ラボの生産性向上を実現するアジレントの CE システム

キャピラリー電気泳動システム用
消耗品・試薬の総合ガイド

目次

目次
CE ソリューションキット

4

無機陰イオン分析キット

5

陽イオン分析キット

6

有機酸分析キット7

有害陰イオン分析キット

8

標準フューズドシリカキャピラリー

9

バブルセルフューズドシリカキャピラリー

10

汎用フューズドシリカキャピラリー

11

ポリビニルアルコール (PVA) コーティングキャピラリー
CEP コーティングキャピラリー

14

架橋結合型 µ SIL キャピラリー

15-16

アラインメントインタフェースとキャピラリーカセット

17

高感度セル

18-19

CE/MS アクセサリ

20-21

CE スタンダードと試薬

22-23

CE システムスタートアップテストキット

24-25

装置部品と消耗品

26-27

CE メソッドの開発

28

CE メソッドの最適化

29

キャピラリー電気泳動のトラブルシューティング

2

12-13

30-31

キャピラリー電気泳動

分離を成功させるためのソリューション アジレントのキャピラリー電気泳動用キャピラリー、
試薬、分析キットと消耗品
キャピラリー電気泳動 (CE) 技術の世界

アジレント 7100 CE システムは、業界最高ク的リーダーであるアジレント・テクノ

ラスの性能を誇ります。また、検出器ライン

ロジーは、卓越した装置、豊富な消耗ナップも豊富で、すべてのアジレント 6000

品、使いやすいソフトウェア、技術サ

シリーズ質量分析計と互換性があります。

ポートにより、お客様の分析をサポートします。
キャピラリー電気泳動 (CE) は、生体分子、低分子の塩基性や酸性の医薬品、イオンなど、HPLC では分離が困難になることが多いイオン性物質を、卓越した効率と分解能で迅速に分離します。CE は、サ
ンプル量が非常に少ない場合や、液体ク
ロマトグラフまたはイオンクロマトグラ
フよりも少量のバッファでの分析が求められる場合に優れた分析手法です。CE
は、CE/MS の分離コンポーネントとして、また、LC の分離を補完する技術としても使われています。

3

CE ソリューションキット

CE ソリューションキット
アジレントは、さまざまなアプリケーショ
ンを簡単に行うための CE 用の分析キットを

1. ギ酸

提供しています。

2. 酢酸
3. プロピオン酸• 無機陰イオン1

4. n-酪酸• 陽イオン

5. n-吉草酸

2• 有機酸• 有害陰イオン

634 5

6. n-ヘキサン酸
787. n-ヘプタン酸
8. n-オクタン酸

キットには、バッファ、キャピラリー、コンディショニング溶液、テストサンプル、
メソッドなど、CE 分析を開始するために必要なものが含まれています。各キットは分

Agilent CE システムの性能を活かせるように設計されており、生産性が向上します。すべてのキットはアジレントのバッファと同一の品質管理基準を用いて調製されており、テスト済みです。
キットは Agilent CE システム用に最適化されています。他の CE システムでも条件によっては使用可能です。

4

有機酸分析キットを使用したカルボン酸の分析

CE ソリューションキット

無機陰イオン分析キット
無機陰イオン溶液キットには、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素、硫酸塩、リン酸塩な

1. チオ硫酸

どの一般的な無機陰イオンの分析に必要な

2. 臭素
3. ヨウ素コンポーネントが含まれます。以下のよう

4. 塩素

なアプリケーションでの無機陰イオン分析

5. 硫酸に使用できます。

6. 亜硝酸

• 超純水

7. 硝酸
8. モリブデン (VI)• 廃水

9. アジド• 高純度化学薬品

10. チオシアン酸
11. 塩素酸• 製剤

12. フッ素• パルプや紙の溶液• 半導体溶液分

無機および低分子量の有機陰イオンに最適化された間接的 UV 検出システムを用いるこ

一般的な陰イオンの分析とで、高感度かつ高速な分析が可能で、従来のイオンクロマトグラフィに変わる分析方法になります。キットには、バッファ、
キャピラリー、テストサンプル (標準液)、
説明書が含まれています。

無機陰イオン分析キット
説明

入数

無機陰イオン分析キット

部品番号5063-6511

無機陰イオン分析バッファ

250 mL

8500-6797

CE 用超純水

500 mL

5062-8578

0.1 N 水酸化ナトリウム250 mL

5062-8575

1.0 N 水酸化ナトリウム250 mL

5062-8576

フューズドシリカキャピラリー、内径 50 µm、有効長 72 cm

2本

G1600-62211

10 mL

5062-8524

無機陰イオンテストサンプル (標準液)
フッ素、塩素、臭素、亜硝酸、硫酸を各 1000 ppm
およびリン酸を 2000 ppm 含む

5

CE ソリューションキット

陽イオン分析キット
陽イオン分析キットは、無機および低分子

1. アンモニウム
2. カリウム

量の有機陽イオンの分析に最適です。特に、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金3. ナトリウム
4. カルシウム

属イオン、アルキルアミンの分離に向いています。

5. マグネシウム

キットには、陽イオン分析バッファ、
スポーツ

コーヒー

フューズドシリカキャピラリー、陽イオン

ドリンク

標準液、CE グレード水、分析メソッドと、検出限界や再現性データなど、一般的アプ
リケーションでの詳細な説明が含まれています。陽イオン分析キットとその分離メ

標準液

ソッドは、アジレントの CE 装置に完璧に適標準液合するように開発されています。この分析
キットにより、非常に簡単で精度の高い定量分析が可能になります。

コーヒーとスポーツドリンク中の陽イオン分析

陽イオン分析キット
内訳

入数

陽イオン分析キット

5064-8206

陽イオン分析バッファ

250 mL

5064-8203

CE 用超純水

500 mL

5062-8578

バブルセルフューズドシリカキャピラリー、BF3、内径 50 μm、有効長 56 cm

2本

G1600-61232

25 mL

5064-8205

陽イオンテストサンプル (標準液)

6

部品番号

CE ソリューションキット

有機酸分析キット
有機酸分析キットは、アルキル鎖長が比較的短いカルボン酸の分析に最適です。有機

1.

塩素

1.

塩素

酸に至適化した間接 UV 検出法試薬を用い、

2.

硫酸

2.

硫酸

簡便で感度が高く、精度の高い定量分析が

3.

シュウ酸

3.

シュウ酸

可能になります。幅広いマトリクス中の有

4.

ギ酸

4.

ギ酸

5.

リンゴ酸

5.

リンゴ酸

6.

クエン酸

6.

クエン酸

7.

コハク酸

7.

コハク酸

8.

ピルビン酸

8.

ピルビン酸

9.

酢酸

酢酸
10. 乳酸11. リン酸

機酸分析に適しており、特に、飲料や食品に含まれる有機酸の判定に有用です。

9.

