PT0-2140

ポータブル型ガス検知器
GX-Force 用
データロガマネージメントプログラム
SW-GX-Force
取扱説明書〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/

目次

目次

目次
1． はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1－1．このプログラムの目的と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2．インストールとアンインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2－1．使用環境のご注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
注意：CD-ROM の取り扱いのご注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2－2．ソフトウェアのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2－3．インストール作業の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
注意 : 再インストールにおける過去データの保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2－4．アンインストール作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3．操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
3－1．ダウンロード画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11① GX-Force からデータを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12② 機器情報データを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13③ 各種データのダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14④ 本体データの一斉ダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15⑤ GX-Force 本体のロガデータクリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16⑥ GX-Force 本体の電源 OFF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16⑦ 自動処理に変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
3－2．機器情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18① データ元の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19② ステータス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19③ 調整履歴に関する情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20④ センサ警報点の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
3－3．データ閲覧画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21① データを削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22② データの詳細を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22③ 概要表示欄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
3－4．データ詳細画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27① 表とグラフの切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28② プリンターに印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
注意：プリンター設定の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31③ ファイルに保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32④ データの概要が同時に知りたいとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33⑤ 表の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34⑥ グラフの詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
3－5．最新調整データ画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36① 表示内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37② プリンターに印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38③ データの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39④ パスワードの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
3－6．設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41① フォント・グラフ色の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42② 本体ステータスの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44③ GX-Force 本体への変更通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
4．データの保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
4－1．データの格納構造の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
4－2．バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
5．使用上の注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
6．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
7．ファイル構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
7－1．インストール直後のカレントディレクトリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
7－2．運用中のカレントディレクトリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
8．ソフトウェア機能諸元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

2 / 49

はじめに

はじめに

1．はじめに本取扱説明書に記されている操作方法及び、注意事項は、指定の使用目的に使用する場合のみ適用するものです。本取扱説明書に書かれていない使用方法を行う場合は、当社としては責任を負いかねます。
本取扱説明書では、Microsoft Windows 10 および Microsoft Windows 11 のコマンド選択やダイアログボックスの設定などの基本的な共通操作については説明していません。Windows の基本操作は Windows のマニュアルなどをお読みになり、操作方法を理解したうえでご使用ください。

警告
本製品のプログラム配布用 CD の種類は「CD-ROM」です。
一般オーディオ用 CD プレーヤーなどでは絶対に再生しないでください。
大音量により耳に障害を受けたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

注意
ポインティングデバイスの必要性
本ソフトウェアは、マウス・タッチパッドなどのポインティングデバイスを必要とします。
キーボードのみでの操作はできません。

1－1．このプログラムの目的と特徴
本プログラムは、GX-Force に搭載されているデータロガ機能を使用して、収集したデータをパーソナルコンピューター（パソコン）に取り込み有効活用するためのソフトウェアです。
データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。
・ 収集データの一覧表示することができます。
・ 収集データの詳細をグラフ化したり、表にして見ることができます。
・ グラフや、表のデータを印刷して紙で保管できます。
・ 過去のデータを記録することができます。
・ データを手書きで紙に書き写す必要がなくなります。
・ 調整が必要な機器を知ることができます。
・ 複数の機器の管理が容易に行なえます。

おことわり● 本書の内容の全部または一部を当社に無断で転載あるいは複製することは、法令に別段の定めがある場合を除き、堅く禁じられています。
● 本書の内容は、本製品の改良のため予告なく変更することがあります。
● 本製品をご使用になるには、別掲の「ソフトウェア使用許諾契約書」にご同意いただくことが必要です。パッケージを開封された際に、同条項へのご同意があったものとさせていただきますので、ご了承ください。
● 本ソフトウェアは、所定の目的以外の使用はできません。取扱説明書に従わず本ソフトウェアを使用した場合、あるいは独自の改造をした場合、製品の安全と品質が維持できなくなる場合があります。また、これらによって事故が発生した場合は責任を負いかねます。
(c) Copyright 2018 Riken Keiki co.,Ltd. All rights reserved.
本ソフトウェアの著作権は理研計器株式会社が保有しています。
Microsoft Windows 10 および Microsoft Windows 11 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

3 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

2．インストールとアンインストール
2－1．使用環境のご注意点
本プログラムは、Microsoft 社製のオペレーティングシステムである、Microsoft Windows 10 および 11 上での使用が可能です。他のオペレーティングシステム上での使用はできませんのでご注意ください。
本プログラムの、インストール時には最大約 40MB のハードディスク容量が必要になり、運用時にはデータ数に応じてハードディスク
容量が必要になります。容量に十分余裕のある状態でご使用ください。

