卫生型双线式端子箱型放大器内置压力传感器 “输出4～20mA比例可调型”

VHSTseries 端子箱型

PAT.（传感器部件）

直接连接传感器型（—5～150℃）可连续使用测量介质测量种类测量范围输出种类各种酒类、乳品饮料、调味料、纯水、药液等 （随传感器材质而不同）可在正压、连成压、负压下测量（※1）
可在50kPa～3MPa范围内指定额定容量4～20mA（双线式） 输出比例可调式·输出比例可以在额定容量的“10～100％（15A金属箍接头为30～100％）”范围内改变

支持
15A金属
箍接头

15A金属箍接头※图片为金属箍接头2S型●规格 1（传感器部）
ISO金属箍接头、VARIVENT、ISO盖型螺母、其他特殊订货产品
额定容量为50kPa～3MPa（15A金属箍接头：1MPa）
SUS316L、Hastelloy哈氏合金C-276同级材料、SUS329J4L

受压接液部的形状与尺寸
额定容量
受压接液部材质带输出比例缩放
功能根据受压接液部材质
400％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为150％R.C.）
1000％Ｒ.Ｃ.（15A金属箍接头、额定容量3Mpa为300％R.C.）

接液部表面处理
允许过载耐破坏压力●规格 2（放大器部分+传感器部分）

温度补偿范围（接液部）
允许温度范围（接液部）
零点的温度影响
输出的温度影响±0.5％F.S.±1digit.
10～20％R.C.比例缩放时：±1％F.S.±1digit.
15A金属箍接头40～100％：±1％F.S.±1digit.
15A金属箍接头30～40％：±2％F.S.±1digit.
−5～150℃（测量介质温度）−5～150℃（测量介质温度）±0.5％R.C.／10℃以下
15A金属箍接头：±0.7％R.C.／10℃以下

●型号选择

①基本型式

常温精度（※2）（包含非线性、滞后、重复性）型号指定型号选择
①基本型式②显示与模拟输出VHST核对

○○③校准量程（※3）④额定容量⑤受压接液部
形状与尺寸型—J4L（※5）⑦耐压规格⑧电源

○⑨CE规格配件③④额定容量⑤受压接液部⑥受压接液部材质

⑦耐压规格④⑤⑥⑦—号

VHST
A6V正压与负压连成压005010020021030
031050100300
F0（※4）
F1F2F3F4F6V50A
V65A
无填写
HS1⑥受压接液部材质

—A6V材质
防护结构
质量

③校准量程

②显示与模拟输出

温度0～50℃（放大器·显示部）
湿度0～90%R.H.（不可结露）外壳：铝合金铸件、散热片：SUS304
IP65防护等级
约1100g（包含传感器部／ISO金属箍接头2S的情况）
使用说明书1份、试验报告单1份
电缆接地排气用防水保护插头环境温湿度范围H
无填写
4无填写CE规