10. 乳酸11. リン酸
12. ピログルタミン酸
ビール中の陰イオン分析

赤ワイン中の陰イオン分析

ビールおよび赤ワイン中の陰イオン分析

有機酸分析キット
説明

入数

部品番号

有機酸分析バッファ

250 mL

8500-6785

CE 用超純水

500 mL

5062-8578

1.0 N 水酸化ナトリウム250 mL

5062-8576

フューズドシリカキャピラリー、内径 75 µm、有効長 72 cm

2本

G1600-62311

有機酸テストサンプル (標準液)
リンゴ酸、コハク酸、乳酸を各 1000 ppm 含む

20 mL

8500-6900

有機酸分析キット5063-6510

注: アジレントの CE システムで使用する場合は、別途次の部品が必要です。
Agilent 1600 CE システムの場合: 内径 75 µm キャピラリー用アラインメントインタフェース(部品番号 G1600-60310)
Agilent 7100 CE システムの場合: 内径 75 µm キャピラリー用アラインメントインタフェース(部品番号 G7100-60310)

7

CE ソリューションキット

有害陰イオン分析キット
このキットは、シアン化物、アジド、セレ

1. シアン

ン酸、ヒ酸、亜ヒ酸などの有害陰イオンの2. 塩素

分析専用に開発されました。毒物は、その3. 亜硝酸毒素の身元を迅速かつ正確に判定するため

4. 硝酸の分析ツールが必要です。不正食品や飲料

5. 硫酸の陰イオン性毒素は、CE と間接 UV 検出法

6. アジドを使えば迅速に判定できます。最小限のサ

7. セレン酸

ンプル調製で有害陰イオンが 15 分以内に検8. 炭酸出できます。

9. フッ素10. ヒ素11. リン酸
12. グルタミン酸
13. 酢酸14. 亜ヒ酸
15. 乳酸有害陰イオン分析キットを用いた陰イオン (標準液) の分析

有害陰イオン分析キット
説明

入数

部品番号

有害陰イオン分析キット

5 x 50 mL

5064-8208

Basic アニオンバッファ

50 mL

5064-8209

CE 用超純水

500 mL

5062-8578

フューズドシリカキャピラリー、内径 50 µm、有効長 104 cm

2本

G1600-64211

10 mL

5062-8524

無機陰イオンテストサンプル (標準液)
フッ素、塩素、臭素、亜硝酸、硫酸を各 1000 ppm
およびリン酸を 2000 ppm 含む

注: アジレントの CE システムで使用する場合は、別途次の部品が必要です。
Agilent 1600 CE システムの場合: 内径 75 µm キャピラリー用アラインメントインタフェース(部品番号 G1600-60310)
Agilent 7100 CE システムの場合: 内径 75 µm キャピラリー用アラインメントインタフェース(部品番号 G7100-60310)

8

CE および CE/MS キャピラリー

標準フューズドシリカキャピラリー
フューズドシリカキャピラリーは、CE の最も重要な構成要素です。アジレントは使いやすさと最高の信頼性を目指して、アライ
ンメント済みキャピラリーを設計・製造しています。キャピラリーの両端は滑らかに切り揃えられ、ポリイミド被覆が剥がされています。このような処理はサンプルの吸着を防ぎ、ピークをシャープにすることを目的としています。すべてのキャピラリー
には検出用のウィンドウが設けられており、アラインメントストッパーにより、アラインメントインタフェースへの迅速で正確な挿入が可能になります。

内径 75 µm の標準フューズドシリカキャピラリーを用いた、組み換えヒト成長ホルモンのトリプシン消化物の CZE

標準フューズドシリカキャピラリー、2 本入
内径 (µm)
50

75

100

全長 (cm)

有効長 (cm)

カラー

部品番号

33

24.5

緑

G1600-63211

48.5

40

緑

G1600-60211

64.5

56

緑

G1600-61211
G1600-62211

80.5

72

緑

112.5

104

緑

G1600-64211

33

24.5

青

G1600-63311

48.5

40

青

G1600-60311

64.5

56

青

G1600-61311

80.5

72

青

G1600-62311

112.5

104

青

G1600-64311
G1600-63411

33

24.5

グレー

48.5

40

グレー

G1600-60411

64.5

56

グレー

G1600-61411

80.5

72

グレー

G1600-62411

112.5

104

グレー

G1600-64411

ヒント
最適な検出を実現するためには、内径の異なるキャピラリーでは異なるアラインメント
インタフェースを使う必要があります。キャピラリーのアラインメントストッパーとアラインメントインタフェースのカラーコードを合わせることで、インタフェースとキャピラリーの正しい組み合わせが簡単にわかるようになっています。

9

CE および CE/MS キャピラリー

バブルセルフューズドシリカキャピラリー

25 µm バブルセルキャピラリー (光路長125 µm)

25 µm 標準キャピラリー

バブルセルの中でも、電気浸透流は「プラグ」
フローに保たれます。バブルセル専用の光学ス
リットにより分解能が維持されます。

アジレントのバブルセルキャピラリー (光路を拡張したキャピラリー) を使うと、標準

内径 25 µm 標準キャピラリーとバブルセルキャピラリーを用いた風邪薬原料の分析

キャピラリーよりも 3～5 倍感度が向上します。バブルセルキャピラリーでは検出ウィ
ンドウ部分のキャピラリー内径を大きくすることにより、内径の大きなキャピラリー
と同じ測定精度を得ることができます。

アジレントの光学アラインメントインタ
フェースを使うと分解能が犠牲になりません。
コンピュータ制御により、3 % を上回る製造精度で、光路長をキャピラリー内径の 3

バブルセルフューズドシリカキャピラリー、2 本入
内径
(µm)

全長
(cm)

有効長
(cm)

バブル
ファクタ

光路長
(µm)

25

48.5

40

5

64.5

56

80.5

72

～5 倍に設計しています。このプロセスに
より、25 µm ID キャピラリーの場合は検出ウ
インドウ部分の内径を 125 µm に、50 µm では

50

150 µm に、75 µm では 200 µm に拡げることが
できます。

ヒント
感度を犠牲にすることなく高伝導性
バッファを使用するには、25 ないし50 µm ID のバブルセルキャピラリーを使用します。

10

75

カラー

部品番号

125

黒

G1600-60132

5

125

黒

G1600-61132

5

125

黒

G1600-62132
G1600-60233

43.5

35

3

150

赤

48.5

40

3

150

赤

G1600-60232
G1600-61232

64.5

56

3

150

赤

80.5

72

3

150

赤

G1600-62232
G1600-64232

112.5

104

3

150

赤

48.5

40

2.7

200

黄

G1600-60332

64.5

56

2.7

200

黄

G1600-61332

80.5

72

2.7

200

黄

G1600-62332

112.5

104

2.7

200

黄

G1600-64332

CE および CE/MS キャピラリー

ー 50 µm 内径標準キャピラリー
ー 50 µm 内径バブルセルキャピラリー (光路長 150 µm)

