質量分析インテリジェンスが可能性を発見7000E および 7010C トリプル四重極 GC/MS

FPO

HP/アジレントの GC、GC/MS の歴史

アジレントは、50 年以上にわたり GC および GC/MS をリードしてきました。アジレントの質量分析におけるリーダーシップの物語は、1938 年のヒューレット・パッカード（HP）設立にまで遡ります。あらゆる段階において、お客様のゴールはアジレントのゴールでもあります。すなわち、お客様が求める機器の操作性の向上、ラボの効率化、ビジネスの成功、これらを実現することがアジレントの目標です。

1971 年

5930A 卓上型 MS

オシロスコープと帯状記録紙（ストリップ

チャート）付きの、初の HP 製 GC/MS が登場

1982 年5970 MS

1976 年

5992A ベンチトップ GC/MS

従来の床置き型の GC/MS システムを進化させ、初 めてベンチトップ型 を導入した画期的な GC/MS。

長年にわたりシリーズ化され、アジレントの代表的 な 製品 となる GC/MS 機器 の 最初期モデル。初期の床置き型モデルと同等の質量範囲、および初期のベンチトップ型モデルと同等の感度を実現。

1994 年

Unix および DOS ChemStation

Unix ChemStation は Pascal ワ ー クス

テ ー ション の 後 継 機 種。 Agilent DOS

GCD

ChemSstation は低コストの PC と洗練さ利用拡大を背景に、使い勝手をメイ

近い機能を実現。

ガスクロマトグラフィー /質量分析のンに開発されたモデル。

1996 年

5973 GC/MSD

5973 では質量範囲が拡張され、感度が向上。MSD ChemStation とローカルコ
ントロールパネルにより、1 台の PC で 2システムの GC/MSD を制御可能に。
2005 年

5975 GC/MSD

5975 GC/MSD では 質量範囲 がさらに1050 m/z にまで拡張され、1 pg OFN、
100:1 の感度 S/N が実現。

2

1988 年

れたオペレーティングシステムを搭載し、汎用のコンピューティングプラットフォームに1996 年

石英金メッキ双曲面四重極

業界唯一の石英製の金メッキ双曲面四重極により、感度、性能、スペクトル、同位体比が向上。

2007 年

MassHunter ソフトウェア

機器のメソッド設定、データ解析、レポート作成 など GC/MS 分析 を強力 かつ 日常的なものに。

2009 年

7000A トリプル四重極 GC/MS

アジレントの GC/MS システムで初めて導入された MS/MS 機能により、選択性と感度の向上を実現。

2012 年

リムーバブルイオン源

リムーバブルイオン源（RIS）により、アジレントの 7200 GC/Q-TOF で大気開放なしの EI および CI イオン源交換を実現。

2012 年

7200 GC/Q-TOF

複雑 なサンプルの 化合物同定 に 最適 なツール。高分解能精密質量による GC/MS分析を実現。

2013 年5977A GC/MSD

エクストラクタ EI イオン源の導入により、感度と温度プロファイルを向上。

7890B GC と MSD の直接通信も可

2015 年

5977B GC/MSD と超高感度

イオン源

超微量レベルのアプリケーションにおいて、比類のない感度と究極の運用効率を

実現。

H2

能に。

2016 年

7010B トリプル四重極 GC/MS

超高感度 イオン源 や JetClean イオン源、

dMRM 取り込 みに対応し、実績 ある優 れた性能がさらに向上。

2017 年

JetClean セルフクリーニング

イオン源

イオン源のクリーニングの手間を大幅に軽減し、シングルおよびトリプル四重極 GC/

MS システムの生産性が向上。

2017 年

7250 GC/Q-TOF

高分解能と高ダイナミックレンジを同時 に 実現し、前 モデルの 7200

GC/Q-TOF の 高 分 解 能 精 密 質 量

ワークフローを強化および拡張。

2019 年

QuickProbe GC/MS

サンプル前処理なしでリアルタイムでの直接分析を求 める法医学ラボを対象とした、Agilent QuickProbe GC/MS システム。

2022 年

5977C

分析性能と技術が向上し、機器の稼働時間が最大化。水素をキャリアガス

2022 年として用いる新しい HydroInert イオ

ン源により、性能が向上。

7000E と 7010C

Agilent 7000E および 7010C GC/TQ では機器インテリジェンスが拡張され、新しい取り込 みモードと優 れた自己診断 が 可能に。7000E は Agilent HydroInert イオ

ン源にも対応。

3

Agilent 7000E および 7010C GC/TQ

事業目標の達成を支える設計

ターンアラウンドタイムはラボの評価に極めて重要です。しかし、機器のダウンタイム、
サンプル再分析、データ確認など、新たな生産性の課題が常に生じています。Agilent 7000E および 7010C トリプル四重極 GC/MS （GC/TQ）システム
はこれらの課題に応える技術を搭載しています。7000E GC/TQ は日々の分析において堅牢な性能を発揮し、7010C

