DP5100G

高機能グラフィック形プログラム調節計
DP5100Gは、2入力1ループの高機能グラフィック形プログラム
調節計です。99パターン99ステップ（最大2000ステップ）まで
設定・保存が可能。2入力切換を用いた広域制御や出力4CHによる加熱冷却制御、各種アナログ伝送に対応します。
タイム
イベント・各種警報等のイベント、実温度補償、PVスタートなど細かな機能設定が可能で、従来のDP-Gシリーズでは対応できないニーズにもご使用いただけます。DP-Gシリーズの特長である
グラフィック画面による使いやすさと豊富な情報量に高機能を兼ね備えたプログラム調節計です。

■特長●入力2CH切換形
独立した2CHの入力を持ち、熱電対と放射温度計の切り替えによる広域制御に対応します。温度による自動切換や外部信号入力を併用した切換方式を選択でき、
バンプレス機能も搭載しています。
また、常時2CHの測定値を表示していますので、制御に使用しない
入力CHをイベントに使用することも可能です。
●細かなプログラム運転機能
ステップ毎に設定方式を「SV/時間」
または「SV/勾配」
から選択でき、
PID定数・出力リミットの選択や実温度補償、PVスタート機能などを細かく設定することができます。
保存されたプログラムパターンの編集の他、実行中パターンの変更も行うことができます。
●豊富なイベント機能
オープンコレクタ方式の外部出力28点とメカリレー出力4点を持ち、ステータス出力や各種イベントを割り付け可能です。
イベントには「ステップ毎イベント」と「常時イベント」
があり、「ステップ
毎イベント」
は、プログラムパターン設定においてステップ毎に任意の判定値を設定することができます。
イベント種類は、PV関連イベントやタイムイベント等多数用意していますので用途に応じて使い分けることができます。
●グラフィック表示による豊富な情報量
5.7インチのグラフィック表示で運転状況が一目で分かります。
●メニュー方式による設定の容易さ
パラメータ設定はメニュー方式で、関連パラメータ毎に分かりやすく分類されています。
プログラムパターン設定もグラフと一括表示で設定
内容を把握しやすくなっています。
●パラメータ設定ソフト「TRAMS」
パッケージソフト「TRAMS」を用意していますので、専用ケーブルでPCと接続してパラメータの設定書き込み・読み出しが可能です。

■形式

DP51A□GF11-G□0
2入力切換形
51：熱電対・測温抵抗体・mV・V・mA
出力1
A：電流出力4〜20mA（高精度タイプ）
出力21：オンオフパルス出力（メカリレー出力）
5：SSR駆動パルス出力
A：電流出力4〜20mA（高精度タイプ）
通信インターフェイス
F：COM1：RS-485
COM2：RS-485
補助出力11：CH1 電流出力4〜20mA（高精度タイプ）
CH2 電流出力4〜20mA（汎用タイプ）
ケース色
Ｇ：グレー
外部入出力
（DI・DO）
1：DI 無電圧接点入力
およびオープンコレクタ（0V方向へ電流をシンク）
DO オープンコレクタ出力
2： DI 電圧入力
（DC24V/12V,+コモン）
DO オープンコレクタ出力
オプション
0：なし

PC-135-1

DP5100G
■入力仕様

■調節仕様

（PV1,PV2）
入 力 点 数 ：２CH
測温抵抗体、
ｍＶ、
Ｖ、
ｍＡマルチレンジ
入 力 種 類 ：熱電対、
熱電対 B,R,S,K,E,J,T,N,U,L,C（WRe5-WRe26）,
W-WRe26,NiMo-Ni,PR5-20,PtRh40-PtRh20,
PlatinelⅡ
測温抵抗体 3線式、Pt100Ω、
JPt100Ω
直流電圧±10mV,±20mV,±50mV,±100mV,±5V,±10V
直流電流
0−20mA
精 度 定 格 ：測定レンジ・精度定格の表参照（入力温度0℃以上）
基準点補償精度 ：K,E,J,T,N, PlatinelⅡ ±０.５℃以下
上記以外±１.０℃以下（入力温度0℃以上）
入力イコライザ ：各入力CH毎に19区間折れ線補正
補正値は入力設定の０.１倍の分解能で設定可能
入 力 切 換 ：方式 設定温度による自動切換
外部信号入力による切換、設定温度と外部信号入力の併用切換
切換不感帯設定
切換時のバンプレス機能（PV変化量リミット）
切換時のPVスタート（ＳＶ早送り/早戻し）機能
切換時異常判定と異常時ステータス
切換異常時動作設定
入 力 周 期 ：約０.１秒
でバ ーン ア ウト：熱電対･測温抵抗体・直流電圧（±50mV以下）
バーンアウトあり（発生時の出力値は任意値設定可）
レ ン ジ 設 定 ：測定レンジ範囲内で使用レンジ設定可能（リニアレンジのみ）
ス ケ ーリング ：直流電圧・電流入力（設定範囲-99999〜99999小数点位置指定）
デジタルフィルタ：0〜99.9秒
100 Ω以下
許容信号源抵抗 ：熱電対・直流電圧（mV）
直流電圧入力（±5V, ±10V） 300 Ω以下
測温抵抗体入力 1線あたり5Ω以下
入 力 抵 抗 ：熱電対・直流電圧 １ＭΩ以上
直流電流入力約100Ω
測 定 電 流 ：測温抵抗体入力 約1ｍA
最大許容入力 ：熱電対・直流電圧 ±20 VDC
直流電流±30 mA
測温抵抗体入力 500Ω以下、
±5V以下
Log演算
演 算 機 能 ：開閉演算，最大コモンモード電圧 ：30VAC 以下（50/60Hz）
コモンモード除去比 ：130ｄB以上（50/60Hz）
ノーマルモード除去比 ：50ｄB以上