バブルセルの中でも、電気浸透流は「プラグ」フローに保たれます。

内径 50 µm 標準キャピラリーとバブルセルキャピラリーを用いた分析のバブルセル専用の光学スリットにより分解能が維持されます。

比較 (炭酸脱水素酵素のトリプシン消化物の分析)

汎用フューズドシリカキャピラリー
有効長 75 cm、外径 363 µm、ウィンドウ付
で、いずれの CE 機器にも取り付けられる

汎用フューズドシリカキャピラリー
内径 (µm)

全長 (cm)

有効長 (cm)

部品番号

キャピラリーです。正確な長さに切断する

20

100

75

190-0431には、部品番号 5183-4669 CE カラムカッタ

50

100

75

190-0131の使用をお勧めします (CE/MS インタフェー

75

100

75

190-0231

ス用のキャピラリーカラムカッタとしては

100

100

75

190-0331

推奨しません) 。

バルクフューズドシリカキャピラリー、外径 363 µm (ウィンドウ無)内径 (µm)

全長 (cm)

部品番号

20

5

160-2660-550

5160-2650-575

5160-2644-5

11CE および CE/MS キャピラリー

ポリビニルアルコール (PVA) コーティングキャピラリー
PVA コーティングキャピラリーはキャピ
ラリーの内壁表面をポリビニルアルコー
ルでコーティングしたキャピラリーです。このコーティングにより、フューズ

コーティングされていないフューズドシリカキャピラリー

ドシリカ表面のシラノール基の解離が抑えられるため、電気浸透流 (EOF) が抑制されます。PVA コーティングは、pH 2.5～9.5

PVA コーティングという広い範囲で安定しています。そのキャピラリー

ため、ホウ酸バッファを除くほとんどの

1.

シトクローム C

2.

リゾチーム

一般的な CE バッファの使用が可能です。

3.

ラクトグロブリン A

4.

フューズドシリカ表面が被覆されている

ラクトグロブリン A

5.

ラクトグロブリン B

ため、タンパク質やアミン等の吸着によるテーリングがありません。さらに、EOFが排除されるため、わずらわしい洗浄作業が必要なく、マイグレーションタイム
の再現性を改善できます。

タンパク質の吸着を抑制する PVA コーティングキャピラリー

PVA コーティングキャピラリーはアジレ
ントの厳しい検査を経ており、品質を証明するための代表的なエレクトロフェロ

1.

ベンジジン

グラムが添付されています。

2.

アニリン

3.

o-トルイジン4.

パー) とアラインメントインタフェース

p-Cl-アニリン

5.

2-アミノナフタレンのカラーコードを対応させることで、イ

6.

4,4-メチレン-ビス (2-クロロアニリン)

ンタフェースとキャピラリーを正しく組

7.

3,3-ジクロロベンジジン

み合わせることができます。アジレント

8.

2-アミノ-5-アゾトルエン

以外のシステムで使用するキャピラリー

9.

2-メチル-5-ニトロアニリン

キ ャ ピ ラ リ ー (ア ラ イ ン メ ン ト ス ト ッは、ストッパーが脱着式でカラーコードがありません。
PVA キャピラリーは、生理的 pH でのタン
パク質分析、等電点電気泳動、EOF 反転
試薬を使用しない低分子陰イオン分析など、多様なアプリケーションに用いることができます。

12

PVA コーティングキャピラリーを使用した塩基性アミンの CZE 分析

CE および CE/MS キャピラリー

PVA コーティングは標準キャピラリー、またはアジレントのバブルセルキャピラリー (拡張光路キャピラリー) の両方を用意していま

アジレント CE システム用 PVA コーティングキャピラリー *
内径
(µm)

全長
(cm)

有効長
(cm)

バブル
ファクタ

光路長
(µm)

カラー

部品番号

す。アジレントの CE システム以外で使用するために、どちらのキャピラリータイプでも長いキャピラリーを用意しています。

50

PVA コーティングキャピラリーは、高感度セルとあわせて使用できるようになり、感度75は HPLC と同等かそれ以上に改善されました。また、CE/MS アプリケーションにも PVA
コーティングキャピラリーは推奨されます。このキャピラリーは通常の位置に検出ウィンドウが備えられており、UV-Vis と MS で
サンプル識別精度の高い検出が可能です。

100

64.5

56

0

50

緑

G1600-61219

64.5

56

3

150

赤

G1600-61239
G1600-67219

125

21.5

0

50

緑

64.5

56

0

1200

青

G1600-68319

125

21.5

0

75

青

G1600-67319

48.5

40

0

100

グレー

G1600-60419

64.5

56

0

100

グレー

G1600-61419* PVA コーティングキャピラリーはホウ酸バッファでは使用できません。
注: CE/MS の PVA キャピラリーには、MS-UV 検出器のアラインメントインタフェースの青色のカラーコードと一致する青のアラインメントストッパーが付いています。CE/MS 用の 50 µm ID PVA キャピラリーのアラインメントストッパーには、簡単に識別できるよう黒い点が付いています。

アジレント以外の CE システム用 PVA コーティングキャピラリー *
内径
(µm)

全長
(cm)

有効長
(cm)

バブル
ファクタ

50

71

60

0

50

G160U-61219

71

60

3

150

G160U-61239

100

光路長
(µm)

部品番号

56

45

0

100

G160U-60419

71

60

0

100

G160U-61419* PVA コーティングキャピラリーはホウ酸バッファでは使用できません。
注: アジレント以外のシステムでバブルセルキャピラリーを使用する場合、分解能を確保するために光軸スリットの幅を小さくする必要があります。アジレントのシステムのアラインメント
インタフェースには、分解能を維持するために最適化されたスリットが含まれています。

ヤギ肉
子羊肉

PVA コーティングキャピラリーを使用した食肉タンパク質の等電点電気泳動

13

CE および CE/MS キャピラリー

CEP コーティングキャピラリー
CEP コーティングキャピラリーはある種のポリマーをキャピラリー内壁表面に半永久的に結合させたキャピラリーです。また、
電気浸透流がほとんど抑制されるので、分子ふるいポリマバッファを使用する DNA 分
離アプリケーションなどに有効です。このCEP コーティングによって、キャピラリー
壁面のシラノール基の活性を抑えてサンプ
ルが吸着するのを防ぐことができます。また、電気浸透流がほとんど抑制されるので、分子ふるいポリマバッファを使用する
DNA 分離アプリケーションなどに適しています。
電気浸透流を抑制することで、直接 UV 検出
により陰イオンと有機酸の分析も簡素化されます。電気浸透流を抑制していない場

