WFor Water

カルマン渦式流量計(パルス出力＋表示計)

VK-HR (A type)Karman vortex flow meter (Pulse output + indicator)

樹脂ボディの軽量なカルマン渦式流量計です。
様々なタイプの表示計と組み合わせてご利用いただけます。
■ 配管システム（トフパイン）に組み込みできます。
■■

Lightweight vortex flow meter made out of plastic body
Usable with various kinds of displays■ Mountable on Tofco manifold (Tofpine)■■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

VK-HR

出力
Output

流体名Fluids- SA

流量単位 最大流量 接続口径 表示計
Units
Max. flow Connection size Flow indicator

---

特殊項目
For specialized item

3DT
3DTP
4ET
4ETN
5RT
5RTN

流量表示計EM30DT（パネルマウントタイプ）とセット
Display “EM30DT” (Panel-mounted type) for flow
流量表示計EM30DTP（パネル埋込マウントタイプ）とセット
Display “EM30DTP” (Panel-embedded type) for flow
流量表示計EM40ET（4-20mA出力）とセット
Display “EM40ET” (4-20 mA output) for flow
流量表示計EM40ETN（1-5V出力）とセット
Display “EM40ETN” (1-5 V DC output) for flow
流量＆温度表示計EM45RT（4-20mA出力）とセット
Display “EM45RT” (4-20 mA output) for flow & temperature
流量＆温度表示計EM45RTN（1-5V出力）とセット
Display “EM45RTN” (1-5 V DC output) for flow & temperature01
Rc1/402
Rc3/8
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

A0608

Max.
L/minB特殊 For specialized unit ＊1
Z水 Water1
特殊 For specialized fluid
9
パルス出力 Pulse output
測定範囲(L/min) Measuring range
0.5〜51〜10接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8＊1：特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。＊1：For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

センサ仕様 Specifications on sensors
測定流体 Operating fluid

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3% of F.S.

使用温度 Temperature

0〜90℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと）No dewing and be free from freezing.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.5MPa(G)

パルス出力 Pulse output

プッシュプルトランジスタ出力 ... Max. DC33V, Max. 5mA
Push-pull transistor output ... Max. DC 33 V, Max. 5 mA ※電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5 - 24V±10% Max. 2mA

ケーブル長 Cable length2m※ オープンコレクタ入力対応の表示計で使用可能です。Usable with display having open collector input.

1022023W
液体用表示計仕様 Flow indicator
型式

ModEM40ET

EM30DTel ner se

EM45RTlect

カルマン渦式流量計

umbionパルスとアナログ出力付
Pulse / Analog output

瞬時流量と温度を同時に表示
Instantaneous flow rate & temperature displayable

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous−−●

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

アナログ出力 Analog output

−

●

●

パルス出力 Pulse output

−

●

−

電源/消費電流Power source / Current consumption

DC24V±10%/90mA

DC24V±10%/60mA

DC24V±10%/70mA

ケーブル長 Cable length

電源ケーブル : 5芯 2m
Power cable (5 wires), 2 m long
信号ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 2芯 2m
Power cable (2 wires), 2 m long
信号出力ケーブル : 6芯 2m
Signal output cable (6 wires), 2 m long信号入力ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 10芯 2m
Power cable (10 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

流量表示 Flow indication
温度表示 temperature indication
警報出力 Alarm output

VK-HR (A type)

シンプル且つコンパクト
Simple and Compactly designed

特長 Features※ 詳細は、表示計・変換器のカタログをご参照ください。See catalog on the indicator / converter.

配線 Wiring diagram
内容 Function

線色 Cable colors
茶 Brown+DCV

青 Blue

パルス出力 Pulse output

黒 BlackGND

灰 Gray-白 White-

センサ構造図 Structural drawing

40.4VK-HR□A

2×Rc1/4 or Rc3/8④③(62)1511.5OUT⑤

材質 Materials①②11.5(2m)

72No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

PPS

1

ボディ Body2アダプタ Adapter3

渦発生体 Vortex shedder

4

センサ Sensor

5

ケーブル Cable--

Oリング O-ring

FKM

SCS13
PA6T/61-GF40
ETFE
AWG 24

IN2023103