GC/TQ はさらに優 れた検出下限が求 められる分析のために設計されています。両製品にはラボの生産性を大幅に高める新技術が採用されており、ラボを最適な状態で運用することができます。

4

競争力を維持する質量分析の性能
700 回の注入において ISTD で正規化されたピーク面積• BHC-アルファ（ベンゼンヘキ
サクロリド）、8 %• ブロモホスエチル、10 %• フルキンコナゾール、13 %• β-BHC、9 %• プロチオホス、10 %• メタラキシル、10 %• アトラジン、11 %• ブピリメート、11 %• ピリミホスメチル、9 %• クロルチオホス、11 %QuEChERS 抽出に続き、20 ppb で Captiva EMR-HCF クリーンアップを行い調製されたホウレンソ

7000E：堅牢性と再現性

ウ抽出物にスパイクした農薬のピーク面積レスポンスは、7000E GC/TQ で分析した際に、700 回の注は、化学的に活性な化合物でも安定した結ポンス安定性と再現性を示しました。

イナートプラスエクストラクタ EI イオン源

果をもたらします。ルーチン分析を行うラボ

入において安定していることが示されました。分析時間は 10 分でした。実施したメンテナンスは、注入100 回ごとの GC ライナおよびセプタムの交換だけでした。7000E GC/TQ は長期にわたり優れたレスの幅広いアプリケーションに対応します。

8 PCBs 0.001 ppb in iC8 [2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (BZ #47)]

x10

289.9 -> 219.9
220.0 -> 150.0 Ratio=(102.0 %)291.9 -> 219.9 Ratio=(99.1 %)R esponses

100%

2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (BZ #47) - 12 Levels, 12 Levels Used, 12 Points, 12 P

9.65

7010C：高感度

超高感度イオン源（HES）は 超微量レベルのアプリケーションにおいて、きわめて高い

9.7

9.75

9.8

9.85

7

3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2

y = 64952.167914 * x - 46078.623657
R^2 = 0.99970803
Type:Linear, Origin:Ignore, Weight:None050 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Concentration (ng/ml)

7010C GC/TQ による PCB 分析は、優れた検量線の直線性を示しています。例として、0.001 ～ 500
ppb における 2,2',4,4'-テトラクロロビフェニルの検量線を示します。7010C GC/TQ での高い分析感度が 1 fg 注入で発揮されています。

感度 を実現します。高 い運用効率と同時 に
時間とコストの削減が求められるハイスルー

プットラボに最適です。

5

生産性を最大限に引き出すインテリジェンス

新しい Agilent 7000E および 7010C トリプル四重極 GC/MS に組み込まれたインテリジェント技術は、機器のダウンタイムを低減して、分析時間を向上させ、分析ラボの生産性を大幅に高めます。

エンドツーエンドのインテリジェントな診断機能

稼動時間を最大化、ダウンタイムを予測が使用する際に機器が確実に稼働可能な状態になります。詳細なシに大きな混乱をもたらします。問題の原因がわからない場合は、さら各チューン前に 360˚ のシステム準備チェックが実行され、ユーザー

ステムスクリーニングとシステム評価プロセスに加え、GC の自己診

断機能 が 便利 な診断およびメンテナンスツールを提供します。例えば、セルフガイド式のメンテナンス手順に従って、一般的なメンテナン

ス手順を正しい順序で実行し、モバイルデバイスによってどこからでも確認することができます。

勘に頼ることなく、最高の性能を実現

GC/TQ の 質量分析計 のパラメータを微調整して 性能 を最適化するのは 容易 ではなく、時間 がかかります。7000E お

よび 7010C GC/TQ なら、完全自動化された画期的な高速

SWARM オートチューンアルゴリズムにより、勘に頼ることな

く最高の機器性能を得ることが可能です。

6

機器に関する想定外の問題と、それに伴うダウンタイムは、ラボ運用に深刻です。7000E および 7010C GC/TQ は重要箇所をモニタリン

グし、アーリーメンテナンスフィードバック機能により、システムの全体的な状態をリアルタイムで確認できます。

収益性を高めるイノベーション

スループット、稼働時間、効率、運用コスト

どのような業界においても、スループットや稼働時間、運用コストは収益性に影響を及 ぼす主な要因です。

リソースが削減され、分析上の課題が増大しても、ますます多くのサンプルを分析しなければならないというプレッシャーとラボは常に向き合っています。機器を有効に活用し、収益を高めるための数々のイノベーションがアジレントにはあります。

Agilent JetClean セルフクリーニングイオン源

ルーチン分析中にマトリックスがイオン源内部に蓄積することは避けられません。イオン源のメ

ンテナンスでは、イオン源を取り外してレンズを研磨洗浄した後、イオン源を元どおりに戻す必FPO

要があります。Agilent JetClean セルフクリーニングイオン源を使用すると、手作業でのイオン源クリーニングの必要性が大幅に低減され、機器の稼働時間とサンプルスループットを最大限に高めることができ、1 か月あたりの装置稼働時間を 1 ～ 2 日増やすことが可能です。JetClean