制限断片の分離 (36-2645 bp)

合、硝酸イオンなどの高い移動度のイオンは、低い移動度の有機酸と反対側に移動します。
CEP コーティングキャピラリーは pH 2 から
pH 8 まで安定しています。ホウ酸バッファに使用でき、サンプル吸着を軽減するのに役立ちます。CEP コーティングキャピラ
リーの各バッチは厳しくテストされおり、各キャピラリーには品質を保証するために代表的なエレクトロフェログラムが同封されています。

14

CEP コーティングキャピラリー、2 本入
内径(µm)

全長 (cm)

有効長 (cm)バブル
ファクタ

光路長 (µm)

75

80.5

72

0

75

部品番号

G1600-62318

CE および CE/MS キャピラリー

架橋結合型 µSIL キャピラリー
ウィンドウ付 µSIL-FC と µSIL-DNA キャピラリー
独自開発したフッ化炭化水素 (FC) ポリマー
を架橋結合した特殊設計のコーティング
キャピラリーです。µSIL-FC キャピラリーは化学的に不活性かつ疎水性で、pH 2.5～10.0で安定しています。
このキャピラリーは、cIEF、タンパク質、ペプチド、糖の分離には不可欠であり、オリゴヌクレオチド、DNA フラグメント、そして PCR 産物の分離など、キャピラリーゲル
電気泳動のアプリケーションにも対応します。
µSIL-DNA キャピラリーはFC ポリマーでコー
ティングされ、内径75 µm で、粘度の高い高分子溶液にも対応します。µSIL キャピラ
リーはバッチテスト済みで、最高の性能と

μSIL-DNA キャピラリーを使用した対立遺伝子ラダーの分析再現性が保証されています。

ウィンドウ付 µSIL-WAX
キャピラリーμSIL-WAX は親水性ポリエチレンオキシドをコーティングし、特殊な架橋結合処理を施したものです。このコーティングにより活性シラノール基が効果的にマスクされるので、高い分解能、ピーク形状、そして再現性を示します。µSIL-WAX は高度に安定しており EOF がゼロに近いので、CE-MS には理想的なキャピラリーで、pH 2～5 のタンパク質
やペプチドの分離にも最適です。

μSIL-WAX を用いたミオグロビントリプシン消化物の分析

15

CE および CE/MS キャピラリー

ウィンドウ付 µSIL-FC と µSIL-DNA キャピラリー
キャピ
ラリー

内径
(µm)

全長
(cm)

有効長
(cm)

膜厚
(µm)

入数

部品番号

µSIL-FC

50

80

50

0.075

3本

194-8111µSIL-DNA

75

65

50

0.075

2本

199-2602µSIL-WAX

50µSIL-WAX

100

100

75

0.1

2本

196-7203

100

75

0.1

2本

197-7202µSIL-DNA, 199-2602

バルク µSIL-DB キャピラリー
μSIL-DB コ ー テ ィ ン グ キ ャ ピ ラ リ ー はµSILDB-1 と µSIL-DB-17 が用意されていま

バルク µSIL-DB キャピラリー
キャピラリー

内径 (mm)

全長 (m)

膜厚 (µm)

部品番号

す。セルロース系のバッファシステム

DB-1

0.05

10

0.05

126-1012との組み合わせで、µSIL-DB コーティン

DB-1

0.20

10

0.05

126-1013

DB-1

0.10

10

0.10

127-1012

DB-17

0.10

10

0.05

126-1713

DB-17

0.10

10

0.10

127-1712

DB-17

0.20

10

0.10

127-1713

グキャピラリーは、cIEF アプリケーショ
ン、PCR 産物と DNA 断片の分離、低 EOFが必要な多くの CE アプリケーションで幅広く使用されています。

16

CE および CE/MS キャピラリー

アラインメントインタフェースとキャピラリーカセット
アジレントのアラインメントインタフェー
スは、アジレントのダイオードアレイ検出
システムの重要部分です。このインタフェースには、感度と直線検出範囲を最適化するために、キャピラリーの内径に精密に合った光学スリットが含まれています。
アラインメントインタフェースをキャピラ
リーカセットと組み合わせることにより、キャピラリーの交換が簡単になり、破損しキャピラリーカセット、G7100-60002

やすい検出ウィンドウが保護されて、検出器内のウィンドウの正確な位置合わせが確保されます。1 分以内でキャピラリーを交

アラインメントインタフェース
説明

換できます。
注: アラインメントインタフェースとキャピ
ラリーのストッパーのカラーコードを合わ

内径
(µm)

標準キャピラリー用
アラインメント
インタフェース

せて使用します。
バブルセル
キャピラリー用
アラインメント
インタフェース

カラー

対応
キャピラリー

緑

緑

青
グレー
茶

青
グレー
茶

黒

50

赤

75

50
75
100
150
25

外径 360 µm キャピ
ラリー用 CE/MS アラ
インメントインタ
フェース、非金属製

G7100 CE
部品番号

G1600 CE
部品番号

G7100-60210

G1600-60210

G7100-60310

G1600-60310

黒G7100-60150

G1600-60150

赤G7100-60230

G1600-60230

黄黄G7100-60330

G1600-60330

青青G7100-60400

グレー

注: CE/MS で内径 75、100、150 µm の標準キャピラリーを使用する場合、非金属性インタフェース(カラーコード青) を使用します。
CE/MS 用 PVA コーティングの内径 50 と75 µm キャピラリーは、同じ非金属製インタフェース(カラーコード：青) を使用します。

キャピラリーカセット

アラインメントインタフェース

説明

G7100 CE
部品番号

G1600 CE
部品番号

キャピラリーカセット

G7100-60002

G1600-60002

注: G7100 には G7100-60002 カセットを、G1600 には G1600-60002 カセットを使用してください。決して異なる
カセットを使用しないでください。

DAD 用光学フィルタ
ヒント
キャピラリーカセットおよびインタ
フェースは、市販のすべてのキャピラ
リーに対応しています (～365 µm od)。

説明DAD 用光学フィルタ
260 nm、ポリアクリルアミド充てんキャピラリーを使用した DNA 分析およびオリゴヌクレオチド分析用
DAD 用光学フィルタ
280 nm、抗体の電荷不均一性の測定などを目的とした、タンパク質の等電点電気泳動分析用

G7100 CE
部品番号

G1600 CE
部品番号

G7100-62700

G1600-62700

G7100-68750

17

装置部品と消耗品

高感度セル
アジレントの高感度セルは、アジレント CE システムの感度と直線性を劇的に高めます
アジレントの高感度セルは CE の検出感度を

高感度セルは、フューズドシリカセル本体

1 桁程度向上させることが可能となり、従と取りはずし可能なキャピラリーで構成さ来 CE 分析で問題であった検出限界の問題をれています。このセルを通る光路には黒い克服しました。感度の向上によりキラル薬