注意
CD-ROM の取り扱いのご注意点
1. CD-ROM の保管
直射日光が当る場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
2. CD-ROM ドライブの指定
スロットインタイプの CD-ROM ドライブでのご使用は避けてください。
CD-ROM に貼付してあるラベルが影響して、CD-ROM の取り出しが上手くできないことがあります。
ご使用になる CD ドライブは、トレイ方式をご使用ください。
本プログラムは USB to UART Bridge Controller を用いて、パソコンの仮想 COM を使用します。
USB to UART Bridge Controller は Silicon Laboratories 社の CP2102N を使用しています。
シリアルポートの設定
ボーレート：115200 bps、データ：8bit、パリティ：偶数、ストップビット：1bit
ドライバーの入手に関して
下記 Silicon Laboratories 社のホームページよりお使いの OS に対応したドライバーをダウンロードし、インストールしてください。
https://jp.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

2－2．ソフトウェアのインストール
ご使用になる、パソコンの CD-ROM ドライブに本プログラムの納められたインストール CD をセットします。
しばらくするとインストール画面が自動的に起動します。
ご使用のパソコンが CD-ROM 自動起動処理に対応していない場合は、以下の方法で作業を進めます。
1． エクスプローラで CD－ROM ドライブを開きます。
2． 「setup.exe」ファイルをダブルクリックします。
注意： Administrator（管理者）権限のユーザーアカウントでインストールを行ってください。

4 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

2－3．インストール作業の流れ● セットアップの起動

CD-ROM 挿入後及び、setup.exe 起動後に以下の画面が立ちあがります。

「次へ」ボタンをクリックしてください。
● 使用許諾の同意
以下の画面が起動します。

インストールを行う場合は「次へ」、中止する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
注意：
ソフトウェア使用許諾契約書の内容を十分ご理解の上、本ソフトウェアのインストールを進めてください。

5 / 49

インストールとアンインストール● ユーザー情報

インストールとアンインストール「次へ」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

「ユーザー情報」を入力し、「次へ」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
● インストール先のフォルダ

このフォルダにインストールする場合は、「次へ」ボタンをクリックしてください。別のフォルダにインストールする場合は、「変更」ボタンをクリックします。

6 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール● セットアップの開始「インストール」ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。
※「ユーザーカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
● 完了
セットアップ作業が終了すると以下の画面が表示されます。

セットアップ完了後は、直ちに本プログラムがご使用になれます。

7 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

注意
再インストール時の過去のデータ保存
再インストールを行う場合は、以下の内容に注意してください。
1. 一度アンインストールを行ってから、再度インストール作業をしてください。
2. 運用したあとで、アンインストールを行なった場合、ファイルが完全に消しきれず残っています。この内「GXForce.mdb」
はデータベースファイルです。過去のデータを保存しておきたい場合は、このファイルを別の場所に保存してから、フォルダを消去してください。

8 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

2－4．アンインストール作業● 起動

アンインストールを行う場合は、タスクバーの「スタート」から「設定」をクリックし、その中にある「コントロールパネル」を起動します。
コントロールパネル内の、「アプリ」をクリックし、起動します。
コントロールパネル（例）

これを起動します。

9 / 49

インストールとアンインストール●GX-Force の選択

インストールとアンインストール「アプリ」をクリックすると以下の画面が起動します。

このボタンでアンインストールを開始します。

「GX-Force」を選択（クリック）し、「アンインストール」ボタンをクリックします。

● 削除開始確認画面で再度「アンインストール」をクリックすると、アンインストールを開始します。
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
注意：
アンインストール中に「共有コンポーネントを削除しますか？」とメッセージが出る場合があります。「全て削除」を選ぶと、他のアプリケーションに影響を与える場合がありますので、「全て残す」を選択してください。

10 / 49

操作方法

操作方法

3．操作方法デスクトップのショートカット「GX-Force」、またはスタートメニューをクリックし、「プログラム」を起動します。

3－1．ダウンロード画面
オープニング画面の後、ダウンロード画面が表示されます。
現在の画面名① GX-Force からデータを受信する。

⑦自動処理に変更する。

インフォメーション エリア
通信状況を表示します。

②機器情報データを受信する。

② 機器情報データを受信する。
③ 各種データのダウンロード④ 本体データの一斉ダウンロード⑤ GX-Force 本体のロガデータクリア⑥ GX-Force 本体の電源 OFF

画面切り替えボタン・プログラム終了ボタン

データの通信は USB ケーブルで接続し、本プログラムが起動した状態で本体の電源を ON すれば自動的に通信可能か判断し、通信可能であれば受信待機状態になります。

