用できます。

セル洗浄液、5190-0530

ヒントとツール
キュベットの洗浄 に超音波洗浄器 を使用しないでください。キュベットが洗浄チャンバの底部 に配置されてレンズクリーニング紙、リントフリー、

9300-0761

セルトレイ、5063-6577

140

分光分析用消耗品

いる場合は特に、キュベットが完全に破損する可能性があります。

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット
セルホルダおよびアクセサリ
セルホルダおよびベース

説明

標準セルホルダ

詳細情報

使用対象

部品番号

8453/8454

08451-60104

Cary 50/60

110648190

Cary 50/60

110645090

Cary 4000/5000/6000

110716190

セルリフタとセル高調整ネジを含む。Cary 100/300 とすべての Cary 機器

110260190

Cary 4000 には標準で付属

Cary 50/60 を除くすべての110721900

外径 16 mm の試験管を従来のキュベットではなくCary 50/60

7910033500

20 mm、50 mm、100 mm の角型セルと角型フロー

すべての Cary 機器

110059900

5 mm、10 mm、20 mm、30 mm、40 mm、50 mm

すべての Cary 機器

210125300

セルベース

セルホルダ、スペア
セルホルダベース

標準セルホルダ、10 mm
標準セルホルダ、10 mm、

0 ～ 20 mm の光軸高さ調整、Cary 5000/6000i には標準で付属

リフタ、ボールベアリング

キュベットスタビライザ付き

試験管ホルダ長光路用角型セルホルダ

可変光路長セルホルダ

サンプルコンパートメントで使用可能
セルを収容

光路長の角型セルおよび固体サンプルホルダ用。

Cary 機器

標準セルホルダ、08451-60104

セルベース、110648190

Cary 50/60（p/n 10072300）または Cary 100/300（p/n 10046500）のスライド式固体サンプルホルダ
キットに取り付ける必要がある。

（続く）

Cary 50/60 セルホルダ、スペア、110645090

標準セルホルダ、110721900

標準セルホルダ、10 mm、110260190

www.agilent.com/chem/jp141

UV-Vis および UV-Vis-NIR 用フローセルとキュベット

セルホルダおよびベース

説明

可変光路長セルホルダ

詳細情報

100 mm 以下の光路長の角型セルおよび固体サンプルホルダ用。Cary 50/60（p/n 10072300）または Cary

使用対象

すべての Cary 機器

部品番号6610014000

100/300（p/n 10046500）のスライド式固体サンプル

デュアル角型温調

可変光路長セルホルダ、210125300

セルホルダ

円筒型シングル

セルホルダ、室温

デュアル円筒型温調
セルホルダ

ホルダキットに取り付ける必要がある。

標準の 10 mm 光路長キュベット（高さ 45 mm）の温度

すべての Cary 機器

10046800

100 mm 以下の光路長の円筒型セルで使用可能

すべての Cary 機器

110026900

100 mm 以下の光路長の円筒型セルで使用可能。拡張

すべての Cary 機器

G9837A#100

調整 ができる。拡張サンプルコンパートメントと外付 けウォーターバスが必要。

サンプルコンパートメントと外付けウォーターバスが必要。

円筒型シングルセルホルダ、室温、110026900

ヒントとツール
キュベットの外面の汚れは、湿った清潔な布で除去できます。必要に応じて、セル洗浄液（p/n 5190-0530）の 2 % 希釈溶液または他の適切な溶媒（アルコールなど）で布を湿らせます。

ウィンドウをティッシュ紙で拭かないでください。ティッシュは研磨用であり、表面を傷付ける可能性があります。
また繊維や増白剤が表面に残り、透過率が下がる可能性があります。

142

分光分析用消耗品

Agilent 8453/8454 UV-Vis 用消耗品

Agilent 8453/8454 UV-Vis 用消耗品
8453/8454 チューブおよびフィッティング
8453/8454 チューブおよびフィッティング
説明

PTFE チューブ、外径 1.6 mm

ポンプチューブ、内径 2.06 mm
ポンプチューブ、内径 1.3 mm
ポンプチューブ、内径 2.8 mm

Tefzel フェラルとステンレスロックリング、1/16 インチ

ユニオン、1/4-28 スレッド、ポリプロピレン

セルフィッティング、黒（ショート 4 個、ロング 4 個）

チューブとフローセルの接続用交換フィッティング、8453/8454 用シッパーシステムで使用
ヘッドレス PPS M6 ナット（4 個）、ショート PEEK M6 ナット（4 個）を含む

コニカルアダプタキット

フローセルポンプチューブ用の交換フィッティング、8453/8454 用シッパーシステムで使用

コニカル PTFE アダプタ（2 個）、PTFE メスナット（2 個）、PTFE フェラル （2 個）を含む

PTFE ナット、外径 1/16 インチチューブ用

チューブ、熱交換器、FEP、12 cm

フィッティングとフェラル、1/16 インチ、PEEK、8 ポートバルブ用取り付けツール、フランジレスナット用

数量

部品番号

10 km

5041-2191

15 個

5041-2166

12 個
12 個
10 個
10 個

5041-2184
5041-2185
5022-2154
5022-2155

8個

5022-2156

2個

5022-2157

10 個

5022-2158
5042-1336

10 個

Cary 8454 UV-Vis 分光光度計

ユニオン、5022-2155

セルフィッティング（黒）、5022-2156

5042-1337
0100-1710

コニカルアダプタキット、5022-2157

PTFE ナット、5022-2158

PEEK フィッティングおよびフェラル、
5042-1337

www.agilent.com/chem/jp143Agilent 8453/8454 UV-Vis 用消耗品

8453/8454 UV アクセサリ用消耗品とランプ
G1120A 8 ポジションマルチセルトランスポート用消耗品
説明攪拌モジュールキット、G1120-60006

攪拌モジュールキット

ウォーターバス（付属しない）からの循環水によって攪拌子を駆動

マグネティック攪拌子、10 x 10 mm（W x D）のセルで使用、2 個
マルチセルトランスポート調整ツール

チューブ、熱交換器、FEP、5042-1336

89090A ペルチェ式温度コントローラ用消耗品
説明

ユニオン、セルホルダ

フローセル、10 mm、開口部 8 × 2 mm、160 µL

石英製キュベット、10 mm、PTFE ストッパ付き

チューブ、熱交換器、FEP

重水素ランプアセンブリ、2140-0605

マグネティック攪拌子

分光光度計ランプ説明

重水素ランプアセンブリ

タングステンランプアセンブリ

タングステンランプアセンブリ、G1103-60001

オートサンプラ消耗品
説明

ニードル、ベベルエッジ、G1811A 用試験管、12 x 100 mm、250 個

オートサンプラチューブおよびフィッティングキット

オートサンプラチューブおよびフィッティングキット、

5042-1334

ニードル、ベベルエッジ、G1811A 用、G1811-23200

144

分光分析用消耗品

部品番号

G1120-60006

9301-1161
89075-23800

部品番号5021-1870
5062-2476
5062-2477
5042-1336
9301-1161

部品番号2140-0605
G1103-60001

部品番号

G1811-23200
5022-6531
5042-1334

Agilent 8453/8454 UV-Vis 用消耗品

シッパー用消耗品
説明

部品番号

シッパーチューブキット

注入口チューブ（1.5 m）、注入口とフローセル間のチューブ（0.35 m）、フローセルとポンプ間のチューブ（0.35 m）、

5042-1333

フローセルとポンプ間のチューブ（0.5 m）、フローセルと廃液間のチューブ（1.5 m）およびフィッティングとコネクタを含む

フローセル、10 mm、80 µL

0100-1225

カセット、可変圧5042-1356

シッパーチューブキット、5042-1333

溶出試験用消耗品
8453/8454 用溶出試験用消耗品
説明

部品番号

マルチセルシステムチューブキット

5042-1330

バルブチューブキット、1 バス用

カセット、可変圧、5042-1356

5042-1331

溶出試験用プローブキット、内径 0.9 mm、フィッティング付きチューブ

5042-1332

フィッティングとフェラル、1/16 インチ、PEEK、8 ポートバルブ用

5042-1337

8 ポートバルブ、溶出試験システム用

5063-6575

ロータシール、5063-6575 バルブ（UV-Vis）溶出試験システム用

5067-1539

溶出試験用フィルタ、1/8 インチプローブ用、45 µm ポアサイズ

5181-1246

マルチセルチューブキット、5042-1330

バルブチューブキット、5042-1331

溶出試験用プローブキット、

5042-1332

8 ポートバルブ、溶出試験システム用、
5063-6575

PEEK フィッティングおよびフェラル、
5042-1337

溶出試験用フィルタ、1/8 インチプ
ローブ用、5181-1246

www.agilent.com/chem/jp145

Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

Agilent Cary UV-Vis および
UV-Vis-NIR 用消耗品
Cary 5000 UV-Vis-NIR 分光光度計

ステンレス製プローブは一般的な用途に最適ですが、酸性サンプルには推奨しません。トーロンプラスチックプローブは化学耐性があるため、化学耐性が重要な場合、または非金属プローブが必須の場合に最適です。石英製プローブは化学耐性が非常に高く、腐食性サンプル、または高温での測定に最適です。