は Agilent シングル四重極およびトリプル四重極 GC/MS システムに、オプションまたは後付けのアクセサリとしてご提供いたします。

JetClean セルフクリーニングイオン源に関する詳細はこちらをご覧ください

石英金メッキ双曲面四重極

アジレント独自の金メッキ一体型石英四重極は理想的な双極面を持ち、物理的な安定性に優れています。最大 200 ℃まで焼きだすこともできる四重極は、表面を清浄に保つことができ、メンテナンスも不要です。

7

キャピラリ・フロー・テクノロジー

多くの GC および GC/MS 分析は、高沸点化合物を含む複雑なサンプルが分析されます。すべての対象ピークが溶出された後、Agilent キャピラリ・フロー・テクノロジーによりカラム

FPO

をバックフラッシュすることで、残留成分を MS とは反対方向に追い出すことが可能です。これにより、サイクル時間の短縮、カラムメンテナンスの必要性の低減、より質の高いデータ、

生産性の向上などのメリットが得られます。

Agilent キャピラリ・フロー・テクノロジーについては、こちらをご覧ください

Agilent IDP-10 ドライスクロールポンプ

Agilent IDP-10 ドライスクロールポンプは、リモート速度制御機能を備えた、オイルフリーで静音性に優 れたコンパクトな隔離型の真空ポンプです。インバーター駆動のモーターによって、世界各国の周波数および入力電圧で同一の真空性能を可能にします。IDP ポンプはシングルサイドスクロール設計を採用しており、シンプルなツールを用いて 15 分でメンテナンスを実施できます。7000 シリーズ および 7010 シリーズ GC/TQ システム、水素キャリアガス、および JetClean に対応しています。

Agilent IDP-10 ドライスクロールポンプについては、こちらをご覧ください

リテンションタイムロッキング（RTL）

柔軟で使いやすい RTL のツールは、ルーチンで行われるカラムのメンテナンス後の予測リテ

ンションタイムの更新時の手間を減らし、作業時間を短縮することができます。また、同じラ

ボ内や、ラボネットワーク全体の複数の GC システムで同じ GC メソッドを実行している場合

は、RTL によって同じリテンションタイムを設定できます。その結果、簡単にデータを比較でき、品質管理のチェックを簡素化することが可能です。

8

HydroInert イオン源：水素キャリアガスにより効率を最大化
水素キャリアガスの使用に伴う GC/MS の課題を克服

ヘリウムは有限の資源であり、複雑な製造プロセスであるため、高コストです。低コストで再生可能な水素は、ヘリウムに代わる最適なガスとなります。新しい HydroInert イオン源

は、水素をキャリアガスに用いた場合の感度の低下とスペクトルの変化を大幅に抑制します。HydroInert には次のようなユニークな利点があります。

– 水素化の影響を受けやすい化合物であっても、信頼性の高いスペクトル– 特に PAH など、高沸点化合物の優れたピーク形状– イオン源の部品は従来と変わらず、これまでと同じ組み立て手順

EPA メソッド 8270 SVOC 分析：MRM モードで水素キャリアを用いた
50 ppm スタンダード+EI TIC MRM (** -> **) cal_50ppm.D
100%「ヘリウム不足が常態化しつつあるため、水素は He に代わる優れたキャリアガスとなるでしょう」– Bill Mock 氏

Innovation Laboratory
Pace Analytical Services マネージャー

0

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8
3
3.2 3.4 3.6 3.8Counts vs. Acquisition Time (min)

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

7000E に HydroInert イオン源を取り付けて、水素をキャリアガスとして用いて、U.S. EPA 8270 SVOC 混合溶液を分析しました。ヘリウムキャリアガスと比較してピーク形状が向上し、分析時間が 5.8 分に短縮されました。

り替の注意点
水素キャリアガスへ切切
際のキャリアガスへ
りえる
の安全上
の注意点
水素
替える
際安全上

から
をう
うには
な検討事項
となります
について
関する
懸念
、水素
扱際
際には
安全が最
。安全性
詳しくは
GC/MS
向けアジレント
水素
への
から
を扱
がも
も重要
な検討事項
となります
について
しくは
可燃性に
懸念
、水素
安全対策
最重要
。安全性
詳、
、GC/MS
向けアジレン
ト
マニュアル
に水素
を接続
して使用
する
水素安全
（ドキュメント
番号 G7003-90053）を参照してください。GC/MS 接続
配管
マニュアル
してキャリアガスマニュアルに安全（ドキュメント
番号 G7006-90053）を参照してください。水素キャリアガスに使用する前に
、安全
全体
に
マニュアル
に
を
して
する
があります
前
、
安全
全体
目
通
理解
必要
。
を
して
する
があります
目 通
理解
必要
。

9

インソース反応と水素化の影響を受けやすい化合物、ニトロベンゼンの分析
HydroInert で水素キャリアガスを用いることで、スペクトル信頼性、分離能、ピーク形状が大幅に改善します。
93.0 93.0
40

