低压用压力传感器（接液部Hastelloy哈氏合金C-22同级材料）

VAR3(G3)series● 100kPa～700kPa

New● 100kPa abs～700kPa abs●隔膜采用Hastelloy哈氏合金C-22同等材料，提高了耐腐蚀性●采用隔膜结构，在低压侧也能实现高精度测量（非线性±0.2%R.C.）●备有表压基准与绝对压力基准测量介质测量种类测量范围输出种类（过程输出）
额定容量

水、油、气体等不会腐蚀Hastelloy哈氏合金C-22同等材料＋SUS316L的介质可进行正压、连成压、负压及绝对压力的测量
能够在额定容量50kPa（校准量程10～50kPa）的范围内指定
校准量程指请按额定容量20％以上的输出量程指定
请从4～20mA（双线式、4线式）、1～5V、0～5V、0～10V中指定
100～700kPa及100～700kPa abs

压力传感器VAR3（G3）●规格（半导体应变式输出）

模拟输出

●规格（模拟输出）85±30mV/mA（700kPa、700kPa abs：112±42mV/mA）±0.2％R.C.
±0.1％R.C.（700kPa abs：±0.2％R.C.）
1mA
1.5mA
4±1.5kΩ
100MΩ（DC50V）
0～70℃（不可结露、结冰）−20～120℃（不可结露、结冰）
300％R.C.（700kPa abs：200％R.C.）
400％R.C.（700kPa abs：200％R.C.）±1％R.C.／0～70℃（相对于25℃）±1％R.C.／0～70℃（相对于25℃）
20N·m
30N·m
可选择R3/8或G3/8
SUS316L（隔膜部：Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）
4芯屏蔽电缆 3m标准 φ6mm
约200g（不包含电缆）试验报告单1份、P-20 ４种D 1个（仅G螺丝）额定输出非线性滞后推荐外加电流最大外加电流输入阻抗／输出阻抗绝缘阻抗温度补偿范围（测量介质温度）允许温度范围（测量介质温度）允许过载极限过载零点温漂
输出温度影响推荐紧固扭矩最大紧固扭矩连接螺丝受压接液部材质
电缆（※1）
质量配件

半导体应变式输出非线性
滞后温度补偿范围（测量介质温度）允许温度范围（测量介质温度）
零点温漂
输出温度影响
允许过载极限过载绝缘阻抗受压接液部材质连接螺丝推荐紧固扭矩最大紧固扭矩
电源
电缆
质量
配件

±0.2%R.C.
±0.1%R.C.（700kPa、700kPa abs：±0.2％R.C.）
0～70℃（不可结露、结冰）−20～80℃（不可结露、结冰）±1%R.C.／0～70℃（相对于25℃）±1%R.C.／0～70℃（相对于25℃）
300%R.C.（700kPa、700kPa abs：200％R.C.）
400%R.C.（700kPa、700kPa abs：200％R.C.）
100MΩ以上（DC50V）
SUS316L（隔膜部：Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）
可选择R3/8或G3/8
20N·m
30N·m可选择 4 DC24V（±10％）、 5 DC12V（±10％）※输出为 A5 的情况下，仅DC24V
4芯或 2芯屏蔽（耐油）电缆 2m标准 φ6mm
约200g（不包含电缆）
使用说明书1份（请指定日文或英文）试验报告单1份
P-20 ４种D 1个（仅G螺丝）（※1）防水连接器、电缆直出型的校准量程在表压 500kPa以下时 使用φ6.5-4芯或 φ6-2芯（仅过程输出）带有屏蔽套管的电缆●型号选择

①基本型式

型号指定（半导体应变式输出）
型号选择

核

①
对

①基本型式

②额定容量

③电缆连接形状

④电缆长度

●型号选择

型号选择

②模拟输出
※防水端子箱型
仅能选择 A6③校准量程④电缆连接形状⑤电源⑥电缆长度

①核

对③电缆连接④电缆长度②③④型 号
VAR3VAG3
100
200
500
700
100A
200A
500A
700A
NW
S
3m
5m10m
□□m规 格低压用（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）压力传感器 ※电缆连接：R3/8
低压用（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）压力传感器 ※电缆连接：G3/8100kPa
表压：200kPa
表压：※表压的情况下只能用于正压
500kPa表压：※不能用于负压、连成压
700kPa表压：※对于负压、连成压的情况，100kPa abs
绝对压力：请从41～42页
200kPa abs
绝对压力：【VPNPR（G）系列】中选择
500kPa abs
绝对压力：
700kPa abs
绝对压力：标准连接器 IP40防护等级
防水连接器 IP56防护等级电缆直出 IP54防护等级
3m 标准5m10m
其他长度 ※希望其他长度的尺寸时，请与本公司营业部联系①基本型式