フューズドシリカが使用されているため、物中の不純物や生体試料、環境分析での微迷光を抑え、ダイオードアレイ検出の感度

量成分の分析等、CE の応用範囲が拡大しま

が向上します。また、内部の反射性が「ラした。

イトパイプ」として機能して、セルに入る

直線範囲が広がったことにより、主成分と0.1 % 未満の不純物を 1 回の分析で同時に測定できます。この性能は不純物の決定、特に光学異性体の定性分析に役立ちます。
アジレント CE システムの高感度セルは、標
準キャピラリーより感度が 10 倍以上高いだ
けでなく、直線性が 2000 mAU を超え、卓越したスペクトルの再現性を示します。迷光を劇的に抑えながら検出パス長を 75 µmから1200 µm に増やす独自の超微細設計の成果により、この改良が実現されました。

18

ほぼ 100 % の光が透過します。これらの性質によってダイオードアレイ検出器の直線性が高められ、スペクトルの信頼性が向上しました。

装置部品と消耗品

アジレント高感度セルの特長• S/N 比が 8 倍に• 2000 mAU を超える検出器直線性により正確な定量分析が可能• 分離式のデザインでキャピラリーの交換が可能で、運用コストを低減
アジレント高感度セル
使用 (内径 75 µm)• ピークの対称性を維持する独自の機構• ダイオードアレイスペクトル全体に対応

内径 75 µm
標準キャピラリー• すべてのアジレント CE 装置に適合する
デザイン

ナフタレンスルホン酸の分析におけるアジレント高感度セルと内径 75 µm 標準キャピラリーの比較

高感度セル
説明

G7100 CE
部品番号

高感度セルキット
G7100-68723
検出セル、内径 75 µm インレットキャピラリー (72 cm) とアウト レット
キャピラリー (8.5 cm) の組み合わせ、キャピラリー カートリッジ、
フィッティング (シール付きフィッティングネジ 3 本、フィッティング
キャップ 2 個)、クリーニング液、CE Partner CD-ROM を含む
CE セルフィッティングキット
フィッティングスクリュー 3 本、フィッテイングキャップ
2 個を含む

G1600 CE
部品番号

G1600-68723

G1600-63200

交換用検出セル

G1600-60027
5062-8529

セルクリーニング液、1 L

高感度セル用キャピラリーキット
説明
フューズドシリカ 75 µm キャピラリー
キット (8.5 cm アウトレット)
PVA コーティング 75 µm キャピラリーキット(8.5 cm アウトレット)

有効長 (cm)

G1600 CE
部品番号56

G1600-68716

72

G1600-68715

88

G1600-68714

56

G1600-68319

19

装置部品と消耗品

CE/MS アクセサリ
CE/MS アダプタキットは、アジレント CE シ
ステムと、エレクトロスプレーイオン化

EIE(ESI) ソースを装備した MS システムの接続を
リーの温度を一定に保つ CE/MS カセットが含まれています。カセットはさまざまな長さのキャピラリーを用いることができます。メソッド開発において、ダイオードア
レイ検出と MS をオンラインで使用することもできます。ルーチン MS 分析の場合
は、DAD の検出部分にキャピラリーを通さずに用いることにより、キャピラリーの全長を短くして、分析時間を短縮することができます。CE/MS アダプタキットは Agilent
6000 シリーズのすべてのエレクトロスプ
レー MS プラットフォームと一緒に使用可

×103

3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

= scFv= Desferal
30,814.08
753.00

カウント

容易にします。このキットには、キャピラ

753.00752.0030,058.42

31,610.61

753.0032,359.11

29,00029,50030,00030,50031,00031,50032,00032,50033,197.46

33,00033,500

デコンボリューションした質量数 (amu)

能です。
CE/MS カセットは、CE システム内のキャピ
ラリーを完璧に温度調節します。メソッド

抗体複合体 40 kDa のデコンボリューションした質量数。割り当てられた構造は、デコンボリューショ
ンした質量に基づいています。図は、アジレントのアプリケーションノート 5991-4433EN に記載されている、異なる scFv-B 複合体成分の分離を示すエレクトロフェログラムです。

開発においてダイオードアレイ検出 (DAD)とMS をオンラインで使用することもできます。高速分析またはルーチンの MS 分析では、DAD をバイパスして、キャピラリーの長さと分析時間を短縮できます。
CE/MS スプレーヤーキット (ネブライザキット) には、エレクトロスプレーニードルと、
CE 装置をアジレントや他社のエレクトロス
プレー MS システムに直接接続できるようにするスプリッタアセンブリが含まれています。CE/MS 接続を完全にサポートするには、スプレーヤーキットに加え CE/MS アダ
プタキットが必要です。

キャピラリーを接続するには、CE/MS スプレーヤーキットのエレクトロスプレーニードルが必要です。アジレント以外の MS との接続については、MS の販売者にお問い合わせください。

20

装置部品と消耗品

CE と UV-Vis、MS の検出を組み合わせると、

CE/MS アダプタキット

複雑な混合物の分析が可能です。UV-Vis 吸収

説明

によりサンプル混合物が分離され、成分がCE/MS アダプタキット
Agilent CE システムと質量分析計のインタフェース用。以下の部品が含まれます。(含まれる部品は単品でもオーダー可能) *検出されることによって、標準物質と比較した場合のピーク溶出時間や UV-Vis スペク
トルに基づく予備的な識別が可能になります。その後エレクトロスプレーイオン化質
量分析 (ESI-MS) とのオンライン接続によって、その溶質の分子重量と構造関連の情報が明らかになります。

部品番号

CE/MS インタフェースカセット (G1600、G7100 共通)

G1603A

G1600-60013

外径 360 µm キャピラリー用 CE/MS アラインメントインタフェース、
非金属製 (G1600 専用)
外径 360 µm キャピラリー用 CE/MS アラインメントインタフェース、
非金属製 (G7100 専用)
CE/MS キャピラリー(フューズドシリカ)、50 µm ID、125 cm、2 本

G1600-60400
G7100-60400
G1600-67311* キャピラリーを接続するには、本キットには含まれていない CE-ESI スプレーが必要です。

CE/MS スプレーヤーキット
説明

入数

部品番号

CE/MS スプレーヤーキット (アジレントの ESI および
JetStream MS ソースと互換性があります)

G1607BES ニードルアセンブリ

G1607-60041

CE-ESI スプレー

G1607-60002

スプリッタアセンブリ

G1607-60000

PEEK フェラル、360 µm

5022-2141

ナット、フィンガータイトフィッティングとフェラル

2個フレックスイオンエレメント

2個

1520-0401

ガスケット

1個

G1607-20030

イオンキット (酢酸アンモニウム)