50

60

70

80

HydroInert イオン源
水素キャリア

100%

100%

100%

93 m/z はアバンダンスがテーリングしています
高く、123.0 123.0

30

100%

107.0 107.0

0

66.0 66.0

50

41.0 41.0
46.5 46.5
51.0 51.0

100
5077.0 77.0

100

従来の EI イオン源
水素キャリア

従来の EI イオン源
水素キャリアHydroInert により向上したピーク形状と m/z 123/93
イオン比90 100 110 120 130 140 150 m/z

77

0
エクストラクタイオン
源（3 mm エクストラクタレンズ）の場合、アバンダンスの高い
30イオンでアニリンへの40 50 60
70 80が 90
100 110 120 130 140 150 m/z
m/z 93
水素化 示されました。

HydroInert イオン源

77

100

水素キャリア

60

80

123
107

74

70

0

2.5

0

2.55
2.6 2.5 2.65 2.55 2.7 2.62.75 2.652.8 2.7Counts vs. AcquisitionCounts
Time (min)vs. Acquisition Time (min)

2.75

2.8

アバンダンスの 高 い m/z 93 イ
オンでアニリンへの水素化が観測（典型的な現象）。

0

2.5

2.55
2.6 2.5 2.65 2.55 2.7 2.62.75 2.652.8 2.7
2.75Counts vs. AcquisitionCounts
Time (min)vs. Acquisition Time (min)HydroInert イオン源 は、 ニト

ロベンゼンと強 い 相関 の 質量

スペクトルが得られました。

107

50

74

40

40
46

30

65

40
46

65

50

93

93

51
51

50

0

123

100

90 100 110 120 130 140 150 m/z

30 40 50 60
70 80
90 100 110 120 130 140 150 m/z
m/z 123 の優れた比率を示し、スペクトル信頼性が向上しました。

GC/MS キャリアガスの節約や切り替えに役立つ
情報源

GC/MS のキャリアガスを水素へ切り替える際に役立つ

リンクをご紹介します。

ヘリウム供給不足の問題に対応

GC 分析用のヘリウムキャリアガスについて、価格の変動や供給不足に対応する方法を説明します。

キャリアガス切り替えコスト節約カリキュレータ

アジレントのガスセーバにより、窒素スタンバイを使用した場合と使用しない場合で、どの程度コストを削減できるかをご確認いただけます。

キャリアガス切り替えスイッチ

ヘリウムの使用量を管理することで、リスクに対応することができます。

Agilent EI GC/MS 機器でのヘリウムから水素

キャリアガスへの切り替えに関するユーザーガイド

新しい Agilent HydroInert イオン源

10

（英語）

Agilent EI GC/MS システムにおけるヘリウムから水素

キャリアガスへの切り替えについて詳しく説明します。

2.8

MassHunter ソフトウェア：データの深い理解への近道
Agilent MassHunter ソフトウェアで日常的な問題を解決し、GC/TQ 分析をより迅速に、より簡単に、よりルーチン化することができます。

アジレントのすべての定量分析に対応し、データ取り込みにおける管理と、さまざまなアプリケーションに対応するカスタマイズ可能な機能を利用できます。さらに、あらゆるレベルのオペレータが信頼性の高い結果を得られます。使いやすいメソッドテンプレートと、リテンションタイムやリテンションインデックスの情報を含む包括的なスペクトルライブラリにより、多様なアプリケーションをサポートします。

新しくなった MassHunter Acquisition の空気のリークと水のチェック– 使いやすく柔軟な視覚化ツールで GC/TQ システムのリークをFPO

正確なスクリーン
ショットが必要

特定できます。

– 最大 10 イオンを追加して、リークテスト中に抽出イオンとして表示できます。エアダスターなど、リークテストで用いるガスをモニタリングするのに役立ちます。

11ate a Custom Ribbon Button
To create a custom ribbon button in the Quant-My-Way Flavors Setup program,you must create Python script for the button functionality. The script file (.py)
must be saved in a Tools folder within your custom flavor folder. In thisexample, the script ZeroExceptionPeaks.py would be saved in D:\My Root Folder\
Data Analysis\Tools.
1

Select the Analyze menu in the right pane (Home > Analyze).

GC/TQ 用 MassHunter Optimizer

この完全自動化ツールにより、MRM データ取り込みメソッドの開発の時間を大幅に短縮し、マニュアル作業での確認を低減できます。主な特長：– MRM 最適化メソッド開発の時間を短縮– GC/MSD から GC/TQ への円滑なメソッド移行をサポート– 内蔵された確認ツール

2

In the left pane, select Zero Peak, and click Add to add it to the Analyze menu.

