卫生型放大器内置压力传感器VHSseries

电缆
直出S型

PAT.（传感器部件）●高强度受压面 ●不使用封入液的安全放心的结构●受压部表面采用电解复合研磨表面处理●备有丰富的模拟输出类型［4～20mA（双线式·4线式）、1～5V、0～5V、0～10V］

测量介质测量种类测量范围各种酒类、乳品饮料、调味料、纯水、药液等 （随传感器材质而不同）可在正压、连成压、负压下测量（※1）
可以在额定容量50kPa～3MPa（校准量程25kPa～3MPa）范围内指定
请从4～20mA（双线式、4线式）、1～5V、0～5V、0～10V中指定
校准量程请指定额定容量50％以上的输出范围※图片为金属箍接头2S型●规格 1（传感器部）
ISO金属箍接头、VARIVENT、ISO盖型螺母、其他特殊订货产品
额定容量为50kPa～3MPa（15A金属箍接头：1MPa）
SUS316L、Hastelloy哈氏合金C-276同级材料、SUS329J4L

受压接液部的形状与尺寸
额定容量受压接液部材质接液部表面处理允许过载耐破坏压力根据受压接液部材质
400％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为150％R.C.）
1000％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为300％R.C.）

温度补偿范围（接液部）
允许温度范围（接液部）−5～150℃−5～150℃

零点的温度影响
输出的温度影响±0.35％R.C.／10℃（额定300·500·1000kPa·3MPa）±0.5％R.C.／10℃（额定50·100·200kPa）
15A金属箍接头：±0.7％R.C.／10℃

环境温湿度范围材质防护结构（本体）
质量配件

温度0～70℃（不可结冰）、湿度0～90％R.H.(不可结露）外壳：SUS303、散热片：SUS304
IP65防护等级
约600g（包含传感器部／ISO金属箍接头2S的情况）
使用说明书1份、试验报告单1份

●规格 2（放大器部分+传感器部分）
电流输电流出双线式允许负载电阻4线式
允许负载电阻消耗电流

4～20mA（双线式）DC24V：500Ω以下、DC12V：150Ω以下
4～20mA（4线式）DC24V：500Ω以下、DC12V：２50Ω以下
约35ｍA
可支持１～５V、０～５V、０～１０V
5kΩ以上
约23ｍA
±0.3％R.C.（300·500·1000kPa·3MPa）±0.35％R.C.（50·100·200kPa）
15A金属箍接头：±1％R.C.

