卫生型双线传输数字压力表 “输出4～20mA比例可调型”

HSSC-A6V(B)series传感器 PAT.
分离式（传感器部件）● 50kPa～3MPa（—5～150℃）
可连续使用●标准功能●带阻尼功能 ●带仿真功能 ●FIX零点 ●一键零点调整●最大值／最小值显示 ●搭载异常时的输出超限设定等各种功能测量介质各种酒类、乳品饮料、调味料、纯水、药液等 （随传感器材质而不同）可在正压、连成压、负压下测量（※1）
可在50kPa～3MPa范围内指定额定容量4～20mA （双线式） 输出比例可调式输出比例可以在额定容量的“10～100％”范围内调节测量种类测量范围输出种类※图片为ISO金属箍接头2S型背光式

带输出比例缩放
功能●规格 1（传感器部）
ISO金属箍接头、VARIVENT、ISO盖型螺母、其他特殊订货产品
额定容量为50kPa～3MPa
SUS316L、Hastelloy哈氏合金C-276同级材料、SUS329J4L

受压接液部的形状与尺寸
额定容量受压接液部材质

根据受压接液部材质
400％Ｒ.Ｃ.（额定容量3Mpa为150％R.C.）
1000％Ｒ.Ｃ.（额定容量3Mpa为300％R.C.）

接液部表面处理
允许过载耐破坏压力●规格 2（放大器部分+传感器部分）
7段4位LCD显示 字符高：约12.7mm
显示更新速度 约3.5次/sec.
±0.5％F.S.±1digit.（负压侧 ±1％F.S.±1digit.）
10～20％R.C.比例缩放时：±1％F.S.±1digit.
−5～150℃（测量介质温度）−5～150℃（测量介质温度）±0.5％R.C.／10℃以下±0.5％R.C.／10℃以下

显示常温精度（※2）（包含非线性、滞后、重复性）
温度补偿范围（接液部）
允许温度范围（接液部）
零点的温度影响
输出的温度影响

●型号选择

①基本型式型号指定—

HSSC型号选择核

对

型○①基本型式②③—材质
防护结构质量配件④配管直径（※2） ⑤显示与校准量程③传感器连接②显示与模拟输出—

④⑤—

显示部分

⑩电缆连接形状⑪电源○○⑧⑨D⑪电源

—4格显示部 无背光／允许负载电阻：电源电压 DC24V时 690Ωmax.

横向配管安装传感器（显示部～传感器间电缆 10m）
显示部分安装固定配管直径 φ48.6mm
显示部分安装固定配管直径 φ60.5mm

正压与负压⑥请指定额定容量【 】内的数值与单位※负压的情况下请加（ ）连成压连成压（±校准量程的情况）（※1）

005

50kPa 指定校准量程【50.0kPa】

010

100kPa 指定校准量程【100.0kPa】

020

200kPa 指定校准量程【200kPa】 连成【（ー100～200）kPa】（※1）

021

200kPa 指定校准量程【（ー100～200）kPa】（连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）

030

300kPa 指定校准量程【300kPa】 连成【（ー100～300）kPa】（※1）

031

300kPa 指定校准量程【（ー100～300）kPa】（连成压时，如果使用时“重视负压”，请指定此型号）（※1）

050

500kPa 指定校准量程【500kPa】

100

1000kPa 指定校准量程【1000kPa】
3MPa 指定校准量程【3.00MPa】（按订单生产）（耐压规格150%R.C. ISO盖型螺母、仅螺丝固定座）
ISO 金属箍接头 1.5Ｓ
VARIVENT DN80（按订单生产）
V80A
2Ｓ