制御切換周期 ：約０.１秒（OUT1）
電流出力形PID
調 節 方 式：（OUT2）
電流出力形PID, オンオフパルス形PID
SSR駆動パルス形PID（形式指定）Ｐ Ｉ Ｄ 値 ：オートチューニングによる自動設定または手動設定
Ｐ=０〜９９９．
９％（０は２位置動作）
Ｉ=０〜９９９９秒（０はＩ動作なし）
Ｄ=０〜９９９９秒（０はD動作なし）
オートチューニング ：3方式 AT1 運転中の目標値で設定
AT2 ステップ区間同軸８種を予め設定
AT3 SV区間自動選択８種を予め設定
下限−5.0〜100.0%
出 力 リミット：上限0.0〜105.0%、
下降−0.01〜−100.00%
出力変化量リミット：上昇0.01〜100.00%、
出力プリセット：比例動作でのPV=SV時の出力設定−100.0〜100.0%
下限−100.0〜0.0%
Ａ ．Ｒ ．Ｗ ：上限0.0〜100.0%、（2位置制御）時の不感帯設定0.0〜9.9%
出 力 不 感 帯 ：P=0
調 節 動 作 ：正動作／逆動作切換
実 温 度 補 償 ：補償タイプ ステップ開始/終了/全区間の選択
補償幅0〜99999小数点位置スケーリング連動
ステップ毎設定
ＰＶエラー時出力 ：上限及び下限エラー時出力 −5.0〜105.0%（PROG）
モード／定値（CONST）
モード切換
定値運転切換 ：プログラム
手 動 出 力 ：出力範囲 −5.0〜105.0%
ＭＡＮ→ＡＵＴＯ時 バランスレスバンプレス
ＡＵＴＯ→ＭＡＮ時 ＡＵＴＯ時の出力保持 またはプリセットマニュアル値出力
復電時制御動作 ：復電時にプログラムの継続/リセット/ストップを選択可能
継続動作を行う最大の停電時間設定あり（継続限界停電時間 0〜3600秒、0は常時継続）
速度形、Z制御の選択可能（初期値＝Z制御）
調 節 演 算 ：位置形、（OUT2）
２ 出 力 仕 様 ：第2出力
電流出力形，
オンオフパルス形，
ＳＳＲ駆動パルス形
独立PID
加熱・冷却制御 ：スプリット(整合器)演算の設定が可能■イベント仕様

イベントモード ：常時イベント,ステップ毎イベント（DO）18点
イベント点数・割付 ：外部信号出力
常時イベント,ステップ毎イベントが任意割付可能
メカリレー出力4点
常時イベントが任意割付可能（パターン番号,ステップ番号､タイムイベント除く）
イベント種 類 ：常時イベント
PV1上限/下限,PV2上限/下限,PV上限/下限,
偏差上限/下限,絶対値偏差上限/下限、PV変化率上限/下限,PV1-PV2の差の上限/下限,
SV上限/下限,MV上限/下限,
SOAK絶対値偏差上限/下限,G.S待ち時間,
PV切換時の差の上限/下限,
PV1̲BurnOut,PV2̲BurnOut,
パターン番号BCD/BIN,ステップ番号BCD/BIN,
セグメントタイム,プログラムタイム,運転ステータス
ステップ毎イベント
PV1上限/下限,PV2上限/下限,PV上限/下限,
偏差上限/下限,絶対値偏差上限/下限、PV変化率上限/下限,PV1-PV2の差の上限/下限,
SV上限/下限,MV上限/下限,
SOAK絶対値偏差上限/下限,G.S待ち時間,
PV切換時の差の上限/下限,
コードイベントBCD/BIN,タイムイベント設
定
値 ：イベント種類による（数値：−99999〜99999 unit、
時間：000：00〜999:59）
待機 ：あり/なし設定
ヒス テリシ ス：ヒステリシス幅設定（0〜9999unit）（0〜99）
遅
延 ：遅延回数設定■プログラム仕様

