１－４．活断層集中域や火山等の歪速度の速い地域における地震発生メカニズムの解明
京大防災研 飯尾能久・井口正人

研究目的：
活断層集中域や火山等の歪速度の速い地域においては 地殻や上部マントル中の顕著な不均質構
いては，地殻や上部マントル中の顕著な不均質構
造やマグマの蓄積に起因してひずみ集中が発生し，地震活動を引き起こすと考えられる これらの地域地震活動を引き起こすと考えられる．これらの地域
において稠密地震観測，地震・地盤変動の高品位観測を行うことにより 不均質構造を検出し 地震観測を行うことにより，不均質構造を検出し，地震発生メカニズムを明らかにする．

霧島
地震観測点
テレメータ装置

鹿児島市

火山活動研究センター

姶良カルデラ桜島

カルデラ周辺における地震活動

5
カルデラ周辺における地震活動
10
15
20km

マグマ供給に伴う歪蓄積
グ 供給に伴う歪蓄積
歪蓄積率10-6/年

成果の目標及び業務の方法

H20年度
地殻や上部マントルの不均質構造を捉えるため、琵琶湖西岸活断層集中域に稠密地震観測点を設置
し、定期的にデ タの回収と電池の交換を行う。桜し、定期的にデータの回収と電池の交換を行う。桜島・姶良カルデラ周辺の既設の観測坑道を利用して機動的 観測機器を設置
機動的に観測機器を設置しモニタリングを開始する。
タリ グを開始する。

近畿地方の被害地震の分布 １９４３ １９２７(１６世紀以降)• 桃山-江戸時代に最大級の内陸地震が発生• 1596年慶長伏見地震• 1819年も実体は不明。深い
地震か?

１９４８

１６６２
１８１９
１５９６

１８９１？

１８５４？
？ ？
１６０５
１７０７
１８５４
１９４６

１６０５
１７０７
１８５４
８５
１９４４

近畿地方北部における地震活動の静穏化

30%OFF近畿地方北部において歪速度変化が起こった領域

観測点分布• 黄四角は臨時観測点(45点）
観測は11月中頃から順次開始
オフラインデ タとしてオフラインデータとして半年に1度回収
赤丸は定常点（７３点）

観測機器• 速度センサー
速度センサ
KVS-300– 固有周波数：2Hz
固有周波数 2H
– 感度：約1V/kine– ダンピング：0.7
ダンピング 0 7– 重量：1.5kg以下• 稠密地震観測用ﾃ
稠密地震観測用ﾃﾞｰﾀﾛｶ
ﾀﾛｶﾞｰ

EDR-X7000– 容量：CFカ
容量：CFカード4Gbyte
ド4Gbyte 4枚– 消費電力：typ.0.08w以下– 時刻精度：1ms以上（常時）時刻精度
以 （常時）– 重量：1.2kg以下

機器の設置状況

地震計外形：150 ｘ 100 ｘ 110（H)
コンテナ外形：380 ｘ 263 ｘ 230(H)

設置点
A1
A2

B1 E8E7

E2

E6

D3
B7
B9C9

時刻更正方法
GPS時刻信号受信
時刻信 受信
内部時計との時間差Δt測定
温度T・印加電圧V測定
温度T
印加電圧V測定

Δt1
時刻1Δt2制御用補正値Δfの表 ( 機体No. EDR000012)
温度T

時間

印加
電圧V
2.09
2 102.10
2.11
2.12

17 18 19 20・・・・・ 20 15 10 5 ・・・・・・・・・ 15 10 5 0 ・・・・・・・・・・ 10 5 0 -5 ・・・・・・・・・ 50 -5 -10 ・・・・・

時刻2Δt2- Δt1から正しい水晶発振周
波数
波数からのずれΔfを計算
ずれ を計算制御用補正値の表をupdate

補正値の表を自動的に参照することにより，補正値の表を自動的に参照することにより温度に応じた最適の印加電圧を選ぶことができる
時計がずれなくなる ÆGPS受信間隔を延ばす

GPSを受ける必要が無くなる

冬眠モード

データ処理装置
装 （KEC-1000）

CFカ ド処理部は、一度に6枚のCFカー
CFカード処理部は度に6枚のCFカドのデータの読取が可能である。
上から• CFカード処理部• CFカードリーダー
CFカ ドリ ダ• CPU切替器• イベント処理蓄積部• 連続データ処理蓄積部
連続デ タ処理蓄積部

連続データ処理蓄積部は、１０TBのHDDを持ち、約2年間のデータ蓄積ができる(見込み）波形データ処理
・約５分間でCFカード１枚(4GB)のデ タを転送(4GB)のデータを転送
45観測点の半年分のデータ(CF180枚)を約15時間で転送可能
・winフォーマットに変換
・周辺の定常観測点のデータとマージ・トリガー判定ガ
定・イベントファイル切り出し