5 x 5 mL
アンプル

8500-4410

0100-1543

CE/MS 用キャピラリー
説明

カラー

入数

部品番号

CE/MS キャピラリー (フューズドシリカ)、50 µm ID、125 cm

緑

2本

G1600-67311

PVA コーティングキャピラリー、50 µm ID、125 cm

緑

1本

G1600-67219

PVA コーティングキャピラリー、75 µm ID、125 cm

青1本

G1600-67319

CE/MS キャピラリー (フューズドシリカ)、50 µm ID、
125 cm 検出ウィンドウ付 (UV-Vis 非対応)

緑2本

G1600-67312

PVA コーティングキャピラリー、50 µm ID, 125 cm、検出ウィンドウ付 (UV-Vis 非対応)

緑1本

G1600-67220

21

装置部品と消耗品

CE スタンダードと試薬調製済バッファを使用すれば、バッファ調

アジレントは、専用アプリケーション用に製に時間をかける必要はなくなります。す特別設計されたバッファキット以外にも、

べてのアジレントのバッファと試薬は、CE

幅広い pH の基本的な CZE 用バッファを提供の厳しい要求を満たすように設計されていしています。タンパク質分析用やミセル導

ま す 。 各 製 品 は ISO 9001 認 可 の 施 設 で

電クロマトグラフィ(MEKC) 用の特殊バッ

GLP/GMP に準拠して製造され、分析情報とファも用意しています。クリーニング溶液

純度証明を添付して出荷されます。薬品はおよびコンディショニング溶液も取り揃え

すべて、イオン性および有機不純物を除去ています。

した電気泳動グレードです。溶液はクラス
10 のクリーンルーム条件で調製され、微粒子を確実に除去するために 0.2 mm フィルタでろ過されています。優れた品質管理により、ボトル間やバッチ間の高い再現性が確保されます。

調製済のバッファを使うと、ラボの分析時間を節約することができます。

CE 用超純水
説明
CE 用超純水

容量 (mL)

部品番号

500

5062-8578

キャピラリーコンディショニング溶液

22説明

容量 (mL)

部品番号

0.1 N 水酸化ナトリウム250 mL

5062-8575

1.0 N 水酸化ナトリウム250 mL

5062-8576

0.1 N リン酸

250 mL

5062-8577

装置部品と消耗品

CZE 用バッファ (イオン成分分析用)
説明

容量 (mL)

部品番号

50 mM リン酸ナトリウムバッファ、pH 2.5

250 mL

5062-8571

50 mM リン酸ナトリウムバッファ、pH 7.0

250 mL

5062-8572

50 mM 四ホウ酸ナトリウムバッファ、pH 9.3

250 mL

5062-8573

20 mM 四ホウ酸ナトリウムバッファ、pH 9.3

100 mL

8500-6782

容量 (mL)

部品番号

250 mL

8500-6786

250 mL

8500-6787

容量 (mL)

部品番号

250 mL

5062-8574

CZE 用バッファ (タンパク質分析用)
説明
50 mM リン酸、0.05 % ヒドロキシエチルセルロース
バッファ、pH 2.5
150 mM リン酸、200 mM 硫酸アンモニウムバッファ、pH 7.0

MEKC 用バッファ (中性およびイオン成分分析用)
説明
50 mM 四ホウ酸ナトリウム、100 mM ドデシル硫酸ナトリウムバッファ、pH 9.3*

* 50 mM 四ホウ酸ナトリウム、pH 9.3 (部品番号 5062-8573) で希釈すると、四ホウ酸塩の組成や pH に影響を与えずに SDS の濃度を下げることができます。

メッキ液分析用バッファ
説明

容量 (mL)

部品番号

250 mL

5064-8236

メッキ液分析用バッファ

Int. (EmL./Ref)
150

mAU
50

1
3

2

40
30
20

0
200

10
200

Ex [nm]Ex [nm]
400 700

調整済 50 mM 四ホウ酸ナトリウムバッファ pH 9.3 の蛍光スキャン結果
から、バッファ中に蛍光活性不純分が含まれないことがわかります。
(1 と 2 = レイリー散乱光や迷光、3 = ラマン散乱光)

0
2

4

6

8

10

分

ペプチド混合液の CZE 分析(調整済 50 mM リン酸ナトリウムバッファ、
pH 2.5 を使用)

23

装置部品と消耗品

CE システムスタートアップテストキット
テストキットやバリデーションパッケージ性、波長精度、さらにリプレニッシュ機能を利用すると、規制や品質規格の準拠に対などをチェックすることができます。

する作業を効率よく行うことができます。

OQ/PV キットはアジレントから受けられる装置と共に納品される据付時適格性評価

バリデーションサービスの一部にすぎませ(IQ) キットとハードウェアスタートアップ

ん。アジレントの熟練したサービス担当者

キットを使用すれば、速やかにシステム性とサービスパッケージが、ご使用の Agilent

能を検証することができます。さらに厳密

CE システムのバリデーションをサポートしなテストが必要なときには、運転時適格性ます。

評価 (OQ) / 稼働性能適格性評価 (PV) キットを使用して、DAD ノイズ、ドリフト、直線

温度安定性

ダイオードアレイ検出

電圧安定性

波長正確さ直線性
ノイズとドリフト

注入再現性と直線性

24

リプレニッシュ機能

装置部品と消耗品

IQ and OQ/PV test method
サンプル:

p-ヒドロキシアセトフェノン

バッファ:

20 mM ホウ酸 pH 9.2

キャピラリー:I = 40 cm、L = 48.5 cm、50 µm ID

注入:

250 mbar*s

電圧:

30 kV

温度:

20 °C

検出器:

192/4 nmIQ および OQ/PV テストメソッド

CE システムスタートアップテストキット
説明CE 据付時適格性確認 (IQ) キット
内容: バッファ (20 mM ホウ酸塩、pH 9.3、100 mL)、
テストサンプル (4-(ヒドロキシ)-アセトフェノン、2 mL)、
キャピラリーコンディショニング用溶液(0.1 N 水酸化ナトリウム、100 mL)

部品番号5063-6514

CE 稼働時適格性評価/稼働時性能適格性評価 (OQ/PV) 薬品キット
5063-6515
内容: バッファ (20 mM ホウ酸塩、pH 9.3、100 mL)、テストサンプル(0.1、0.5、1.0、および 5.0 mM 4-(ヒドロキシ)- アセトフェノン、各2 mL)、キャピラリーコンディショニング用溶液 (0.1 N 水酸化ナトリウム、100 mL)、テストキャピラリー (L 48.5 cm、I 40 cm、内径50 µm) (G1600 クラシックエディション OQ 専用)
CE OQ/PV 薬品のみのキット
内容: バッファ (ホウ酸塩20 mM、pH 9.3、100 mL)、テストサンプル(4-(ヒドロキシ)-アセトフェノン 0.1、0.5、1.0、5.0 mM、各2 mL)

