ＲＴレベル 1

実技試験のポイント

厚さの試験体のうちの 1 枚と，その試験体用の「平板試験体撮影 NDT 指示書」が渡される。
「アルミニウム平板2004 年の 1 月号に RT レベル 1 の二次試験の概要とポ試験体の撮影記録及び観察記録票」の撮影記録の部分にイントについて掲載したが，その後 3 年経過したところついて，指示書に記載されている内容を記入して確認すで，受験者が不合格になる原因について再度検討を加え，る。なお，管電圧，露出時間等は指示書に記載されていこれから受験される方への参考にしたい。

る。観察記録の部分は，透過写真が仕上がってから記入するが，透過写真の必要条件についての規定値が，指示書に与えられているので，欄外の余白に記入しておくと

１．ＲＴレベル 1 の二次試験の概要
RT レベル 1 の二次試験は，アルミニウム平板試験体のよい。

撮影及び写真処理，得られた透過写真についての必要条渡された試験体の上に，指示書に従って図 1 の例のよ

件の確認等の試験結果の観察記録ときずの像の分類であ

うに透過度計，階調計及びフィルムマークをセロファンる。きずの像の分類については，自分で撮影した透過写テープを用いて取り付ける。なお，フィルムマークにつ真 1 枚を JIS Z 3105 によって行う。さらに，配布された

いては試験体番号，母材の厚さ及び試験部の有効長さの透過写真について，JIS Z 3104 及び JIS G 0581 によるき両端を示す矢印マークは事前に取り付けてある。パック

ずの像の分類を各 2 枚づつ合計で 5 枚の透過写真についフィルムに記されている識別番号と受験年月日を各自がて行う。試験時間の配分は表 1 に示すとおりである。

取付けることになる。マークの取り付け位置は溶接部から 10 ㎜～12 ㎜程度離れた位置がよい。階調計は母材の表1

厚さが 9 ㎜の場合は D3 形，11 ㎜及び 13 ㎜の場合は E3

試験項目と時間試験項目(1) 平板試験体の撮影(2) 写真処理

時間45 分形と異なることに注意し，透過度計は一番細い線が矢印の上にくるよう取り付けることに注意が必要である。

(3) 試験結果の観察記録

指定 され た識別 番号

受験 年月 日(4) きずの像の分類
1枚

JIS Z 3104

2枚JIS G 0581

2枚45 分

透過 度計
H18･12･10A02

透 過度 計T12↑↑A02

JIS Z 3105

NO･101

受験者は 8 名ずつが指定された時刻に集合し，1 番かT 9MM

ら 8 番の指定されたテーブルに着席する。各テーブルにはプリント（放射線透過試験 レベル 1 用二次試験），記試験 体番 号

階調計 D3 形

母材 の厚 さ録用紙（5 枚を綴じたもの）及びパックフィルム（受験者各自の識別番号が記入されているもの）が置かれてい図 1

透過度計，階調計，フィルムマークの配置（母材る。の厚さ 9mm の例）

実技試験に先立ち，配布されているプリントにより試験実施方法及び暗室の使用方法について 15 分程の説明が行われる。

X 線照射ボックスの扉を開き，マークされた位置にパックフィルムを置くが，この際，セロファンテープで 1箇所とめておくとよい。フィルムの上に試験体の溶接部

２．実技試験が下のセンターラインを示すマークの上にくるように置2.1いて扉を静かに閉じる。X 線制御器の管電圧及び露出時

アルミニウム平板試験体の撮影

試験体は母材の厚さが，9 ㎜，11 ㎜及び 13 ㎜の 3 種類間の設定を指示書に従って行うが，タイマーは受験地のがあり，いずれも余盛に相当する高さ 3 ㎜の凸部が加工周波数に合わせて，内側（60Hz），外側（50Hz）を間違されている。溶接部にあたる部分に，ブローホールを模わないように注意する。この際，管電圧が所定の値に到擬した種々のきずが設けられている。受験者は 3 種類の達するタイムラグを考慮して，5 秒程長く時間をセットすること。X 線照射ボタンを押して撮影を行い，露出時