各プローブは SMA コネクタを使用し、緩衝材で梱包され、頑丈なプラスチック製キャリーケースに入った状態で納品されます。また、製品テスト証明書、プローブ互換性マトリックス、日常のメンテナンスおよびクリーニングガイド、トラブルシュー

ティングガイド、プローブの状態確認用ガイドが付属しています。

Cary 光ファイバプローブ
Cary 60 UV-Vis 分光光度計

光ファイバプローブ
使用対象

Cary 50/60

波長範囲 200 ～ 1100 nm

説明

光ファイバディッププローブ、ステンレス、本体のみ、交換可能チップを用いた可変光路長

ステンレス製チップが必要、対応チップについては「交換可能チップ」のセクションを

部品番号

7910035700

参照

光ファイバディッププローブ、ステンレス、10 mm 固定光路チップ

7910036400

光ファイバディッププローブ、ステンレス、10 mm 交換可能光路チップ

7910036500

光ファイバディッププローブ、トーロンプローブ、直径 7.9 mm × 155 mm、7910029900

光ファイバディッププローブ、トーロン、本体のみ、交換可能チップを用いた可変光路長7910032600

付属のチップは、交換可能なネジ式ステンレス製チップにより他の光路長に交換可能

10 mm 固定光路チップ

プローブは直径 7.9 mm × 144 mm（チップを除く）

トーロンチップが必要、対応チップについては「交換可能チップ」のセクションを参照

光ファイバディッププローブ、
トーロン、本体のみ

7910032600

光ファイバディッププローブ、トーロン、直径 7.9 mm × 159 mm、交換可能な

7910035100

光ファイバマイクロプローブ、ステンレス、直径 3.05 mm × 140 mm、10 mm 固定

7910035600

10 mm 光路チップ（チップは他の光路長に交換可能）
光路長

強酸での使用には非推奨
（続く）

146

分光分析用消耗品

Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

光ファイバプローブ
使用対象

Cary 100/300

説明

ハンドヘルド型光ファイバプローブ、石英製、長い本体、265 mm、10 mm 光路長

150 ℃ 以下の腐食性の高い酸での使用に対応

7910032100

サンプル表面からの全反射の測定用 UV-Vis 反射プローブおよびプローブホルダ、照射7910036200

ハンドヘルド型 UV-Vis 反射プローブ。プローブのみ、サンプル表面からの全反射の測7910035500

ハンドヘルド型ステンレス製光ファイバプローブ、交換可能チップ付き、測定光路長を9910076600

領域は 1 mm定用。プローブホルダを除く

Cary 50/60/100/300

部品番号

選択可能。

直径 6.38 mm × 101.6 mm、3 m ファイバ。10 mm 光路長の交換可能チップとライトシールドが付属Cary 4000/5000/
6000i

UV-Vis 吸光プローブ、ステンレス、2.5 m、10 mm 光路長

交換可能チップ付きハンドヘルド型

9910069400

光ファイバプローブ、

9910076600

www.agilent.com/chem/jp

147Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

交換可能チップおよびその他の消耗品
ステンレス 製 プ ロ ーブチップ は、2 種 類 のステンレス 製 ディッププ ロ ーブ（ステンレス 製 プ ロ ーブ 本 体（p/n7910035700）または交換可能チップ付きステンレス製プローブ（p/n 7910036500））に対応しています。

トーロンプローブチップは、トーロンプローブ本体（p/n 7910032600）または交換可能チップ付きトーロン光ファイバ
ディッププローブ（p/n 7910035100）に対応しています。気泡ができにくいシングルアーム設計です。チップの直径は7.9 mm で、85 ° C 以下の温度での運用に適しています。

交換可能チップ、トーロン、

20 mm 光路長、7910034600

交換可能チップおよびその他の消耗品
使用対象

Cary 50/60

説明

交換可能チップ、ステンレス、2 mm 光路長
交換可能チップ、ステンレス、5 mm 光路長

交換可能チップ、ステンレス、10 mm 光路長
交換可能チップ、ステンレス、40 mm 光路長
交換可能チップ、トーロン、2 mm 光路長
交換可能チップ、トーロン、5 mm 光路長

交換可能チップ、ステンレス、交換可能チップ、トーロン、10 mm 光路長

10 mm 光路長、交換可能チップ、トーロン、20 mm 光路長

7910035800

すべての Cary 機器

交換可能チップ、トーロン、40 mm 光路長

光路長チップ、10 mm、Versi リモート光ファイバプローブ（p/n 190055700）に対応
光ファイバアライメントループ

7910035900*
7910035800*
7910036100*
7910032800**
7910032900**
7910033000**
7910034600**
7910034500**
190055900
7910027200
7910028900

UV-Vis 反射プローブホルダ、光ファイバ反射プローブを垂直に保持

9910068500*ステンレス製ディッププローブ本体（p/n 7910035700 または 7910036500）で使用。
**トーロンプローブ本体（p/n 7910032600 または 7910035100）で使用。

分光分析用消耗品

7910036000*

光ファイバプローブライトシールド。Cary 100/300 用の光ファイバプローブに対する光の影響を制御。

148

部品番号

Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

UV-Vis と UV-Vis-NIR のアクセサリ用キットおよび消耗品
アクセサリ用消耗品
説明

詳細情報

部品番号

シッパー用チューブキット

インレットおよびアウトレットキャピラリ、バーブコネクタ付き廃液チューブ、PVC ペリスタルティックポンプチューブ（紫/黒、12 個）

G9853-68000

シッパー用チューブガイドブラケットキット

チューブガイドブラケットはインレット/アウトレットキャピラリを配置および固定。1 つのフローセルのインレット/アウトレットキャピラリ

G9853-68001

シッパー用ペリスタルティックポンプチューブ

ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル用、紫/黒ラベル付き、12 本

3710027300

プローブホルダ

スペアエンドプローブ（内寸 10 × 10 mm の角型キュベット用、2 個）とレギュラーエンドプローブ（内寸 10 × 9.5 mm の角型

9910066800

プローブホルダ、テーパエンド

テーパエンドプローブ 4 個（マイクロセル用）を含む

9910066900

Cary 3500 用シッパーフローセルポンプ

温度プローブアクセサリ用消耗品

延長リード、ショート、プローブホルダ用
延長リード、ロング、プローブホルダ用を含む。

を簡単に管理できる

キュベット用、2 個）を含む

サンプルコンパートメント内のプローブの取り付けに必要

110381100

サンプルコンパートメント外のプローブの取り付けに必要

110380500

Cary 50/60 の固体サンプルホルダ用サイドマウントサポート

810137000

V プレート（3 × 45 mm、2 個）、V プレート（6 × 45 mm、2 個）、アソートネジとナット（サンプルホルダのスライド式プレートへ

9910056200

サンプルホルダ、1 インチ円形

2 つの構成を提供。32 × 直径 1 インチ（厚さ 10 mm 以下）のサンプルを最大入射角 45°、または 24 × 直径 1 インチ（厚さ 10 mm

G6876-60003

サンプルホルダ、8 インチ円形

ウエハホルダ：直径 8 インチ、厚さ 3 mm 以下のサンプル 1 個を取り付け。最大入射角は 65°。

G6876-60002

Cary 50/60 固体サンプルホルダアクセサリ用消耗品

エンドホルダ固体サンプルホルダスペアキット #2

Cary 7000 UMA ソリッドオートサンプラサンプルホルダ

サンプルホルダ、汎用

Cary 7000 UMA サンプルホルダ
標準サンプルホルダ

キューブビームスプリッタホルダ

ポラライザ/デポラライザまたはその他のアクセサリの配置に使用のサンプルの固定に使用）を含む以下）のサンプルを最大入射角 65° で取り付け。

厚さ 10 mm 以下の不規則な形状のサンプルを取り付けられる。汎用サンプルホルダには 1 インチの穴が 24 個あり、直径 200 mm

G6876-60004

すべての UMA システムと UMS システムに標準で付属G6874A#100（8 インチ）のリングの周りに均等な間隔で配置されています。%R 測定や %T 測定は、これら 24 個のいずれかの穴を通して実行できる

1 cm ～ 5 cm のキューブビームスプリッタで使用
3

3

G6874A#200（続く）

Cary 温度プローブアクセサリ

サンプルホルダ、8 インチ円形、Cary 7000 UMA ソリッドオートサンプラ用

www.agilent.com/chem/jp149

Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

アクセサリ用消耗品
説明

エッジマウントサンプルホルダ

円形サンプルホルダ

詳細情報

完全に調整可能、直径 1 インチ（25.4 mm）～ 6 インチ（150 mm）、厚さ 5 mm のサンプルで使用

3 個の固定直径サンプルホルダ。直径 1 インチ、1.5 インチ、2 インチの円形サンプルの %R または %T 測定用。

各ホルダには 2 mm の縁境界があり、これがサンプルに接触します。水平方向の開閉により、入射角を大きくすることができます。

部品番号

G6874A#300
G6874A#400

Cary 4000/5000/6000 固体サンプルホルダアクセサリ消耗品

フィルムホルダスペアキット #1

固体サンプルエンドサポート
固体サンプルマスキングアパーチャ、1 mm
固体サンプルマスキングアパーチャ、5 mm

固体サンプルマスキングアパーチャ、10 mm
固体サンプルマウントプレート

固体サンプルホルダスペアキット #1

固体サンプルホルダスペアキット #2

マグネティックストリップ（4 個）、V プレート（20 個）、ゲルボートホルダ、静止プレート（2 個）、マスク（8 個）、クランプ（4 個）を9910064600