V100A

F3ISO 金属箍接头ISO 金属箍接头2.5S（按订单生产）

R1ISO 盖型螺母

1.5S（按订单生产） 带六角螺母（HEX61）

F4ISO 金属箍接头3S（按订单生产）R2ISO 盖型螺母

2S（按订单生产） 带六角螺母（HEX76）

F6ISO 金属箍接头

4S（按订单生产）M0螺纹安装型单体

M1JIS20K50A带法兰

F2⑨耐压规格⑦50A

F1⑧受压接液部材质

⑥4～20mA （双线式） 输出比例可调式300⑦受压接液部
形状与尺寸⑩电缆连接形状响应性：阻尼（软件滤波）初始设定2秒（0.5Hz）
显示部 带背光／允许负载电阻：电源电压 DC24V时 380Ωmax.
显示部分 横向配管安装传感器（显示部～传感器间电缆 5m）

40A

⑥额定容量

⑨耐压规格

规

PB10

⑤显示与校准量程⑧受压接液部材质

高温型：接液部温度范围 −5～150℃

A6V

④配管直径

⑦受压接液部

号

A6VB
PB05

③传感器连接

⑥额定容量

—

HSSC

②显示与模拟输出

温度0～50℃（放大器·显示部）
湿度0～90%R.H.（不可结露）外壳、散热片：SUS304
IP65防护等级
约700g（包含传感器部／ISO金属箍接头2S的情况）
使用说明书1份试验报告单1份
PB型U型不锈钢螺栓（2支）环境温湿度范围V50A

VARIVENT

DN50（按订单生产）V65A
无填写VARIVENT

DN65（按订单生产）

VARIVENT

DN100（按订单生产）

附带专用O型圈1支附带专用O型圈1支HS1JIS20K80A带法兰 附带专用O型圈1支M2SUS316L 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm） ⑥支持全部额定容量 ⑦受压接液部 支持全部形状与尺寸
Hastelloy哈氏合金C-276同级材料 电解复合研磨（Rz0.7μm·Ra0.2μm） ⑥可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑦可以从受压接液部 形状与尺寸内 F1 · F2 · F3 · M0中选择（※3）

J4L

SUS329J4L 抛光（#400） ⑥可以从额定容量内 030 、 050 、100 中选择 ⑦可以从受压接液部 形状与尺寸内 F1 · F2 · F3 · M0中选择（※3）

H

400％R.C.（不能选择3Mpa）

无填写D
4150％R.C.（仅3MPa）
DIN连接器（不带电缆）
DC24V（A6V：DC8.82～26.5V、A6VB：DC15.64～26.5V） 耗电量 约23mA（※1）连成时的校准仅在正压侧进行校准，负压侧只记录测量数据。此时的判定基准在±1％R.C.以内。另外，重视负压侧的情况下，根据指示校准负压侧，正压侧只记录测量数据（±1％R.C.以内）。关于校准的事宜，请在订购时指定上述型号选择⑤“020、030＝重视正压侧”或“021、031＝重视负压侧”。（※2）金属箍接头形状在夹紧后进行调零（※3）订货产品 不支持负压与连成压
（41）
13（28）

53.5

4芯屏蔽护套电缆
※80℃以上的环境下，
请勿直接触碰配管。
（50）

环形盖放大器部分

机体DIN连接器

适配器（传感器侧）
φ30

毎次转
90°

●DIN连接器内部结构输出规格φ80毎次转
90°

IN+4～20mA
RT-G1/2橡胶衬套（φ9以下）

空气连通孔（带有防水过滤器）

17.5

电缆引入口

连接器底座

●传感器输入连接器●DIN连接器内部端子

端子连接部
1：V+2：OUT3：V4：OUT+5：屏蔽电气接线方法
1：IN＋2：RT−
3：N.C.
：屏蔽）φ5

配管
附件不锈钢U螺栓（2支）274

插座：SNW-1605-RSF
插头：SNW-1605-PCM

2（90（ー）

电源［V］

屏蔽 ＋ ー 0V
接收器

3 2 180（＋）φ14单位显示（出厂时设定）

环形盖（11）φ831●外形尺寸 [单位：mm]显示器3卫生型压力表
HSSC-A6V（B）传感器分离式●输出4～20mA 带比例缩放功能（也可实现负压／连成压／反转输出）●兼顾耐环境性能的不锈钢结构●高强度隔膜，结构安全、放心 ●不使用封入液的安全放心的结构