MassHunter Acquisition– 2 つの新しい取り込みモード：tMRM および dMRM/スキャン– GC/TQ のインテリジェントな SWARM オートチューンにより、2 倍に高速化– ソフトウェアに内蔵された技術管理機能と手順管理機能により、
データセキュリティを確保し、 アクセスを管理することができ、-My-Way Flavors Setup Familiarization Guide

21

US FDA 21 CFR Part 11、EU Annex 11 などの電子記録に関する規則への準拠が簡単に

MassHunter Quantitative Analysis– ユーザーによる設定が可能で、ターゲットワークフローに特化した定量インタフェースを備える Quant-My-Way– 内蔵のピークバリデーション機能を用いた積分で、Review-byException により手動での再積分を最小限に抑制– 1 回 のマウスクリックでレポート作成 が 可能 なレポートテンプ
レートを内蔵Agilent MassHunter ソフトウェアの利点について詳しくは、こちらをご覧ください。

127000E および 7010C の新しい取り込みモード
トリガー MRM（tMRM）

x10

tMRM は、スループットを高め、定量情報と定性情報の両方が得られるデータ依存型の測定モードで、分析コストを大幅に削減できます。

ターゲット化合物
プリカーサ

プロダクト

CE

272.7

15

287.9

92.9

20

287.9
285.9

270.9

15

285.9

93

25

285.9

63

45

196.9

168.9

15

125

79

5

124.9

47

15

108.9

78.9

5

8.9

47

10

7

1次

トリガー

閾値

X

678117

X
X

6

3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

アバンダンス閾値

0.4
0.3
0.2
0.1
0

678,117 カウント
790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

Counts vs. Acquisition Time (scans)

各化合物に 2 つの 1 次 トランジションを用いた tMRM の例。1 次 MRM シグナルがユーザー定義の閾値を超えると、2 次 MRM トランジションがトリガーされます。

ダイナミック MRM スキャン

+EI TIC MS(all) 28_20min+dMRM+Scan_250ppb.D（dMRM/スキャン）同時取り込み

MassHunter Acquisition ソフトウェアは、ダイナミック
MRM と同時にスキャン分析が行えます。dMRM によるドウェルタイムの短縮に加えて、同時スキャンにより再注

入なしでレトロスペクティブ分析が可能となります。ダイナ

ミック MRM 取り込みモードの詳細については、技術概要『New Dynamic MRM Mode Improves Data Quality

and Triple Quad Quantification in Complex Analyses』（複雑 な 分析 のデータ品質とトリプル 四重極定量 を向上する新しいダイナミック MRM モード）（5990-3595EN）をご覧ください。

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Counts vs. Acquisition Time (min)QuEChERS ホウレンソウ抽出物の dMRM/スキャン同時取り込みデータは、dMRM と同等の感度と優れた直線性を示しています。さらに、得られたフルスキャンデータにより、複雑なマトリックスでも信頼性の高いレトロスペクティブ分析が可能です。

13

生産性を高めるソリューション

すぐに使用可能な eMethod でラボをすばやく万全の状態に

アジレントの農薬および環境汚染物質データベースには、1 化合物あたり複数のトランジ

アジレントの eMethod は、技術情報や最ションを含む 1,100 以上の化合物と、マトリックスが最適化された 7,500 以上の MRM ト

適化 された 分析メソッドを、すぐに 使用 でランジションが収 められています。マトリックス干渉を低減し、トリプル四重極 GC/MS をきるダウンロード可能 なデジタル 情報 パッ

最大限に活用する測定メソッドの開発に役立ちます。

ケージにまとめることで、新規メソッドの開発の負担を減らすことができます。

+ MRM (250.7 -> 172.0) 08_20min+dMRM_0-1ppb.D
100%

x101

R elative R esponses

18.172 min.

18.1

18.15
18.2
Acquisition time (min)18.25

Deltamethrin - 11 Levels, 10 Levels Used, 11 Points, 10 Points Used, 0 QCs
y = 0.014176 * x - 0.069213
R^2 = 0.99586986

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1

0.1-1,000 ppb

0

200

400
600
800
Concentration (ng/ml)

1000

デルタメトリンは、感度が低いなど、GC/MS による分析が最も難しい農薬の 1 つです。デルタメトリンのクロマトグラムで QuEChERS ホウレンソウ抽出物の LOQ レベル
が 0.1 ppb となっていることから、超高感度イオン源を搭載した 7010C で達成可能な感度の高さがわかります。7010C は、この困難な化合物に対し、0.1 ppb ～ 1,000
ppb で優れた直線性（R2 > 0.995）を示しました。

Agilent MassHunter ソフトウェアの利点について詳しくは、こちらをご覧ください。

14

不活性な流路の構築により、確実な分析結果を提供
サンプルが少量化し、従来よりも活性の高い化合物をより高い信頼性で測定するニーズが高まり、分析の複雑さが増すにつれ、サンプルの流路の活性によって引き起こされる損失は、
もはや許されないものになっています。得られる結果が疑 わしい状況をいくら繰り返したり確認したりしたところで、貴重なリソースが無駄になるだけです。また、生産性を妨げ、その影響は収益にまでおよびます。さらに、活性化合物の量がわずかであれば、十分なサン

