投げ込み式水位計

TDシリーズ
Immersion-type water level meters

TD series

CAT. NO.EA001JAEN-0DS

培ってきたセンサテクノロジー、その応用範囲は無限大。
ジェイテクトの前身の1社である豊田工機は、1941年に自動車をはじめとするすべての機械産業の発展に寄与する優れた工作機械を製造する目的で、当時のトヨタ自動車工業株式会社から分離独立しました。トヨタグループの創始者である豊田佐吉翁の「研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし」の精神を受け継ぎ、工作機械の機種を増やすと共に、自動車部品へと事業を発展させてきました。その後、工作機械や自動車部品事業で培った高度な技術とノウハウから、高精度・高品質・高信頼性を誇る「センサ」を開発し、製品化しました。
ジェイテクトとなったいまも、社会インフラ、医療、社会福祉、車両など、さまざまなフィールドで「便利」「快適」「安全」に貢献しています。

Innovative possibilities
for our advanced sensor technology
TOYODA MACHINE WORKS, LTD., a predecessor of JTEKT Corporation, was founded in 1941,
becoming independent from TOYOTA Motor Corporation, in order to manufacture high-quality
machine tools for the development of automobile and other machinery industries. Carrying on
the spirit of Sakichi Toyoda, the founder of TOYOTA Group — being at the vanguard of the times
through endless creativity, inquisitiveness and pursuit of improvement — we have made great
advances in increasing the variety of machine tools as well as in the expansion of our business
operations to the manufacturing of automobile parts. Utilizing our high technology and knowhow that we have gained from our machine tools and automobile parts operations, we havedeveloped and begun to manufacture sensors of high accuracy, high quality and high reliability.
It is our mission to meet a wide range of demands in varying fields from medical treatment,social services and welfare, to advanced car technologies, while responding to changes in thesocial environment. JTEKT will continue to actively contribute to convenience, comfort and safety around the world.

−1−

投げ込み式水位計 TDシリーズ
圧力センサを応用した投げ込み式水位計は、1986年から生産・販売を開始。
現在までに、約42,000本以上の納入実績を誇っています。（2018年3月現在）

Immersion-type water level meters TD series
We have been manufacturing and selling immersion-type water level meters withpressure sensors since 1986, and have supplied more than 42,000 units.

特長Features
独自の高強度ケーブルを採用

小型ボディ設計

Utilizes original high-strength
cables

基板の小型化を実現しています。

Compact body design
Minimized base size.

信頼性のあるシール
ゴム加硫によりケースとケーブルを一体化しています。

Reliable sealing

避雷回路を内蔵

Cables and cases are seated withvulcanized rubber.

雷による誤動作や故障を低減できます。

洗浄が容易
保護カバーはねじ込み式で、簡単に取り外しができます。

Built-in lightning protection
circuit
It can reduce mechanical glitches andbreakdowns.

Easy to clean
Its screw-type protective cover is easy
to remove.

● 半導体圧力センサを使用しているので、ダイヤフラムの変動が少なく、長期間安定した測定が行なえます。
● 小型でローコストなので、簡易水位計測に最適です。
● アンプ内蔵のため、水位計単体で4〜20mA、1〜5Vを出力します。

● Utilizing a semiconductor pressure sensor, the movement of the diaphragm is minimal and can thus maintain stablemeasurement for long periods of time.
● Compact body and low price enable its utilization for simple measurement.
● The built-in amplifier enables each water level meter to work on 4-20mA, 1-5V output.

−2−

応用事例とシステム構成Examples of applications and working structures
現場機器なしでも使用可能

水位計

制御盤内

専用ケーブル

制御盤内

現場機器

現場機器

高精度レベルコントローラ

ＴＤ８３００（電流出力）

ＴＵ２１００・精度±０．
１％・１m計〜５０m計
・4〜20mA出力（2線式）

・LED表示・デジタル調整および設定
・ＡＣ85〜２42V
・避雷回路内蔵・接点出力 ６点
・出力４〜20mA（非アイソレート）

中継ボックスＴＵ１１3０ＤＬ

P4 参照

・LED表示・表示のスケーリング
・避雷器付
・屋外設置

ＴＤ４３１０・TD8300の電圧出力タイプ
・１Ｖ〜５Ｖ出力
（3線式）

P5 参照

アナログ出力４〜20mA（１〜5V）

ＴＵ２１１０・出力４〜20mA or １〜5V
（アイソレート）
・他はＴＵ２１００と同じ

ＴＵ１２００ＤＬ

水位計

接点出力・屋内用

P10 参照電源ＡＣ85〜242V

P8 参照

細形（ＴＵ１１3０ＤＬ）

ＴＤ８２００（電流出力）

おもり
水底

吊下げ取付金具
おもり、チェーンなしでも使用可能 チェーン6m付

水底設置金具チェーン6m付

P7 参照

P7 参照

フランジ専用ケーブル

P4 参照
ＴＤ４２００

ＴＵ3000DL

デジタルメータ

ケーブル

４３ＡＬ-B・LED表示・ｍ or ％単位
・屋外設置

・TD8200の電圧出力タイプ
・１Ｖ〜５Ｖ出力（3線式）

・LED表示・２出力・ＡＣ85〜264Ｖ
・調整範囲 スパン＋100％
ゼロ点±10０％

４〜20mA/１〜5V

用

避雷器

P9 参照

P5 参照

汎ディストリビュータ

汎用

避雷器

なし

・直径 Φ１４・１０m計〜１００m計
・4〜20mA出力
（2線式）

その他機器

電源ＡＣ85〜264Ｖ

端子箱

ＴＤ８6００（電流出力）

端子BOX（屋内用）
JTW-1（屋外用）

・１０m計・4〜20mA出力（2線式）

他社製の機器・端子台付・大気圧参照穴付

P6 参照（JTW-1）※海水仕様につきましては弊社営業までお問い合わせ下さい。
43AL-B、JTW-1、フランジは株式会社和興計測製です。
本図はシステム構成のイメージです。構成および適用に関する詳細やご不明点は、弊社営業までご確認ください。

