Agilent 5900 ICP-OES
最小限の所有コストと最大限の生産性をスマートに実現ラボの効率を飛躍的に向上
Agilent 5900 ICP-OES は、サンプルあたりのコストを最小限に抑えながら、迅速に正確な分析結果が得られるスマートな機器です。

サンプルあたり 1 分の測定時間で信頼性の高い結果が得られます。また、アルゴン消費量が少ないため、生産性が最大限に高まります。

2

所有コストの最小化
サンプルあたりのコストを削減> 40 LICP-OES では、使用するアルゴンガスが全体的な運用コストの大半を占め、分析時間やアルゴンガスの流量および必要純度がコストに直接影響してきます。

– 5900 は、一般的な ICP-OES 機器の半分の時間でサンプルを分析し、サンプルあたりのアルゴン消費量1 をより低く抑えます。

27 L
20 L半分になります。

他社製の機器– 純度 99.99 % の Ar ガスを使用できるため、 ガスコストがさらに5800 VDV性能が向上し、ガスパージ時間が半分に短縮されます。

5900 SVDV– 革新的でコンパクトな自由曲面光学系（Freeform）により、分析アルゴン消費量を劇的に削減15900 ICP-OES の 1 サンプルあたりのアルゴン消費量は、他のどの ICP-OESよりも少なくなっています。

サンプルの再測定とダウンタイムを最小化

メンテナンスコストを大幅に削減

分析の状況を十分に把握することが必要です。Agilent 5900 は、内蔵行えるので、最適なタイミングで実施できるだけでなく、不要な修理を予定外の機器のダウンタイムやサンプルの再測定 を減らすためには、センサとプロセッサを搭載しています。そのスマートアルゴリズムと診断機能により、サンプルや機器の状態を監視し、最終的な分析結果の信頼性を高めることができます。

– IntelliQuant ソフトウェア機能は、サンプルをすばやくスクリーニングし、最大 70 種類の元素の濃度を概算します。また、スペクトル干渉を把握して、干渉を受けない他の波長を提案します。

– 機器の状態をモニタリングして通知するスマート診断機能により、機器の稼働時間と性能を最大限に高めます。

経過時間ではなく機器の実際の使用状況にもとづいてメンテナンスを減らすことができます。

– アジレントへのサービスコールの 1/3 は、的確なアドバイスがあれば、オペレータ自身が解決できた問題です。

– データと使用状況にもとづいたメンテナンススケジュールにより、メンテナンスを最適な頻度で行えます。また、機器の性能を最高の状態に維持し、修理コストを抑えることができます。

– サンプル導入コンポーネントや摩耗しやすい部品をクリーンな状態に保ち、必要なときにのみ交換することで、消耗品の交換コストを削減できます。

1.アルゴン消費量はアルゴン流量と流量時間を乗算したものになります。分析スピードおよびガス消費量の数字は、公開された比較
アプリケーションデータをもとに、他社システムと比較したものです。

3

より多くのサンプルをより低コストで分析することにより効率を最大化
正確な結果を迅速に提供

従来のデュアルビュー ICP-OES システムでは、アキシャルモードで測定する元素とラディアキシャルアルモードで測定する元素を選択し、一連のシーケンス測定を設定する必要 があります。

この測定方法は 2 回に分けて測定するため、高いサンプルスループットは望めません。

5900 ICP-OES なら、必要 な測定 はサンプルあたり 1 回のみです。この機能はシンクロ

ナスバーティカルデュアルビュー（SVDV）と呼 ばれ、独自 の 光学コンポーネントである検出器へダイクロイックスペクトルコンバイナ（DSC）
により、プラズマのアキシャルビューとラディラディアルアルビューを同時 に 測定 できます。これにより、正確 な分析結果 が最短の時間で得ら垂直配置れます。

トーチおよびプラズマ

ダイクロイックスペクトル

単位時間当 たりの 流量 とガス 消費量 には直接的 な 相関関係 があるという考えにとらわれている方も多いでしょう。

確かに単位時間当たりの流量 は 大きな要因

16.9 L/min、サンプルあたり2分20.4 L/min、サンプルあたり1分時間

高速分析 = ガス消費量の低減

アルゴン消費量（L）

コンバイナ（DSC）ですが、それがすべてではありません。分析

時間も重要です。例えば、分析時間が半分になれば、たとえアルゴン流量が20 % 高くても、結果的にはアルゴン消費量を約 40 % 削減できます。

このグラフは、単位時間当たりの流量と測定時間によってアルゴン消費量がどう変化するかを、さまざまなサンプルについて示したものです。

4サンプル数スマート ICP-OES でダウンタイムを低減

ダウンタイムを減らして、サンプル分析に使える時間を増やし、ラボの効率を向上

稼働時間が増えるほど効率は増加

5900 なら、機器の性能を最高の状態に維持し、機器の稼働時間を最大化し、問題を未然に防ぐことができます。スマート診断機能が機器を常時モニタリングし、メンテナンスが必要なタイミングをお知らせします。