プルが残っていない可能性があるため、再分析さえできないことがあります。

Agilent J&W ウルトライナート GC カラム

スプリットレス

注入口

ガラスウールリテンションギャップ

イオン源-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H

不活性処理-Si-O-H-Si-O-H-Si-O-H

GC ライナ-Si-O-H

スプリット/

ウルトライナート-Si-O-H

Agilent イナート

フローパス

フューズド
シリカ表面

セプタム

データ

固定相

-Si-O-H

サンプル

GC カラム内部

ポリイミド外層コーティング

イナートプラスイオン源

HydroInert イオン源
（水素キャリアガス用）
GC/MS

ウルトライナート

ゴールドシール

UltiMetal Plus 金フェラル

および Ultimate Union

バックフラッシュ：UltiMetal Plus 金フェラル
およびパージ付きユニオン

高精度、高感度な GC/MS 分析

アジレントの不活性流路ソリューションでは、化学的な活性が高い環境サンプルの分析や依存性薬物のスクリーニングなどを高い感度、精度、直線性、再現性で実行できます。詳しくは

こちら

15

信頼性の高い、優れた GC 分離

世界で最も信頼性の高いガスクロマトグラフィーシステムをめざして、アジレントは開発を続けています。

業績向上という最も重要な目的を見失うことなく、すべての分析工程においてパフォーマンスを向上させ、機能を改善するとともに、新たな分析機能を導入しています。

現在から将来の分析ニーズへの対応

Agilent 8890 GC システムは優 れた柔軟性を備えています。アジレントの実績ある GC シ

リーズの最新製品として、あらゆるお客様の生産性向上を支援し、高品質データの提供と優れた信頼性を実現します。

– あらゆる GC/MS システムとの構成、幅広い GC 検出器オプションとの組み合わせが可能– ヘリウムガス切替スイッチにより、キャリアガスのコストを削減– GC/MS アナライザは、幅広い特定アプリケーション向けに構成され、工場出荷時のアプリケーションテスト済みのシステムを提供

ラボの収益拡大に貢献

Agilent Intuvo 9000 GC は、カテゴリ内で最高クラスの製品です。革新的でコンパクトな設計に加えて、高速、ダイレクトヒーティング、フェラルフリーフィッティング、ガードチップ技
術、トリミング不要カラムなどの特長を備えています。このためカラム交換の時間短縮と回数低減に加えて、サンプル分析の高速化が実現します。Intuvo は、信頼性と卓越した性能という従来のアジレント製品の特長を受け継ぎ、強力な機能を豊富に搭載したコンパクトなシステムです。

16

アプリケーションの可能性をさらに拡大
有害性が疑われる微量濃度の農薬を検出
食品中や環境中の微量濃度の汚染物質に対する懸念から、農薬と農薬残留物の同定および定量のためのより迅速で信頼性の高いメソッドへの要求が高まっています。近年開発された技術には

以下のようなものがあります。

– ミッドカラムバックフラッシュは、最後の分析対象物がカラムから排出された後にキャリアガ
スを質量分析計とは逆方向に逆流させ、サンプルのキャリーオーバーを防ぎます。

– パルスドスプリットレス注入法は、注入口から GC カラムへの分析対象物の導入を最大化し、注入口での滞留時間および分解を最小に低減します。

– リテンションタイムロッキングにより、新しいカラムや別の GC/MS でも MRM データベースと高い精度で一致するリテンションタイムの使用が可能となり、メソッドのメンテナンスが非常に容易になります。

– Agilent MassHunter 農薬および環境汚染 MRM データベース （P&EP 4）は、1 つの分析対象化合物あたり最大 8 個の MRM トランジションを含んでおり容易に MRM 測定メソッドを作成できます。データベースにはコンスタントフローモードで分析時間 が 20分 および40 分の GC オーブンプログラムのリテンションタイムが含まれています。

+ MRM (250.7 -> 172.0) 07_20min+dMRM+Scan_0-1ppb.D

Deltamethrin - 11 Levels, 9 Levels Used, 11 Points, 9 Points Used, 0 QCs
y = 0.013200 * x -- 0.094129
R^2 = 0.99492536

100%

8

18.168 min.
R elative R esponses

7

0.1-500 ppb

6
5
4
3
2
1
0

18.1

18.15
18.2
Acquisition time (min)

18.25

0

200

400
600
800
Concentration (ng/ml)

1000

デルタメトリンのクロマトグラムで QuEChERS ホウレンソウ抽出物の LOQ レベルが 0.1 ppb となっていることが確認できました。7010C の同時 dMRM/スキャンモード

で測定した結果、高い感度が得られていることを示しています。この dMRM/スキャン取り込みモードで、7010C は 0.1 ～ 500 ppb の範囲にわたり優れた直線性を維持

しました。

17

ターゲット化合物および未知化合物の高感度分析

同時 dMRM/スキャン取り込みモードを使用することで、同等の感度と直線性を維持できます。

このモードの良いところは、dMRM でターゲットにしていない化合物も MassHunter Unknowns Analysis で同定できる点です。さらに、イオン源の過負荷を防止し、レトロスペクティブ分析が可能となります。

