2022 年

JIS 化

JJJ 断熱診断 セット
J センサーJ フリー（赤外線カメラ）

2018 年

ISO 化

カーボンニュートラル実現に不可欠な省エネ評価ツール

高性能ハンディタイプ■環境温度計■センサー受信機
画像性能

熱画像解像度（可視）温度分解能

精度（読取り値に対して）
視野角／瞬時視野角 (IFOV)[セット内容］

ズーム

1~4 倍（連続）・１分〜１０分間隔でデータを集積しＵ値を自動算出
・測定値の平均算出と報告書作成

トレンドグラフ

JソフトB （計算用プログラムー実測Ｕ値より建物全体の外皮性能を評価）
・改修前後の１次エネ、光熱費を比較
・新築、既築いずれにも対応

入力画面

3D表示

/ISO 9869-2 : 2018 】

グラフで環境変化が良くわかる※オプション

間取り入力だけの簡単操作【 JIS A1495 : 2022

手動

報告書も簡単作成

JソフトA （測定用プログラムー現地でＵ値を実測）

リアルタイムで測定結果を表示

24°／ 1.31mrad-20℃〜 +650℃[セット内容］● 赤外線カメラ本体（FLIR E54) ● SDカード● バッテリー・充電器 ● マニュアル等 ● 各種ケーブル

オリジナルプログラム

メイン画面±2℃または 2％

測定温度範囲フォーカス● 環境温度計（室内/室外） ● センサー受信機● 専用ケースなど

320×240（5ＭＰ）

0.04℃

測定報告書

公的申請に対応

わかりやすい3D表示で入力チェックや仕様確認

比較提案も簡単

ＺＥＨ計算

U A 値計算書

暖冷房コストシミュレーション

一般社団法人 断熱診断普及協会
本システムご購入後は、協会にてサポートを行います。 ※システム購入時、協会への入会が必須となります。
（一社）断熱診断普及協会（IDA）は、JJJ 断熱診断システムの普及と正しい診断の実施を目的として設立しました。主な事業内容は、システム普及のためのセミナー、診断士の育成、診断結果のチェック、技術の維持を目的とした講習の開催などを行っていきます。

JJJ 断 熱診断パッケージ内容と料金《料金》料金詳細につきましては下記までお問い合わせください。
▲JJJ 断熱診断問い合わせ窓口☎ 011-573-7779

開発元

J 建築システム株式会社
一級建築士事務所・北海道知事登録（石）第3458号

jjj-s@j-kenchiku.co.jp

販売店

jas1@j-kenchiku.co.jp
本http://www.j-kenchiku.co.jp

社／ 〒005-0822

東 京 支 店／共同研究

北海道札幌市南区南沢2条3丁目13-30 JASビル
TEL : 011-573-7779
FAX : 011-573-7811〒113-0033

東京都文京区本郷3-30-8 熊野ビル3F
TEL : 03-3815-7779
FAX : 03-3815-7780
東京大学 生産技術研究所／加藤研究室

P2-2022.06

JJJ 断熱診断は赤外線カメラでＵ値を実測するツールです
建物の「現在」の断熱性能をリアルに測定し、新築・改修時の施工チェックや断熱改修提案に利用できます・・・・・・
これからの省エネ住宅に欠かせません

JJJ 断熱診断とは？
【平成 20 〜 28年 】

8年の研究開発で生まれた業界初の革新的な診断ツール（採択事業）環境省：地球温暖化対策技術開発事業 国土交通省：住宅関連先導技術開発助成事業（Ｈ20）、住宅市場調整推進事業費補助金（H23）
経済産業省：ものづくり試作開発等支援補助金

住宅も人と同じように健康診断が必要です。悪い操作は簡単で、無線センサーと赤外線カメラを使箇所を早期に発見して補修しなければなりません。

いオリジナルプログラムで部位の熱貫流率（Ｕ値）

特に評価が難しい断熱性能は雨漏り・結露や経年を自動算出します。また建物全体の外皮性能、１次劣化、新築であれば施工精度により性能が低下するエネルギー消費量や光熱費シミュレーションも行え、可能性があります。JJJ 断熱診断なら、「現在」の新築・改修時の施工チェック、断熱改修の提案に利リアルな性能を実測･数値化することができます。

システムイメージ用できます。

Ｕ値実測 !!

