九州シンクロトロン光研究センター
県有ビームライン利用報告書
課 題 番 号 ： 1805035F

Ｂ Ｌ 番 号 ： BL11

（様式第 5 号）

サ イ ク ロ ン 採 取 粒 子 の XANES に よ る
化学状態解析と細胞曝露応答評価
Chemical speciation of cyclone-collected ambient particulate matter by XANES
analysis and evaluation of cellular response by exposure experiment
奥 田 知 明 ･齋 藤 克 知 ･香 取 拓 也

Tomoaki OKUDA, Katsutomo SAITO, Takuya KATORI慶應義塾大学理工学部応用化学科

Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology,
Keio University※１※２※３※４

先 端 創 生 利 用（ 長 期 タ イ プ ）課 題 は 、 実 施 課 題 名 の 末 尾 に 期 を 表 す（ Ⅰ ）、（ Ⅱ ）、（ Ⅲ ）を 追 記
してください。
利 用 情 報 の 公 開 が 必 要 な 課 題 は 、本 利 用 報 告 書 と は 別 に 利 用 年 度 終 了 後 2 年 以 内 に 研 究 成 果 公
開｛ 論 文（ 査 読 付 ）の 発 表 又 は 研 究 セ ン タ ー の 研 究 成 果 公 報 で 公 表 ｝が 必 要 で す (ト ラ イ ア ル
利 用 を 除 く )。
実験に参加された機関を全てご記載ください。
共 著 者 に は 実 験 参 加 者 を ご 記 載 く だ さ い （ 各 実 験 参 加 機 関 よ り 1 人 以 上 ）。

１．概要（注：結論を含めて下さい）
大 気 粒 子 物 質 （ エ ア ロ ゾ ル 粒 子 ） 中 ク ロ ム の XANES ス ペ ク ト ル を 取 得 し た 。 新 た に
7 素 子 シ リ コ ン ド リ フ ト 検 出 器 を 導 入 し た こ と に よ り 、 従 来 の 19 素 子 SSD と 比 較 し てよ り S/N 比 の 高 い XANES ス ペ ク ト ル が 得 ら れ る よ う に な っ た 。 エ ア ロ ゾ ル 採 取 地 点 と粒 径 が 異 な る 複 数 の 試 料 を 分 析 し た 結 果 、地 点 や 粒 径 の 違 い に よ り 特 徴 的 な ス ペ ク ト ルが 得 ら れ た 。今 後 エ ア ロ ゾ ル 粒 子 の 物 理 化 学 特 性 の 解 明 に お い て 本 法 が 役 立 つ こ と が 期待される。
（ English ）Cr-XANES spectra in atmospheric particulate matter (aerosol particles) were obtained. By
introducing a seven-element silicon drift detector, it became possible to obtain XANES spectrawith a higher S / N ratio than using the conventional 19 element SSD. As a result of analyzing
several samples, characteristic spectra were obtained according to the difference in samplingsite and particle size. It is expected that this method would be useful in elucidating physic aland chemical properties of aerosol particles .

２．背景と目的
大気中の粒子状物質は人体に有害であり、健康影響が懸念されている。2009 年に定められた我が国の PM2.5（粒径 2.5 µm 以下の粒子状物質）の環境基準は質量濃度のみが対象であるが、実際の有害性は粒子の物理化学特性に起因すると考えられるため、PM2.5 濃度に加えてその化学成分・形態を解明することは喫緊の課題である。申請者は、2016 年度より環境省／環境再生保全機構のプロジェ
クト「新規採取法及び細胞・動物曝露実験による PM2.5 の健康影響決定要因の同定」の研究代表者
として、これまでに独自に製作したサイクロン式採取装置で大気粒子状物質を採取し、化学成分分析を行うと同時に曝露実験により大気粒子状物質の細胞応答性を評価してきた。そして、日本国内 3 地