5063-6520

25

装置部品と消耗品

CE 用バイアル、キャップ

スナップキャップ (ポリウレタン):
5181-1512、5042-6491

説明

入数

部品番号

クリンプ/スナップバイアル、1 mL、ポリプロピレン

100 個

5182-0567

透明広口クリンプ/スナップバイアル、ガラス製、2 mL

100 個

5182-9697

茶色広口クリンプ/スナップバイアル、ガラス製、2 mL

100 個

5183-4619

クリンプ/スナップバイアル、ポリプロピレン製、250 µL

1000 個

9301-0978

スナップキャップ PEO (耐薬品性ポリエチレンオレフィン)、白色 100 個

5181-1507

スナップキャップ PEO (耐薬品性ポリエチレンオレフィン)、白色 500 個

5181-1513

スナップキャップ PUR (再シール可能ポリウレタン)、透明*

100 個

5181-1512

スナップキャップ PUR (再シール可能ポリウレタン)、透明*

500 個

5042-6491* サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐため、PUR キャップで完全に密封することを推奨します。

装置部品
説明

電極アセンブリ、標準 (G1600 専用):
G1600-60007

入数

長寿命重水素ランプ (8-ピン)、RFID タグ付き (G7100 用)

5190-0917

重水素ランプ (G1600 用)

2140-0585

電極アセンブリ、標準 (G1600 専用)

G1600-60007

電極アセンブリ、ショート (G1600 専用)

G1600-60033

電極アセンブリ、標準 (G7100 専用)

G7100-60007

電極アセンブリ、ショート (G7100 専用)
電極 O- リング、シリコン製

電極 O- リング、シリコン製: 5062-8544

部品番号G7100-60033
5個

5062-8544

耐圧バッファボトル、500 mL

9300-1748

耐圧バッファボトル、100 mL (G7100 専用)

5042-6478

耐圧バッファボトル用キャップ

9300-1747

ボトルシール O- リング

0905-1163

ガラスフィルタ、溶媒インレット、20 µm
フィルタフリットアダプタ、3 mm

5041-2168
4個

5062-8517

プラグ、バッファボトルキャップ用

G1600-23223

エアフィルタ、5 µm

3150-0619

プレパンチャ

G1600-67201

プレパンチャ用プラスチックネジ

10 個

G1600-62402

耐圧バッファボトル、500 mL: 9300-1748

フィルタフリットアダプタ: 5062-8517

26

エアフィルタ、5 µm: 3150-0619

プレパンチャ: G1600-67201

プレパンチャ用プラスチックネジ:
G1600-62402

装置部品と消耗品

アクセサリ
説明

バイアルラック: 9301-0722

CE アクセサリキット
電極ツール、ドライバ、フューズ、エアフィルタ、ガラスフリット、
バイアルおよびキャップ、内径 50 µm キャピラリー (長さ 64.5 cm の標準キャピラリーとバブルセルキャピラリー、長さ 48.5 cm の標準
キャピラリー)、アラインメントインタフェース (赤/緑) を含む

部品番号

G7100-68705

バイアルラック、12 mm、2 mL バイアル用、5 個

9301-0722

CE カラムカッタ (ダイアモンド刃)

5183-4669

CE カラムカッタ用交換用ダイアモンド刃

5183-4670

キャピラリーチューブカッタ (セラミックス製)、4 枚

5181-8836

CE カラムカッタ: 5183-4669

ウィンドウエッチングツール
ウィンドウエッチングツールは、フューズドシリカキャピラリーの検出ウィンドウを、速く、便利に、しかも再現性高く準備するために設計されています。内側のポリマーコー
ティングを破損せずに、ポリイミドコーティングを外すことができます。精密な溝が切られた 3 つのガラスブロックが含まれ、ウィンドウのサイズを精密に調整できます。

ウィンドウエッチングツール: 590-3003

説明

部品番号

ウィンドウエッチングツール、3 個

590-3003

27

CE メソッドの開発

CE メソッドの開発
CE メソッドを開発する場合は、分析対象のインターネットで見つけることができま

すでに多くの標準的なバッファと実験が存化合物に関する情報を事前に収集してくだす。化合物の可溶性を把握し、分離中に電在しています。これらは、堅牢で最適化ささい。有用な情報は、CE 装置のメーカーや荷が安定する適切な pH 値を特定することがれたアプリケーションメソッドを的確に開利用者団体から入手できるほか、科学論文重要です。

発するために役立ちます。

や化学便覧も参考になります。いずれも、サンプル
水、希釈したバッファ、
その他の微量の伝導性
マトリクス中で溶解

いいえ

サンプルのイオン特性 (pKa) が分かっているか？

測定対象物質の電荷を確認

はい
次のバッファを使用して CZE
を実行

陽イオン

• 25 mM リン酸バッファ(pH 2.5)

中性陰イオン• 25 mM ホウ酸バッファ(pH 9.3)• 25 mM ホウ酸 25 mM ドデシ
ル硫酸ナトリウムバッファ(pH 9.3)

初期条件

初期条件

初期条件

• 25 mM リン酸
バッファ (pH 2.5)

• 25 mM ホウ酸
バッファ (pH 9.3)

• 25 mM ホウ酸 - 25 mM
ドデシル硫酸ナトリウ
ムバッファ (pH 9.3)

フローインジェクション分析で濃度を確認

サンプル濃度が薄すぎる場合:
1. 高感度セルを使用する
2. サンプルを濃縮する
3. 電気的注入法により注入する

28

いいえ

はい
ピークが検出されたか？

サンプルの塩濃度が高い場合:
サンプルの脱塩処理またはバッファの濃度を上げる

分離の最適化(次頁)

CE メソッドの開発

CE メソッドの最適化
イオン性化合物をキャピラリーゾーン電気

リットである高分離能を十分に活用するた

詳細については、アジレントのキャピラ

泳動 (CZE) で分離するのか、あるいは電荷をめにはプロセスの最適化が欠かせません。

リ ー 電 気 泳 動 に 関 す る 入 門 書 「 High持つ化合物から中性化合物までをミセル動

ここでは、CZE と MEKC の両メソッドを的確

Performance Capillary Electrophoresis」(アジレント

電クロマトグラフィー (MEKC) で分離するのに最適化するための基本的な手順の一部を

資料番号 5990-3777EN) を参照してください。

かを問わず、キャピラリー電気泳動のメ

示します。

MEKC の分離を最適化する

検出されたピーク数は正しいか？
ピーク形状はよいか？

CZE の分離を最適化する

はい

はい

ピーク形状はよいか？

分解能は十分か？

はい
いいえ

バッファのドデシル硫酸ナトリウム濃度を 25 mM きざみ
で 25mM から100 mM に増やす。
または、pH を 7 か8 に下げる検出されたピーク数は正しいか？
分解能は十分か？

