パワフルで柔軟性に優れた
シングル四重極 ICP-MS
Agilent 7900 ICP-MS

シングル四重極 ICP-MS の新たな次元の扉を開く

Agilent 7900 ICP-MS

1 台の ICP-MS で、高性能、柔軟性、使いやすさを同時に実現できるでしょうか。
答えは「はい」です。

7900 ICP-MS はマトリックス耐性と感度が高く、ダイナミックレンジが広く、優れたヘリウ

ムコリジョンセルモードによって多原子干渉を制御できます。オートチューン機能、メソッド設定、データ分析ツールを組み合わせた、非常に操作しやすい高性能 ICP-MS です。

革新的な技術を集結し、新しい MassHunter ソフトウェアを搭載した Agilent 7900 は、世界で最もパワフルで最も自動化された四重極 ICP-MS です。

マトリックス耐性は数十 %TDS（溶解固形濃度）へと拡張され、7900 のダイナミックレンジは 11 桁に及びます。さらに、最新のオクタポールリアクションシステム（ORS）が、非常に効果的なヘリウムコリジョンモードをサポートします。

Agilent 7900 ICP-MS はアプリケーションを問わず卓越したデータ品質を実現します。

自動化されたメソッドなどのセットアップ、より迅速な分析、優れた干渉除去、使いやすい MassHunter ソフトウェアインタフェースにより、Agilent 7900 ICP-MS はかつてない高性能と使いやすさを両立します。

2

ハードウェアの革新が可能にする、飛躍的なパフォーマンス向上
抜群のマトリックス耐性

傑出した分析範囲の広さとされてきました。しかし、7900 ICP-MS のロバストプラズマ

ミックレンジを実現し、サブ ppt から % レベルまでの濃度の測標準の超高マトリックス導入（UHMI）機能を用いれば、25 %TDS でもルーチン分析が可能です。従来の ICP-MS よりもマトリックス耐性が 100 倍高くなるため、新たなアプリケーションに幅広く対応できます。
Signal stability over 3.5 hours (100 ppb spiked in 25% NaCl)
140

結果の再測定にかかる時間やコストの削減にもつながります。
111 Cd [He] ISTD:115 In [He]23 Na [HMI He] ISTD:115 In [HMI He]

x10 -3 y = 2.4743E-006x + 1.9545E-007
R = 1.0000
3 DL = 0.2915 ppt
BEC = 0.07899 ppt

x10 4 y = 0.9598x + 0.0477
R = 1.0000
DL = 0.008635 ppm
BEC = 0.04974 ppm
10.5

80

00500.0
Conc (ppt)

60
40

00
:0
00:
18
:4
80:
32
:5
40:
47:0
10:
32
:5
4
1:
19
:5
3
1:
34
:0
01:
52
:52: 3
07:0
02:
21
:0
62:
39
:5
32:
53
:5
93:
08:0
53:
26
:523:
40
:5
70:Elapsed Time (h:mm:ss)
9 Be [no gas]
27 Al [no gas]
51 V [He]52 Cr [He]55 Mn [He]56 Fe [He]59 Co [He]60 Ni [He]107 Ag [He]111 Cd [He]205 Tl [He]208 Pb [He]63 Cu [He]66 Zn [He]75 As [He]78 Se [He]238 U [He]100 µg/L スパイク添加した 25 % NaCl 塩水長期安定性（3.5 時間）試験

微量レベルの検出

画期的なインタフェース設計とイオンレンズ、および最適化された真空システムによってイオン透過率が改善されたことで、<2% CeO にて 109 cps/ppm 以上の感度を達成しました。さらに、新たな直交検出器システム（ODS）がバックグラウンドを低減し、S/N 比を劇的に向上したことにより、超微量分析における低検出下限の実現と、より正確な測定が可能になりました。

5000.0Conc (ppm)

10000.0

y = 1382.6818x + 0.6667
R = 1.0000
DL = 0.001253 ppt
BEC = 0.0004822 ppt

10

瞬時の信号を確実に捕捉

キャピラリークロマトグラフィーやシングルナノ粒子 および単一細胞分析、レーザーアブレーションなど、積分時間が短いア

プリケーションでは、瞬時 の 信号 を捉える能力 が 必要とされます。7900 ICP-MS は、超高速なデータ採取を実現し、毎秒10,000 回の測定を可能にします。
30000025000020000015000010000050000
00.0705

238 U [No Gas]
51000.0

Cd（BEC < 0.1 ppt）および Na（最も濃い標準物質は 10,000 ppm（1 %））

0x102

1100

20CPSとができます。メソッド開発が容易になるだけでなく、範囲外のSignal (cps)Spike Recovery (ppb)