点（神奈川・埼玉・福岡）
・2 粒径（微小・粗大）・4 季節（2017 年・春夏秋冬）の系統的な試料分析を行い、粒子状物質の化学組成と細胞曝露応答との関連性を調査している。ここで大気粒子中に含まれる元素は、その化学形態により有害性が異なることが知られており、粒子の有害性を評価する上で、元素の化学形態を明らかにすることは重要である。これまで大気粒子中有害金属の化学形態別分析は逐次分解抽出法が広く用いられてきたが、この方法は湿式分解であり、試料を溶液化するため対象成分濃度の希釈による検出感度の低下が避けられず、また煩雑であるため分析可能な試料数も限られてしまっているのが現状である。そこで本研究では、高感度かつ非破壊分析法である放射光 XAFS を用いて粒子中元素の化学形態解析を行い、粒子の化学組成および細胞曝露応答との関連性を探索することを目的とした。
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）
インパクターおよびハイボリュームエアサンプラーを用いて、微小粒子状物質を石英繊維フィルター上に捕集した。流量は 740 L/min とした。これに加えて本研究では、横浜・埼玉・福岡においてバーチャルインパクターとサイクロンを組み合わせた微小粒子と粗大粒子の大流量同時採取装置[1-4]を稼働させ、大気粒子の採取を行った。流量は 1,200 L/min とし、3～4 週間の稼働で約 100～200 mg 程度の粒子状物質を得た。この大気粒子試料約 20 mg とセルロースパウダー300 mg を 50 kN プレスにかけ層状にペレット成型し、蛍光 X 線分析による元素成分分析を行った。このフィルターおよびペレット試料を SAGA-LS BL11 に持ち込み、放射光 XAFS の実験を行った。また、クロムの標準物質として、Cr2O3 粉末、Na2CrO4 粉末、および Cr 箔を用いた。さらに大気粒子の標準物質として、国立環境研究所より頒布されている都市大気粉塵（CRM#28、Cr 含有量 56.5 ppm）を用いた。
Cr K 吸収端近傍 5,659～6,538 eV のエネルギー領域において、Cr 箔は透過法（I0, He 70% : N2 30%;
I1, N2 100%）により、またその他の試料は 19 素子 SSD を用いた蛍光収量法により、それぞれ XAFS測定を行った。測定パラメータは、クロム標準物質の測定においては 5,959～6,050 eV の XANES 領域のみ 0.37 eV/step (積算 1s/step)とし、残りの領域は 1.91～6.00 eV/step (1s/step)とした (合計 12 分)。
エアロゾル標準物質 CRM#28 の測定においては前述の 12 分の測定パラメータと、さらに XANES 領域を 0.37 eV/step (10 s/step)、6,050～6,126 eV の領域を 1.91 eV/step (2 s/step) とし、残りの領域は2.67～6.00 eV/step (1 s/step)とした合計 50 分となる測定パラメータを用いた。試料形状は、クロムの標準物質は粉末もしくは箔をポリエチレン袋に入れたまま検体とし、エアロゾル標準物質はセルロー
ス粉末 300 mg の上に CRM#28 粉末を 20 mg 載せて 50 kN でプレスし 13 mmφ に成型したペレット試料とした。
４．実験結果と考察
今回より新たに導入された 7 素子シリコンドリフト検出器（7SDD）と、従来使用していた 19 素子SSD（19SSD）との、同一試料測定によるデータ比較を行った。それぞれの測定条件は以下の通りである。ROI は Cr Kα、測定時間は上述の通りで 50 分、測定試料は国立環境研究所 CRM#28 を上述の方法でペレット成型したものとした。検出器セットアップは、7SDD はフィルターおよびスリット不使用、19SSD はバナジウムフィルター（μt3）およびスリット使用とした。その結果を図 1 に示す。
これより、7SDD を使用した場合には、19SSD の場合と比べて高い S/N 比を示し、良好なスペクトルが得られた。これは、素子そのものの感度の向上に加え、サンプルホルダーと検出器間の距離を可変とすることができるようになり、装置ジオメトリ的に有利となったためと考えられる。

Normalized m(E)

7SDD

19SSD

Photon Energy (eV)
図 1. 7 素子シリコンドリフト検出器（7SDD）と、従来使用していた 19 素子 SSD（19SSD）との、同一試料測定による Cr K XANES スペクトルの比較。測定試料：国立環境研究所 CRM#28（詳細は本文参照）
次に、神奈川・埼玉・福岡において採取されたエアロゾル粉体（微小粒子・粗大粒子）の XANESスペクトルの一例として、神奈川においてサイクロンにより採取された微小側および粗大側の大気粒
子試料の Cr K XANES スペクトルを図 2 に示す。これより、両者は明確に異なっており、試料中に含まれるクロムの化学形態が異なっていることが示唆された。

粗大粒子
微小粒子

図 2.

神奈川においてサイクロンにより採取された微小側および粗大側の大気粒子試料の Cr K
XANES スペクトル。赤：微小粒子、青：粗大粒子。

５．今後の課題
今後は、実環境試料の詳細な化学組成と XANES スペクトルの比較や、Cr の形態別含有量の算出、さらには Cr 以外の元素の XAFS スペクトルの解析などを行う。これに加え、現在進行中の、粒子を細胞に曝露する実験結果を合わせて解析を行う予定である。
６．参考文献[1] T. Okuda, R. Isobe, Y. Nagai, S. Okahisa, K. Funato, K. Inoue, “Development of a high-volume PM2.5
particle sampler using impactor and cyclone techniques”, Aerosol Air Qual. Res., 15, 759-767 (2015).
[2] K. Ogino, K. Nagaoka, T. Okuda, A. Oka, M. Kubo, E. Eguchi, Y. Fujikura, “PM2.5 induced airway
inflammation and hyperresponsiveness in NC/Nga mice”, Environ. Toxicol., 32, 1047-1054 (2017).
[3] T. Okuda, R. Isobe, “Improvement of a high-volume aerosol particle sampler for collecting submicronparticles through the combined use of a cyclone with a smoothened inner wall and a circular coneattachment”, Asian J. Atmos. Environ., 11, 131-137 (2017).
[4] T. Okuda, D. Shishido, Y. Terui, K. Fujioka, R. Isobe, Y. Iwaki, K. Funato, K. Inoue, “Development of ahigh-volume simultaneous sampler for fine and coarse particles using virtual impactor and cyclonetechniques”, Asian J. Atmos. Environ., 12, 78-86 (2018).
７．論文発表・特許（注：本課題に関連するこれまでの代表的な成果）なし
８．キーワード（注：試料及び実験方法を特定する用語を２～３）エアロゾル、XANES、六価クロム

９．研究成果公開について（注：※２に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文（査読付）発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください（2018 年度実施課題は 2020 年度末が期限となります）。
長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

① 論文（査読付）発表の報告（報告時期： ２０２１年３月）