Agilent BioTek Lionheart FX
全自動顕微鏡強力で汎用性に優れた小型顕微鏡：あらゆるラボに最適コンパクトな Agilent BioTek Lionheart FX
全自動顕微鏡はさまざまなイメージングワークフローに対応します
Agilent BioTek Lionheart FX 全自動顕微鏡は、最大 60 倍（ドライ）、60 倍および 100 倍（油浸）倍率、チャネルは蛍光画像、明視野、カラー明視野、位相差像といった幅広いアプリケーションに対応します。

オプションの環境コントロールカバーにより、40 ℃ までのインキュベーションと、CO2/O2 制御が可能です。

湿度チャンバーにより、長期間の生細胞イメージングアプリケーションの条件が最適化され、対応するデュアル試薬インジェクターを使用すれば、高速カイネティックアッセイも容易です。

3

Agilent BioTek Lionheart FX
全自動顕微鏡美しいデジタル画像と詳細な定量分析を実現

設置面積を抑えた設計

Lionheart FX は、省スペースで標準ラボのベンチに簡単に設置でき、専用の暗室が不要です。

高品質な光学部品

Lionheart FX では、高品質のオリンパ

ス 製対物 レンズとセムロック製フィルターを使用しており、高品質かつ高性能の画像を取得できます。

広視野を実現広視野（WFOV）カメラにより、高速かつ自動で、ウェルプレートやスライドの画像を取得できます。
大きな組織切片（左）やウェルプレート（右）を画像化でき、低倍率でも高倍率でも確認できます。

4

CO2/O2 ガスコントローラとデュアル試薬インジェクターを組み合わせた Lionheart FX

撮影処理

解析

データ作成

Augmented Microscopy

Lionheart FX と Agilent BioTek Gen5

解析ソフトウェアを組 み 合 わせて 使うことで、全自動での撮影、処理、解析、データ作成のワークフローを実現します。

Lionheart プラットフォームは、その他の顕微鏡とは異なり、画像撮影から論文レベルのデータ出力 までに 対応する、包括的 な 顕微鏡 ワークフロー 管理 を提供します。

ライブセルイメージングのための環境コントロール

生の画像

ライブセルの経時変化観察 を成功させ
リアルタイムでのカイネティクス解析
るには、温度や CO2/O2 制御、湿度制御 など一貫した環境コントロールが重要 です。Lionheart FX は、 生 きた 細胞を長時間培養しながら解析を行うた

セルカウント解析

めの完璧 な環境 を提供します。強力 なムービーメーカーとカイネティクス解析ソフトウェアにより、タイムラプス実験の画像化と解析が可能です。

リアルタイムでのカイネティクス解析5

オープン型ステージ

Lionheart FX のステージはオープン型設計ですので、マイクロ流体デバイスを取り扱うことができます。

AB

レーザーおよびイメージオート
フォーカス

A. イメージベースオートフォーカスは、すべての Agilent BioTek イメージングシステムで使用可能です。 サンプルにおいて最もコントラストが高い面（ウェル 内 の「変 化 する」生 物 学 的 構 造 など）に焦点を合わせます。

B. BioTek のレーザーオートフォーカス
はウェル間で同じ焦点オフセットを使用するので、他のオートフォーカスよりも高速です。 暗 い蛍光色素分子 に 対応し、光毒性 や 光退色 を抑制します。また、レーザーオートフォーカスでは、長期的なカイネティクスイメージングにおいて、優 れた再現性と高い精度を得られます。