上下 水 用深井戸用

マンホールポンプ制御用

Measuring levels in sewers and service drains

Measuring levels in artesian wells

Manhole pump control

河川の水門制御用
Controlling the flood gates of rivers

水門制御盤

ディストリビュータ

ポンプ制御盤

中央監視装置Distributor

Central monitoring unit

4〜20mA

Flood gate control board

Pump control board

ディストリビュータ

ポンプ制御盤

レベルコントローラ

Pump control board

Level controller

地下水位監視アンダーパス
Underpass

Groundwater monitoring

ディストリビュータ
Distributors

4〜20mA

通信器Telecommunications device

Distributor

4〜20mA

4〜20mA
4〜20mA

4〜20mA

中継ボックス

通信器

Flow

Relay box

Telecommunications device

Flow

水位計
Water level meter

ゲートGate

水位計
Water level meter

水位計
Water level meters

水位計

下水マンホール
Sewer manhole

Water level meter

水位計
Water level meters

水位計
Water level meter− 11 −− 12 −

投げ込み式水位計TDシリーズ
IMMERSION-TYPE WATER LEVEL METERS TD SERIES

さまざまな用途にお応えします！！
高精度・コンパクト・メンテナンスフリー

浄水槽（監視制御）

マンホールポンプ（制御）

東 日 本 支 社

Tel:03-3572-5102〒1 0 4 - 0 0 6 1

東 京 都 中 央 区 銀 座 7 丁 目 1 1 番 1 5 号

北 海 道 営 業 所

Tel:011-785-2100〒0 6 5 - 0 0 2 3

北 海 道 札 幌 市 東 区 北 2 3 条 東 2 3 - 4 - 2 3

東 北 営 業 所

Tel:022-212-6550〒9 8 0 - 0 8 1 1

宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 一 番 町 2 丁目8 番 1 5 号

神 奈 川 営 業 所

Tel:046-297-7310〒2 4 3 - 0 0 0 3

神 奈 川 県 厚 木 市 寿 町 3 丁 目 1 番 1 号

新 潟 営 業 所

Tel:025-245-8581〒9 5 0 - 0 9 8 3

新 潟 県 新 潟 市 中 央 区 神 道 寺 2 - 2 - 2 7

中 日 本 支 社

Tel:052-331-7431〒4 5 0 - 0 0 0 3

名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 南 5 丁 目 1 番 7 号

北 陸 営 業 所

Tel:076-224-5960〒9 2 0 - 0 0 2 5

石 川 県 金 沢 市 駅 西 本 町 3 丁 目 7 番 1 3 号

関社

Tel:06-6245-4009〒5 4 2 - 8 5 0 2

大 阪 市 中 央 区 南 船 場 3 丁 目 5 番 8 号

京 滋 営 業 所

Tel:077-526-8861〒5 2 0 - 0 0 4 7滋神 戸 営 業 所

Tel:078-251-8451〒6 5 1 - 0 0 8 8

兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 小 野 柄 通 7 丁 目１ 番 １ 号西 日 本 九 州 支 社（ 広 島 ）Tel:082-282-4186〒7 3 4 - 0 0 2 3

広 島 市 南 区 東 雲 本 町 2 丁 目 2 1 番 2 2 号（福岡）

Tel:093-951-6551〒8 0 2 - 0 0 6 4福岡県北九州市小倉北区片野3丁目3番15号

岡 山 営 業 所

Tel:086-444-3071〒7 1 2 - 8 0 1 1

岡 山 県 倉 敷 市 連 島 町 連 島 6 3 番 地

四 国 営 業 所

Tel:087-815-3410〒7 6 1 - 8 0 7 5

香 川 県 高 松 市 多 肥 下 町 1 5 1 6 番 地 2

大Tel: 06-6245-4055〒5 4 2 - 8 5 0 2

大 阪 市 中 央 区 南 船 場 3 丁 目 5 番 8 号〒1 0 4 - 0 0 6 1

東 京 都 中 央 区 銀 座 7 丁 目 1 1 番 1 5 号

西支阪

本社

賀県

大津

市

浜大津

1-2-2

2

Fax: 0 6 - 6 2 4 4 - 0 8 1 4
東日本

Tel: 03-3571-5130

E-mail: sensor-system@jtekt.co.jp

水位計仕様書は弊社HPよりダウンロードできます※本カタログの記載内容は、改良等のため予告なしに変更する場合があります。
＊The contents of this catalogue are subject to change without prior notice.
●外国為替及び外国貿易法の規定により、規制物資等（または役務）に該当する製品を日本国外に輸出する場合には日本国政府の輸出許可が必要です。
●本カタログ掲載の製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。
●Products that are covered by the Foreign Exchange and Foreign Trade Law cannot be exported without the express permission of the Japanese government.
●Prior to using any of the products shown in this brochure, be sure to read the corresponding operational manual thoroughly, to ensure safe and proper use.

※光洋精工と豊田工機は2006年1月合併し、株式会社ジェイテクトになりました。
＊Koyo Seiko Co., Ltd. and Toyoda Machine Works, Ltd. merged in January 2006 and inaugurated as JTEKT Corporation.

無断転載を禁ず
Reproduction of this catalog
without written consent isstrictly prohibited.

CAT.NO.EA001JAEN-0DSPrinted in Japan

18.07-25BDS（ 13.06）