（熱貫流率）

環境温度計
（室内）

２

建物燃費を明確にシミュレーション 実測Ｕ値から光熱費をシミュレーション

３

ユーザーに分かりやすい提案 光熱費で改修前後の性能を比較

ＺＥＨ、長優住宅、低炭素などの外皮・１次エネ計算
公的申請の計算書に対応 各種補助申請に対応

耐震チェック 非破壊で筋かいの有無の確認

５

パネルヒーター
センサ受信機

劣化チェック 雨漏れ・結露の有無の確認

６

ＰＣ

赤外線カメラによるチェック

断熱診断の運用方法 改修はもちろん、新築でも利用可能

各センサー , 赤外線カメラのデータをオリジナルプログラムで集約し計算

診断の手順
１. 測定対象部位（壁･天井･床 ) の室内外に環境温度計を設置
２. ＰＣに赤外線カメラ、データを受信するセンサー受信機を接続
３. 環境温度計（室内）を含む測定部位面を赤外線カメラで撮影
４. 測定プログラム内でＵ値（熱貫流率）をリアルタイム表示
５. 測定データを集計して、平均による実測Ｕ値を算出

環境温度計 ( 室内 )

断熱性能を見える化 現場で熱貫流率（Ｕ値）を実測し数値化

４

赤外線カメラ
環境温度計（室外）１

新築・改修後施工後、Ｕ値を実測し、その設計上の性能がきちんと確保できていることを確認します。
自社の施工性能をユーザーに見える形でアピールできます。
設計・施工時

施工後
施工

仕様検討

改修〜提案

既存のＵ値を実測し省エネ性能をシミュレーションします。改修前後の暖冷房コスト比較で分かりやすい提案、施工後の性能確認ができます。

各部位のＵ値実測

温度分解能の優れた

現状
各部位のＵ値実測

新築 工事測測定

測定■ 各部位の断熱仕様検の確認■ 外皮性能(UA値）
一次消費エネの評価■ 年間暖冷房コスト比較■ 各種認定申請

初期設定のみで測定■壁■ 天井 のＵ値診断■床建物全体評価

性能・コスト比較

断熱 改修

定定

測

高性能赤外線カメラ

改修後・シミュレーション

測定

東京大学 生産研究所 加藤研究室との共同研究

なにができる？

実測■壁■ 天井 のＵ値■床比 較 ■ 各部位の断熱仕様検討■ 外皮性能(UA値）
一次消費エネの評価■ 年間暖冷房コスト比較

簡単接続

赤外線カメラ【Jフリー】

無線接続で室外設置も簡単

U値【センサー受信機】

室外・信頼性向上（差別化）：必要な性能が確保できているか確認・トラブル回避 , クレーム対応 ：「寒い」等の原因解明 , 外皮性能チェック
・顧客満足度の向上 ：定期的な診断で性能維持、劣化の確認

断熱診断の実施例【J ソフト +ＰＣ】

（診断物件情報）・物
件：戸建住宅・診 断 日：2014年
・場
所：木造在来・竣 工 年：1989年（2013年1Ｆ改修）
・断熱仕様：1F壁 高性能ＧＷ16Ｋ 100㎜

測定の流れ
事前準備

測定準備

測定開始

報告書作成

物件情報確認

機器設置

測定時間

報告書

図面確認（診断部位・箇所の検討）
室内暖房（約6時間前から）

室温≧外気温＋10℃以上

環境温度計 ( 室内 )設
置

環境温度計 ( 室外 )赤外線カメラセンサー受信機●・最適な改修提案 ：既存の断熱材を活かした断熱改修工事を計画
・営業ツール化 ：ユーザーに分かりやすい「コスト（燃費）」換算
・流通物件の評価 ：さらに詳細なインスペクション対応■ 実測値による外皮性能評価を行い、改修前後の暖冷房コスト比較

建物外観【センサー設置断面イメージ】

例）壁・床・天井、各1カ所

具体的な断熱改修提案が可能

断熱施工精度の見える化で信頼性UP!

室内環境温度計●■ 外皮性能(UA値）
一次消費エネ の評価■ 年間暖冷房コスト比較■ 各種認定申請

測定期間3時間〜／1カ所

測定時刻 日 没 〜 日 出接続J ソフト※設置にかかる時間（30分〜1時間）

0 〜 6 時 頃（ 深 夜 ）●■ 未改修部（２Ｆ）と改修部（１Ｆ）をそれぞれ測定し、性能・施工精度の確認【測定結果】

部位の実測値報告書

地域区分（設計値・基準値との比較）●

実測値からの建物全体評価

4地域

ＵA値、ŋ A 値、1次エネ

改修計画、改修前後比較…
改修前の壁測定（２F部分）

改修後の壁測定（１F部分）

測定部位

壁実測Ｕ値（Ｗ/㎡Ｋ）

改修前
0.79（２Ｆ） （Ｓ55年基準）
改修後
0.27（１Ｆ） （Ｈ11年基準）

年間の暖冷房コスト（改修前） 199,982円(改修後) 77,912円

改修すれば 年間で 122,070円 削減可能!!