いいえ

分離時間と感度は適切か？

いいえ

パラメータの調整(次の順番で行う):• pH を最適化する

最適化
• 注入
• キャピラリー長さ• キャピラリー内径• キャピラリー電圧• キャピラリー温度検出されたピーク数は正しいか？
ピーク形状はよいか？
分解能は十分か？

• バッファの濃度を 25 mM
きざみで上げる• バッファの種類を変更する• ピークテーリングが起きる
場合、ヒドロキシメチルセル
ロースなどのバッファ修飾剤を添加するか、コーティング
キャピラリーを使用する

メソッドを確認メソッドの安定性、堅牢性、再現性を判定
バッファにアセトニトリルなどの有機溶媒を 5～30 %
添加する

いいえ (CZE)
いいえ (MEKC)
メソッドは分析の要求基準に適合しているか？

はい
メソッドの完成29

トラブルシューティング

キャピラリー電気泳動のトラブルシューティング
症状考えられる原因

解決方法

キャピラリー内に気泡ができている

キャピラリーをフラッシュして、急激な温度変化を避けるため徐々に印加電圧を上げる設定にします。また、バッファを脱気します。

キャピラリーの詰まり

UV 吸収のある溶液 (NaOH など) でキャピラリーを洗い流します。
200 nm でオンライン信号をみた際、ベースラインに「ステップ」
が観察されるはずです。まだ詰まっているなら、シリンジを使い、マニュアルまたは高圧ガスで洗い流します。あるいはキャピラリーを交換します。

電流が不安定電流が変動しているか
電流が流れない

キャピラリーの破損

キャピラリーを交換します。

バッファのバイアルに溶液がないか、溶液が異なっている

バイアルにバッファを入れるか交換します。

多量の注入

正常な状態。分析中に電流は安定します。

ベースラインが不安定
ベースラインにスパイク

ベースラインのノイズ

バッファに沈殿がある

0.2 μm または 0.45 µm フィルタでバッファを濾過します。

バッファに微小な気泡がある

超音波または真空処理でバッファを脱気します。

サンプルに沈殿

サンプル化合物がバッファに十分溶けているか確認します。

キャピラリーインタフェース内の光学スリットがメタノールか水でスリットを洗浄します。拡大鏡で塞がっている

確認します。

重水素ランプの劣化

DAD テストを使ってランプの光量と点灯時間を測定します。
必要に応じて交換します。

データ採取レートが高すぎる
参照波長が不適正

ピーク幅を決め、必要に応じて採取レートを下げます。
分析中に UV スペクトルを採取してください。
サンプルの UV 吸収に影響することのない、可能な限り低い波長を使います。また広いバンド幅を使います。

検出波長でバッファが吸収される

特に 210 nm において、UV 吸収が最小のバッファである
リン酸やホウ酸などを使います。

ベースラインのドリフト

キャピラリーのアラインメントが正しくない

検出器ブロック内のキャピラリーカセットを温度が不安定トップカバーを開閉後、10～20 分間平衡化させてセットし直します。
ください。
ランプの点灯直後

ランプを点灯後、15～30 分間平衡化させてください。

サンプルの過負荷状態

サンプルの注入量を減らすか濃度を下げます。

ピーク効率が低い
ピークが広いジュール熱過剰

電圧、バッファの導電率、またはキャピラリーの内径を小さくします。

ピークが歪むサンプルとバッファのイオン移動度が適合していない

大きくします。
サンプルの過負荷状態

ピークテーリングがある

移動度を合わせるか、バッファとサンプルの導電率の差をキャピラリー壁への吸着

サンプルの注入量を減らすか濃度を下げます。
pH 限界、高い濃度のバッファ、ポリマー添加剤、またはコーティングキャピラリーを使います。

30

トラブルシューティング

症状考えられる原因

解決方法

バッファ (特にリン酸や洗剤) またはサンプル吸着による
EOF の変化

キャピラリーの状態を整えて、平衡化時間を十分取ります。
キャピラリーを交換します。

キャピラリーを高 (または低) pH にして分析バッファを
低 (または高) pH にした状態で生じるpH の差異がないようにします。
平衡化時間を十分取ります。

移動時間の再現性が低い
キャピラリー壁への吸着
壁電荷のヒステリシス
バッファの組成が変化する電解でpH が変わる

バッファをリプレニッシュします。

バッファの蒸発

バッファバイアルのキャップを確実に締め、サンプルトレイの温度を下げます。

コンディショニング溶液の廃水がアウトレットバイアルに流れ込む 別のバイアルを使って廃水を回収します。
コンディショニング溶液がバッファバイアルに残っている

まず別のバッファまたは水の入ったバイアルにキャピラリーを浸けます。

バッファの容器が一杯になっていない層流が生じるバッファの液面高さを合わせます。バッファをリプレニッシュ
しない場合は、キャピラリーの洗浄にインレットバイアルを使わないでください。

バッチ間でキャピラリーのシラノールが違う

壁電荷が異なり、EOF に変動がある

EOF を測定して標準化します。

温度が変化する

粘度とEOF が変化する

キャピラリーを温度調整しながらシステムを使ってください。

急な高電圧印加での使用

加熱、バッファの熱膨張、サンプルの排出

徐々に印加電圧を上げる設定にするか、サンプルのあとに

サンプルの蒸発

サンプル濃度の上昇とピーク面積の増加

バイアルにキャップをするか、サンプルトレイの温度を

ピーク面積の再現性が低い
バッファプラグを注入します。
下げます。
装置の制限

注入時間の大部分で時間が著しくかかる

注入時間を増やします。

サンプルの外部からの注入

注入側の先端が平らで滑らかなキャピラリーを使用します。

キャリーオーバー
単にキャピラリーがキャピラリー端からポリイミドを取り除きます。
外部からの注入

サンプルに浸かっている

完全には消失できません。作用を最小にするため、注入量を増やします。

ことによるゼロ注入
キャピラリー壁へのピーク形状が歪む (テーリング)

バッファの pH を変えます。バッファの濃度を上げます。

サンプルの吸着

サンプルが溶出しない

セルロースなどの添加剤か、コーティングキャピラリーを

S/N 比が低い

積分エラー

使います。
積分パラメータを最適化します。サンプル濃度を上げます。
ピーク高さを使います。
キャピラリー環境の粘度と注入量が変化する

キャピラリーを温度調整しながらシステムを使ってください。

温度変化

31

ホームページ:
www.agilent.com/chem/jp
カストマコンタクトセンタ
フリーダイヤル 0120-477-111

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2009-2015
Printed in Japan, March 1, 2015
5991-5623JAJP