験視野を設定して，きず点数の合計をきず点数の欄に記間が終了したら，扉を開け試験体とフィルムを回収する。

入する。テーブルに配置されている規格の抜粋の表によ試験体から各自が取り付けた透過度計，階調計，年月日

り，分類結果を求めて，分類の欄に記入する。試験視野と識別番号のフィルムマークを取り外して，試験体を試の枠を，設定した位置に記入することを忘れないこと。

験員に返却する。撮影は 1 枚限りであるので，透過度計

なお，JIS Z 3105 は 2003 年に改正され，きずの像の分類の取付け，フィルム及び試験体のセット，管電圧，露出は付属書 4 に規定されている。しかし，新規格の認証試時間のセットには十分注意することが必要である。

験への適用は 2008 年以降の予定で，それまでは従来の2.21993 年の旧規格が適用されるので混乱しないように注

写真処理

撮影を終了した 2 名（東京，大阪では 4 名）が一緒に意してほしい。

暗室に入り，写真処理を行う。暗室の照明を消す前に，鋼溶接継手については，配布された透過写真 2 枚につ最初に説明された処理時間，処理液の位置等をもう一度いて行い，「JIS Z 3104：1995 によるきずの像の分類記録確認してから，セーフライトに切り変える。しばらく眼票」2 枚にそれぞれ記入する。記録票には分類の対象とをセーフライトの明るさに慣れさせてから，パックフィした第 1 種のきず及び第 2 種のきずの位置を図中の所定

ルムの包装を破り，フィルムを取り出してフィルムハンの位置に記入するように指示されている。すべてのきずガーに確実に取り付ける。白い挟み紙は，後で暗室を退について記入する必要はなく，右端から何㎜の位置かの室する時に忘れずに持ち出すこと。各自 1 枚ずつの 2 本記入の必要もない。どのきずを対象にしたかが分かるよのハンガー（東京，大阪では 4 枚を 2 本に）は，一緒にうにさえ記入すればよい。

現像タンクに入れ，タイマーを起動させる。所定の時間

なお，第 2 種のきずでは，きず長さが，1 類であってで現像，停止，定着，予備水洗，水洗促進処理，本水洗も，溶込み不良及び融合不良の場合は 2 類になることにを順次行い，水切剤処理をした後，暗室から持ち出して，留意すること。

フィルム乾燥機に入れて乾燥を行う。
2.3

試験結果の観察記録

さらに，鋳鋼品の透過写真の 2 枚についてのきずの像の分類が課せられる。分類結果は「JIS G 0581：1999 に受験者は，フィルムを乾燥機に入れたら，乾燥を待たよるきずの像の分類記録票」に記入する。JIS G 0581 はずに，きずの像の分類を行うための試験室に移動する。

1999 年に改正され，旧規格の「等級分類」が「きずの像乾燥した透過写真は，きずの像の分類を行っている間にの分類」に，「欠陥点数」が「きず点数」に，「欠陥面積」本人に届けられる。撮影した透過写真について，濃度計が「きず面積」に，「試験部の肉厚」が「試験部の呼称厚とフィルム観察器を用いて，JIS Z 3105：1993 に規定すさ」に用語が変わっている。しかし，用語は変わっても，る透過写真の必要条件の確認を行う。試験結果を前記のきずの像の分類方法は改正前と同じと考えてよい。鋳鋼記録票の観察記録の欄に記入する。濃度測定にはコニカ

品のきずの像の分類においては，きずの寸法を測定するの PDA－85 形デジタル濃度計を使用するので，この濃度場合に，きずの像の明瞭な部分について測定し，ぼけた計の取扱いに習熟しておくこと。特にゼロ点調節に注意部分まで測定しないとなっているが，樹枝状の引け巣のが必要である。さらに，階調計の部分の濃度測定値から場合，受験者の測定の多くが過小に評価しすぎて，その濃度差及び濃度差／濃度の値を計算して記入する。時間ために分類結果が不正解になる傾向が見られる。また，が限られているので，透過写真の必要な測定箇所をしっ数えないきずの最大寸法が，1 類の場合と 2 類以下の場かり把握して，迅速にかつ，確実に測定し，正しく計算合とに分けて規定されているが，一般的には 2 類以下のできるようにしておくことが大切である。

欄の値を使用すればよい。

2.4

きずの像の分類

受験者自身が撮影した平板試験体の透過写真について，なお，分類作業に必要な各規格の表は，各自のテーブルにケースに入れて配布されている。鋳鋼品ではブローきずの像の分類を行い，その結果を「JIS Z 3105：1993