注意：
接続できなくなった場合は、一度 USB ケーブルを抜くか、パソコンの電源を再起動してください。

11 / 49

操作方法

①

操作方法

GX-Force からデータを受信する●本体の準備

１． 本ソフトウェアを起動します。
２． GX-Force 本体を、電源を切った状態で USB ケーブルを接続します。
３． GX-Force 本体の電源を ON にします。
注意 ：必ず、USB ケーブルを接続してから GX-Force の電源を ON にしてください。
電源 ON の状態で PC と USB ケーブルで接続しても通信待機状態にできません。
GX-Force 本体の液晶には右図のように表示されます。 →(GX-Force の液晶の表示能力の関係上、多少見にくくなっています。)

USb■ TRANS

インフォメーション エリアに以下のように表示されます。

本体と接続された事を示します。

「全てダウンロードﾞ」ボタン、「機器情報」ボタン、「電源 OFF」ボタンが有効になります。

注意 ：インフォメーション エリアの表示が上記と異なる場合は、GX-Force 本体の電源を OFF にし、USB ケーブルなどを確認した上で再度電源を ON にしてください。
通信可能になると、「ステータス」エリアが変化します。

・シリアルポート:
通信可能時 ： 緑
通信不可時 ： 赤・通信状況：
通信待ち時 ： 灰通信中
： 緑

12 / 49

操作方法

操作方法

② 機器情報データを受信する●機器情報受信

最初に「機器情報」ボタンをクリックし、機器情報データの受信処理を行います。

受信中はアニメーションが表示されます。
「機器情報」データ受信後、「機器情報」エリアの内容が更新され、「ダウンロードﾞ」ボタン、「ロガデータクリア」
ボタンが有効になります。

GX-Force 本体の内容に更新されます。

「ダウンロード」ボタン、「ロガデータクリア」
ボタンが有効になります。

13 / 49

操作方法

操作方法

③ 各種データのダウンロード● ト レ ン ド デ ー タ ／ 「機器情報」ボタンで、機器情報データをダウンロードした後に、「ダウンロードﾞ」ボタンが操作可能になりま
イ ベ ン ト デ ー タ の す。
ダウンロード「ダウンロードﾞ」ボタンをクリックします。

クリック

インフォメーション エリアにデータ受信状況が表示されます。
注意 ：各データのダウンロード中は、他のデータアクセスを禁止するため、他のダウンロードボタン及び、「設定」ボタンが使用できなくなります。

14 / 49

操作方法

操作方法

④ 本体データの一斉ダウンロード● 全データのダウン 「全てダウンロード」ボタンは、「機器情報」、「インターバルトレンド」、「アラームトレンド」、「アラームイベ
ロードント」、「故障イベント」、「スナップショット」のデータを一斉にダウンロードします。
「全てダウンロード」ボタンをクリックします。

クリック

インフォメーション エリアにデータ受信状況が表示されます。
注意 ：各データのダウンロード中は、他のデータアクセスを禁止するため、他のダウンロードボタン及び、「設定」ボタンが使用できなくなります。

15 / 49

操作方法

操作方法

⑤ GX-Force 本体のロガデータクリア● 機器のロガデータ 「ロガデータクリア」ボタンで GX-Force 内部の各種ロガデータを削除します。
クリア「ロガデータクリア」ボタンをクリックします。

「はい」をクリックすると、ロガデータのクリア処理が開始されます。
削除すると復元することはできません。予めデータを保持するなど必要な処置を行ってください。

⑥ GX-Force 本体の電源 OFF● 本体の電源 OFF「電源 OFF」ボタンで GX-Force 本体の電源を OFF にし、パソコンのシリアルポートを初期化します。
1. 「電源 OFF」ボタンをクリックします。

「はい」をクリックすると、GX-Force 本体の電源OFF 処理が開始され、パソコンのシリアルポートが初期化された後、本体からのデータ受信待ちになります。

16 / 49

操作方法
⑦

操作方法

自動処理に変更する● 自動ロードモード

1. 「自動ロード」 チェックボックスをチェックします。（チェックされていない状態の場合）

クリック「はい」をクリックすると、自動処理に移行し、次回通信時に自動的に本体からデータをダウンロードします。
「いいえ」をクリックすると、モード変更がキャンセルされます。
● ダウンロードデータ
GX-Force 本体の電源を ON した後、パソコン側が、自動的に全データをダウンロードし、GX-Force 本の自動消去
体の電源を OFF にします。
自動処理中は、手動でダウンロードすることはできません。
自動処理では、ダウンロード後に、ダウンロード済みデータを自動削除することができます。
1. 「自動データ消去」チェックボックスをチェックします。

クリック「はい」をクリックすると、全データをダウンロード後、GX-Force 内部の各種ロガデータを自動的に削除します。
※ダウンロード → 消去 → ダウンロードを何回も繰り返す場合、ダウンロード時間を短くすることができます。

