定制压力变送器

VMS series●参考示例●参考示例1●参考示例240717φ2.7

φ0

R1/4

M12X1

Model:VMS14P-A-70
Range:(0～70)MPa
Output:(4～20)mA
Accuracy:0.5%
Power:(10～30)V DC
S/N:
PinA:+V PinB:Output

43
Pin1／红：+V
Pin2／白：输出

10

10.3
12.8
14.1

14.1

φ22

Metri-Pack 150
Round Packard

10S=2427.1

Output

φ5度、输出信号中提供符合贵公司应用的规格。是省去不必要的费传感器
Pin1＋V

PinA：V＋

电源＋V

Pin2

PinB：Output 传感器＋V0V

OutputPinA

电源＋VPinB

0V

8.5

φ22（5000）

由专业的压力测量师制造的定制压力变送器。从丰富的范围、精24.3●电线配线图●电线配线图17.1用，针对必要的规格特制的高性价比产品。

＋ －接收器＋ －接收器

PinC：N.C【请留意】 · 不能用于黏性流体

φ15.6

高精度、
长期稳定工作

12.8

S=24Pin1：+VR

φ20.3
R1/4

M

10.3

提供丰富的
规格选择

Pin2：输出

１8×68.5
38.5

φ20.3

.7
φ2

50台起～／可以实现大批量低成本
定制的压力变送器（内置放大器压力传感器）
高性价比的
表现

（82.6）（80.6）

配套接头
外壳：DJ7034Y-1.5-21/12078090
终端：12103881-L· 防爆区域不能使用●缆线接头种类可选择●应对CE、RoHS2（也可以使用客户指定的连接器）综合精度●应对IP65～67●从订货到交货的流程商谈·征询意见

指定型号（或我方提出方案）

提交评价用样品根据评价结果必要时变更规格量産交货●征询意见项目用途①用途、②流体的种类、③流体温度(℃)、④环境温度(℃)、⑤黏性的有无

数量

50台起～额定压力

正压/连成压※ー100～300kPa以上～100MPa

额定压力(单位 ： kPa、MPa、bar、mbar、psi、kgf/cm2、其他)※绝对压力不可※日本国内用SI单位(kPa, MPa)以外不可选择电源DC10 ~ 30v、DC5V(输出0.5 ~ 4.5V，只适配I 2 C)输出

4～20mA、1～5V、0～10V、0.5～4.5V、I2 C、20mV/V、其他（1）非直线型，滞后，重复@25℃

保护等级 ※1（※1）包含非线性/滞后/重复性（※1）包含非线性/滞后/重复性●参考示例3●参考示例4

IP67（M12连接器、Pack连接器）、IP66（电线直出）、IP65（DIN连接器）①M12②电线直出46.2

电线连接器 ※121.8④DIN连接器（DIN43650A） ⑤迷你DIN连接器 ⑥其他

φR1/2（M）、R1/4（M/F）、R1/8（M）、R3/8（M/F）、G1/2（M）、零点，输出温度的影响

G1/4（M/F）、G3/8（M/F）、1/2NPT（M）、1/4NPT（M/F）、①±0.1%F.S./10℃、②±0.25%F.S./10℃、③±0.5%F.S./10℃（3）其他

连接螺丝(M:外螺纹/ F:内螺纹) ※1

1/8NPT（M）、3/8NPT（M/F）、M10X1（M）、M12X1（M/F）、−40～125℃、−20～85℃

7/16-20UNF（M/F）、9/16-18UNF（M/F）、3/4-16UNF（M/F）、其他

工作温度范围 ※1−40～125℃※连接螺丝有不能根据压力范围选定的情况。

保存温度范围 ※1−40～125℃

电缆线□□ m、可选指定前端连接器的有无·种类容许超负荷 ※1200％F.S.

阻尼器 ※5MPa以上可φ0.7、φ0.5极限过载 ※1500％F.S.

禁油处理、禁水处理

禁油处理、禁水处理稳定性±0.25%F.S./年

适合欧洲认证

CE标记、RoHS2

耐振性 ※1196m/s2（10Hz～2kHz）、490m/s2（10Hz～2kHz）

抗冲击性 ※1

980m/s （6msec or lower）、1960m/s （6msec or lower）

●产品示例

2

其他

019 －0.1

R1/4 1.5

M14X1（M/F）、M16X1.5（M/F）、M20X1.5（M/F）、M22X1.5（M）、

温度补偿范围 ※121412±0.2

108.7

G1/4DIN-3852-E

R

Output:(4～20)mA
Accuracy：0.5%
Power:(10～30)V DC
S/N:
Pin1:+V Pin2：Output

4010ED环 FKM90°
11.6X16.5X1.5●电线配线图传感器
Pin1＋V Pin2
OutputPin3ーV电源
＋V请咨询本公司的营业部。

压力范围电源电压模拟输出
常温精度（※1）
补偿温度范围
工作温度范围/保存温度范围容许超负荷极限过载稳定性
零点温飘/满量程温飘
抗冲击性
耐振性
响应性
保护等级
膜片材质/连接螺纹材质外壳材质
绝缘电阻抗电压
质量
负载电阻消耗电流
CE标记（※1）包含非线性/滞后/重复性