Cary 4000/5000/6000 用の標準の固体サンプル取り付けアクセサリにポラライザ、デポラライザ、アパーチャを装着するための固体

5810008100

交換用アパーチャプレート、1 mm 穴

410204100

含む

サンプルマウント

交換用アパーチャプレート、5 mm 穴

交換用アパーチャプレート、10 mm 穴

固体サンプルを保持するための装着ポイント

サンプルアパーチャスライドホルダ（10 mm）、サンプルアパーチャスライドホルダ（5 mm）、サンプルアパーチャスライドホルダ（1 mm）、V プレート（3 × 45 mm、2 個）、V プレート（6 × 45 mm、2 個）、アソートネジとナット（サンプルホルダのスライド式

410204300
410203900
410204500
9910059400

プレートへのサンプルの固定に使用）を含む

V プレート（3 × 45 mm、2 個）、V プレート（6 × 45 mm、2 個）、アソートネジとナット（サンプルホルダのスライド式プレートへ

9910056200

パウダーセルホルダキット

充填済み PTFE 粉末セル （反射率標準として使用）と粉末セルホルダを含む。

7910036600

光路長キュベットホルダ、10 mm、10 mm 光路長セルを透過率ポートに配置

7910028200

UG11 フィルタを含む

7910027900

拡散反射アクセサリ（DRA）用消耗品

Cary 100/300 内部 DRA 用消耗品

DRA-CA-30I 用

繊維サンプルホルダ、DRA-CA-30I 用

ライトトラップ（0 %T ベースライン補正用）のサンプルの固定に使用）を含む石英製ウィンドウがサンプルを覆うため、ホルダを球体のポートに配置可能

7910028100

透過サンプルホルダ、DRA-CA-30I 用

7910028000

校正済みの直径 1.25 インチ 99 % Spectralon 反射

7910036900

率標準（DRA-CA-30I 用）

Cary 4000/5000/6000 内部 DRA 用消耗品
小型リファレンスディスク

PTFE を充填した拡散反射ディスク、直径 30 mm

キュベットホルダ

10 mm 光路長セルによる透過率と反射率の測定用

大型リファレンスディスク

パウダーセルキット

PTFE を充填した拡散反射ディスク、直径 45 mm

充填済み PTFE 粉末セル （反射率標準として使用）と粉末セルホルダ、ファネル、小型サンプルホルダを含む。

410198890
410143990
210187900
9910111400

（続く）

150

分光分析用消耗品

Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

アクセサリ用消耗品
説明

詳細情報

部品番号

Spectralon 99 % 反射率標準

校正済み、拡散反射用、直径 2 インチ、耐久性の高い Delrin ホルダ（保護カバー付き）に収納。

7910037700

センターマウントキュベットホルダ

積分球内で、標準の 10 mm 光路長キュベットを入射ビームに対して垂直に取り付けられる。混濁サンプル （タンパク質やその他の7910038700

標準の 10 mm 光路長キュベットを用いた、液体サンプルの透過率や吸光度の測定に対応。透過ホルダに取り付けて、サンプルビーム

7910038300

サンプルを DRA の中央に配置して測定できる。クリップ型ホルダは、薄くて柔らかいサンプルの取り付けに適している。回転ダイヤル

7910047600

Cary 4000/5000/6000 外部 DRA 用消耗品

外部マウントキュベットホルダ
センターマウントホルダ、クリップ型

250 ～ 2500 nm、50 nm 間隔での拡散反射データを含む。
生体溶液など）の測定に最適。

やリファレンスビーム内に配置できる。

付きのため、目的の入射角に最も近い角度をすぐに設定できる。

センターマウントホルダ、あご型

サンプルを DRA の中央に配置して測定できる。
あご型ホルダは、
硬い不透明なサンプル（鏡や塗装されたサンプルなど）に適している。 7910047500

パウダーセルホルダ

粉末サンプルやペーストの反射率測定が可能。反射ポートの反対側の標準サンプルホルダに取り付け。反射率標準として使用するた

7910047700

スモールスポットキット

絞り、ミラーアセンブリ、選択した測定場所に小さな径のビームを集光させるための 3 つのレンズオプションを含む。ビームサイズは、7910047200

可変角度透過率ホルダ

さまざまな入射角での固体サンプルの透過率測定が可能。入射光に対し、サンプルを 360 度の範囲（1 度単位で設定可能）で配置

7910047400

アパーチャマスクキット、角度可変鏡面反射率

1 インチのディスクホルダ（2 個）、2 mm、10 mm、20 mm のサンプルホルダ（各 2 個）を含む

9910064700

減光スクリーンと青フィルタ付きアッテネータフィルタ

吸光度が高いサンプルの測定時に、0.5 ～ 3.1 Abs のリファレンスビームの減光に使用

9910047700

その他のアクセサリ用消耗品

アクセサリ用キット、角度可変鏡面反射率アクセサリ用

回転ダイヤル付きのため、目的の入射角に最も近い角度をすぐに設定できる。

めの充填済み PTFE 粉末セルと、サンプル用の空の粉末セルホルダを含む。サンプルはプランジャによって保持透過位置で直径 3 mm 以下、反射位置で高さ 3.5 mm x 幅 1.5 mm。
可能。鏡やガラスなどの硬いサンプルに最適。

Cary 4000/5000/6000 固体
サンプルホルダ

Cary 4000/5000/6000
拡散反射アクセサリ

www.agilent.com/chem/jp151Agilent Cary UV-Vis および UV-Vis-NIR 用消耗品

Cary UV-Vis 光源ランプ

重水素ランプ、Cary 100/300 UV 用、

G9820-80000

アジレントは、Cary 分光光度計で最高レベルの性能を発揮する、高品質なランプを提供しています。

Cary 光源ランプ
説明

対応機器

部品番号

Cary 100/300

G9820-80000

Cary 100/300

5610021700

キセノンランプモジュール

Cary 50/60

110639690

Cary 4000 ～ 7000

110713990

可視 QI ランプ

Cary 4000 ～ 7000

重水素ランプ

可視光源ランプ

可視光源ランプ、Cary 100/300 UV 用、5610021700

重水素ランプ
水銀ランプ

UV-Vis 波長バリデーション用

5610013900

Cary 4000 ～ 7000

5610136300

詳細情報

部品番号

Cary 用チューブ
チューブ
説明

Cary 50/60 用キセノンランプモジュール、
110639690

シリコンポンプチューブ、内径 3/16 インチ、外径 5/16 インチ、1 m 単位

ルーチンサンプラアクセサリ用ペリスタルティックポンプチューブ交換キット
ルーチンサンプラアクセサリ用 PTFE チューブ（サンプルとの接続用）、

1 m 単位シリコンチューブ、内径 1 mm、外径 3 mm

可視 QI ランプ、Cary 4000 ～ 7000 用、5610013900

重水素ランプ、Cary 4000 ～ 7000 用、110713990

152

分光分析用消耗品

チューブのみ、コネクタなし
シリコンポンプ、チューブ、

フィッティングを含む

2410023800
9910052900

3710030800

3710026400

シリコンチューブ、ルーチンサンプラアクセサリとフローセルの接続用、

910146400

溶出チューブスペアキット、Cary 50/60

6610020500

1 m 単位UV フィルタ、標準液、試薬

UV フィルタ、標準液、試薬
光学フィルタ説明

詳細情報

タキット、Cary 100/300/4000/5000/6000i 用が高いサンプルの測定時に、0.5 ～ 3.1 Abs のリファレンスビーム

減光スクリーンと青フィルタ付きアッテネータフィル

測光直線性の測定、ベースライン補正操作の確認、および吸光度

部品番号9910047700の減光に使用。

2 個のフィルタホルダ（V ホルダ）に、3 個の減光メッシュフィルタ

（0.5 Abs、1.1 Abs、1.5 Abs）が付属。また、3 個の青いガラ
スフィルタも付属。

青いガラスフィルタは付属の V ホルダに取り付けられている。

ホルミウムオキサイドフィルタ

酸化ホルミウム/ジジミウムガラスフィルタキット
認証ホルミウムガラスフィルタ
認証ジジミウムガラスフィルタ
測光直線性減光フィルタキット

これをセルホルダベースに装着して、光路内に配置できる。

10 mm の角型セルホルダに取り付けられた、未認証の酸化ホル

118020790

10 mm 角型セルホルダ内の酸化ホルミウム/ジジミウムガラス

10030200

10 mm 角型ホルダに取り付けられたホルミウムガラスフィルタ、

2010094300

ミウムガラスフィルタ、波長精度試験用

フィルタ（未認証、波長精度試験用）を含む

証明書付き

測光直線性減光フィルタキット、9910056100

10 mm 角型ホルダに取り付けられたジジミウムガラスフィルタ、 2010094400
証明書付き

タンデムセルホルダと、減光フィルタ（0.3 Abs、0.5 Abs、

1.0 Abs、1.5 Abs それぞれ 2 個）を含む

9910056100

Agilent Cary 7000 UV-Vis-NIR 多角度可変自動測定分光光度計は、
固体サンプルの測定に最適

www.agilent.com/chem/jp153

UV フィルタ、標準液、試薬

標準液と試薬アジレントの 使 い切り標準試薬とアクセサリキットを使用すると、UV-Vis 分光光度計 の 稼動時適格性評価と性能評価（OQ/PV）を低コスト、短時間で実施できます。このキットは、UV-Vis 分光光度計の分析性能の確認を目的として作られています。