+ TIC Scan 22_20min+dMRM+Scan_50ppb.D

10.00012.000Acquisition time (min)14.00016.000

7.600

8.200

8.42448.400

8.51798.28498.32048.1742

7.98137.88687.79467.800
8.000
Acquisition Time (min)8.600

16.8283

12.5069

11.6349

11.0383

9.59758.91087.76848.000

15.8861

6.000

7.400

13.4051
13.9494
14.4508

4.000

6.3441
6.88325.24247.200

7.63107.47907.3746

7.76847.8225+ TIC Scan 22_20min+dMRM+Scan_50ppb.D
100%

100%

18.000ホウレンソウ QuEChERS 抽出物中の 50 ppbアトラジンの同定。同時 dMRM/スキャンモードデータを MassHunter Unknowns Analysis によりクロマトグラフィーデコンボリューション（デコンボリューション）処理して得られました。

アトラジンの RT で見つかった成分のデコンボリュートしたスペクトルと、ライブラリのリファレンススペクトルを反転させたものを比較して示します。デコンボリューション

プロセスにより、干渉イオンを除去して、高品質のライブラリ一致スコアが得られました。

18

広いダイナミックレンジで複雑な PCB を分析
PCB は長年にわたり、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体として広く使用されていました。しかし、環境毒性を持つことが確認され、残留性有機汚染物質に分類されました。PCB は、広範囲での使用と環境中での残留性により、特に水源や土壌など、現在も環境中に存在します。GC/

TQ は、特に複雑なマトリックス中の PCB 化合物の定量に有用です。

3

2

2’

3’

4
(CI)n

4’
5

6

6’

(CI)n

5’

ポリ塩化ビフェニル （PCB）の一般的な化学構造

7000E（3 mm エクストラクタレンズ）：
0.01 ～ 500 ppb

7010C：0.001 ～ 500 ppb
2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (BZ #47) - 12 Levels, 12 Levels Used, 12 Points, 12 P

x10 7 y = 64952.167914 * x - 46078.623657
R^2 = 0.99970803
3.22,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (BZ #47) - 13 Levels, 10 Levels Used, 13 Points, 10x10 6 y = 10928.503474 * x + 3658.906816
R^2 = 0.99531943
6
5.5

2.6

5

2.4
2.2

4.5

2
1.8
1.6
1.4

4
3.5
3
2.5

1.2
1

2

0.8

1.5

0.6
0.4

1

0.2

0.5

0
-0.2

0
0

50

100

150 200 250 300 350 400

Concentration (ng/ml)

450 500

2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (BZ #47) - 15 Levels, 10 Levels Used, 16 Points,

x10 7 y = 2104.529149 * x + 259.895410
2.1 R^2 = 0.99950904
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
0
2000
4000
6000

Responses

Responses

Responses

3
2.8

7000E（9 mm エクストラクタレンズ）：
0.5 ～ 10,000 ppb

0

100

200

300

Concentration (ng/ml)

400

500

8000

10000

Concentration (ng/ml)

7010C および 7000E（3 mm および 9 mm エクストラクタレンズ）による 2,2,� ,4,4� -テトラクロロビフェニルの検量線は、広いダイナミックレンジにわたり優れた
直線性（R2 > 0.995）を示しており、ターゲットの濃度範囲において PCB 分析のニーズに柔軟に対応することができます。

19

微量汚染物質の分析における
水素キャリアガスの適用

多感芳香族炭化水素（PAH）は至る所に存在しており、海産物、食用油、燻製肉など多くの食品で微量汚染物質としてモニタリングされます。また、空気、水、および土壌でもモニタリングされます。

通常、GC/TQ のキャリアガスにはヘリウムが使用されます。しかし、このアプリケーションでは

水素での代用が可能で、分析時間の短縮や分離能の向上などのメリットが得られます。Agilent

HydroInert イオン源を組み合わせた Agilent 7000E GC/TQ は、 ヘリウムに匹敵する優れた感度、分離能、スループットを実現できます。また、価格が上昇しているヘリウムを使用することなく、イオン源の影響を大幅に低減できます。

新 しい HydroInert イオン 源 を 搭 載 した 7000E+EI TIC MRM (** > **) 13_cal_10 ppb_2g Matrix_2uL.D+EI TIC MRM (** -> **) 13_cal_10 ppb_2g Matrix_2uL.D

は、この PAH 分析で水素キャリアガスを使用で

100%
100%

きます。この EU PAH 分析では、EU の規制対象となっている 10 ppb の PAH 分析対象物 を乳児用調製乳抽出物 にスパイクし、HydroInert 搭載+EI TIC MRM (** - > **) 13_cal_10 ppb_2g Matrix_2uL.D

100%

7000E で測定しました。対象のすべての異性体がクロマトグラフィー分離され、優れたピーク形状が得られました。

0

0
18.8

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

19
19.2
19.4
19.6
19.8
Counts vs. acquisition time (min)

34

36

38

40

42

36

20

36.5

37

37.5

38

Counts vs. acquisition time (min)