⑧电源

—

4⑨CE规格—⑨格

高温型：接液部温度范围 −5～150℃
4～20mA（双线式） 带输出比例缩放功能／响应性：阻尼（软件滤波）初始设定2秒（0.5Hz）／内部显示部：7段4位LCD显示 字符高：约5.2mm④请指定额定容量【 】内的数值与单位※负压的情况下请加（ ）连成压（±校准量程的情况）（※1）
50kPa 指定校准量程【50.0kPa】
100kPa 指定校准量程【100.0kPa】
200kPa 指定校准量程【200kPa】 连成【（ー100～200）kPa】（※1）
200kPa 指定校准量程【（ー100～200）kPa】（校准连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）
300kPa 指定校准量程【300kPa】 连成【（ー100～300）kPa】（※1）
300kPa 指定校准量程【（ー100～300）kPa】（校准连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）
500kPa 指定校准量程【500kPa】
1000kPa 指定校准量程【1000kPa】
3MPa 指定校准量程【3.00MPa】（按订单生产）（耐压规格150%R.C. ISO盖型螺母、仅螺丝固定座）
仅正压15A金属箍接头 ④额定容量内只能选择100 ⑥受压接液部材质只能选择J4L
ISO 金属箍接头 1.5Ｓ
V80A
VARIVENT DN80（按订单生产）ISO 金属箍接头 2Ｓ
V100A
VARIVENT DN100（按订单生产）ISO 金属箍接头 2.5S（按订单生产）
R1
ISO 盖型螺母 1.5S（按订单生产） 带六角螺母（HEX61）
ISO 金属箍接头 3S（按订单生产）
R2
ISO 盖型螺母 2S（按订单生产） 带六角螺母（HEX76）
ISO 金属箍接头 4S（按订单生产）M0螺纹安装型单体 附带专用O型圈1支
VARIVENT DN50（按订单生产）
M1JIS20K50A带法兰 附带专用O型圈1支
VARIVENT DN65（按订单生产）
M2JIS20K80A带法兰 附带专用O型圈1支SUS316L 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm） ④支持全部额定容量 ⑤受压接液部 支持F0以外的全部形状与尺寸
Hastelloy哈氏合金C-276同级材料 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）④可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑤可以从受压接液部 形状与尺寸内 F1 · F2 · F3 · M0中选择 按订单生产
不支持负压与连成压SUS329J4L 抛光（#400）④可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑤可以从受压接液部 形状与尺寸内 F0 · F1 · F2 · F3 · M0中选择
400％R.C.（不能选择3Mpa、15A的金属箍接头）150％R.C.（仅3MPa、15A金属箍接头）DC24V（DC8.82～26.5V） 消耗电流 23mA
无CE标志有CE标志（※1）连成时的校准仅在正压侧进行校准，负压侧只记录测量数据。此时的判定基准在±1％R.C.以内。另外，重视负压侧的情况下，根据指示校准负压侧，正压侧只记录测量数据（±1％R.C.以内）。关于校准的事宜，请在订购时指定上述型号选择⑤“020、030＝重视正压侧”或“021、031＝重视负压侧”。（※2）金属箍接头形状在夹紧后进行调零（※3）出厂前，将输出范围调整为10％至100％之间的指定值，并将校准量程设置为100％。（选配）＜例如＞使用 额定容量100kPa，想要相对于0～70kPa进行4～20mA的模拟输出的情况。VSHT－SC1：请指定为0～70kPa。（※4）请确认日语版综合商品目录第60页中的规格。（※5）15A金属箍接头时：电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm）
适合电缆接地的型式 仅符合CE时 排气用防水保护插头
外壳1外壳2
输出规格φ65电缆粘贴CE标签
（127）
外壳 （端子台侧）（显示侧）IN+（29） φ6～1082.9（＋）
（90）
放大器

●外形尺寸（φ30）

68.5

部分AB

253530[单位：mm]

φ65M4（贯穿）散热片IN+前面板

RT－ FG

M3端子台
VIEW B（外壳内部）304～20mA（ー）电源［V］ー 0V
屏蔽 ＋接收器

请注意，接通电源后，可能会在大约0.1秒的时间里，电流输出超出额定电流。

采用附件中的排气用防水保护插头与空气连通。使用时
请务必安装附件，不要堵塞空气连通部位。（详细内容请参照使用说明书。）

传感器元件

VIEW A（外壳内部）

RT-

【注释】
请根据使用环境更换电缆接地及排气用防水保护插头。
可拆卸。
推荐紧固转矩：2.2～3.0N·m、放扳手部：HEX.27

卫生型压力表VHST●输出4～20mA（双线式）带比例缩放功能（也可实现负压／连成压／反转输出）※选配●兼顾耐环境性能的IP67防护等级●高强度受压面 ●不使用封入液的安全放心的结构●标准功能●阻尼功能 ●回路检查功能 ●FIX零点 ●一键零点调整●最大值／最小值显示 ●搭载异常时的输出超限设定等各种功能