OQ/PV 標準試薬キット I、5063-6503

この試薬キットはすべての UV-Vis 分光光度計で使用でき、密封されたアンプルに調製済み溶液が入っています。これらの溶液は NIST 標準物質にトレース可能であり、酸化ホルミウム（波長精度用）、二クロム酸カリウム（測光精度試験用）、
亜硝酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、塩化カリウム（340 nm、220 nm、198 nm での迷光試験用）、トルエンのヘキサン溶液（分解能試験用）が含まれます。

各標準液には、トレーサビリティを確保するために分析証明書が含まれます。

認証標準液およびアクセサリキット（単一用途）

OQ/PV 標準試薬キット II、
5063-6521

説明

キット内容

測光精度、迷光、

60 mg/L と 600 mg/L がそれぞれ 2 個）、硫酸（ブランク）（4 個）、

OQ/PV 標準試薬キット I、
分解能測定用

14 × 10 mL アンプルを含む。二クロム酸カリウムを含む硫酸（4 個、 5063-6503
亜硝酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、塩化カリウム、トルエンのヘキ

サン溶液、n-ヘキサン（ブランク）（2 個）が含まれる

OQ/PV 標準試薬キット II、

アンプル、それぞれ 10 mL、2 本入り。過塩素酸（ブランク）と過塩素

OQ/PV ハードウェアキット

フローセル（2 個）、セル不活性化液、チューブキット、MCT 調整ツール、 5063-6523

チューブキット、UV-Vis OQ/PV テスト用

チューブ、フィッティング、フローセルの洗浄用アダプタを含む

波長精度用

カフェイン OQ/PV サンプル、溶出試験用、150 mg/L カフェイン水溶液、500 mL

OQ/PV ハードウェアキット、

部品番号

トルエンを含むヘキサン分解能試験キット

5063-6523

酸中の酸化ホルミウムを含む

5063-6521

温度センササポート、シリンジ、OQ/PV マニュアルを含む

5063-6522
5042-6476

0.02 % のトルエンを含む n-ヘキサンの 10 mL アンプル（2 個）と、
n-ヘキサンの 10 mL アンプル（6 個）を含む

8453/8454 チェックアウトサンプル
説明

UV-Vis 用テストサンプル（カフェイン溶液、10 µg/mL 水溶液）

9910101000

部品番号5063-6524

UV-Vis OQ/PV テスト用チューブキット、
5063-6522

ヒントとツール
10 mm 光路長マクロセルでは OQ/PQ 用の使い切り標準試薬を使用できますが、試験を簡素化してクロスコン

タミネーションを最小限に抑えるには、フローセルの使用を推奨します。チューブキット（p/n 5063-6523） には必要なすべての品目が含まれます。

溶出試験用カフェイン OQ/PV サンプル、

5042-6476

154

分光分析用消耗品

UV フィルタ、標準液、試薬

認証標準液およびアクセサリキット（多用途）
説明

キット内容

USP/EPUSP Chapter 857 のフィルタ比メソッドを用いた迷光試験用の、5 mm および 10 mm 光路長のキュベットを含む。

UV 機器適格性評価セット、UV 機器の USP/EP 適格性評価セット（18 個の密閉セルのセット）、UV 分光光度計の性能試験用（波長精度、測光精度、迷光、分解能）。

部品番号G9864-80009

二クロム酸カリウムを含む過塩素酸（40 mg/L、60 mg/L、120 mg/L、600 mg/L）と過塩素酸ブランク（測光精度試験用）、4 % の過塩素酸ホルミウム（酸化ホルミウム）を含む 10 % の過塩素酸と 0.05 % m/v 酸化セリウムを含む 0.03 % m/v 硫酸（希土類）（波長精度試験用）、

10 mm と 5 mm の光路長セル内の塩化カリウム溶液 12 g/L、10 mm と 5 mm の光路長セル内の亜硝酸ナトリウム溶液 50 g/L、10 mm と5 mm の光路長セル内のヨウ化ナトリウム 1 %、10 mm と 5 mm の光路長セル内の水ブランクとアセトン（迷光試験用）、0.02 % v/v のトル

エンを含むヘキサン溶液とヘキサンブランク（分解能試験用）を含む。各溶液は石英製キュベット内に密閉。各溶液のトレーサビリティと性能のキャリブレーション標準溶液キット

証明書を含む。

溶液バリデーション試験キット（12 個の密閉セル）、UV 分光光度計の性能試験用（波長精度、測光精度、迷光）。

二クロム酸カリウム（40 mg/L、60 mg/L、120 mg/L、600 mg/L）と過塩素酸ブランク（測光精度試験用）、4 % の過塩素酸ホルミウムを含9910085200

む 10 % の過塩素酸（波長精度試験用）、塩化カリウム溶液 12 g/L、亜硝酸ナトリウム溶液 50 g/L、ヨウ化ナトリウムの 1 % 溶液と水ブランク（迷光試験用）、0.02 % のトルエンを含むヘキサンとヘキサンブランク（分解能試験用）を含む。各溶液は石英製キュベット内に密閉。各溶液のトレーサビリティと性能の証明書を含む。

4 % の過塩素酸ホルミウムを含む過塩素 トレーサビリティと性能の証明書を含む

6610022100

認証標準液、7° の入射角での鏡面反射G6874-80000

酸、石英製キュベットに密閉率用

直径 40 mm の Pyrex 基板に Al コーティング。250 ～ 2500 nm の範囲に対応（透過率 80 % 超、250 nm 超、および透過率 85 % 超、

800 nm 超）。

NIST トレース可能な認証（10 nm 間隔（250 ～ 1100 nm）と 25 nm 間隔（1100 ～ 2500 nm））を含む。

Spectralon 99 % 反射率標準、校正済み、 PTFE 拡散反射標準、通常の反射率は 99 % で、250 ～ 2500 nm の範囲の UV-VIS-NIR スペクトルでスペクトルが平坦。直径 2 インチの反射
拡散反射用、直径 2 インチ
校正済みカラー標準、
外径 2 インチ、4 個

校正済みカラー標準、

外径 1.25 インチ、4 個

認証拡散反射波長と波数標準
認証拡散反射波数標準

USP 要件に対応して UV 機器の認証を得るための認証参照標準
認証減光標準、3 セット

USP857 用ジジミウム標準液
USP857 用アセトン標準液領域。250 ～ 2500 nm のすべての拡散反射データが付属。耐久性の高い Delrin ホルダ（保護カバー付き）に収納。拡散散乱材料に対して参照

7910037700（対比）する必要がある散乱測定を実行する際に、Cary 7000/UMA で使用。

外径 2 インチの校正済みカラー標準（赤、緑、青、黄）と NIST にトレース可能な値が含まれており、安定した再現性の高いスペクトル反射を実現。 7910037600
三刺激値、色度座標、UCS 座標、CIELAB と CIELUV の値も含む。

4 種類のカラー標準（赤、緑、青、黄）と NIST にトレース可能な値を含む。三刺激値、色度座標、UCS 座標、CIELAB と CIELUV の値を含む。 9910084300
認証値は 380 ～ 830 nm から 10 nm 刻み。

PTFE 拡散反射標準、通常の反射率は 99 % で、250 ～ 2500 nm の範囲の UV-VIS-NIR スペクトルでスぺクトルが平坦。直径 2 インチの反射

9910081100

PTFE 拡散反射標準、通常の反射率は 99 % で、250 ～ 2500 nm の範囲の UV-VIS-NIR スペクトルでスぺクトルが平坦。直径 2 インチの反射

9910081000

0.006 % 二クロム酸カリウムと過塩素酸ブランクおよび 0.5 Abs、0.7 Abs、1.0 Abs の減光フィルタ（測光精度試験用）を含む。また、4 % の

190034200

領域。NIST に直接トレース可能な、波長と波数のすべての拡散反射データが付属。耐久性の高い Delrin ホルダ（保護カバー付き）に収納。
領域。NIST に直接トレース可能な、波数のすべての拡散反射データが付属。耐久性の高い Delrin ホルダ（保護カバー付き）に収納。

過塩素酸ホルミウムを含む 10 % の過塩素酸（波長精度試験用）も含む。各溶液は石英製キュベット内に密閉。各溶液/フィルタの NIST トレー

サビリティのある校正証明書を含む。

0.5 Abs、0.7 Abs、1.0 Abs の減光ガラスフィルタ 3 種類のセット、測光精度の測定に必要。NIST にトレース可能。

190032100

USP857 に対応して UV 認証を得るためのジジミウム標準、認証済み、NIST トレース可能。ジジミウムを含む過塩素酸の密閉キュベット（波長G6860-80001

USP857 に対応して UV 認証を得るためのアセトン標準、認証済み、NIST トレース可能。ジジミウムを含む過塩素酸の密閉キュベット（波長精G6860-80002