カウンタは 赤・黄・緑で表示され、直ちに実行しなければならないメンテナンスと、まだ猶予のあるメンテナンスが一目でわかります。

このアーリーメンテナンスフィードバック機能の情報をもとに、決まった間隔ではなく、実際の使用状況に応じてコンポーネントの日常メンテ

Neb Alert 機能 は、 ネブライザのガス漏 れや詰まりなど、予測外の問題をリアルタイムに警告します。このアラートにより、高マトリックスサンプルの分析時に起こりやすい問題にすばやく対処し、時間の無駄を減らすことができます。

オートサンプラ、ADS 2 自動希釈装置、その他のアクセサリなどの周辺機器もモニタリングできます。スマートセンサのしきい値を超えるとアラートで通知されます。

ナンスをスケジュールすることで、ダウンタイムを減らし、修理コストを削減できます。メンテナンスログに、ICP-OES のメンテナンス履歴がデジタルで記録されます。そのため、問題のトラブルシューティング時に、装置が十分にメンテナンスされているかどうかを簡単に判断できます。

5サンプルの組成を探る

サンプルに何が含まれているのか、どう測定するのがベストなのか

アジレント独自の IntelliQuant ― 機器の中の頼れるアナリスト

IntelliQuant は、サンプルを測定するごとに全波長範囲をスキャンし、その包括的なデータから、サンプルに含まれる最大 70 種類の元素の濃度を概算します。また、指定された波長以外のデータも取得することにより、スペクトル干渉を見つけ出し、的確なアドバイスを提示します。この情報をもとにメソッドを改善することで、常に正確な分析結果が確実に得られます。

未知サンプルを分析する場合も、IntelliQuant があれば、メソッド開発やトラブルシューティングがシンプルになり、サンプルスクリーニングの課題も容易に解決できます。

すべてのサンプルを QC のようにチェック

40000

分析結果が異常に高い場合、他の元素によるスペクトル干渉が起こっている可能性があります。逆に異常に低い場合は、試薬の問題が疑最も正確な結果が得られる波長を提案します。

右図に示す例 は、228.802 nm でカドミウムを測定した結果です。
測定された発光（青線）がヒ素（赤線）の発光によって増加していることがわかります。IntelliQuant では、この波長に問題があることがIntensityわれます。IntelliQuant は、データを解析することで、真値より高い結果 につながるスペクトルのオーバーラップを自動的 に 突き止 め、30000

20000

10000

0-4000

ランキング機能によって警告されるため（下図）、レポートに使用する

228.770

228.780228.790228.800

228.810228.820228.830

Wavelength (nm)

最適な波長を簡単に選択することができます。

sample spectrum

Cd
214.439226.502228.802361.051
326.105508.582

interferent

*****
***?
****
*

元素：Cd(228.802)
信頼性：中干渉：As(228.812)
信頼性：高いIntelliQuant による Cd のランキング機能。緑色のチェックマークの付いた 5 つ星

ランキングは、Cd の測定波長として 214 nm が最適であることを、また赤色の？は、228 nm での Cd の測定に問題があることを示します。ポップアップヒントには、ヒ素の強い干渉が原因で、この波長での測定結果の信頼性が低いことが示されています。

6

高速サンプルスクリーニング

IntelliQuant スクリーニングでは、サンプルに含まれる最大 70 種類の元素の濃度をわずか数秒で概算できます。最適な用途：– 未知サンプルのメソッド開発のサポート– 土壌、エンジンオイル、メッキ液など、ルーチン測定サンプルの傾向分析

サンプル前処理の確認

分解プロセスで HCl を添加し忘れることもあります。

ヒートマップ（下図）として表示される IntelliQuant の結果を見れば、Cl の有無から、分解が正しく行 われたかどうかが一目でわかります。

サンプルの分解に使用されるその他の酸についても、同じように確認できます。

IntelliQuant スクリーニングの知見を活用して、推奨波長を新規ワークシートにインポートすることで、サンプル分析用のカスタマイズ定量メソッドを簡単に作成することができます。

