AGILENT SPS 4 オートサンプラ

革新性、堅牢性、生産性を備えた分光分析システム用高性能オートサンプラ

概要

SPS 4 は、原子分光分析アプリケーションのための次世代の高性能オートサンプラです。
サンプル数が多く (最大 360 サンプルまたは 768 マイクロタイターウェル)、高速で信頼性の高いオートサンプラを必要とするハイスループットラボのニーズに適合するように設計されています。小型で静か、また使いやすく手ごろな価格となっています。SPS 4 は ICP-MS による超微量分析に適しており、また、FAAS、MP-AES、ICP-OES での使用に対応できる耐久性と堅牢性を備えています。

10 年間の価値を保証

アジレントは、Agilent SPS 4 オートサンプ

ラの購入日から 10 年間、製品の性能と価値をサポートし、後継モデルへのアップグレードの際には製品の残存価値に見合った導入プランを提案します。アジレン

トバリュープロミスは、 お客様の購入時の安心 を保証することによって、無駄のない投資の回収を実現します。

SPS 4 は 2 本の強固な支柱によって筐体を支える革新的な構台設計を基本とし、真度、精度、高速、アクセスのしやすさ、腐食耐性を、同じクラスの他のサンプラよりも 40 % 近く小さいフットプリントで実現しています。

一体型のカバー (オプション) を取り付けると、貴重なベンチスペースを無駄にすることなく、ラボ環境を危険なサンプル蒸気から保護しながらサンプルの汚染を最小にすることができます。さらに、電源スイッチ、ペリスタルティックポンプ、すべての電気および通信ポートへのアクセスはカバーの外側にあり、容易なアクセスと腐食の防止を実現しています。

アジレント独自の設計と互換性

柔軟なラック構成により、さまざまなサンプル数に対応• 耐久性のある粉体塗装されたアルミフレームにより、軽量化を実現し、剛性と腐食耐性に優れています。

• プログラム可能な高速プローブアームアセンブリと最適化された動作により、最高速のサンプル間スピードを実現して• 90、60、40、24、21 ポジションラックなどさまざまな市販の(Bel-Art) メタルフリーサンプルラックと互換性があります。
96 ウェルプレートラックも ICP-MS 用に使用できます。
ラック容量

チューブの外径9013できます。

6017150• たとえ液が漏れた場合でも、一体型のスピルトレイが漏れた液を受け、ラボベンチを保護し、清掃も簡単です。

4020150

2425150• 標準のラックとリンスポートが中央に配置されているため、2130150います。

(チューブ数)• USB プラグ＆プレイ接続により、高速かつ容易にセットアップ

最大チューブ
高 (mm)(mm)

150

短時間でアクセスでき、スループットを最大にできます。

• ラック構成はユーザが選択でき、必要に応じて複数のラックされ、液漏れを防ぎ、長寿命と容易なメンテナンスを実現• 中央に配置される標準ラックは、34 ポジション (12 個の外径29 mm のチューブと 22 個の外径 17 mm のチューブ) または5 ポジション (5 個の外径 61 mm のボトル) ラック (機器の構成に依存) のいずれかをサポートするように• すべての電気および機械コンポーネントが上部構台に配置します。

• アジレントのすべての原子分光分析機器と互換性を備えています。

• 最新の工業デザインにより、最適なバランスで堅牢性と性能特性を統合し、アジレントの最新の MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 設計に合うスマートなデザインを実現しています。

サイズを組み合わせることができます。

構成できます。

• 4 つのサンプルラック数は最大 360 サンプルに対応し、サンプルが多くても自動分析を可能にします。

• 8 台の 96 ウェルプレート数とオプションのウェルプレートキット
により、最大 768 個のサンプルをサポートします (ICP-MS のみ)。

原子分光分析の技術革新をリードするアジレントの装置

SPS 4 はアジレントの分光分析機器のすべてと互換性があります。

Agilent AA

Agilent MP-AES

Agilent SPS 4

Agilent ICP-OES

Agilent ICP-MS

Agilent ICP-QQQ

一体型のカバー (オプション) による、デュアルリンスポートによる潜在的なキャリーオーバーの• 耐久性のある粉体塗装されたアルミフレームにより、• オプションのデュアルリンスポートは、超微量アプリケーションや 2 つの異なる化学的性質を持つすすぎ液を必要とするアプサンプルとラボ環境の保護軽量化を実現し、剛性と腐食耐性に優れています。

