WFor Water

カルマン渦式流量計(パルス出力＋表示計)

VK-HP (A type)Karman vortex flow meter (Pulse output + indicator)

樹脂ボディのローコスト型カルマン渦式流量計です。
取付姿勢の制約がありません。
■ IP65相当■ RoHS対応品■■

Karman vortex flowmeter of a low cost as is made from resin body.
No restriction on the installation attitude.
■ Corresponding to IP65.
■ Corresponding product to RoHS.
■■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

VK-HP

継手タイプ 接続口径 表示計
Pipe size Flow indicator
Joint type

出力Output

流体名Fluids

A- 1 --

特殊項目
For specialized item-（パネルマウントタイプ）とセット Display “EM30DT” (Panel-mounted type) for flow
3DT 流量表示計EM30DT（パネル埋込マウントタイプ）とセット
3DTP 流量表示計EM30DTP
Display “EM30DTP” (Panel-embedded type) for flowとセット Display “EM40ET” (4-20 mA output) for flow
4ET 流量表示計EM40ET（4-20mA出力）（1-5V出力）とセット Display “EM40ETN” (1-5 V DC output) for flow
4ETN 流量表示計EM40ETNとセット
5RT 流量＆温度表示計EM45RT（4-20mA出力）
Display “EM45RT” (4-20 mA output) for flow & temperatureとセット
5RTN 流量＆温度表示計EM45RTN（1-5V出力）
Display “EM45RTN” (1-5 V DC output) for flow & temperature
02 Rc3/8
05 Rc1
03 Rc1/2
06 Rc1 1/4
04 Rc3/4
07 Rc1 1/2
無記入 Blank 標準フィッティングタイプ Std. fitting type
ユニオンフィッティングタイプ Union fitting typeUN
水相当液体 Liquid of the water equivalency
1
パルス出力（表示計とセットで使用してください） Please use “Display” with your VK-HP Series (A type)
接続口径 Pipe size
ユニオンフィッティング Union fitting
測定範囲 Measuring range
0.5〜10L/min
1〜15L/min
Rc3/8, Rc1/2
対応可 Available
2〜32L/min
Rc1/2, Rc3/4
5〜50L/min対応不可 Not available
Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2
10〜150L/min

A0608
101525表示計仕様 Flow indicator
型式Model num

EM40ET

EM30DT

ber seEM45RT

lectionシンプル且つコンパクトSimple and Compactly designed

パルスとアナログ出力付Pulse / Analog output

瞬時流量と温度を同時に表示
Instantaneous flow rate & temperature displayable

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous−−●

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

アナログ出力 Analog output

−

●

●

パルス出力 Pulse output

−

●

−

電源/消費電流Power source / Current consumption

DC24V±10%/90mA

DC24V±10%/60mA

DC24V±10%/70mA

ケーブル長 Cable length

電源ケーブル : 5芯 2m
Power cable (5 wires), 2 m long
信号ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 2芯 2m Power cable (2 wires), 2 m long
信号出力ケーブル : 6芯 2m Signal output cable (6 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 10芯 2m
Power cable (10 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1mSignal cable (3 wires), 1 m long

特長 Features
流量表示 Flow indication
温度表示 temperature indication
警報出力 Alarm output※ 詳細は、表示計・変換器のページをご参照ください。See page on the indicator / converter.

0982023

W
液体用センサ仕様 Specifications on sensors

配線 Wiring diagram
線色 Cable colors

内容 Function

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3% of F.S.

茶 Brown+DCV

使用温度 Temperature

0〜90℃

青 Blue

パルス出力 Pulse output

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと）No dewing and be free from freezing.

黒 BlackGND

白 White-灰 Gray-0.5MPa(G)使用最高圧力 Max operating pressure

プッシュプルトランジスタ出力 ... Max. DC33V, Max. 5mA

パルス出力 Pulse output

カルマン渦式流量計

測定流体 Operating fluid

Push-pull transistor output ... Max. DC 33 V, Max. 5 mA ※電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5 - 24V±10% Max. 2mA

ケーブル長 Cable length2m※ オープンコレクタ入力対応の表示計で使用可能です。Usable with display having open collector input.

センサ構造図 Structural drawing
VK-HP (A type)

標準フィッティングタイプ
Std. fitting type( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) Gray
(2m)

(30)

AWG 22(流Flo路

wp② ①IN経

assφage)(B1)

AWG 24

OUT

(B2)

④C)

(φ(A)

(A)

(L1)

2×Rcd(H1)③(L)

ユニオンフィッティングタイプ
Union fitting type( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) Gray
(2m)

(30)

④

名称 Names of parts

No.

PA6T/6I

１

ボディ Body

２

フィッティング Fitting３

検出センサ Detecting sensor

４-接続ケーブル Connecting cableETFE-

Oリング O-ring

FKM(GF40)

路wpIN

材質 Material 備考 Remarks(流Flo② ①age

OUT

色:黒Color: Black経assφ)(B1)

AWG 22

材質 Materials(B2)

AWG 24C)(φ(L1)SUS304

2×Rcd

(L)

③(H1)
(H2)

AWG 24

寸法表 A table of Dimensions
規格Std.
0608
101525

フィッティングタイプ
Fitting type

L

L1A

H1

H2

φC

標準 Std.

106

58.220-27

ユニオン Union

12668.2-3638

標準 Std.

11060.520-27

ユニオン Union

13070.5-3638

標準 Std.

12066.922-

33

ユニオン Union

13071.9-4446

標準 Std.

17597.5

30

2430
50
55

-55
60

B132.5
32
33
37.5

B2

流路径φ
Flow passage φ

Rcd

12

3/8,1/2

16

1/2,3/4

26

1, 1 1/4,
1 1/2

77
83
76
8181
87
96
98.5

2023

099