結果を一連のスマートビューに表示して、サンプル中の成分をすばやく確認できます（下図の円グラフ）。

Other (1.1%)
Fe (1.1%)
Mg (2.4%)
S (6.6%)
Na (6.7%)

P (17.4%)

赤色は濃度の高い元素、オレンジ色は中範囲の元素、黄色は低い元素であること

K (44.1%)

を示します。色が付いていない元素は、このサンプル中では検出不可能な濃度です。

上の表では、Cl が見つからず、サンプル前処理中に HCl が使用されなかったことを示しています。

Ca (21.4%)

フラグ

指定した範囲を超える結果や QC 等が外れた場合は、アラートで示されます。アラートシステムでは、%RSD から QC テストの合格/不合格まで、お客様の要件にもとづいて設定した幅広いパラメータをモニタリングできます。

結果をフィルタリングして、フラグが付いたサンプルのみを表示することも可能です。これにより、確認する必要がある結果が簡単にわかります。

下図は、サンプル結果画面です。アラートの出た結果にフラグが付いています。右側の図には、フィルタが適用され、確認が必要な結果のみが表示されています。

7

さまざまな分析に対応できる最先端の ICP 技術
Agilent 5900 ICP-OES の特長

アルゴンのコストを抑えつつ高性能を実現

革新的 な 自由曲面光学系（Freeform）
により、純度 99.99 % のアルゴンガスを使用した場合も、低い検出下限と高い分解能を達成できます。コンパクトな光学レイ

アウトで、パージが迅速なため、サンプルの測定をすばやく開始できます。

性能試験

信頼性の高い結果を得るためには、ICP-OES が仕様どおりに動作していることも重要 です。5900 に 搭載 されている性能試験では、サンプルの測定を開始する前に、すべてが正常であることをすばやく確認できます。

優れた耐腐食性と耐塵性

5900 は、耐腐食性材料で製造されています。また、内部陽圧と最適 な空気の流れにより酸蒸気の侵入を排除し、エアフィ

ルタによって粉塵環境から機器を守ります。

フィルタは、交換時期がモニタにより通知され、簡単な操作で交換できます。

コンパクトサイズ

5900 は 最小 クラスの ICP-OES である

ため、ラボの貴重 なスペースを節約できます。また、電源、ガス、冷却水、および通信用の接続部 が、アクセスしやすい側面にあります。

機器の自己診断と状態追跡

自己診断エレクトロニクスにより機器の状態アドバンスドバルブシステム（AVS）により、異常をいち早く察知できます。また、センサとあたりのコストを低減できます。また、サンがモニタリングされるため、コンポーネントのカウンタにより、メンテナンスが必要なタイミングが通知されます。

8一体型スイッチングバルブ

分析 のスピードと精度 を向上し、 サンプルプルの導入とウォッシュアウトがより効率的に 行 われるため、詰 まりやダウンタイムの低減にも役立ちます。

Agilent 5900 シンクロナス

バーティカルデュアルビュー（SVDV）

ICP-OES

正確な結果を迅速に提供

特殊設計の光学コンポーネントであるダイ

クロイックスペクトルコンバイナにより、プラズマの両方のビュー （アキシャルおよびラディアル）を 同時 に 測定 できます。

1 回の測定で、他のどの ICP-OES よりも迅速に正確な結果が得られます。

スマートアルゴリズム

堅牢な垂直配置トーチに実現します。

ダウンタイム、交換頻度を軽減します。トーチ

スマートアルゴリズムがメソッド開発 を簡単– 適合 バックグラウンド 補正（FBC）により、正確 なバックグラウンド補正 が自動で行われます。

– 高速自動カーブフィッティングテクニック（FACT）または 元素間干渉補正（IEC）

垂直配置トーチは 、 クリーニングの 手間、ローダーより、トーチが自動的に正しい位置

高速でインテリジェントな検出器

アジレント独自の検出システムでは、濃度や信号強度に関 わらず、全波長範囲にわたる高速同時測定が可能です。高度 な検出器がにセットされ、ガスに接続されるため、分析をスマートソフトウェアの機能をさらに拡張し、こともありません。