44

46

48

50

Counts vs. acquisition time (min)すべての EU PAH 化合物 に対し、7000E およびHydroInert イオン源 は 広いダイナミックレンジにわたり優れた直線性を示しました。

20

厳格な国際規制に準拠
EPA、EU、GB など、あらゆる規制メソッドにおいて、Agilent 7010C GC/TQ は残留性有機汚染

物質の検査に最適です。汎用性と堅牢性に優 れたこの機器では、コストやオペレーションの複雑さを増大させることなく、磁場セクター型の高分解能 GC/MS 機器の特異性と感度を提供します。

Agilent 7010 シリーズ GC/TQ は、ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシンとジベンゾフラン（PCDD/

PCDF）に対して優れた感度と S/N 比を備えています。また、低濃度スパイクでは優れた再現性を示し、微量分析において一貫した定量値が得られます。各国の規制機関で使用されている最低濃度最小報告レべル （LCMRL）では感度と再現性の両方を検討するため、この点は重要です。

9

1
2

8

3
CI x

4
1

2,3,7,8-TCDF

最後に溶出した

1,2,8,9-TCDF

2
3
CI x

最初に溶出した 1,3,6,8-

TCDD

2,3,7,8-TCDD

4

O
x+y=4
O

O
x+y=4

7
6

CI y

9
8
7
6

CI y

最後に溶出した

1,2,8,9-TCDF

SGS AXYS 16130 で 7010 シリーズ GC/TQ が使用でき、四塩化ジベンゾフラン（TCDF）および四塩化ジベンゾ

ダイオキシン（TCDD）のクロマトグラムに示されているように、ウィンドウ内で同じ溶出順序を維持できます。

21

持続可能性とビジネスの成功のためのパートナーシップ

持続可能という考え方により、製品、プロセス、サプライチェーンに対する研究者、科学者、メーカーのアプローチが変化しています。しかし、ラボにとって、継続的にワークフローを最適化しコストを抑制しつつ、環境への影響を低減することは容易ではありません。

アジレントは、効率、生産性、持続可能性が相互に関連していると考えています。

持続可能性への取り組みは、アジレントの事業運営とお客様の課題への対応において不可欠な要素です。

アジレントは協力して、ラボがサステナビリティの目標を達成し、結果を出し続け、精度を維持し、競争力を維持するのを支援します。

My Green Lab とのパートナーシップ

アジレントは My Green Lab と協力し、ACT ラベル （Accountability= 説明責任、Consistency = 整合性、Transparency = 透明性）の取得に向けて、自社の機器の独立監査を受けています。ACT ラベルは、製品とそのパッケージの製造、使用、廃棄による環境への影響に関する情報を提供し、購入者が情報に基づいて持続可能な選択をでるようにするものです。Agilent 5977C、8860、8890、Intuvo 9000 GC シ

ステムは 総合的に評価され、ACT ラベルを獲得しました。My GreenLab の詳細はこちら

22

排出量ネットゼロへのコミットメント

アジレントは創立以来、消費電力、廃棄物、水、CO2 排出の削減に取り組んできました。そして今、さらに歩みを進めようとしています。

2050 年までに、温室効果 ガスの排出量ネットゼロを達成することを発表します。ネットゼロに向 けたアジレントの 包括的 なアプロー

チには、 パリ協定 の 気候変動目標、明確 に 定義された 中間目標、

Science Based Targetsイニシアティブへの取り組 みなどがあります。詳しくはニュースリリースをご覧くださいAgilent CrossLab サービス

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合し、お客様のワークフローのサポート、生産性の向上や運用効率の向上を実現するためのお手伝いをさせていただきます。すべてのやり取りにおいて、お客様が目標を達成するのに役立つ見えない価値を提供させていただきます。メソッドの最適化とトレーニングからラボ全体の移設と運用分析までの幅広い製品とサービスを提供することにより、お客様が機器とラボを管理して最高の性能を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

CrossLab の詳細については、ホームページをご覧ください。

サービスとサポートを支える人材
CrossLab のサービスエンジニアが特別な理由

10 年

機器修理の
平均経験年数96 %

すぐに調達できる

数百万種類
全世界の物流センターで部品の割合

そろう部品の数

30,000>1,85050+

トレーニング日数

サービスエンジニア数

技術スタッフの全世界のフィールド

対応可能な技術プラットフォーム

85 %

初回訪問で
修理が終わる割合

1～2 日

優先サービスの連絡から修理完了までの通常のスピード

23

10 年間の価値を保証

アジレントは、品質システム設計および製造に関して、比類のない業界水準を誇っています。アジレン

トバリュープロミスには、その信頼性の高さが反映されています。

アジレントバリュープロミスは、アジレントのクロマトグラフィー、質量分析計、分光光度計などの製品のご購入日から 10 年間、製品の性能を保証するもので、アップグレードの際には製品の残存価値に見合った導入プランをご提案します。投資による利益を最大限に高めながら、システムを変わらぬ価値で末永くご利用いただけます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE10995905

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, May 25, 2022
5994-4921JAJP