CFデータ処理••••

CF装置操作でCFカードのデータをHDDに読み取り
WIN一括変換ボタンで、読み取ったCFカードのデータをwinフォーマットに変換 読み取 たトに変換。読み取ったデータは既存データと自動的にマージされる。
WIN再変換は、rawデータからの再winフォーマット変換
次回CFカードのフォーマットも1枚約5分で行える。

地震波形データ

2008年12月11日19時22分頃に起きた地震(M3.0)地震波形データ•上下動の地震波形（2008年12月11日19時22分頃に起きた地震(M3.0)（観測点：A1,B8,B9,C1～C7,D4～D8,E7,E8を除く）

地震波形データ

2009年1月14日7時18分頃に起きた地震(M4.0)

地震波形データ•上下動の地震波形（2009年1月14日7時18分頃に起きた地震(M4.0)（観測点：A1,A2,B1～B4,B9,D5,E9を除く）

12月11日～14日(00:00)の各観測点におけるノイズレベル

ノイズレベル 深夜（観測点：
C5,C6,C7,D4,D5,D6,D7,D8,E7を除く）,ﾉｲｽﾞﾚﾍﾞﾙ(at 00:00）
観測点
3.0
実 効感度 (logg:μkine)

2.5
2.0

30 ki
30μkine1.5
1.03μkine
BWE9

BWE8

BWE6

BWE5

BWE4

BWE3

BWE2

BWE1

BWD9

BWD3

BWD2

BWD1BWC9BWC8BWC4BWC3BWC2BWC1BWB9BWB8BWB7BWB6BWB5BWB4BWB3BWB2BWB1BWA9BWA8BWA7BWA6BWA5BWA4BWA3BWA200
0.0

BWA10.5

ﾉｲｽﾞﾚﾍﾞﾙ(at 00:00）
3.0

実効感度(logg:μkain)

2.5
2.0

30 ki
30μkine1.5
1.0

3μkine0.5
0.0
DP.MYODP.TNJ

DP.YGI

DP.KHK

DP.OHM

観測点

DP.RKO2

DP.ABU

DP.UJT

DP.KGM12月11日～14日(12:00)の各観測点におけるノイズレベル

ノイズレベル 昼間（観測点：C5,C6,C7,D4,D5,D6,D7,D
8,E7を除く）,

ﾉｲｽﾞﾚﾍﾞﾙ(at 12:00）
3.0
実 効 感 度 (loo g： μ kin e )2.52.01.530μkine

1.00.53μkine
BWE9BWE8BWE6BWE5BWE4BWE3BWE2BWE1BWD9BWD3BWD2BWD1BWC9BWC8BWC4BWC3BWC2BWC1BWB9BWB8BWB7BWB6BWB5BWB4BWB3BWB2BWB1BWA9BWA8BWA7BWA6BWA5BWA4BWA3BWA2BWA10.0
観測点

ﾉｲｽﾞﾚﾍﾞﾙ(at 12:00）
3.0

実効感度(log:μμkain)

2.5
2.030μkine

1.51.03μkine
μ0.5
0.0
DP.MYODP.TNJ

DP.YGI

DP.KHK

DP.OHM

観測点

DP.RKO2DP.ABU

DP.UJT

DP.KGM桜島・姶良カルデラ周辺の火山性地震の震源分布
1997年～2002年

2003年～2007年

1997-2002 (N=67)

2003-2007 (N=334)

NN

2004
若尊

若尊

南岳

南岳

5km

05
10510深度(km)

南岳

0若尊

0M 0 1 2510510深度(km)深度(km )0若尊
深度(kkm)南岳

5km

2003/11M 0 1 2姶良カルデラマグマ溜りのマグマ蓄積量の時間変化
Pressure sourceM
Magmasupplyl

8

73Cu
umulativve volumme (10 m )106

1.8×107m3/yr

42

2.6×107m3/yr
01995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

活火山地域高品位データ観測装置配置図
霧島

AD変換器を坑道内に設置
CAN Busで通信することにより時刻校正
時刻校姶良カルデラ桜島
ボアホール地震計・傾斜計（既設）
観測坑道地震計 傾斜計（既設）
観測坑道地震計・傾斜計（既設）

記録装置の性能比較
HKS-9500
ダイナミックレンジ 24bit

EDR-X7000
24bit*

時刻精度?

1ms以下

サンプリング100 Hz250 ～4000Hz

記録容量

8GB max

24GB max

消費電力

0.5W

0.08W以下

重量寸法

2.0kg
1.2kg以下
230×210×99
230×210×99m
230×181×68
mmm

特特長

オプションによりネップ
トワーク接続可セルフチェック機能
ク機能
１時間50cm水没可地震計の性能比較
CDJ-S2C-2

KVS-300

重量2kg

約1.5kg以下

寸法Φ128 × 80mm

150×100×110mm

固有周波数 2Hz感度

2 V/(cm/s)

コイル抵抗
イル抵抗6040Ω

2Hz
1 V/(cm/s)(内部抵抗5800Ω)

特徴

別売（開発中）の長周 水平レベル調整の範囲
期化回路を使うことで、 が広く，30度くらい傾斜し5秒計に匹敵する振動 た岩盤上にも設置可能
観測が可能