0～20MPa
10～30V DC
1～5V±0.5％F.S.（＠25℃）－20～85℃－40～125℃
200％、500％±0.25％F.S.／年±0.5％F.S.／10℃
980m/s²（11msec以下）
196m/s²（10Hz～2kHz）＜1.5msIP66（本体）
17-4PH
SUS304＞100MΩ（＠250V DC）
100V AC（1分钟内）
70g（只含本体）≧2kΩ
5mA（Max）
符合EMC指令，符合欧洲RoHS指令

7φ2HIRSCHMANN
GDM 3009
schwarz/black

34.2
N.C

70.

φ＋V输出

0V＋ －过载

本司准备了各种文档相关的文件，

10.5

Model:VMS12L-A-70
Range:(0～70)MPa

17-4PH（一体化结构）①±0.25%F.S.、②±0.5%F.S.、③±1%F.S.
从①②③中选择

8×φ5※1：根据规格有限定条件

材质·连接螺丝部材质5M±1.5%F.S.（85～125℃）】
从①②③中选择

40

1 10.3

21TEB【±1.0%F.S.（−20～85℃）、±1.5%F.S.（−40～−20℃）、（2）非直线型，滞后，重复@25℃

1012.8①±0.1%、②±0.25%、③±0.5%、④±1%

从精度(1)、(2)、(3)中选择32

φ19φ4.5～7mm

2000±50mm（64.6）

从①②③④中选择（117.2）③Pack连接器

10咨询

响应速度
保护等级膜片材质连接螺纹材质外壳材质
绝缘电阻抗电压质量负载电阻CE标记压力传感器VMS●丰富的连接螺丝形状（材质 : 17-4PH）

0～70MPa
10～30V DC
4～20mA±0.5％F.S.（＠25℃）－20～85℃－40～125℃－40～125℃
200％
500％±0.25％F.S.／年
0.25％F.S.／10℃
0.25％F.S.／10℃＜1.5ms相当于IP67（连接对方连接器时）
17-4PH
17-4PH
SUS304＞100MΩ（＠250V DC）
100V AC（1分钟内）
95g（只含本体）
11V 150Ω（最大）、24V 500Ω（最大）符合EMC指令，符合欧洲RoHS指令41●丰富的输出种类●传感器是一体结构，非常坚固压力范围电源电压模拟输出
常温精度（※1）
补偿温度范围
容许温度范围
保存温度范围
容许超负荷极限过载稳定性
零点温飘满量程温飘响应速度保护等级膜片材质
连接螺纹材质外壳材质
绝缘电阻抗电压质量负载电阻CE标记

φ25.4●容许超负荷200％F.S.

●广泛的压力范围和使用温度范围

－0.1～3MPa
10～30V DC
4～20mA±0.25％F.S.（＠25℃）－40～125℃－40～125℃－40～125℃
200％
500％±0.25%F.S.／年±1.5％F.S.（－40～－20℃）、±1.0％F.S.（－20～85℃）、±1.5％F.S.（85～125℃）＜1.5ms相当于IP67（连接对方连接器时）
17-4PH
17-4PH
SUS304250V DC／＞100MΩ
100V AC（1分钟内）
105g（只含本体）
11V 150Ω（最大）、24V 500Ω（最大）符合EMC指令，符合欧洲RoHS指令

32S=24压力范围
电源电压
模拟输出
常温精度（※1）
补偿温度范围
容许温度范围
保存温度范围
容许超负荷极限过载
稳定性零点温飘满量程温飘响应速度
保护等级膜片材质连接螺纹材质
外壳材质绝缘电阻抗电压质量负载电阻CE标记
（※1）包含非线性/滞后/重复性11818●高精度全误差带（TEB）

压力范围电源电压模拟输出
常温精度（※1）
补偿温度范围
容许温度范围
保存温度范围
容许超负荷
极限过载
稳定性

φ18.8

压力传感器
VMS

· 起订数量为50台起~●电线配线图传感器
Pin1＋VOutput

Pin2

电源
＋V0V＋ －接收器

0～70MPa
10～30V DC
4～20mA±0.5％F.S.（＠25℃）－20～85℃－40～125℃－40～125℃
200％
500％±0.25％F.S.／年
0.25％F.S.／10℃
0.25％F.S.／10℃＜1.5ms相当于IP65（只含本体）
17-4PH
17-4PH
SUS304＞100MΩ（＠250V DC)
100V AC（1分钟内）
150g（只含本体）
11V 150Ω（最大）、24V 500Ω（最大）符合EMC指令，符合欧洲RoHS指令