精度測定用）。
度測定用）。

www.agilent.com/chem/jp155

蛍光分析用消耗品

Agilent Cary Eclipse

蛍光分光光度計用消耗品

アジレントの蛍光分光光度計は、さまざまなアクセサリや消耗品で拡張できます。例えば Fast Filter アクセサリ、固体サン

プルホルダ、96 ウェル/384 ウェルマイクロプレート、光ファイバプローブとカップラなどがあります。
Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計

蛍光分光光度計アクセサリ用キットおよび消耗品
高速フィルタアクセサリ用消耗品

高速フィルタアクセサリは、レシオメトリック蛍光プローブを用いた細胞内イオンの急速な出入りを測定するために、Cary

Eclipse をフィルターベースの装置にすばやく適応させます。このような測定方法は、高速スキャンモノクロメータでは測定できない、高速反応を示すプロセスで使用されます。調査対象の蛍光色素に適した 1 組のバンドパスフィルタを、高速フィルタアクセサリに取り付ける必要があります。アジレントは、カルシウムの結合色素である Fura-2 と Indo-1 の測定に適したフィルタペアを提供しています。フィルタの直径は 25 mm で、黒のアルマイト加工したアルミニウム製リングで取り付けられています。

Ca++ 測定用 Fura-2 フィルタ、7910043800

蛍光分光光度計アクセサリ用キットおよび消耗品
説明

Ca++ 測定用 Fura-2 フィルタ（340 nm および 380 nm バンドパスフィルタ、20 nm SBW）、高速フィルタアクセサリが必要。

Ca++ 測定用 Indo-1 フィルタ（405 nm および 495 nm バンドパスフィルタ、20 nm SBW）、高速フィルタアクセサリが
必要

部品番号

7910043800

7910043900

Ca++ 測定用 Indo-1 フィルタ、7910043900

ヒントとツール
アジレントの分子分光分析技術（UV-Vis と UV-Vis-NIR、FTIR、ラマン、蛍光、LDIR など）に関する最新のニュース、記事、製品情報については、「分子分光分析ニュースおよび技術情報」を参照してください。

www.agilent.com/en/product/molecular-spectroscopy/news-resource-hub を参照してください156

分光分析用消耗品

蛍光分析用消耗品

Cary Eclipse 蛍光分光光度計アクセサリ用消耗品
説明

詳細情報

部品番号

エッジマウントサンプルホルダ

固体サンプルホルダアクセサリで使用。標準の固体サンプルホルダキットでは取り9910102900

固体サンプルホルダアクセサリ用消耗品

付 けられない光学部品（光学フィルタやその他の部品 など）で測定できる。調整可能なサンプルクランププレート、追加のサンプルブラケット（2 個）、スライド式

粉末セルおよび単結晶ホルダ

ブラケット、ボールドライバ、位置決めネジ（4 個）で構成される。

固体サンプルホルダアクセサリで使用。粉末やさまざまな小結晶、宝石、岩を測定できる。取り付けブラケット、位置決めネジ（4 個）、円筒型粉末ホルダシェルおよび9910103000

粉末ホルダのふた、サンプルカップ（2 個）、シリカディスク、結晶ホルダブラケット

キュベットサンプルホルダ

Cary Eclipse 固体サンプルホルダで構成される。

従来のキュベットに配置された液体サンプルを測定できる。標準の 10 mm 光路長キュベット用キュベットホルダと取り付けネジ（2 個）で構成され、キュベットホル

9910103100

ダを固体サンプルホルダの取り付けプレートに固定するために使用。分散性や吸温度プローブアクセサリ用消耗品

プローブホルダ

プローブホルダ、テーパエンド

延長リード、ショート、

プローブホルダ用

延長リード、ロング、

プローブホルダ用

光度の高いサンプルを、さまざまな角度で柔軟に前面キュベットで測定できる。

角型エンドプローブ（内寸 10 × 10 mm の角型キュベット用、2 個）とレギュラー

9910066800

テーパエンドプローブ 4 個（マイクロセル用）を含む

9910066900

エンドプローブ（内寸 10 × 9.5 mm の角型キュベット用、2 個）を含む

サンプルコンパートメント内のプローブの取り付けに必要

110381100

サンプルコンパートメント外のプローブの取り付けに必要

110380500

カスタムアクセサリ用ベースプレート

このベースプレートには、位置決め穴の他、大半の Eclipse アクセサリに共通の Cary Eclipse 高速ロックダウンメカニズムが組み込まれています。カスタムアクセサリを Eclipse サンプルコンパートメントに取り付けるために使用します。

アクセサリベースプレート
説明

部品番号

カスタムアクセサリ用ベースプレート、蛍光210167490

カスタムアクセサリ用ベースプレート、蛍光、

210167490

www.agilent.com/chem/jp

157

蛍光分析用消耗品

蛍光キュベットおよびフローセル

角型セルは、最も汎用的 な種類のセルです。アジレントは、標準セル、標準セルと同じ光路長で約 40 %容量となるサブ

マイクロセル、標準セルの約 20 %容量となるマイクロセルを提供しています。標準の 10 mm キュベットホルダに直接取り付けられる、低容量の三角形セルもあります。マイクロセルキュベットは、サンプル量が少 ない場合に最適です。以下に掲載されているキュベットはすべて、Cary Eclipse 蛍光分光光度計に対して最適な光軸高さ（セルの底部から光線の中心までの距離）を備えています。

キュベットと Cary Eclipse の使用により、生体サンプルの正確な測定が可能

蛍光キュベットおよびフローセル
セルタイプ

説明

セル材質

容量

フローセル

フローセル、2 × 2 mm 励起ウィンドウ、90°

遠紫外用石英製

角型

蛍光セル、オープントップ、ペア

遠紫外用石英製

蛍光セル、嫌気性遠紫外用石英製

での放射ウィンドウ

蛍光セル、ストッパ付き、ペア

蛍光セル、背面が黒色鏡面仕上げの二面鏡面

サブマイクロセル、4 × 10 mm ウィンドウ
サブマイクロセル、2 × 2 mm ウィンドウ

蛍光フローセル、40 µL、10 mm 光路長、M6 ネジ式コネクタ付きのインレット/アウトレット PTFE チューブサブマイクロセル、低ヘッドスペース、ストッパ（外径 1.6 mm）が付属、6610023700

三角形*マッチドペア付き

マイクロセル、ストッパ付き、正方形ベース

マイクロセル、オープントップ、正方形ベース

セルホルダおよびベース

PTFE ストッパ付き蛍光マイクロセル、

4 × 10 mm 開口部、10 mm 光路長、6610021500

158

分光分析用消耗品

説明

セルホルダ、蛍光セルホルダベース、蛍光遠紫外用石英製
遠紫外用石英製
遠紫外用石英製
遠紫外用石英製

光路長

部品番号

40 µL

10

6610023700

3.5 mL

106610000900*

3.5 mL

106610001200*

3 mL

10

6610021400

3 mL

10

6610023500

400 µL

106610021500

（mm）

40 µL

10

6610021600

遠紫外用石英製

40 µL

106610024200

遠紫外用石英製

1.7 mL

106610021200

1.7 mL

106610021300

遠紫外用石英製

部品番号

110664700
210167200

蛍光分析用消耗品

マイクロプレート

次のマイクロプレートは、Cary Eclipse マイクロプレートリーダーアクセサリに推奨します。アジレントのマイクロプレートは、ウェル間の再現性が最も高い白色、またはバックグラウンド信号レベルが最も低い黒色から選択できます。どちらの表面も高結合で、中/高分子量の生体分子（10 kDa 超）と疎水基またはイオン基を結合できる。

96 ウェルマイクロプレート
表面処理
高結合
高結合

処理なし

滅菌

なし
なし

あり

384 ウェルマイクロプレート
表面処理
高結合
高結合

滅菌

なし
なし

色

白
黒
白

色

白
黒

数量

10 個
10 個

部品番号

6610022400
6610022500

10 個

6610022300

数量

部品番号

10 個
10 個

6610022600
6610022700

光ファイバディッププローブカップラアクセサリ、蛍光、

光ファイバプローブおよびカップラ
光ファイバプローブおよびカップラ
説明

詳細情報

ラアクセサリ、蛍光からのリードトリガーを可能にするリモートリード接続を含む。

光ファイバカップラアクセサリ、

リモートリード光ファイバプローブは SMA 906 コネクタで接続可能。リモートサンプル

光ファイバディッププローブカップ

蛍光光ファイバディッププローブ、蛍光光ファイバリモートリード 2 m

プローブ、蛍光光ファイバディッププローブは SMA 906 コネクタで接続可能。プローブ取り付けアーム

96 ウェルマイクロプレート、6610022300

10076800

部品番号10076800

光ファイバディッププローブ（p/n 7910043100）が必要。
測定用。

10076700

リモートリード光ファイバプローブ（p/n 7910043000）が必要。

ステンレス製光ファイバディッププローブ。光ファイバディッププローブカップラアクセサリで使用。プローブチップは 別途注文 が必要。定量分析には 蛍光光ファイバ液体チップ

7910043100

透過プローブおよびホルダ、10076700

キット、固体には蛍光光ファイバプローブチップから選択。

リモートリードスイッチ付きのステンレス製ハンドヘルド型光ファイバプローブ。光ファイバ
カップラアクセサリで使用。プローブチップは 別途注文 が必要。定量分析 には 蛍光光