型号指定（模拟输出）
①基本型式

—

②额定容量型 号
VAR3VAG3A2Ａ3A4A5A6参照右述
直接在框内输入范围NWST
452m3m5m10m□□m②模拟输出—

②—

③校准量程

④电缆连接

③④—

⑤电源⑥电缆长度

⑤⑥规 格低压用放大器内置压力传感器（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）※电缆连接：R3/8
低压用放大器内置压力传感器（隔膜材质Hastelloy哈氏合金C-22同等材料）※电缆连接：G3/8
输出种类
响应频率允许负载电阻
耗电量
约23mA
1～5V
200Hz
5kΩ以上
DC24V : 500Ω以下／DC12V : 250Ω以下
约40mA
4～20mA （4线式）
200Hz
5kΩ以上
约23mA
0～5V
200Hz
5kΩ以上
约23mA
0～10V
200Hz
DC24V : 500Ω以下／DC12V : 150Ω以下—4～20mA （双线式）
200Hz
额定容量
校准量程的指定示例
100 kPa
100 kPa （0〜100）kPa
100 kPakPa abs（0〜100）（abs）
50 kPa （0〜50）kPa
200 kPa
200 kPa （0〜200）kPa
200 kPakPa abs（0〜200）（abs）
100 kPa（0〜100）kPa
500 kPa
500 kPa （0〜500）kPa
500 kPakPa abs（0〜500）（abs）
300 kPa（0〜300）kPa
700 kPa
700 kPa （0〜700）kPa
700 kPakPa abs（0〜700）（abs）
500 kPa（0〜500）kPa※表压的情况下只能用于正压 ※不能用于负压、连成压 ※对于负压、连成压的情况，请从41～42页【VPNPR（G）系列】中选择标准连接器 IP40防护等级
防水连接器 IP56防护等级电缆直出 IP54防护等级
防水端子箱型 IP55防护等级 ※仅输出 A6 适用、不附带电缆DC24V（±10％）
DC12V（±10％） ※ A5 输出时不能选择2m 标准3m5m10m
其他长度 ※希望其他长度的尺寸时，请与本公司营业部联系39

●外形尺寸（半导体应变式输出） [单位：mm]33

15 1012R3/8
或G3/8φ8压力导入口传感器电桥（87）传感器电缆φ20B（白色）− 输出 BC（黑色）− 输入 CD（绿） ＋ 输出 DEE 屏蔽传感器电缆45（17）

电缆配线
传感器电桥

HEX.22B（白色）− 输出φ8压力导入口电缆配线10 10（52）φ2130

φ30（31.2）

15 10

R3/8
或G3/8

※使用特殊电缆等的情况下，部分配线的颜色可能有所改变。

7P防水连接器插座
1108-23A10-7F

75
HEX.27C（黑色）− 输入D（绿） ＋ 输出E 屏蔽橡胶套管（丁基橡胶）传感器外壳电缆连接器（SC锁定）（聚丙烯树脂）传感器元件●防水连接器型

7P防水连接器插头
1108-12A10-7M●标准连接器型

C（黑色）− 输入 C
D（绿） ＋ 输出 DEE 屏蔽（2）φ307.5 12φ20（50）零点调节钮●电缆直出型

φ8压力导入口

106.5
74.5

15 10（31.2）

HEX.27

R3/8或G3/8●防水连接器型

7传感器电缆传感器电缆（2）φ30橡胶套管
满量调节钮
零点调节钮
O型圈（JIS4种D-P20）

HEX.27

传感器元件

12174.5

15 10

1.510 10（2）φ30（52）φ21（31.2）
φ8压力导入口

7P连接器插头
PRC03-12A10-7M

7P连接器插座
PRC03-21A10-7F

满量调节钮

传感器元件

7P防水连接器插头
1108-12A10-7M

传感器电缆

7P防水连接器插座
1108-23A10-7F

传感器元件
满量调节钮G3/8或R3/8
零点调节钮

●防水端子箱型

18端子箱内部φ5837

电缆导入口.5

端子台（M3螺丝）47.587.5

橡胶衬套（附带用于外径φ6～φ7.9以下及
φ8～φ10以下电缆的橡胶套管各1个）φ8压力导入口

φ34（31.2）

15 10 15垫圈

φ23HEX.27

5.5G1/2连接器连接图FG※使用特殊电缆等的情况下，部分配线的颜色可能有所改变。

（31.2）

R3/8或G3/8φ8压力导入口

B（白色）− 输出 B※连接配线时请参照P65页说明

74.5

15 10配线颜色A（红色）＋ 输入 A

传感器电缆

119

HEX.27传感器电桥传感器元件 传感器外壳●外形尺寸（模拟输出） [单位：mm]

配线颜色A（红色）＋ 输入

φ30

R3/8或φ8压力导入口
G3/8O型圈（JIS4种D-P20）

连接器连接图FG※使用特殊电缆等的情况下，部分配线的颜色可能有所改变。

（31.2）

15 10配线颜色A（红色）＋ 输入 A

传感器元件 传感器外壳●电缆直出型
HEX.27

电缆配线7P连接器插头
PRC03-12A10-7M（50）
φ30（31.2）

7P连接器插座
PRC03-21A10-7F

70

HEX.27

零点调节钮满量调节钮

φ30
传感器元件
R3/8或G3/8※采用有导管或套管的电缆等进行配线时，在连接时请使内部空气能够与空气连通。

40

压力传感器VAR3（G3）●标准连接器型