導きます。

すばやく開始でき、性能にばらつきが生じる

正確 な 分析結果 が 1 回 で 得られるようにテクニックにより、スペクトル 干渉 が 補正されます。

– IntelliQuant により、サンプルに含まれるすべての 元素 の 同定 とその 相対濃度 の計算をすばやく行えます。メソッド開発、トラブルシューティング、およびサンプルスクリーニングに最適な機能です。

– インテリジェントリンスにより、サンプル間 の 洗浄時間 が 最適化されます。結果の精度を維持しながら、スループットを最大限に高めることができます。

9ユーティリティも含め機器の状態をスマートに追跡機器のモニタリングによって滞りない操作を確保

プラズマ発光の状態をライブで追跡

プラズマ点火を確保します。アルゴン発光モニタにより不安定 な 発光 が 示された 場合、ズマが 点火しない 場合 の 一般

5900 は、サンプルごとにアルゴンのスペクトル発光をモニタリング

トーチの部分的 な詰まりまたはプラズマの部分的 なゆらぎが疑 われます。この情報をサンプルの分析結果の確認に役立てることができます。

167,000

Intensity的原因を防ぐことができます。

プラズマが 点 火 しない 状 況 が起こっている場合は、オンボードのスマートツールにより、その問題を解決するためのアドバイスが提示されます。

Argon Intensity

166,000
165,000
164,000
163,000Run

10

画面上 のヒントをもとに、プラアジレント製品のみで構成された自動化システム

多段階の自動化スループットが大幅に向上します。アクセサリを追加することで、ICP 分析アジレント製品のみで構成されたワークフロー自動化システムの特長：

SPS 4 オートサンプラ ― サンプルハンドリングを自動化し、無人分析を– Agilent ICP 用に最適化

5900 には AVS スイッチングバルブが標準で付属しているため、サンプルの自動化のレベルを高めることができます。

実現します。

ADS 2 自動希釈装置 ― 標準液の調製と測定前のサンプル希釈を自動化– 完全に統合され、他社製品を使用しない– 1 つのシステムとして運用できるように設計され、すべての設定がメソッドに含まれており、ソフトウェアとハードウェアできます。また、測定中に検量線範囲外のサンプルの再希釈を行うため、を一体として設計した場合 にのみ実現できる高度 な機能 をアクセサリはシステムと統合できるように設計・製造されています。これら– 連絡窓口 が一本化されるため、購入プロセスがシンプルに最適化された自動化システムを構築できます。

– 1 つのソフトウェアプラットフォームだけを習得すればよく、分析後のサンプル希釈は必要ありません。

をワークフローに組み込むことにより、アジレント製品のみで構成され、搭載なり、迅速な製品サポートを利用可能

トレーニングの負荷が減少– 不測の事態 がなく、アジレントの厳格 な QC 要件 に従ってテストされたシステム

11

アクセサリ

ワークフローを効率化する多彩なオプション

Advanced Dilution System（ADS 2）
ADS 2 は、標準液の調製と測定前のサンプル

このオートサンプラは 柔 軟 な 構 成 が 可 能

アプリケーションに特化したサンプル導入オプション

タイムで検量線範囲外 のサンプルを再稀釈

堅牢性に優 れ、使いやすく、自動元素分析サンプル導入キットを取り揃えています。

希釈を自動化します。また、測定中にリアルすることで、分析後のサンプル希釈を自動化できます。

SPS 4 オートサンプラ

で、 最大 360 サンプルを 設置 できます。に最適です。

以下に対応するように最適化されたトーチや– 有機溶媒– 高塩/高マトリックスサンプル– フッ化水素酸を含むサンプル

簡単 な交換、経済的 な使用といった特長を備えた取り外し可能なトーチを使うと、コストを最小限に抑えることができます。

マルチモードサンプル導入システム（MSIS）AgSource Laboratories は、3 世代の Agilent ICP-OES を用いて水素化物発生元素をサブ ppb レベルの濃度

ケーススタディを詳しく見る

MSIS を使用することで、As、Se、Hg などのまで測定できます。アクセサリの切り替えも不要です。

12

土壌、植物、肥料を分析し、米国ウィスコンシン州の農業活動を支えています。

Agilent CrossLab：「見えない価値」を「目に見える成果」へ

機器という枠を越えて、サービス、消耗品、ラボ全体のリソース管理から構成される CrossLab は、ラボの効率の向上、運用の最適化、機器の稼働時間の延長、ユーザースキルの開発などを支援します。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品 は 一般的 な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE-000014

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2024
Printed in Japan, July 30, 2024
5994-1277JAJP