17 / 49

操作方法

操作方法

3－2．機器情報画面
画面右端の「機器情報閲覧」ボタンをクリックすると以下の画面に切り替わり、接続されている GX-Force 本体の機器情報データ一覧
を見ることができます。
① データ元の種別③ 調整履歴に関する情報② ステータス情報

このボタンをクリック④ センサ警報点の情報

注意 ：この画面は閲覧のみ可能です。 データの変更はできません。 → 3－6．設定画面を参照ください。
「機器情報」 データをダウンロードしていない場合はデータが表示されません。

18 / 49

操作方法

操作方法

① データ元の種別● 「接続中」の表示

接続されているマルチガスモニタ本体の情報を表示している場合は[接続中]の文字が表示されます。

② ステータス情報● 情報詳細

本体内部に格納されている、「シリアル番号」、「ステーション ID」、「ユーザーID」が表示されます。
注意 ： この欄は、閲覧のみで変更することはできません。

19 / 49

操作方法

操作方法

③ 調整履歴に関する情報● 調整履歴詳細

ガス
調整日時
調整前
調整後
調整濃度
調整間隔（日）： 各測定ガス名（フルスケール単位）： 前回調整した日付： 前回の調整前濃度： 前回の調整後濃度／調整不良： 自動調整用濃度： 未調整状態での残期間 （1 ヶ月前になると赤く警告表示されます。）

ガス
バンプ試験日時
試験結果濃度
試験ガス濃度
バンプ間隔（日）： 各測定ガス名（フルスケール単位）： 前回バンプ試験した日付： 前回の結果濃度： 前回の試験ガス濃度： 未バンプ試験状態での残期間 （1 ヶ月前になると赤く警告表示されます。）● バンプ試験履歴詳細④ センサ警報点の情報

ガス
ワーニング
アラーム
アラーム H
STEL
TWA： 各測定ガス名： 1st 警報点の濃度： 2nd 警報点の濃度： 3rd 警報点の濃度： STEL 警報点の濃度： TWA 警報点の濃度

20 / 49

操作方法

操作方法

3－3．データ閲覧画面
画面右端の「データ閲覧」ボタンをクリックすると以下の画面に切り替わり、ダウンロード データの一覧を見ることができます。

① データを削除する

フォルダﾞ内のデータを一覧表示します。
① データを削除する② データの詳細を見る

このボタンをクリック③ 概要表示欄② データの詳細を見る

Windows のエクスプローラと同じように操作可能です。但し以下のことはできません。
1. 各データの名称を変更する。
2. 各データを別の位置に移動する。
画面左に表示されたフォルダは、シリアル番号・ステーション ID・ユーザーID の順で階層表示されます。

各フォルダ、データ名は、以下のような規則に則っています。
フォルダ名（例）： 01/22＝2022 年 01 月のデータ
ファイル名（例）： iv13112716 ＝ インターバルトレンド 13 日 11 時 27 分 16 秒 （ロギング開始日時）
al26150419 ＝ アラームトレンド
26 日 15 時 04 分 19 秒 （アラーム発生日時）
フォルダに保存できるデータ数は、パソコンのメモリーに依存します。
注意： 4. データの保守をご参照の上、定期的にデータファイルのバックアップを行ってください。

21 / 49

操作方法

操作方法

① データを削除する
● 削除

1.
2.

削除したいデータ（フォルダ）を、クリックし選択状態にします。
その状態で（マウスを移動せずに）右クリックします。

クリック「Delete」メニューがでますので、「Delete」をクリックします。
● パスワードの入力
1. パスワードを聞かれますので、パスワードを入力し、「次へ」ボタンを押してください。

注意：パスワードを入力せず、「次へ」ボタンを押したときは、削除処理がキャンセルされます。
2. 適切なパスワードを入力し、「次へ」ボタンを押すと以下のメッセージが表示されます。

「はい」ボタンでデータが削除されます。
「いいえ」ボタンでデータの削除がキャンセルされます。
注意 ：インストール直後のパスワードは、「riken」となっています（大文字・小文字の区別はありません）。
パスワードの変更方法は「3－5．④パスワードの変更」を参照ください。

② データの詳細を見る● データ詳細へ

1. 詳細表示したいデータをクリックし、概要表示欄に概要が表示されていることを確認し、「データ詳細」ボタンをクリックします。
または、
2. 詳細表示したいデータをダブルクリックします。
データ詳細の使用方法は → 3－4．データ詳細画面 を参照ください。

22 / 49

操作方法

操作方法

③ 概要表示欄● 内容詳細選択されているデータが通常のデータの場合に、そのデータの概要が表示されます。
インターバルトレンド

名前
測定日時
シリアル番号・ステーション ID・ユーザーID
データ数
測定間隔（秒）ｶﾞｽ名（ﾌﾙｽｹｰﾙ）
平均値
最大値
最大値日時
最小値
最小値日時
ワーニング
アラーム
アラーム H
STEL
TWA
アラームイベント

