一般換気用フィルター試験
JIS B9908:2019、ISO16890対応
計測機器の紹介2016.12

一般換気用フィルター試験 ISO16890が発行

ISO16890は4つのパートに分かれており、Part2にて粒径別捕集効率と圧力損失の測定に関して記載されている。
ヨーロッパでは、EN779規制からISO16890へと移行した。
日本においても、本ISOを参考にJIS B9908:2019が制定された。
JISにおいても第2部にて粒径別捕集効率及び圧力損失の測定方法に関して記載されている。

EN779
ISO 16890

JIS B 9908:2019201620182019

一般換気用フィルター試験

JIS B9908:2019

必要な機器• エアロゾル生成、中和JIS試験用紛体（1の8種）、オイル、KCl（塩化カリウム）• エアロゾルサンプリング
試験ダクトから等速サンプリング• エアロゾル測定
粒径 ePMx（光散乱相当径）、質量濃度基準

グループ名称

要求性能クラス報告値

J-ePM1 min

J-ePM2.5 min

J-ePM10JIS Coarse－－<50%初期質量捕集率JIS ePM10－－≧50%

J-ePM10JIS ePM2.5－≧50%－

J-ePM2.5

JIS ePM1≧50%－－

J-ePM1JIS B9908クラス分類

一般換気用フィルター試験

ISO16890-2

必要な機器• エアロゾル生成、中和オイル、KCl（塩化カリウム）• エアロゾルサンプリング
試験ダクトから等速サンプリング• エアロゾル測定
粒径 ePMx（光散乱相当径）、質量濃度基準

グループ名称

要求性能

クラス報告値

ePM1 minePM2.5 min

ePM10

ISO Coarse

－

－

<50%

初期質量捕集率

ISO ePM10－

－

≧50%

ePM10

ISO ePM2.5－≧50%－

ePM2.5ISO ePM1

≧50%－

－

ePM1

ISO16890のクラス分類

試験ダクト 下図ISOダクトの他、JISでは従来のダクトも使用可能エアロゾル生成（JIS試験用紛体1の8種）

PALAS社製 エアロゾルジェネレーター
Model：RBG-1000
JIS B9908:2019の要件を満たす• ロータリーブラシ式• 安定発生可能• 高い再現性• 発生量の調整が可能• 簡単操作エアロゾル生成（オイル）
Liquid phase aerosol generation
TSI社製 エアロゾル発生器
Model：9307/9307-6
JIS B9908:2019
ISO16890
EN779 の要件を満たす• 2種類のラスキンノズル発生器• 9307：1JET
30L/min• 9307-6：6-JET
100L/minエアロゾル生成（KCl）

Solid phase aerosol generation• 粒径範囲：0.3～10μｍ• 粒子：KCl粒子• 円筒アクリルチャンバー：直径305mm 高さ1300mm• コロナ放電イオナイザ：ボルツマン平衡帯電分布

エアロゾル生成（KCl）
Solid phase aerosol generation
TSI社製 粗大粒子発生器
Model：8108
JIS B9908:2019
ISO16890
ASHRAE52.2 の要件を満たす• 粒径範囲：0.1～10μｍ• 粒子：塩化カリウム（KCl）粒子
他の材質も使用可能• 粒子濃度：600個/cm3 1μｍ
10個/cm3 10μｍ
Model 8108 Large Particle Aerosol Generatorエアロゾル中和
PALAS社製 コロナ式エアロゾル中和器
Model：CD-2000• 固体、液体どちらのエアロゾルにも対応• 放射線源を含まずにエアロゾルを中和
参考例：中和器使用の有無によるフィルター捕集効率の変化• 陽イオンと陰イオンの両極性方式

エアロゾルサンプリング
Aerosol sampling 試験ダクトから等速サンプリング
TSI社製

等速吸引用カプラー＆サンプリングプローブ
Model：1130011• ISO16890等速サンプリングに対応
等速サンプリングの実行が容易に• 流量：7L/min
OPS：1L/min
外部ポンプ：6L/minエアロゾル測定
Aerosol particle counter
粒径 ePMx（光散乱相当径）、質量基準• 測定器：粒子カウンター、スペクトロメーター• サンプル粒径範囲：0.3～3μｍ（minimum data set）
0.3～10μｍ（full data set)

• OPC粒径範囲：8粒径（minimum data set）
12粒径（full data set)
※右図参照

• 分解能：0.5～0.7μmで標準偏差8%以下 ISO21501-1/-4• 校正：年一回実施 ISO21501-4

NISTトレーサブルPSL使用

エアロゾル測定
Aerosol particle counter
TSI社製 Optical Particle Sizer（OPS）
Model：3330• 粒径範囲：0.3～10μｍ• 粒径チャンネル

：最大16ch

ユーザー設定変更可• 上限濃度：3,000個/cm3（個数濃度）
275,000μg/m3（質量濃度）• 準拠：ISO21501-1/-4• 校正：東京ダイレック社にてメーカー(TSI社)と同等の校正が可能

通信、制御システム
TSI社製 Component Filter Test SystemModel：3150• ソフトウェアとハードウェアから構成• システム制御• システムの一元管理• 測定データの収集、保存、エクスポート等が容易に

画面例

ISO16890-2
アプリケーションノート

フィルター試験装置
PALAS社製
Modular Filter Media test rig
MFP 3000 G• 対応規格：ISO16890、ASHRAE52.2、EN779• 規格対応ソフトにより簡単に合否判定が可能※ePMxでの評価が可能• 規格に対応した発生器が付属※JIS試験粉体の発生も可能• 検出部のユーザークリーニングが可能
MFP 3000 G for ISO 16890

フィルター試験装置
PALAS社製
Modular Filter Media test rig
MFP 3000 G
構成機器 発生器

PLG 1000（ラスキンノズル）
ISO ePM1 DEHS発生•••

オイル粒子発生
高い再現性
簡単操作

LSPG 16890
ISO ePM2.5 KCl発生
ISO ePM10 KCl発生
••
•

塩粒子発生
高い再現性
簡単操作

RBG 10000 GISO Coarse ISO12103-1 A2 Fine•••

ダスト粒子発生JIS試験紛体の発生も可能
高い再現性
簡単操作

フィルター試験装置
PALAS社製
Modular Filter Media test rig
MFP 3000 G
構成機器 粒子計測器• 粒径評価：光散乱径• 粒径範囲：0.2～40μｍ• 個数濃度：最大1,000,000個/cm3※センサーモデルによる、コインシデンス補正有り• 対応温度：最大250℃※センサーモデルによる• 対応圧力：最大10bar※センサーモデルによるWelas 3000 promo
エアロゾルスぺクトロメーター• ユーザーによるセンサークリーニング可能• 簡易校正粒子を使いユーザーによる粒径校正が可能

フィルター試験装置
PALAS社製
Modular Filter Media test rig
MFP 3000 G
試験結果例

filter area : 100cm＾2
face velocity : 5.3cm/s
dust mass concentration : 150.0mg/m＾3
dust/aerosol : DEHSSAE FINE A2
discharge : yes
total volume flow : 32.0l/min

NACL