デュアル試薬インジェクターモジュール

Lionheart FX 用 のデュアル 試 薬 インジェクターモジュールにより、試薬追加後の細胞反応の高速撮影が可能になります。

6Agilent BioTek Lionheart FX
全自動顕微鏡技術情報

全般

対応マイクロプレート

その他の対応ラボウェア

6 ～ 1536 ウェルプレート

スライド、ペトリディッシュ、培養フラスコ （T25、T75）、血球計算盤、チャンバースライド

最大 1.5 インチの高さのラボウェアに対応

Gen5 プレートリーダー・イメージャー制御ソフトウェア（標準付属）

ソフトウェアイメージング

撮影モード

オプションの Agilent BioTek ソフトウェア：– Gen5 Image+：画像解析– Gen5 Image Prime：先進的な画像解析– Gen5 Secure、Gen5 Secure Image+、Gen5 Secure Image Prime：21 CFR Part 11 対応– AutoROI module、Spot-count module、Cell count and viability app
蛍光視野、明視野、ハイコントラスト明視野、カラー明視野、位相差像

イメージングメソッド

シングルカラー、マルチカラー、モンタージュ、タイムラプス、Z スタッキング、Z スタックモンタージュ

光源（蛍光）

ユーザーによる交換可能な LED（使用可能な波長：365、390、405、465、505、523、590、623、655、および 740 nm）

広視野（WFOV）モード

3.42 x 3.42 mm（4 倍の倍率）

画像処理

カメラ

使用可能な画像出力
搭載可能な蛍光フィルターキューブ数

Z プロジェクション、デジタル位相差像、スティッチング
16 bit ソニー CMOS グレースケールカメラ
生の画像：16 bit TIFF

保存画像：TIF、JPG、BMP、PNG、EMF、GIF
最大 4 カラー（ユーザーによる交換可能）

DAPI、CFP、GFP、YFP、RFP、Texas Red、CY5、CY7、アクリジンオレンジ、CFP-FRET、CFP-YFP FRET、クロロフィル、フィコエリトリン（PE）、

使用可能なフィルターキューブ

ヨウ化プロピジウム、CY5.5、TagBFP、Tag BFP-FRET、GFP (Ex)-CY5 (Em)、RFP (Ex)-CY5 (Em)、Alexa Fluor 568、Ex 377/Em 647、対物レンズ/同時搭載本数

ユーザーによる交換可能な対物レンズ、6 本まで同時搭載（自動切換え）

使用可能な対物レンズ
使用可能な位相差対物レンズ
画像撮影処理能力
自動機能
オートフォーカスメソッド

顕微鏡ステージの制御
装置電源・寸法
寸法
重量
電源

酸化 roGFP2、TRITC

ドライ：1.25 倍、2.5 倍（有効倍率 2.75 倍）、4 倍、10 倍、20 倍、40 倍、60 倍

油浸： 60 倍、100 倍

4 倍、10 倍、20 倍、40 倍レーザーオートフォーカス、20 倍、100 ms 露光、96 ウェル：4 分 4 秒

ソフトウェアオートフォーカス、20 倍、100 ms 露光、96 ウェル：7 分 3 秒

オートフォーカス、ユーザー調整済みオートフォーカス、自動露光調整、自動 LED 強度調整

イメージベースオートフォーカス

レーザーオートフォーカス（オプション）

Gen5 ソフトウェアによる制御

オプションのジョイスティックコントローラ
カバーを閉じたまたはカバーなしの状態：18.3 インチ（D）、17.9 インチ（W）、14.1 インチ（H）（46.5 x 45.5 x 69.8 cm）
カバーを完全に開いた状態：18.3 インチ（D）、17.9 インチ（W）、27.5 インチ（H）（46.5 cm x 45.5 cm x 69.8 cm）

トップカバーあり： 58 lb（26.3 kg）

トップカバーなし： 51 lb（23.1 kg）

外部 250 W（最小）、24 VDC/100 ～ 240 VAC（50 ～ 60 Hz）

7詳細情報：

www.agilent.com/lifesciences/biotek
アジレントコミュニティでは、技術的な質問の答えが得られ、各種リソースをご利用いただけます。
（英語のみ対応）

community.agilent.com

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
RA44631.5565972222

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, April 15, 2022
5994-4730JAJP