DIN48×96型 高速面板仪表（过程输入/应变式输入）VMM6series请与压力传感器或荷重计组合使用

采样速度达到1000次／秒
MAX.的高速型
采用JOG调节轮的简单操作型●过程输入为（1～5V、±5V、4～20mA、±20mA）的复合型 ●采用JOG调节轮进行报警设定值的调整，操作简单●可支持应变片输入的输入范围（−4～4mV/V）可以与 ●LED显示可转变为绿色或红色 可根据颜色区别来判定各种压力传感器、荷重计连接结果●采样速度最高可达1000次/秒的高速型●标准配置3点比较设定输出（H／G／L）●带模拟输出的机型是可以实现（0～1V、0～10V、1 ●标配各种功能～5V、4～20mA）任意比例缩放的复合型「启动保持」「数字零」「峰值保持」「模式选择」●规格显示显示范围
使用温度范围
使用湿度范围
保存温度范围
保存湿度范围
电源耗电量

主显示颜色红色／绿色 7段LED显示（字符高：约20mm）
副显示部红色 7段LED显示（字符高：约6mm）−9999～9999
0～50℃
35～85%R.H.
−10～70℃
60%R.H.以下
AC电源：AC100～240V±10% DC电源：DC12～48V±10%
最大负荷 约8VA（AC100V时）最大负荷 约7W（DC24V时）耐电压绝缘阻抗外形尺寸
质量配件

AC电源：电源−输入−输出间 AC1500V 1分钟
DC电源：电源−输入−输出间 DC500V 1分钟
（共通）输入−输出间 DC500V １分钟
输出−输出间 DC500V １分钟
外壳−电源、输入、输出间 AC1500V １分钟
在上述端子间100MΩ以上 DC500V
96mm（W）×48mm（H）×99.5mm（D）
约450g
使用说明书1份、单位标签、外壳安装绑带×2、6P端子台用端子间保护盖×3●过程输入规格测定范围显示输入阻抗量程 1V：1～5V
量程 2V：±5V
量程 2A：4～20mA 量程 3A：±20mA
补偿：±9999 比例缩放：±9999
量程 1V、量程 2V：约1MΩ
量程 2A、量程 3A：约10Ω

最大允许输入±1mV/V
1～3mV/V传感器电源5V ：0.5μV/digit传感器电源10V：1μV/digit±（0.1% of F.S.＋2digit）（23℃±5℃ 35～85%）
约1000次/秒
5V±5% 60mA感应器电源
10V±5% 60mA
※准确度适用于采样速度在20次/秒以下的情况。 （※1）请将所选择的压力传感器或荷重计的精度相加。

−9999～9999
相对于各判定值，可以在1～9999digit的范围内设定
依据采样速度光电耦合器输出
输出数量
光电耦合器输出（过程）光电耦合器输出（应变片）接点定额比较条件
显示值＞上限判定值
上限判定值≧显示值≧下限判定値
下限判定值＞显示值

准确度感应器电源采样速度●应变片输入规格零点调节范围满量程调节范围
最高分辨率

●比较输出规格判定值设定范围
滞后比较动作比较继电器
继电器触点输出
接点数量
接点额定比较条件
显示值＞上限判定值
下限判定值≦显示值≦上限判定值
下限判定值＞显示值

最大10ms继电器接点×3
AC250V 2A（负荷电阻）
DC30V 2A（负荷电阻）

量程 1V、量程 2V：±100V 量程 2A、量程 3A：±50mA
量程 1V、量程 2V：±（0.03% of rdg ＋2digit）（23℃±5℃ 35～85%）
量程 2A、量程 3A：±（0.1% of rdg ＋3digit）（23℃±5℃ 35～85%）
DC12V±10% 50mA 或 DC24V±10% 25mA
约1000次／秒※准确度适用于采样速度在20次/秒以下的情况。

准确度（※1）
采样速度光电耦合器×3200μs
200μs
DC30V 20mA
HIGO
LO

判定结果：HI
判定结果：GO
判定结果：LO指示计
VMM6●模拟输出规格负载电阻准确度纹波

0～1V、0～10V、1～5V：10kΩ以上
4～20mA：550Ω以下±（0.5% of F.S.）
0～1V、0～10V、1～5V：±50mVp−p4～20mA：±25mVp−p转换方式分辨率比例缩放

PWM转换方式
相当于最大14bit（依存于输出显示设定）
数字缩放

响应时间

约0.5秒

输出容量（过程输入）输出定额（应变片输入）10mA时 1.2V以下
DC30V MAX. 10mA MAX.