DateTime
Gas
Event： イベント発生時刻： 発生したガス： イベントの種類
23 / 49： データ名： 測定開始・終了時刻： GX-Force 本体のステータス： データサンプル数： サンプリング間隔（秒）： ガス（フルスケール）： ガスの平均値： ガスのデータ最大値： 最大値発生時刻： ガスのデータ最小値： 最小値発生時刻： 1st 警報点
： 2nd 警報点
： 3rd 警報点
： STEL 警報点： TWA 警報点

操作方法

操作方法

アラームトレンド

名前
アラーム日時シリアル番号・ステーション ID・ユーザーID
データ数
測定間隔（秒）
ガス名（フルスケール）
値
ワーニング
アラーム
アラーム H
STEL
TWA
調整履歴

DateTime
Gas
BeforeAfter： イベント発生時刻： ガス： 調整前濃度： 調整後濃度24 / 49： データ名： 警報発報時刻： GX-Force 本体のステータス： データサンプル数： サンプリング間隔： ガス（フルスケール）： 警報発報時の濃度： 1st 警報点
： 2nd 警報点
： 3rd 警報点
： STEL 警報点： TWA 警報点

操作方法

操作方法

故障イベント

DateTime
Gas/Body
Event： イベント発生時刻： 発生したガスまたは GX-Force 本体： イベントの種類

バンプ試験

DateTime
Gas
Test Result
ConcentrationJudge： イベント発生時刻： ガス： 試験結果濃度： 試験ガス濃度： 試験判定25 / 49

スナップログ

名前
測定日時
シリアル番号・ステーション ID・ユーザーID
ガス名（フルスケール）
濃度値

26 / 49： データ名： 記録時刻： GX-Force 本体のステータス： ガス（フルスケール）： 記録時の濃度

操作方法

操作方法

3－4．データ詳細画面
各データの詳細内容を表・グラフにした画面です。
① 表とグラフの切り替え

イベントのみアウトライン② プリンターに印刷する③ ファイルに保存する④ データの概要が同時に知りたい時： イベントデータだけを表示します。
： サンプルデータが変化しているものだけを表示します。

注意 ： サンプリング数が 5 個以下の場合はグラフ表示できません。
「アラームトレンド」データの表は、アラーム発生個所が、赤く塗りつぶされています。
イベントデータのうち、WARNING, ALARM, OVER にマウスカーソルを合わせるとカーソルが次のようになります。
このとき、そのセルのクリックで該当するトレンドデータを検索し、存在した場合は別画面に表示することができます。
WARNING, ALARM, OVER の場合

WARNING, ALARM, OVER の場合の別画面。
戻るボタンで画面オフとなります。

※ 「アラームトレンド」データの表は、アラーム発生個所が、赤く塗りつぶされています。
27 / 49

操作方法

操作方法

① 表とグラフの切り替え● グラフに切り替え

1. 画面左上の「表」、「グラフ」 ラジオボタンの「グラフ」をチェックします。
グラフをチェック

画面下部の、チェックボックス、コンボボックスで各種操作が行なえます。

上段のチェックボックス（ガス名）「拡大」コンボボックス「イベント」チェックボックス「カーソル」チェックボックス： ガスデータの表示の ON／OFF を切り替えます。
： サンプル数に応じた横軸の拡大率を指定します。
： 警報などのイベント情報のマーカーを表示します。
： グラフ上にカーソルを表示します。

注意 ： グラフの縦軸最大値は、以下の定義式に基づき自動調節されます。
イベントの無いデータの最大値を「x」とした場合、フルスケールが 10 以上の場合はYmax＝｛ int（x / 10） + 1 ｝ * 10 で、フルスケール 10 未満は Ymax＝｛ int（x） + 1 ｝「int」…小数部を切り捨てにします。
注意 ：グラフは通常の濃度データが 5 個以上無いと表示されません。
イベントのみのデータは濃度情報を持っていないためグラフ化することができません。
イベントデータのうち、WARNING, ALARM, OVER にマウスカーソルを合わせるとカーソルが次のようになります。このときクリックで該当するトレンドデータを検索し、存在した場合は別画面に表示することができます。
WARNING, ALARM, OVER の場合