电压允许负载电阻
消耗电流
常温精度（※2）●型号选择

①基本型式型号指定

VHS型号选择
①基本型式

②模拟输出

③校准量程

核○对

③校准量程

②模拟输出

—型

②③—

④额定容量

⑤受压接液部⑥受压接液部材质

⑦耐压规格⑧电缆连接④⑤⑥⑦⑧—号

规A2A3A4A5A6正压与负压输出种类

响应频率允许负载电阻耗电量

1～5V500Hz

5kΩ以上

约23mA

4～20mA（4线式）500HzDC24V:500Ω以下/DC12V:250Ω以下

约35mA

0～5V

500Hz

5kΩ以上

约23mA

0～10V

500Hz

5kΩ以上

约23mA

4～20mA（双线式）1kHz④请指定额定容量【 】内的数值与单位

填写输出的校准量程的数值与单位时请加（50kPa 指定校准量程【50kPa】

021030031050500kPa 指定校准量程【500kPa】

100

1000kPa 指定校准量程【1000kPa】

300

3MPa 指定校准量程【3MPa】（接订单后生产）（耐压规格150%R.C. ISO盖型螺母、仅螺丝固定座）
ISO 金属箍接头1.5Ｓ

V80A

ISO 金属箍接头DN80（按订单生产）

VARIVENT

DN100（按订单生产）

2Ｓ

V100A

ISO 金属箍接头2.5S（接订单后生产）

R1ISO 盖型螺母

1.5S（接订单后生产） 带六角螺母（HEX61）

F4

ISO 金属箍接头3S（接订单后生产）

R2ISO 盖型螺母2S（接订单后生产） 带六角螺母（HEX76）

F6ISO 金属箍接头4S（接订单后生产）

M0DN50（接订单后生产）

M1V65A
无填写HS1J4L（※6）

VARIVENT螺纹安装型单体

附带专用O型圈1支（仅VHS可选择）

JIS20K50A带法兰附带专用O型圈1支

M2JIS20K80A带法兰 附带专用O型圈1支
VARIVENT DN65（接订单后生产）
SUS316L 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm） ④支持全部额定容量 ⑤受压接液部 支持F0以外的全部形状与尺寸
Hastelloy哈氏合金C-276同级材料 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）④可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑤可以从受压接液部 形状与尺寸内 F1 · F2 · F3 · M0中选择
SUS329J4L 抛光（#400）

按订单生产
不支持负压与连成压④可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑤可以从受压接液部 形状与尺寸内 F0 · F1 · F2 · F3 · M0中选择

Ｈ

400％R.C.（不能选择3Mpa、15A的金属箍接头）P

400％R.C. 仅在校准值为负压、连成压（重视负压）的情况下选择（不能选择15A的金属箍接头）（※3）
150％R.C.（仅3MPa、15A金属箍接头）

无填写

电缆直出

S02

标准（附带传感器电缆 2m、末端分散）

电缆直出（附带传感器电缆 3m、末端分散）

S03
S05

电缆直出（附带传感器电缆 5m、末端分散）

S10

电缆直出（附带传感器电缆 10m、末端分散）

S□□

电缆直出

其他长度

※希望其他长度时，请联系本公司营业部

4

ＤＣ24Ｖ（±10％）5ＤＣ12Ｖ（±10％）（※1）连成时的校准仅在正压侧进行校准，负压侧只记录测量数据。此时的判定基准在±1％R.C.以内。另外，重视负压侧的情况下，根据指示校准负压侧，正压侧只记录测量数据（±1％R.C.以内）。关于校准的事宜，请在订购时指定上述型号选择⑤“020、030＝重视正压侧”或“021、031＝重视负压侧”。（※2）包含非线性、滞后、重复性。但是，金属箍接头形状在夹紧后实施调零。（※3）校准量程基本上是额定容量。对
于其他要求，“使用传感器额定值50％以上的情况均可制作”。（※4）负压校准及连成压（重视负压）的情况下，非线性与滞后均为0.5%R.C.。零点及输出
温度影响±0.7％R.C.／10℃以下（额定200kPa）±0.5％R.C.／10℃以下（额定300kPa）（※5）请确认日语版综合商品目录第60页中的规格。（※6）15A金属箍接头时：电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）※ A5 输出时不能选择●外形尺寸[单位：mm]电缆夹连接器跨距调节钮
φ30

零点调节钮

金属箍接头型31

注意使用时请勿堵塞模拟输出用电缆的空气连通套管。

传感器电缆［75］⑨电源VARIVENT

F3V50A⑧电缆连接形状仅正压15A金属箍接头 ④额定容量内只能选择100 ⑥受压接液部材质只能选择J4LF2⑦耐压规格）（※3）

100kPa 指定校准量程【100kPa】

F1⑥受压接液部材质）（※3）

200kPa 指定校准量程【200kPa】 连成【（ー100～200）kPa】（※1）
对于连成压，200kPa 指定校准量程【（ー100～200）kPa】（校准连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）（※4）⑦耐压规格的型式
300kPa 指定校准量程【300kPa】 连成【（ー100～300）kPa】（※1）
选择仅为［P］。
300kPa 指定校准量程【（ー100～300）kPa】（校准连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）（※4）

F0（※5）⑤受压接液部
形状与尺寸—

DC24V:500Ω以下/DC12V:150Ω以下负压的情况下，填写校准量程数值时请加（005010④额定容量⑨—格连成压020⑨电源高温型：接液部温度范围 −5～150℃

VHS

48 7

卫生型压力表VHS输出种类支持15A金属
箍接头15A金属箍接头

φ30

VARIVENT型

盖型螺母型