7910043000

ファイバ液体チップキット、固体には蛍光光ファイバプローブチップから選択。

光ファイバリモートリード 2 m プローブ、
蛍光、7910043000

www.agilent.com/chem/jp

159

蛍光分析用消耗品

光ファイバプローブ用チップ
説明

蛍光光ファイバ液体チップキット
蛍光光ファイバ固体チップキット

蛍光光ファイバ液体チップキット、

キット内容

後方散乱を最小化するために角度を付けた黒色石英ベースのステンレス製
液体プローブチップ 2 個、10 mm および 20 mm 光路長を含む

固体用ステンレス製プローブチップ（30° の角度でサンプルに光を入れ、後方散乱励起を最小限に抑制）を含む

部品番号

9910104500

7910043200

9910104500

標準および参照物質
蛍光光ファイバ固体チップキット、

7910043200

標準および参照物質
説明

水を充填した蛍光キュベット、密閉

詳細情報

水のラマンバンドの S/N 比測定に使用

シリカディフューザ、スペア

110674800
110677500

ポリマーブロック中のローダミン B

6610021900

ポリマーブロック中のユーロピウム

110674800

三角形セルに入った飽和ローダミン B 溶液、励起補正係数の収集用

6610021700

4 % の過塩素酸ホルミウムを含む過塩

発光モノクロメータで波長精度を測定するための密閉セル。セルホルダ p/n

6610022100

過塩素酸ホルミウムキュベット用セル

標準セルホルダの前にキュベットを取り付けるための特殊なセルホルダ。波110678600

三角形キュベットに密閉

素酸、石英製キュベットに密閉蛍光サンプル、ポリマーブロック中に6 種類の炭化水素
ローダミン B、濃縮溶液、6610021700

蛍光サンプル、ポリマーブロック中に 6 種類の炭化水素、6610010300

160

分光分析用消耗品

6610022200

ローダミン B、濃縮溶液、ホルダ

三角形キュベットに密閉、6610021800

減光アッテネータ

1.5 Abs、スペア

シリカディフューザ、スペア、

部品番号110678600 が必要。トレーサビリティと性能の証明書を含む。

長精度試験用の過塩素酸ホルミウムの取り付けに使用。ディフューザを標準

セルホルダに配置し、このセルホルダに過塩素酸セルを配置できる。過塩素酸ホルミウム溶液を用いた Cary Eclipse 波長精度試験に必要。

波長キャリブレーションとバンドパス確認用に、4 種類は300 ～ 700 nm の広い蛍光バンドを持ち、2 種類はシャープな発光バンドを持つ。サンプルには、PMMA ブロック中にアントラセン/ナフタレン、オバレン、p-テルフェニル、

テトラフェニルブタジエン、610 化合物、ローダミン B が含まれる。

6610010300

LDIR 用消耗品

Agilent 8700 LDIR およびサンプルプレーナ用消耗品
Laser Direct Infrared（LDIR）イメージングは、量子カスケードレーザー（QCL）と高速スキャン光学系によって、高速かつシンプルな分子イメージングを実現します。Agilent 8700 Laser Direct Infrared （LDIR）ケミカルイメージングシステムでは、高度な新しい手法によるケミカルイメージングと赤外スペクトル分析が可能で、マイクロプラスチックの分析に最適です。

自動ワークフローにより、コストを削減し、エラー発生の可能性を減らすことができます。また、マイクロプラスチックの分
析プロセスが簡素化されているため、必要な分析結果をすぐに得ることができます。

アジレントの 8700 Laser Direct Infrared （LDIR）ケミカルイメージングおよびサンプルプレーナシステム用消耗品を使用

すれば、必要な厚さでの平面の調製やサンプルマウントが容易です。

サンプルマウント用ガラス製顕微鏡スライド説明概要

75 x 25 mm、100 個ルームで超音波洗浄して梱包、100 個

25 x 25 mm、200 個ルームで超音波洗浄して梱包、200 個

ガラス製顕微鏡スライド、ガラス製顕微鏡スライド、ガラス製顕微鏡スライド、75 x 25 mm（3 x 1 インチ）、厚さ 1 mm、クリーン
ガラス製顕微鏡スライド、25 x 25 mm（1 x 1 インチ）、厚さ 1 mm、クリーン

Agilent サンプルプレーナ用消耗品説明

概要

テーパード 18GA 150/p

ロックフィッティング、緑のポリエチレン、最大圧力 100 psi（6.89 bar）、UV 硬化型低収縮性

接着剤、UV 硬化型、低収縮性、白アクリレートウレタン。

接着剤分注チップ、

接着剤、白、10 mL

接着剤分注チップ、スムースフロー、テーパ、18 ゲージ、二重らせんルアー

た赤外分光光度計

部品番号

M7300-61042

M7300-61043

部品番号

M7300-68001

150 個

低アウトガス、低熱膨張係数。金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック

M7300-68002

用接着剤、10 mL シリンジ。

ラミネートストリップ、128 個

ラミネートサンプル前処理用ラミネートストリップ、128 個。多層ラミネート

M7300-61014

ミクロトーム刃、

ミクロトーム刃、ディスポーザブル、ダイアモンド仕上げ、セラミックコーティ

M7310-68000

ダイアモンド仕上げ、50 個

Agilent 8700 LDIR は高速分析と使いやすさを兼ね備えの分析用サンプルの調製に使用。

ング、高プロファイル、76 mm × 14 mm × 0.43 mm、切断角度 35°、分析困難なアプリケーションに最適、すべてのミクロトーム刃ホルダに対応、

50 個

LDIR による粒子とマイクロプラスチックの直接分析用スライド/フィルタ
説明

Low-E（Kevley）スライド、Box25
金メッキフィルタ、25 mm（10）

部品番号

M7300-68010
M7300-68009

www.agilent.com/chem/jp161Agilent FTIR 用消耗品

Agilent FTIR 用消耗品

FTIR（フーリエ変換赤外）分光光度計は、サンプル中の成分の材料を迅速、簡単、確実に同定および定量するための技術です。アジレントは、柔軟なハンドヘルド FTIR 分光光度計、フィールドアプリケーション用の堅牢なポータブル FTIR アナ

ライザ、ルーチン試験および最先端研究用の信頼性の高いベンチトップ型 FTIR 機器など、さまざまな FTIR 機器をご用意しています。アジレントの FTIR 機器は、お客様の測定タイプに応じて優 れた性能を発揮します。アジレントの機器には、さまざまな減衰全反射 (ATR) オプションを含むアクセサリと消耗品が用意されているため、あらゆるアプリケーション向けに

すぐに簡単に最適化できます。これら製品の消耗品としては、乾燥剤、交換用ウィンドウと光源、フィルタ、結晶、高品質なリファレンスサンプル （ポリスチレン試験フィルムなど）などがあります。
Cary 630 の柔軟なベンチトップ FTIR 機器

Cary シリーズ FTIR 機器用消耗品および光源
説明

シンプルなポリスチレン試験カード（未認証）899-1794

サンプルコンパートメントフィルタキット

9910141100

KBr ウィンドウアセンブリ、サンプルコンパートメント用

110834990

12.5 %、25 %、50 % のフィルタを含む

899-1794

KBr ウィンドウアセンブリ、ペア（スペアのみ）

ウィンドウ固定リング

KRS5 ウィンドウアセンブリ、サンプルコンパートメント用
KRS5 ウィンドウアセンブリ、ペア、640 FTIR 用
光源アセンブリ、中赤外

アセンブリ光源エレメント、近赤外、FTS 7000

光源エレメント、FTIR、FTS 4060

サンプルコンパートメント用 KBr ウィンドウアセンブリ、

110834990

ウィンドウ固定リング、810207300

近赤外光源ランプ、5610136500

162

分光分析用消耗品

2010128000

分光光度計用交換用乾燥剤カートリッジ

水蒸気が分光光度計の筐体内に拡散することを防止。インジケータの結晶がピンク色になったら交換。

分光光度計用交換用乾燥剤カートリッジ、

部品番号

近赤外光源ランプ

210228390
810207300
110835000
210228490
110805990
013-3243013-3300
5610136500

Agilent FTIR 用消耗品

Agilent Cary 630 FTIR システム消耗品
説明

パージフィッティング付き交換用赤外光源

G8043-67400

パージフィッティング付き交換用乾燥剤カートリッジ

取り外しツールおよびパージフィッティング付き KBr ウィンドウ

取り外しツールおよびパージフィッティング付き ZnSe ウィンドウポリスチレンフィルム、ダイアモンド ATR/透過サンプリングアクセサリ用
ポリスチレンフィルム、TumblIR/DialPath サンプリングアクセサリ用