WARNING, ALARM, OVER の場合の別画面。
戻るボタンで画面オフとなります。

28 / 49

操作方法

操作方法

② プリンターに印刷する● 印刷

現時点でデータ詳細画面に表示している内容を、プリンターに送り印刷することができます。
1. 画面上の「印刷」をクリックします。

印刷をクリック

プリンターの選択画面が表示されますので、印刷を行いたいプリンターを選択して「OK」ボタンをクリックします。

「OK」 ボタンをクリックすれば、印刷が開始されます。
「Cancel」 ボタンをクリックすれば、印刷を行なわず画面が戻ります。

29 / 49

操作方法

操作方法

印刷例（グラフ印刷）

印刷例（表印刷）

印刷例（調整履歴）

印刷例（アラームイベント）

印刷例（バンプ試験）

30 / 49

操作方法
印刷例（故障イベント）

操作方法
印刷例（スナップログ）

プリンター設定の注意点① プリンターの詳細設定は、ご使用のプリンターで異なります。お持ちのプリンターの取り扱い説明書をご参照ください。
② 本プログラムは「印刷範囲」の項目を指定することはできません。よって、選択した詳細データの一部のみを印刷するような使い方はできません。
③ 印刷部数の設定は、指定したプリンターによって設定できるプリンターのみ変更可能になります。
ここでの変更は、以後使用する他のアプリケーションにも影響を与えます。（たとえば、印刷部数を 2 部にした場合、他のアプ
リケーションの印刷も 2 部になる場合があります。）
本プログラムでプリンター設定を変更した場合で、その後、他のアプリケーションで印刷を行う場合は、そのアプリケーションの印刷設定をご確認してから印刷してください。

31 / 49

操作方法

操作方法

③ ファイルに保存する● 保存

1. 画面上の「保存」ボタンをクリックします。

格納したい場所と、ファイル名を指定し、「保存」ボタンでデータが格納されます。
「キャンセル」ボタンで保存をキャンセルします。
注意 ：表が表示されている場合は、表の内容が CSV 形式で保存されます。
グラフが表示されている場合は、グラフのビットマップが保存されます。

32 / 49

操作方法

操作方法

④ データの概要が同時に知りたい時● 概要表示1. 画面上部の「ガス概要」ボタンをクリックします。

クリック

概要が表示されます。

概要が表示されている状態で、「ガス概要」ボタンをクリックすると、概要表示部が消えます。

33 / 49

操作方法

操作方法

⑤ 表の詳細● イベント色

表の各ガスの濃度表示部は、そのとき発生したイベントによって背景が塗りつぶされます。

背景色によって分けられます。

表示
Fail
WARNING
ALARM
ALARM HTWASTELNORMAL
OVER
MINUS

背景色
灰色
橙色
赤色
桃赤色
明るい紫
桃色
深い緑
明るい赤
明るい赤

意味
故障
1st 警報2nd 警報3rd 警報TWA 警報STEL 警報
上記状態より復帰
フルスケールオーバー
マイナスオーバー

34 / 49

操作方法

操作方法

⑥ グラフの詳細● カーソル1. カーソルチェックボックスをチェックすると、グラフ上にカーソルが表示されます。

カーソル

時間
ガス濃度

チェック

カーソルは、キーボードの「←」、「→」キーで左右に動き、「↑」、「↓」キーで時刻および濃度表示が上下に移動します。
「Shift」キーを併用すれば、高速に移動することができます。
注意 ：プログラムとは別のウインドウで開き、グラフ領域以外の部分にフォーカスが移っているときは、カーソ
ル操作はできません。カーソル自身が、破線表示になります。
フォーカスを戻すには、グラフの領域内をクリックしてください。

フォーカスがない場合は、破線になります。

35 / 49

操作方法

操作方法

3－5．最新調整データ画面
過去ダウンロードした本体の調整期限切れの確認を行ないます。バンプ試験についても同様に表示されます。
① 表示内容の変更② プリンターに印刷する③ データの削除④ パスワードの変更

このボタンをクリック

バンプﾟ試験について

注意 ： 表の内容は、閲覧のみで変更はできません。

36 / 49

操作方法

操作方法

① 表示内容の変更● 期限切れデータ

1. 「期限付近データ」ラジオボタンをクリックします。

クリック

過去、接続した(機器情報データをダウンロードした)GX-Force 本体の中から調整の期限切れになっているものを抜き出して表示します。

● 一覧表示1. 「調整日時リスト」ラジオボタンをクリックします。

過去、接続した GX-Force 本体のデータを一覧表示します。
（同じシリアル番号・ユーザーID・ステーション ID のものは最新のデータのみ表示します。）● 詳細表示1. 「データ詳細モード」ラジオボタンをクリックします。

過去、接続した GX-Force 本体のデータを、機器情報画面と同様のフォーマットで表示します。
表示内容の詳細は → 3－2．機器情報画面 ③調整履歴に関する情報を参照ください。

37 / 49

操作方法

操作方法

② プリンターに印刷する● 印刷「期限付近データ」または「調整日時リスト」で最新調整日を印刷することができます。
プリンターの選択画面が表示されますので、印刷を行いたいプリンターを選択して「OK」ボタンをクリックします。