●BCD输出规格输出类型
集电极开路输出 NPN型
输出逻辑可切换（PC逻辑不可切换）
连接器型式：8822E-036-171-F（KEL株式会社）

119

●型号选择

①基本型式

型号指定（过程输入）VMM6②比较设定输出②—①基本型式

型号指定（应变式输入）
型式选择

VMM6核

对

型

③—②比较设定输出③—

④输入信号

④输入信号
⑤电源

⑤电源

GV—

⑤—

规

格

DIN48×96型 高速面板仪表
输出类型

设定数③输出⑤—

式

2S2SO
DA
B4N
N1GV78②比较设定输出⑤电源④—③输出②—④输入信号

VMM6○①基本型式③输出

2点（H／G／L）

继电器信号×3AC250V 2A（负载电阻）

DC30V 2A（负载电阻）

2点（H／G／L）

传感器供电电源24V

光电耦合器信号×3 DC30V 20mA（负载电阻）
无0～1V or 0～10V or 1～5V or 4～20mA的4型切换（带比例缩放功能）
BCD输出（集电极开路输出 NPN型）
25mA 1～5V or ±5V or 4～20mA or ±20mA的4型切换（带比例缩放功能） ※仅过程输入可传感器供电电源12V 50mA 1～5V or ±5V or 4～20mA or ±20mAの的4型切换（带比例缩放功能） ※仅过程输入可应变式输入（350Ω） 零点调整范围±1mV/V 跨距调整范围1～3mV/V ※仅应变式输入可
AC100～240V（±10%）DC12～48V（±10%）●输入输出螺丝端子连接图●电源用端子台●BCD输出用端子台DC电源驱动

BCD输出
COM
P.SEL1P.RESET
PH
NCD.COMP.C
POL
1002
1008
1012
1018
102210281032
1038
NC
NC

AC电源驱动

②③④NC

NC

NC

⑤⑥③④⑤⑥DCDC
NC
POWER POWER（＋） （−）

NC

NC

NC

②①AC
AC
POWER POWER

继电器接点输出

④⑤⑥①②③HI cHI e

GO c GO e LO c LO e●输入用端子台④⑤⑥①②③HI aHI c

GO a GO c LO a LO c

●外部控制

●选配端子台模拟输出·外部控制（※1）②③④⑤⑥A LO V HI V LO ＋EXC −EXC应变式输入①②③S/H

PH

DZ④③②⑥⑦⑧⑨⑩①②③④⑤⑥⑦COMNC

NC

S/HPH

DZ

R.RESETNC

NC

COM A.OUT V A.OUT I A.OUT COM
（＋）
（＋）
（−）

④＋SIG −SIG ＋EXC −EXC

⑤AG⑥

●外部控制端子间上面（99.5）（97.5）
（2）

HH
HI
RE48

PH

ME P1

DZ TZ
P2P3

内部电路
控制信号HI
控制信号LO
启动保持LLEnter⑩NC

正面

LO⑨5.8以下●外形尺寸 [单位：mm]

GO⑧（※1）在模拟输出与外部控制中没有P.SEL端子。

适合压接端子5.8以下①⑤R.RESET P.SEL0 P.SEL1 P.SEL2

数字零峰值保持继电器复位Mode96102.5

45 0+0.6

面板切割尺寸（2:3）

在约5V上拉（电阻值 约10kΩ）
相对于电平COM端子4.2～5V
相对于电平COM端子0～0.4V
与COM端子短接、或保持等电位释放或以5V启动与COM端子短接、或相同电位下数字零功能ON
与COM端子短接、或相同电位下峰值保持功能ON与COM端子短接、或相同电位下继电器复位功能ON

模式1 模式2 模式3 模式4 模式5 模式6 模式7
OFFON
OFFON
OFFON
OFFOFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
※ON ：与COM端子短接、或同电位／OFF ： 与COM端子断开或 5V
P.SEL0P.SEL1
P.SEL2+0.8

92 0120

指示计
VMM6①A18※BCD输出插座两个连接器的下方带有△标记。
请对准△标记的位置连接。
※ENABLE输入：通过将ENABLE端子与DG端子短接或使其电位相同，BCD输出为晶体管OFF。
控制信号HI电平：相对于DC端子 3.5～5V
控制信号LO电平：相对于DC端子 0～1.5V
输入电流：ー0.5mA过程输入A HI

B18△标记位置●比较输出用端子台
光电耦合器输出

B1A1COM
P.SEL2
P.SEL0DZ
S/H
D.COM
ENABLE
OVER
10011004
10111014
1021
1024
1031
1034
NCNC

①NC

模式8ONONON