プログラムパターン設定方式：
目標値（SV）-時間 または
目標値（SV）-勾配（ステップ毎に選択）
時間設定--時/分または分/秒（一括で選択切換）
勾配設定--温度/分または温度/秒
ス テ ッ プ 数 ：１パターンにつき最大99ステップ
パ タ ー ン 数 ：最大99パターン
合計ステップ数 ：最大2000ステップ
パターンリンク：あり
ステップ設定範囲 ：目標値 入力スケール範囲内
勾 配 0.1〜9999.9（単位/時または単位/分）
時 間 0〜999時間59分 または0〜999分59秒（条件付き4種）
を選択
スタート 方 式 ：SVスタートまたはPVスタート
外部信号入力、
通信、
ALL
プログラム駆動方式 ：キー、
外部信号入力、通信
パターン選択方式 ：キー、（約2/5/10/60倍）
早送り(FAST) ：プログラムの早送り機能付き（設定-5〜105%）にするか選択終 了 時 出 力 ：定値制御か出力固定
パ ラ メ ー タ：各パラメータをステップ毎に選択可能
ＰＩ Ｄ 定 数 ：８種またはＳＶ区間自動選択８種（不感帯,ARW上限･下限,出力プリセット含む）
出 力 リミット：上限/下限 組合せで8種
出力変化量リミット：UP･DOWN 組合せで８種
P V シ フト 値 ：任意数値設定
実 温 度 補 償 ：補償タイプ START/END/ALL/なし選択
補償幅（任意設定）
補 助 設 定 値 ：0〜100％で設定（出力CHへ出力割付可能）
イ ベ ン ト：ステップ毎イベントの設定値を設定可能
パターン設定変更 ：登録パターンの編集・確認は常時可能
運転中パターンの変更可能（登録パターンとは分離）（半角英数カナ16文字）
パターンタグ名 ：パターン毎にタグ名設定可
PC-135-12

■出力仕様■通信インターフェイス

通 信 点 数 ：２点
通 信 種 類 ：RS-485
COM1は背面ポート専用、COM2は前面と背面ポート切り替え
使用
プ ロ ト コ ル ：MODBUS RTU
通 信 速 度 ：2400/4800/9600/19200/38400bps
キ ャ ラ ク タ：8E1/8N1/8N2
絶縁 ：内部回路と絶縁（20MΩ以上･500VDC）
COM1-COM2間は非絶縁

出 力 点 数 ：２点（OUT1）
電流出力形
出 力 方 式：（OUT2）
電流出力形 またはオンオフパルス形，ＳＳＲ駆動パルス形（形式指定）
電 流 出 力 形 ：出力信号 ４〜20mA±0.1%FS
負荷抵抗 750Ω以下（リレー接点）
オンオフパルス形 ：出力信号 オンオフパルス導通信号
接点容量 抵抗負荷100VAC・5A, 240VAC・5A,
30VDC・5A
誘導負荷100VAC・2.5A,
240VAC･2.5A,30VDC･2.5A
SSR駆動パルス形 ：出力信号 オンオフパルス電圧信号
ＯN時 12VDC±20%（最大20mA）
OFF時 0.8VDC以下
出 力 種 類 ：設定により割付（電流出力形のとき）99999〜99999 小数点連動
スケール設 定 ：
（電流出力形で出力種類MV以外のとき）±0.1%FS
精 度 定 格：
（電流出力形とき） 約1/50000
分
解能：更 新 周 期 ：約0.1秒（20MΩ以上･500VDC）
絶縁 ：内部回路と絶縁
出力OUT1-OUT2間も絶縁

■表示仕様

表
示
器 ：５.7形ＴＦＴカラーＬＣＤ
表 示 内 容 ：運転画面一括表示 PV1,PV2,SV,MV，
パターン進行,
パターンNo.,ステップNo.,
ステータス，
イベント出力
DO表示、
DI表示
設 定 画 面 ：MODE0〜11
各種パラメータ設定, プログラムパターン編集,
メモリカード管理など
輝度調整４段階可能
バ ック ラ イト：LEDバックライト、
省電力モード（自動的に輝度を下げ電力低減）■補助出力仕様■設定・操作仕様