38 / 49

操作方法

操作方法

③ データの削除● 削除

1. 削除したいデータの場所にマウスを移動させ、右クリックする。
クリック

注意：データの削除は、「期限付近データ」もしくは、「調整日時リスト」表示のみ有効です。
「データ詳細モード」では、使用できません。
● パスワードの入力
1.「Delete」ボタンをクリックすると、パスワードを聞かれますので、パスワードを入力し、「次へ」ボタンを押してください。

注意：パスワードを入力せず、「次へ」ボタンを押したときは、削除処理がキャンセルされます。
2. 適切なパスワードを入力し、「次へ」ボタンを押すと以下のメッセージが表示されます。

「はい」ボタンでデータが削除されます。
「いいえ」ボタンでデータの削除がキャンセルされます。
注意：
インストール直後のパスワードは、「riken」となっています（大文字・小文字の区別はありません）。
パスワードの変更方法は「3－5．最新調整データ画面 ④パスワードの変更」を参照ください。

39 / 49

操作方法

操作方法

④ パスワードの変更● パスワードの入力

1.データの削除と同じ方法でパスワード画面を表示させ、「パスワード変更」ボタンをクリックします。

2. 適切なパスワードを入力し、「今までのパスワード」ボタンを押すと以下のメッセージが表示されます。

3. ここで新しいパスワードを入力し、「新しいパスワード」ボタンをクリックします。
4. 再度、同様にパスワードを聞いてきますので、同じ（新しい）パスワードを入力し、「新しいパスワー
ドﾞ」をクリックします。

「OK」をクリックすれば、新しいパスワードに更新されます。

注意 ： インストール直後のパスワードは、「riken」となっています。
（大文字・小文字の区別はありません。）

40 / 49

操作方法

操作方法

3－6．設定画面
画面の表示設定と本体の内容の設定を行ないます。

② 本体ステータスの変更① フォント・グラフ色の設定

時間のセット

このボタンをクリック③ GX-Force 本体への変更通知「日時設定」では、GX-Force の日時設定を、「GX-Force ステータス」に表示された「PC 日時」と同じ日時に設定します。
「日時設定」ボタンをクリックすると、設定を変更するか確認画面が表示され、「はい」を選択すると PC と同じ日時に変更されます。
注意 ： 設定・変更したデータは、必ず 「送信」ボタンで、GX-Force 本体に転送する必要があります。
注意 ： フォントは、次回起動時より適用されます。

41 / 49

操作方法

操作方法

① フォント・グラフ色の変更● フォントの変更

1. フォント表示エリアをクリックします。

クリック

フォント設定ダイアログが出ますので、適切なフォントを設定してください。
注意 ： 著しく大きなフォントなどを使用すると、画面が見づらくなる場合があります。
この変更は次回起動時から有効になります。
● グラフ色の変更
グラフの各ガスの表示色を変更することができます。
1. 各ガスのエリアをクリックします。

クリック

色選択ダイアログボックスが出ますので、適切な色を指定してください。

42 / 49

操作方法● ステーション、
ユーザーリスト編集

操作方法
1. ステーション ID、ユーザーID リストを編集します。
詳細設定をクリックします。

クリック

編集ダイアログ画面が表示されます。ステーションリストは 128 番まであります。
16 文字以内の英数字とスペース、ハイフン記号、スラッシュ(すべて半角)が入力できます。

CSV ファイルに出力 ファイルに出力します。No.データ のテキストファイルが作成されます。
CSV ファイルから入力 No.データ のテキストファイルから読み込みます。サポートされない文字や長さ超過の場合、背景色が赤くなります。
※背景色に赤いところがある場合、 OK を実行することはできません。

43 / 49

操作方法

操作方法

② 本体ステータスの変更● 変更

2. ステータスエリアの任意のデータを変更します。

「シリアル番号」、 「ステーション ID」、 「ユーザーID」 各 16 桁以内で 内容を変更することができます。
「インターバルトレンド周期」、 をリストから選択し変更することができます。
「ロガーオーバーライト」でロガーオーバーライト機能を ON/OFF します。
「日時設定」ボタンで、パソコン(「PC 日時」)と、GX-Force 本体の内部時計（「GX-Force 日時」）を同じに合わせます。
「バンプ成功後自動起動」、「調整成功後自動起動」 、各々処理が成功した場合、測定へ自動移動します。
「アラームサイレンス」でアラームサイレンス機能を ON/OFF します。
注意 ： 各日時エリアは、直接入力できません。
注意 ： 時計セット以外は、ここの変更だけで GX-Force 本体の内容は書き換わっていません。
必ず本体への変更要求処理＝送信を行なってください。