ホールや引け巣で表が分かれており，慌てて間違った表のきずの像の分類記録票」に記録する。試験部で識別さを見てしまうことないよう注意してほしい。

れたきずは，すべてを図中の所定の位置に記入し，分類5 枚の透過写真のきずの像の分類と必要条件の確認を用のゲージを用いて，それぞれのきずのきず点数を正確45 分の試験時間で行うので，各規格における分類方法にに求めて記入する。最もきず点数が大きくなる箇所に試ついて十分に習熟しておくことが必要である。

ＰＴレベル１・レベル２

実技試験のポイントに，試験方法が正しく書かれていないことがある。特に現像方法が抜けている場合が多く，また現像剤の適用方

NDT フラッシュでは，これまで資格試験の内容につい法に速乾式現像法と書いている人がいる。他に，誤字脱てシリーズで解説している。52 巻 10 月号で PT(PD PW)

字も見受けられる。これらは簡単に防げる間違いなのでレベル 1 と PT(PD)レベル 2 の二次試験の概要とポイント注意してほしい。

について解説した。今月号ではさらに受験者が犯しやすいミスや注意してほしい点を中心に解説する。
表 1 に PT の二次試験項目と時間を示す。PT2 及び PT
1 は溶剤除去性染色浸透探傷試験と水洗性蛍光浸透探傷試験の二つの技法を行う。PD2 及び PD1 は溶剤除去性染色浸透探傷試験の一つの技法について，PW1 は水洗性蛍光浸透探傷試験の一つの技法について行う。
図 1 溶接試験体の概略

レベル 2 については，さらにレベル 1 に対する NDT指示書の作成が課せられる。

浸透処理において，浸透液の塗布範囲は余盛部と熱影響部に過不足なく適用することが必要であるが，余盛部

表 1.試験項目と時間試験項目時間a. 溶剤除去性染色浸透探傷試験

30 分

b. 水洗性蛍光浸透探傷試験

30 分

c. レベル 1 に対するＮＤＴ指示書の作成（レベル２のみ）

30 分のみにしか浸透液を適用しない受験者がかなり見受けられる。熱影響部も試験範囲であることを再確認してほしい。熱影響部の範囲は余盛幅と同じ程度と考えれば十分である。
除去処理においては，試験範囲以外の部分の除去不足が見受けられる。特に，端面が除去不足であるとそこから浸透液が試験面までにじみ出し，きずの識別が困難に

1．実技試験なる。また，「微小なきずを検出するには，浸透液の過度各探傷技法とも，与えられた試験体の探傷を行い，浸の除去には注意が必要である。」ということにとらわれす透指示模様と試験条件の記録を行う。レベル 2 とレベルぎ，バックグラウンドが極めて悪い場合がある。溶接ビ1 において探傷手順に違いはないが，レベル 1 は，探傷ードの凹凸や止端部は余剰浸透液の拭き残りがないよう機材の確認や探傷操作に対する配点の比率が大きく，レ注意が必要である。

ベル 2 はきずの検出に対する配点の比率が大きくなっている。
また，レベル 2 には探傷結果に対する評価が課せられている。これは，試験手順書に合格基準が記載されているので，それに従って与えられた試験体について探傷結果の合否判定を行うことが要求されている。
試験内容については，前回の解説時と変更はない。また，探傷の詳細な手順については前回の解説で詳細に述べているので，それを参考にしてほしい。
1.1

溶剤除去性染色浸透探傷試験

この試験では，図 1 のような平板突合せ溶接部の探傷試験を行う。

現像処理では，まだ練習不足の人も多く見られ，現像塗膜が薄すぎたり，厚すぎたりする例もある。試験体の下地がはっきり見えたり，厚くなりすぎないように，繰り返しよく練習しておく必要がある。
観察は浸透指示模様が現れたらすぐに記録を行うようにする。ただし，大きな指示模様に気を取られ，現像時間近くにならないと現れてこない微小な浸透指示模様を見落とす場合があるので注意が必要である。
記録については，検出された浸透指示模様は，赤鉛筆で記入するように指示されているが，それに従っていない人や，きずの位置については，基準線が指定されているにもかかわらず，違ったところから位置の測定を記録