120定を可能にします。微量元素と主成分元素を一度に測定するこRatio（CeO/Ce 比で 1 % 以下の場合など）では、このマトリックスレベルでも測定が可能です。

新 たな 直交検出器 システム（ODS）が、最大 11 桁 のダイナ

Ratio

従来、ICP-MS は TDS が 0.2 % 以上のものは測定できない

0.071

0.07150.072

0.07250.073

0.07350.0740.0745

Time (s)

濃度

濃度計算値

CPS00.00

0.67

109.8913675.86

5049.89

69112.38

100100.02138295.19

30 nm Au シングルナノ粒子の時間分析の信号（滞在時間 0.1 ms）

50.0
100.0
Conc (ppt)238

U の検量線。感度 > 1.38 GHz/ppm、BEC < 0.5 ppq3使いやすさを実現する設計
Agilent 7900 ICP-MS の 1 つ 1 つのパーツが、そのパフォーマンスと信頼性を実現するために設計されています。

ICP-MS 技術で業界をリードしてきたアジレントの歴史に基づき、多忙なラボの要求に対応するため、7900 ICP-MS の構成要素をすべて見直して新たな設計を採用し、最適化を行いました。

サンプル導入標準装備である低流量のぺルチェ冷却サンプル導入システムにより、安定性が向上します。イン

テグレートサンプル導入システム（ISIS 3） * によりピストンポンプと 7 ポートバルブを追加することで、高速ディスクリートサンプリングが可能になります。

超高マトリックス導入（UHMI）

25 % TDS までのルーチン分析を可能にします。
UHMI （Ultra High Matrix Introduction）がプ

ラズマのロバスト性を向上し、マトリクス抑圧を劇的に減らします。

プラズマおよびシールドトーチシステム（STS）

より精密なイオンエネルギー制御、高感度、ヘリウムモードによる効率的 な干渉物除去を提供します。トーチは、標準位置からメンテナンス位置まで、自動で位置が調整されます。

27 MHz プラズマ RF ジェネレータ

周波数高速マッチング型 RF ジェネレータは、マトリックスの変化にも迅速に対応できます。揮発性有機溶媒でも、プラズマの安定性に影響を与えずに導入できます。

インタフェースおよびコーン

イオン透過率 とマトリックス 耐性 が 向上しました。標準のニッケル製とオプションの白金製コーンが用意されています。メンテナンス時に取り外しのしやすいネジ構造です。

4軸ずらし型イオンレンズ

マスバイアスを最小化し、各マスに対して特別な電位調整をすることなく、すべてのマスレンジに対しイオン透過率を向上させました。

双曲面形四重極

ICP-MS で使用されている唯一の双曲面形四重極です。特別な設定を必要とせず、よりよいピーク分離とアバンダンス感度を提供します。

検出器（ODS）

ODS （ ORTHOGONAL DE TECTORSYSTEM）は、高感度および低バックグランドに加え、0.1 cps から 10 Gcps まで、最大 11 桁の幅広いダイナミックレンジでの分析が行えます。

第 4 世代オクタポールリアクションシステム（ORS4）

セルのガスコントローラが新設計となり、3 秒以内でガスの 切り替えをすることができます。

オクタポールイオンガイド

KED を 利 用 した ヘ リウ ム コ リジョン

モードで 優 れた 干渉除去 を実現します。

Agilent ICP-MS の導入実績 がその実力を証明しています。

真空システム

1 台のスプリットフロー型ターボポンプと 1 台のロータリーポンプがインタフェース真空度を最適化し、マトリックス耐性を向上しながら高感度分析を可能にします。

コンパクトなベンチトップデザイン

アジレント部品と消耗品スを取らず、修理やメンテナンス時にもアクセス正確な分析を支えます。

世界最小の ICP-MS システムは、ラボのスペーが容易です。

高い品質を誇るアジレントの部品と消耗品 は、

5次世代 ICP-MS MassHunter

世界で最もパワフルな ICP-MS ソフトウェア
ワークフローを効率化

次世代の ICP-MS MassHunter ソフトウェアは、ダッシュボー

ドレイアウトと、分析のあらゆるステップを導くガジェットを搭載しています。使いやすくなっただけでなく、先進の研究に対迅速かつ正確なデータ解析をサポート

バッチ全体 をまとめて表示できる MassHunter ソフトウェアのバッチテーブルでは、カウント、濃度、RSD､繰り返しデータなどの現在のバッチの概要をカスタマイズすることができます。