③ GX-Force 本体への変更通知● 変更の通知1. 変更箇所を書き換えて、「送信」ボタンをクリックします。

「はい」ボタンをクリックすると、変更内容を GX-Force 本体に転送、記憶されます。
「いいえ」ボタンをクリックすると、通知をキャンセルします。
注意 ： 変更内容を戻すことはできません。変更通知前であれば、「ダウンロードﾞ」画面で、「機器情報」
ボタンをクリックし、機器情報データをダウンロードすることで、本体内部の情報に戻すことができます。

44 / 49

データの保守

データの保守4．データの保守
1 日に数回のデータを読み込む場合など、使用方法によってはデータが多くなり管理が大変になる場合も考えられます。また、予期せぬパソコンのトラブルなどで、貴重なデータを失ってしまう可能性もあります。
これらデータの管理不測事態にも対応できるように、定期的にデータのバックアップを取っておくことをお勧めします。

4－1．データの格納構造の詳細
データはインストールした GX-Force プログラムのフォルダ内に有ります。
1)

ファイル名
ファイル種別： GXForce.mdb： Microsoft JET3.6 データベースファイル

2)

ファイル名
ファイル種別： Data： 各トレンドデータファイル（年毎、月毎のフォルダ内）

4－2．バックアップ
使用形態にもよりますが、別のハードディスク装置や、外部補助記録装置（CD-R など）にコピーすることをおすすめします。
戻すときは、GX-Forceの実行プログラムのある場所に、コピーすればプログラムは起動時にデータを検索しますので、データを見ることが可能になります。

45 / 49

使用上の注意点

使用上の注意点

5．使用上の注意点
本プログラムをご使用の場合は、以下の項目について十分配慮するようお願いします。
① データ受信時は、適切な USB ケーブルで接続してください。
② 受信中は、同時に他のアプリケーションでも同じような操作をするようなことは避けてください。
③ 本プログラムを強制終了しないでください。（Ctrl + Alt + Del での操作など）本プログラムは終了処理時に設定パラメータを保存し次回起動時に備えます。そのため、強制終了した場合は、次回起動に障害をもたらす可能性があります。
④ データファイルを直接書きかえることはしないでください。

46 / 49

トラブルシューティング

トラブルシューティング

6．トラブルシューティング
症状

通信ができない

原因

解決策

USB ケーブルが正しく接続されていない

接続が正しいことを確認する

ポートに COM が認識されない※1

正しいドライバーをインストールする

ドライバーが古い

最新のドライバーをインストールする※1 通常 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM 番号) のように認識されます。
上記対策でも直らない場合は、販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所につきましては、弊社ホームページよりご確認ください。
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/

47 / 49

ファイル構成

ファイル構成7．ファイル構成
インストール時のファイル内容・運用時のファイル内容の詳細です。

7－1．インストール直後のカレントディレクトリ
ファイル名

詳細

GXForce.exe
RKComm2.ocx
RkIrDA11.ocx
Filemove.avi

GX-Force プログラム本体
通信コンポーネント
赤外線通信コンポーネント
データ受信中のアニメーションファイル

7－2．運用中のカレントディレクトリ
ファイル名

詳細

GXForce.exe
RKComm2.ocx
RkIrDA11.ocx
Filemove.avi

GX-Force プログラム本体
通信コンポーネント
赤外線通信コンポーネント
データ受信中のアニメーションファイル

注意： 以下のファイルとディレクトリは、プログラム起動時以降に作成されます。
ファイル名
詳細
GXForce.ini
GXForce.dat
GXForce.mdb
Data
Serial.log

GX-Force 初期設定ファイル
データダウンロード用ファイル
データベースファイル (Microsoft Jet3.6 データベース)
トレンドデータファイル保存ディレクトリ
プログラム起動時からの通信ポート内容の記録(調査・保守用)

48 / 49

ソフトウェア機能諸元

ソフトウェア機能諸元

8．ソフトウェア機能諸元
製品名（プログラム名）

GX-Force データロガマネージメントプログラム

製品型式

SW-GX-Force

実行ファイル名

GXForce.EXE

使用可能 OS

Microsoft 社製 Windows 10 および Windows 11

プログラム容量

本体部約 4.8MB、ライブラリー約 5.2MB（インストール時最大 42MB の領域使用）

本体通信

シリアル通信（USB to UART）方式
ボーレート 115200bps
データビット 8 ビット
ストップビット 1 ビット
パリティ
偶数

転送時間

最大約 3 分（標準通信設定時、最大データ数時）

対応言語

日本語

媒体

CD-ROM 1 枚

パッケージ内容

取扱説明書
製品保証 登録カード
使用許諾契約書

49 / 49

改廃履歴
版
0

修正

発行日

初版

2023/1/17

50 / 49