試験の内容は，試験条件の記録ときずの探傷試験の二している人がまれではあるが見受けられる。また，寸法つに分けられる。試験条件の記録で見受けられる間違いの記入間違い（例えば，150mm を 50mm 又は 250mm としている例や，全て 10mm ずれている例など。）や，試になる部分ができ，その部分の指示模様を見逃している

験体の図面の中に試験体番号の記載のないものがまだ見人がいる。また，試験体をできるだけブラックライトに受けられる。試験体の刻印が見えづらい場合は，刻印部近づけ微細なきずの見落としがないようにすることが必に現像剤を塗布し乾燥後，指でこすると刻印番号が浮か要である。

び上がって見える。このことは覚えておくと便利である。

浸透指示模様の記録は，試験体の略図があらかじめ解試験時間内に後処理の実施が指示されているが忘れ答用紙に第三角法で書かれてあるので，これに赤鉛筆で位置と大きさをできるだけ正確に記入する。ここで，試ている人がいる。
この他に，レベル 2 技術者にはきずの有害性を常に考験体の下面図が左右（上下）対称になっているので，浸慮して欲しいとの観点から，指定された応力に対するき透指示模様の記入の際，左右（上下）を間違う人がいる。

ずの方向を解答することが求められている。試験手順書

以上，実技試験についてミスを犯しやすい点や注意しをよく読んで適確に答えられるようにしておくこと。てほしい点を述べてきた。試験では各処理の手順が適正1.2に行われているか否かも，採点内容に含まれているので，水洗性蛍光浸透探傷試験

この試験では，小形機械部品の探傷試験を行う。レベ

これまで述べてきた注意点をよく理解し，試験に臨むこル 1 とレベル 2 で試験体の形状が異なっている。それぞとが必要である。いずれの試験も試験手順書（指示書）

れの試験体の概略図を図 2（ａ），（ｂ）に示す。レベル 1

をよく読み， 手順書（指示書）に忠実に試験を行うこと

用の試験体は今年の秋の試験から採用される予定のものと，十分な練習をしておくことが必要である。

である。
2.レベル 1 に対する NDT 指示書の作成（レベル 2 のみ）
NDT 指示書作成では，溶剤除去性染色浸透探傷試験又は，水洗性蛍光浸透探傷試験いずれか一つを選択し作成を行う。今回は，溶剤除去性染色浸透探傷試験のポイントを解説する。
前処理は，前処理範囲を試験範囲より広く取ること。
固形物や油脂類が十分に取り除かれる処理を行うこと。
また，試験面をよく乾燥し，きずの中を空洞にすることなどの手順を解りやすく指示することが必要である。
（ａ）

レベル 1

図2

（ｂ）

レベル 2

機械部品試験体の概略図

浸透処理は，浸透液の適用方法，浸透時間及び浸透時間中試験面が浸透液で十分にぬれていることの確認を指示すること。

この試験で多く見かけられるミスに，洗浄不足の影響による，きず指示模様の検出不能がある。洗浄不足を発生させる要因としては， 以下の項目が挙げられる。
・過洗浄を恐れるあまり，ノズルを絞り，水圧が弱い状態で洗浄すること。
・穴の中の洗浄が，不十分なこと。

除去処理は，除去不足がないような処理方法及び過剰な除去にならないような処理方法を示すこと。
現像処理は，現像方法と現像時間及びスプレー缶を十分にかくはんし，均一で適切な塗膜厚さができるような指示をすること。
これらは各処理方法の手順の必要最小限の項目であ・ブラックライト下で確認しながら洗浄を行うが，蛍る。この他に，実技参考書に各処理の方法と注意事項が光色が残っていてもそのままにするなど，余剰浸透記載されているので，参考として頂きたい。NDT 指示書

液の洗浄操作が理解されていないか，あるいは確認の手順に従えば，レベル 1 技術者が正確な探傷を実施でそのものが不十分なこと。

きるような内容とすべきである。

現像処理では，現像処理そのものを忘れるなどの操作手順のミスが見受けられる。正しい操作手順を理解し身につけておくことが必要である。
観察では，試験体の形状によって紫外線が当たらず陰以上，前回の解説をふまえ受験者の犯しやすいミスを中心に解説してきた。本解説を参考に浸透探傷試験の二次試験を突破されんことを切に望むものである。