交換用フラットチップ、ダイアモンド ATR 用

説明

拡散反射ゴールドリファレンスキャップ、拡散反射用

ポリスチレン周波数リファレンスキャップ、拡散反射用

Agilent 4100 ExoScan FTIR システム消耗品

FTIR 用

詳細情報

AC 電源用 Y インタフェースケーブルと USB を含む

Agilent 4500 FTIR オイル分析システム消耗品
説明

バイオディーゼル参照標準キット

G8043-67402
G8043-67403
G8043-67405
G8043-67406
Cary 630 FTIR と DialPath モジュール

G8043-67484

Agilent 4200 FlexScan FTIR システム消耗品

インタフェースケーブル、4100 ExoScan

G8043-67401

G8043-67483

交換用ペレットチップ、ダイアモンド ATR 用

説明

部品番号

詳細情報

ディーゼルメソッドにおける 4500/5500 シリーズ用試験標準液

3 種類の標準液キットを含む 12 セット

部品番号0023-300
0023-301

パージフィッティング付き交換用赤外光源、

G8043-67400

部品番号0023-200

部品番号0020-905

取り外しツールおよびパージフィッティング付き

KBr ウィンドウ、G8043-67402

ブランク、0.05 % と 0.5 % のバイオディーゼルを含むディーゼル、消費期限は 2 年間

www.agilent.com/chem/jp163Agilent FTIR 用消耗品

Agilent 4300 ハンドヘルド FTIR システム消耗品
説明

リファレンスキャップ、金、粗面、4300 ハンドヘルド FTIR 用

リファレンスキャップ、ミラー、ステンレス、4300 ハンドヘルド FTIR 用
リファレンスキャップ、拡散、粗面、4300 ハンドヘルド FTIR 用
リファレンスキャップ、ミラー、金、4300 ハンドヘルド FTIR 用

参照サンプル、ポリスチレン、4300 ハンドヘルド FTIR 用

後方反射、水銀カドミウムテルル （MCT）、4300 ハンドヘルド FTIR 用

後方反射、重水素化硫酸トリグリシン（DTGS）、4300 ハンドヘルド FTIR 用

4300 ハンドヘルド FTIR

リファレンスキャップ、高反射率ミラー、4300 ハンドヘルド FTIR 用外部反射および拡散反射サンプルインタフェース
で使用

ハンドヘルド FTIR システム用交換バッテリおよび電源説明

ハンドヘルド PC 用バッテリ

Agilent 4100 ExoScan、4200 FlexScan、4500 シリーズポータブル FTIR システム用

G8180-67564
G8180-67300
G8180-67610
G8181-67611
G8184-68000

部品番号800-2004

G8180-67147

FTIR 標準説明

ポリスチレン試験フィルム、NIST トレース可能

KBr 粉末、分光測定グレード、100 g

分光分析用消耗品

G8180-67563

交換バッテリ、4300 ハンドヘルド FTIR 用

G8180-67000

電源、15 VDC、4300 ハンドヘルド FTIR 用

164

G8180-67562

800-2005

バッテリ充電器、4300 ハンドヘルド FTIR 用

925-0128

G8180-67560

リチウムイオン電池

Agilent 4100 ExoScan および 4200 FlexScan FTIR システム用

ポリスチレン試験フィルム、NIST トレース可能、

部品番号

G8180-67135

詳細情報

ポリスチレン試験フィルム、2 個、汎用スライドマウントに装着された 2 × 4 インチカードストックホルダに取り付け。5 つの NIST

部品番号925-0128

1921b 周波数へのトレーサビリティの証明書を含む。

HARRICK-KBR-100

Agilent FTIR 用消耗品

Agilent オイルアナライザ消耗品
説明

40 ボトルオートサンプララック
55 ボトルオートサンプララック
交換用 ZnSe サンプルセルアセンブリ

詳細情報

4 列 × 10 カラムの構成で、直径 15⁄8 インチ以下のボトルを収容
5 列 × 11 カラムの構成で、直径 1¹⁄16 インチ以下のボトルを収
容697-5392-3

884-2829

交換用ポンプヘッド、ロードが容易

899-1599

ポンプチューブ、FPM フルオロエラストマポリマー

815-0631

Tygon 燃料チューブ

オイルアナライザ用ツール/部品キット

697-5392-2

013-5353

ポリスチレンカード

PTFE チューブ

部品番号815-0639

交換用 ZnSe サンプルセルアセンブリ、

013-5353

815-0616
400 メッシュステンレスフィルタ（2 個）、3/32 インチ × 5/32

インチ PTFE チューブ（2 フィート）、FPM ポンプチューブ（2013-4825-1フィート）、Tygon 燃料チューブ（4 フィート）、洗浄ボトル、プラスチックボトル （容量 1 ガロン、3 個）、内径 2 × 3/8 イン
チの FPM O-リング、フィルタホルダ用レンチ、プローブフィッ

ティングを含む

FPM フルオロエラストマポリマーポンプチューブ、
815-0631

www.agilent.com/chem/jp165

アジレントのソリューション

40 年以上にわたる技術革新により、分析を支援

ルーチン分析をサポートする技術標準のレベルをさらに引き上げることにより、アジレントは次のような技術革新を実現するよう研究開発に取り組んでいます。

–
–
–
–

より不活性度の高いサンプル流路を確保し、高いカラム間再現性を持つ新しい GC カラム

条件の厳しいアプリケーションでも必要な感度と信頼性を達成する、種類豊富な LC カラム
信頼性の高い抽出と濃縮を可能にする最先端のサンプル前処理製品

対象化合物と未知化合物を同定/確認するための原子分光分析ソリューション

アジレントは長い期間にわたってお客様のサポートに全力で取り組んできました。アジレントは、今後も絶え間ない技術革新により、お客様にさらにメリットを感じていただけるよう努力していきます。

化学分析ソリューション
食品

食品中の農薬の大容量スクリーニングから、病原体の迅速な同定まで、食品生産、輸出入、規制にかかわるさまざまな分析

ニーズに対応します。使いやすいアナライザや最新のスクリーニングライブラリにより、堅牢で信頼性の高いメソッドをすばやく開発できます。業界をリードするアジレントのガスクロマトグラフィーおよび質量分析システムは、さまざまな食品分析に用いられ、その性能の高さが広く認められています。

環境

アジレントは、環境分析および法規制に関する専門知識を 40 年以上にわたって提供してきました。土壌中の重金属のルーチン検査から地下水中の医薬品の検出まで、ppt レベルの化合物を正確に測定可能な幅広い分析機器を通して政府研究機

関および民間ラボをサポートしています。

166

分光分析用消耗品

化学分析ソリューション

法医学

法医学的調査のための毒物試験、競技者のドーピングのスクリーニング、麻薬のサンプル分析、事件現場での爆発性残留物の調査、そのいずれにおいても装置の精度が生命や人生を左右します。アジレントは、数千種類もの物質の同定、確認、定量を実行できる包括的なワークフローソリューションのポートフォリオにより業界をリードしています。

ラボインフォマティクス

データを取り込み、分析し、共有する方法は、ラボの効率に大きく影響します。アジレントは、お客様のワークフローやアー

キテクチャに基づく機能豊富なソフトウェア製品を幅広く提供しています。OpenLab は、装置やローカルデータシステムの統一化が可能で、高い拡張性により、投資を有効に活用できます。アジレントは、データの収集、解析、管理までの各ステップ

で、高い価値を提供することを約束します。

エネルギーと化学

アジレントは、プロセス産業のニーズに合致した、分離システム、検出装置、スループット、サポートを提供します。システム
やアナライザをカスタマイズし、納品後すぐに使える状態でお届けすることも可能です。原油、天然ガス、および精製から特殊化学品または代替燃料の分野に対し、アジレントは業界の厳しい品質要件を満たすと同時に、エネルギーおよび化学ラ

ボの品質、安全性、および収益性を向上する最新の技術とソリューションを提供します。アジレントは、絶えず進化を続け、業界標準となる ASTM コラボレーションをリードしています。

材料科学

アジレントでは、先進的な物質の研究、製造、および試験に使用される機器のポートフォリオを新たに拡張しました。原子

分光分析、分子分光分析、クロマトグラフィーのすべてが、材料科学の継続的な進歩を支えています。

www.agilent.com/chem/jp167

ライフサイエンスソリューション

ライフサイエンスソリューション
バイオ医薬品

バイオ医薬品製剤は健康促進のための大きな可能性を秘めており、これまでに経験のない医学上のニーズに対応するために治療用タンパク質および抗体の数は増え続けています。疾病の研究から QA/QC および製造まで、アジレントは、開発のすべての段階で治療法を市場に送り出すための研究をお手伝いします。アジレントの製品ファミリーは、生物製剤のワーク

フローにおいて、研究、発見、および開発の原動力としてシームレスに連動します。アジレントは、逆相、サイズ排除、イオン

交換、およびアフィニティクロマトグラフィーなど、さまざまなカラムを取り揃え、生体分子の完全 な特性分析をサポートします。また、バイオイナート消耗品は、生体分離に最適化されたフローの構築を可能にします。

医薬品

新薬候補物質の評価、効能の確認、開発および製造時の安全性およびコンプライアンスの保証のための効率的なプロセスが必要とされています。アジレントは、すべてのラボで、また世界規模でコンプライアンスの信頼性と再現性を保証するために、
長年にわたり医薬品企業と協力してきました。アジレントの医薬品ソリューションは、自動サンプル前処理、業界をリードする HPLC および UHPLC システム、幅広い高速 LC カラムファミリー、オープンアクセス LC/MS、分光分析、および自動溶出試験製品により、製品ライフサイクルのすべての段階で高いスループットを提供します。LC 消耗品やランプなどの幅広い製品ファミリーは、すべての分析の最適化に役立ち、ラボの生産性をさらに向上させます。