• ラボ環境からのサンプル汚染を防ぎます。

• オペレータやラボの機器を腐食性サンプルの蒸気から保護します。

• 完全に一体化されたカバーは、価値あるベンチペースを無駄にしません。

• カバーが取り付けられている場合もサンプルの視認性は妨げられません。また、ドアが上がった状態ではフロントからサンプルにアクセスできます。

• 垂直方向にフロントアクセスドアをスライドすることにより、ドアを開いたまま固定して簡単にサンプルにアクセスできます。

• 電気および配管の接続口はカバーの外側にあるため、カバーが閉じていても簡単にアクセスできます。

• カバーキットには、必要に応じてオートサンプラのどちらの側面にも取り付けることができる 50 mm (2 インチ) の抽気ダクトフィッティングが付属しています。

低減

リケーションに適しています。

3 チャネルペリスタルティックポンプにより、究極のリンス機能の柔軟性を実現• 2 種類の異なるリンス溶液を同時にポンプで流すことができます (オプションのデュアルリンスポートと組み合わせて使用)。
• 3 つ目のチャネルは、ドレイン用として使用します。

複数のプローブサイズオプションにより、さまざまなアプリケーションに対応• さまざまなカーボンファイバー強化ふっ素ポリマープローブはマイクロボリュームサンプリングから高速サンプリングまでのあらゆるアプリケーションに適しています。

• 一体型のネブライザ/プローブアセンブリオプションにより、超微量アプリケーションに対応します。

• 3 軸のプログラム可能なプローブ速度により、すべてのサンプルタイプで究極の性能を実現します。

• インテリジェントなプローブの加速と減速により、飛散を抑えながら高速化できます。

• プローブの深さを設定できることにより、沈殿物や分離層サンプルに対応できます。

SPS 4 オートサンプラとオプションの一体型カバー。

サンプルへのアクセスが容易にできるようにフロントカバーが開いた状態で固定されています。

仕様

幅 600 mm

寸法:

奥行き 320 mm

ペリスタルティックポンプ装備時の奥行き 363 mm

高さ 510 mm

重量: 15 kg

プログラム可能な X、Z、シータ (回転) の次元。最適化されたサンプル間のプローブ移動時間により、コーナとコーナ間を 3 秒未満で移動します。

プローブアームの速度:軸

最低速度

最高速度

Z (mm/sec)

8.6518シータ (degrees/sec)

9540

X (mm/sec)

14.51016

リンスポートの流量:プログラム可能で最高 50 mL/min、ポンプチューブの直径に依存

補助インタフェース:

RS485、将来の外部デバイス制御のアップグレードに対応

ビルトイン診断機能:

機器の動作状態やエラー状態を示す、フロントパネルの 4 個の LED

通信:

必要な電源:USB 2.0 (フルスピード) 仮想 com ポートでプラグ＆プレイ機能付

100 ～ 240 VAC、47 ～ 63 Hz、1.5 A

サポート対象の機器:

240FS、280FS、55B (コンピュータ制御)

SpectrAA ソフトウェアのバージョン 5.3 以上が必要。

MP-AES

4100、4200、4210

4100 および 4200 の場合は MP Expert ソフトウェアのバージョン 1.5.1 以上、4210 の場合はバージョン 1.6 以上が必要。

ICP-OES

5100、5110

ICP-MS

7700、7800、7900、8800、8900

AA5100 の場合は ICP Expert ソフトウェアのバージョン 7.1 以上、5110 の場合はバージョン 7.3 以上が必要。

7700/7800/7900/8800 の場合は ICPMS MassHunter ソフトウェアのバージョン 4.2 以上、8900 の場合は 4.3 以上が必要。

詳細情報: ホームページをご覧いただくか、カストマコンタクトセンタまでお問い合わせください。

www.agilent.com/chem/jp

0120-477-111
アジレント純正消耗品により、柔軟なサンプルハンドリングと最大の生産性を実現

SPS 4 オートサンプラ用のアジレントの純正消耗品を使用すると、サンプルハンドリングで柔軟性 が 得られ、 システムの 高性能 を維持できます。さまざまなサンプルラック、小容量および大容量のサンプルをサポートするベッセル、プローブオプション、インタフェース消耗品により、ラボを最高の生産性で稼動し続けることができます。

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。アジレントは、本文書に誤りが発見された場合、また、本文書の使用により付随的または間接的に生じる損害について一切免責とさせていただきます。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2016
Printed in Japan, September 1, 2016
5991-5730JAJP