応する高度な機能も搭載されています。

データテーブルには、次のような機能があります。

は、ブラウザベースのタッチ対応ユーザーインタフェース、ICP– 柔軟でインタラクティブな検量線プロット表示

明確に定義されたルーチン分析ワークフローを用いているラボ

Go もオプションとしてご利用いただけます。

– 包括的な結果をリアルタイムに更新– 外れ値や QC 管理などのフラグ機能– 内部標準の回収率、QC 安定性プロット、質量スペクトル（またはクロマトグラム）のグラフ表示

メソッド開発を自動化

ICP-MS MassHunter には、さまざまなプリセットメソッドと、高度で革新的なメソッド設定ウィザードが含まれています。このメソッドウィザードを使用すると、サンプルタイプに合わせて機能豊富なメソッドを作成できます。このためユーザーは経験の有無にかかわらず、一貫して高品質なデータを取得できます。

シンプルなナノ粒子/単一細胞分析

アジレントが提供する最新 の完全統合型ナノ粒子および単一細胞アプリケーションモジュールにより、粒子またはセル測定

プロセス全体 が ICP-MS MassHunter ソフトウェアに組 み込まれます。メソッドウィザードに従ってメソッドを作成できます。
またメソッドウィザードは FFF-ICP-MS モードと単一ナノ粒子/単一細胞モードの両方のデータ採取をサポートしています。マ

クロマトグラムデータ解析ソフト

ウスを数回クリックするだけで、メソッドが設定され、実行可能

パラメータ不要積分により正確で一貫したピーク検出を行えま

準物質の値、およびデータ解析パラメータが含まれます。

Agile2 インテグレータでは、LC または GC のピークと同様に、す。積分パラメータを手動で入力する必要はありません。になります。メソッドには最適化された取り込みパラメータ、標最終的なバッチ結果は、表とグラフの形式でレポートされます。

強力な最適化ツールを利用して、表内の個々のサンプルを選択し、それぞれの結果をグラフで確認できます。

6

7900 ICP-MS の機能を拡張する周辺装置
ラボのワークフローを最適化する、自動化されたサンプリングシステム

SPS 4 オートサンプラ

インテグレートオートサンプラ（I-AS）

最大 360 サンプルを設置できます。堅牢性

析に効果的です。フレキシビリティの高いラッこのオートサンプラは 柔軟 な構成 が可能で、に優れ、使いやすく、自動元素分析に最適です。ウェルプレートとの互換性もあります。

超微量分析や少量サンプル （0.5 mL）の分インテグレートサンプル導入システム（ISIS 3）

ク構成により、最大で 89 本のバイアルと 3バルブ搭載で、ハイスループットサンプル分本 の 洗浄 バイアルを搭載できます。I-AS と7900s の 組 み 合 わ せ（オプション #200）

高速取り込みポンプ、7 ポートスイッチング

析を可能にします。

は、高純度半導体試薬の超微量分析に最適です。

業界最高のスペシエーション測定

Agilent 7900 ICP-MS は、お客様のラボなどで実証されたインタフェース、ド豊富なオプションとアクセサリ

ネブライザオプション：低流量、同軸型、耐フッ酸およびパラレル型など、さまざキュメント、高機能アプリケーションキッ

まなサンプルタイプとボリュームに適しシステムと組 み 合 わせることができま

耐フッ酸導入キット：O-リングを使用しトによって、Agilent HPLC および GCす。 また、CE、IC、FFF なども簡単にたネブライザを提供しています。

ない PFA 製のキットが汚染レベルを低接続することができます。

く抑えます。フッ酸に対する耐性があり、サポートエンジニアもお 客様 をバック

有機溶媒導入キット：揮発性有機溶媒

また、機器を知り尽くしたアジレントのアップします。

高純度試薬の分析にも適しています。の分析に必要 なサンプル導入パーツが含まれます。

レーザーアブレーション： バルク分析

や時間分析アプリケーションの 直接分析が可能です。

ソフトウェアコントロール

アジレントのオープンソース SoftwareDevelopers Kit（SDK）によって、オプションのアクセサリの 性能 を最大限 に引き出せます。

7

Agilent CrossLab：「見えない価値」を「目に見える成果」へ

機器という枠を越えて、サービス、消耗品、ラボ全体のリソース管理から構成されるCrossLab は、ラボの効率の向上、運用の最適化、機器の稼働時間の延長、ユーザースキルの開発などを支援します。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2020
Printed in Japan, November 9, 2020
5991-3719JAJP
DE.2176041667