プロテオミクス

多様なタンパク質による生物の健康への影響を解明するには、特殊な分析ツールが必要です。アジレントは、液体クロマトグ

ラフィー /質量分析計、バイオインフォマティクスシステム、多様なアフィニティタンパク質除去カラム、OFFGEL 電気泳動用

消耗品という、タンパク質同定およびバイオマーカー探索のための優れた分析機器を開発しました。精密質量分析計および

マイクロ流体 HPLC-Chip/MS は、世界中のプロテオミクス研究を加速するアジレントの革新技術です。

メタボロミクス

メタボロミクスは、ゲノミクスやトランスクリプトミクス、プロテオミクスとは異なる補完的な方法で生体系を理解し、分析サン

プルの有効性を立証および確認することができます。代謝物内の分子は絶えず変化するため、速度、精度に優れた強力な解析機能が求められます。アジレントの GC、LC、および MS 製品は、バイオインフォマティクス製品、カスタマイズ可能な

LC/MS 用の METLIN 代謝物データベース、業界初の商用 GC/MS リテンションタイムロッキング代謝物ライブラリなどとあわせて、メタボロミクスにおけるニーズに対応します。

168

分光分析用消耗品

ライフサイエンスソリューション

ゲノミクス

アジレントは、遺伝子関連疾病の研究で使用されるマイクロアレイ、スキャナ、NGS 試薬における世界的なサプライヤです。

SureSelect および HaloPlex Target Enrichment システムは、次世代シーケンシングを効率化し、この分野に大きく貢献

しています。幅広いカタログ CGH および遺伝子発現マイクロアレイに加え、無償のオンラインツール SureDesign で設計したカスタムアレイを作製する先進のサービスも提供しています。アジレントのマイクロアレイは、感度と選択性が高い 60-mer

プローブを搭載しています。1 スライドあたり最大 8 つのアレイをプリントできるため、1 サンプルあたりのコストを抑えることができます。

ライフサイエンスインフォマティクス

アジレントは機器の品揃えを充実させるとともに、複雑なゲノム、プロテオミクス、メタボロミクスなどの生物学的データを理解するためのバイオインフォマティクスソフトウェアも幅広く提供しています。SureCall および CytoGenomics ソフトウェア
は NGS および aCGH データを分析します。GeneSpring スイートは、複雑なデータセットを比較して複数の視点から生物学上の疑問を解決するために役立つ、マルチオミックス分析および視覚化機能を提供します。GeneSpring スイートには、

マイクロアレイに基づく遺伝子発現およびジェノタイピングデータのための GX モジュール、パスウェイ解析およびマルチオ

ミック分析のための PA モジュール、およびプロテオミクスおよびメタボロミクス分析の質量分析データを解析する MPP
ソフトウェアがあります。

ラボオートメーション

アジレントは、ますます高まりを見せているスループットと自動化に対する要求に応えるために、ラボの自動化への取り組み

を大幅に拡大してきました。アジレントのリキッドハンドラとマイクロプレートプロセッサ製品 は、大量のライフサイエンス

ワークフローの効率向上を目指して設計されています。さらに、LC、GC、LC/MS、および GC/MS 用のオートサンプラを継続的にアップグレードして機能性と速度を高めることにより、高度な機器の性能を向上させています。

真空機器

高エネルギー物理学の実験からナノ技術用のシステム開発まで、お客様のニーズに応える真空ソリューションを提案します。

アジレントの質量分析機器に加え、他社メーカーの質量分析機器でも使用される真空システムを製造しています。アジレントの真空技術は、ヒッグス粒子の検出に使用された CERN のビッグバンマシンにより実証されています。

www.agilent.com/chem/jp

169

サービスとサポート

サービスとサポート
充実したサポートサービス

アジレントは、お客様のラボのパフォーマンスを最適化する方法を常に模索しています。アジレントはこの理念を実現するため、お客様に必要なツールを提供し、幅広いサービスと、ラボの生産性向上に精力的に取り組む経験豊かな認定サービスプロフェッショナルのグローバルネットワークにより、お客様が最大の投資対効果を実現できるように努めています。

Agilent CrossLab サービスプラン

ご使用のアジレント機器に最適なサービスを提供

Agilent CrossLab サービスは、お客様のニーズと予算に合わせてお選びいただける包括的なメンテナンスサービスです。アジレントの幅広いサービスプランの中から、お客様のラボに必要なサービスレベルをお選びいただけます。

– Agilent CrossLab ゴールド - 基幹システムに最適なプレミアムサービス– Agilent CrossLab シルバー - 生産性を最大化し、ワークフローの中断を最小化– Agilent CrossLab ブロンズ - タイムリーな修理サービス、予算をコントロール

アジレントサービス
ギャランティ

メーカーを問わず、Agilent

CrossLab サービスプランの対象機器を修理できなかった場合

は、エスカレーションプロセスで、機器の無償交換などにより問題を解消します。*

Agilent CrossLab バーチャルテクニカルサポートにより、最新のビデオコミュニケーションツールを用いてリモートでライブのテクニカル

サポートを受けることができます。アジレントの Virtual Assist アプリケーションは、安全なビデオ接続を利用して、お客様とアジレントのプライバシーを保護しています。このアプリケーションはデジタル注釈機能をサポートしているため、お客様とアジレントのサービス

エンジニアが対象箇所に印を付けながらやり取りし、明確な指示に基づいてリモートで問題を解決できます。このため、詳細なトラブル
シューティングや故障診断によりリモートサポートを改善し、ダウンタイムを減らすことができます。

*利用規約が適用されます。

Agilent CrossLab コンプライアンスサービス

ラボのコンプライアンス確保を支援

アジレントは、USP <1058> 分析機器適格性評価（AIQ）に基づく包括的なラボのコンプライアンスサービス（機器とソフトウェアの適格性評価（IQOQ、OQ、RQ）を含む）、カスタムバリデーションサービス（コンピュータシステムバリデーション、監査/評価、カス

タム手順の作成など）を提供しています。アジレントは、お客様がコンプライアンスを確実に順守できるよう、自動コンプライアンス

ソリューションを使用して、エンドツーエンドの分析機器適格性評価（AIQ）プロセスをサポートします。Automated ComplianceEngine（ACE）は、データインテグリティと使用目的の要件に対処できる、監査に対応した電子形式の適格性評価ソリューションで、次の特長を備えています。

– プラットフォーム間のプロトコルを統一することで、監査リスクを最小限に減らして適格性評価の効率を改善– お客様のすべての機器で利用できる堅牢なテスト設計とプロトコルの確実な遵守により、コンプライアンス業務

Agilent CrossLab によりラボの– SOP に基づくテストの構成と仕様の選択

agilent.com/chem/crosslab

全体を標準化– 電子適格性評価の計画/レポートにより、確認/承認時間とコストを削減し、データのインテグリティ確保、保管、可能性を最大化

検索、取得が容易に

柔軟性の高い支払いプランはこちら：

詳細情報：www.agilent.com/chem/jp170

分光分析用消耗品

サービスとサポート

アジレントの機器トレーニングとメソッドサービス
最適な科学的、経済的成果の達成

Agilent CrossLab と連携してラボの運用を変革することで、仕事に活かせる実践的スキルを構築できます。新しい技術の基本を学習し、高度な手法を活かした実用的なアプリケーションをマスターしてください。

– メソッドの開発からメンテナンスまで、ワークフローを拡張するメソッドおよびアプリケーションサービスを利用可能– バンドル/スタンドアロン機器のトレーニングとメソッドサポートにより、新技術や既存技術に基づいて結果を実現および最適化– お客様のニーズや予算に合わせてオンライントレーニング、クラスルームトレーニング、現場でのトレーニングを選択できる、
柔軟なトレーニングオプション– アジレントのオンライン Cloud Lab ソリューションを使用してソフトウェアの使用方法を学習可能

アジレントバリュープロミス - 10 年間、価値をサポート

アジレントは、製品の継続的な進化だけでなく、製品の価値を 10 年間サポートするという業界でも独自の理念を持っています。アジ

レントバリュープロミスは、ご購入日から 10 年間、製品の性能と価値をサポートするというものです。また、後継モデルへのアップ

グレードの際には、製品の残存価値に見合った導入プランを提供します。アジレントのシステムを支えるバリュープロミスは、最高の投資収益率を実現し、機器を安心してご購入いただけるようにするためのプランです。詳細については、www.agilent.com/chem/jpをご覧いただくか、お近くのアジレント販売店またはサポート担当者にお問い合わせください。

お客様第一のテクニカルサポート

ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション、機器の修理、またはトラブルシューティングに関する質問にアジレントの技術エキス
パートがお答えします。長年に渡るラボ経験を持つアジレントのテクニカルサポート担当者が、深い知識と経験にもとづいてお客様をサポートします。本カタログに掲載されている消耗品については、
担当営業またはアジレントの販売店にお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。

お問い合わせ方法
ホームページまたはコールセンター（0120-477-111）をご利用ください。

– エキスパートによるテクニカルサポートをご利用いただけるお近くのアジレントオフィスまたは販売店を見つけることができます– お急ぎの場合は、電話でご購入および製品についてご相談いただけます。スクロールダウンメニューで国を選択してください– メールによるサポートをご希望の場合は、便利なオンラインフォームをご利用ください。

www.agilent.com/chem/jp

171

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品 は 一般的 な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE14943049

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2023
Printed in Japan, May 1, 2023
5994-5574JAJP