出 力 点 数 ：２点（負荷抵抗400Ω以下）
出 力 方 式 ：4〜20mADC
出 力 種 類 ：設定により割付
スケール設 定 ：−99999〜99999 小数点連動
精 度 定 格 ：CH1 ±0.1%FS、 CH2 ±0.3%FS
分
解能 ：CH1 約1/50000、CH2 約1/30000
更 新 周 期 ：約0.1秒
絶縁 ：内部回路と絶縁（20MΩ以上･500VDC）
補助号出力CH1-CH2間も絶縁

操作キー種類 ：MENU,DISP,上下・左右キー,
ENT,ESC,FUNC,RUN,STOP,ADV,RESET,A/M
設定・操作方式 ：MENUキーでメニュー呼出し
MODE0〜11それぞれ専用画面で対話式設定
運 転 操 作 ：運転操作キーで操作（FUNCと組合せ）
運転開始・停止（RUN/STOP）,リセット（RESET）,
ステップ歩進（ADV）、
自動/手動切換（A/M）
、
早送り（FAST）ＤＩＳＰ 操 作 ：運転画面の切り替え
ＨＯＭＥ画面（登録運転画面）
自動表示（専用ケーブルRZ-EC4接続）
エンジニアリングポート：前面にシリアルポート■外部信号入力仕様

入 力 点 数 ：１６点(機能割付可能)
入 力 形 態 ：無電圧接点と電圧入力仕様（形式指定）
無電圧接点
接点容量12VDC・2mA以上
電圧入力仕様 12／24VDC（電源印加時ON,最大12mA/点）
既定割付点数 4点
入力信号種類 ：外部駆動入力
入力種類 TYPE1/TYPE2の選択
TYPE1（RUN/STOP,ADV,RESET）
TYPE2（RUN,STOP,RESET,ADV）
パターン選択入力 既定割付点数 8点
入力種類 BCDコード/バイナリコード
（BIN）
の選択
BCD（1,2,4,8,10,20,40,80）
BIN （1,2,4,8,16,32,64）
任意割付 4点
種類 FAST,PV切換GS解除,MANUAL,他■メモリカード仕様（カードは別売）（ＣＦ）
カード
メ モ リ 媒 体 ：コンパクトフラッシュ
メ モ リ 容 量 ：最大２Ｇバイト
保 存 デ ー タ：フォルダ単位で保存/読込（設定パラメータと全プログラムパターンを一括で扱う）（ベリファイ）機
能 ：保存/読込/削除/比較
カードのフォーマット
（簡易フォーマット）■外部信号出力仕様

出 力 点 数 ：２８点
（24VDC・最大50mA）
出 力 形 態 ：オープンコレクタ出力（固定割付）
出力信号種類 ：ステータス出力 10点
種類 RUN,STOP,RESET,FAST,END,
PV1,PV2,GS待機中,MANUAL,ERR
任意割付 18点（各点毎に個別割付）
種類 常時イベント,ステップ毎イベント■イベント用メカリレー出力仕様

出 力 点 数 ：4点
コモン共通）
出 力 形 態 ：リレー接点出力 ４点（A接、接 点 容 量 ：抵抗負荷 100VAC・3A,240VAC・3A,30VDC・3A
誘導負荷 100VAC・0.5A,240VAC・0.5A,
30VDC・0.5A
最小負荷 5VDC､10mA以上
出力信号種類 ：常時イベント（パターン番号,ステップ番号,タイムイベント除く）

3

PC-135-1

DP5100G
■一般仕様

■画面例

定格電源電圧 ：１００−２４０VAC ５０/６０Hz（フリー電源）
最大消費電力 ：40ＶＡ
基準動作条件 ：周囲温湿度範囲 ２１〜２５℃,５０〜６０%RH
電源電圧
１００VAC±１.０％
電源周波数５０/６０Hz±０.５％
姿 勢
左右±３°
, 前後±３°
ウォームアップ時間 ３０分以上
正常動作条件 ：周囲温湿度範囲 ‒１０〜５０℃,2０〜９０%RH
電源電圧
９０〜２６４VAC
電源周波数
５０/６０Hz±２％
姿 勢
左右±１０゜,前後±１０゜
輸 送 条 件 ：工場出荷時梱包状態において
周囲温湿度範囲 ‒２０〜６０℃,５〜９5%RH（但し結露させないこと）
振 動
１０〜６０Hz ０.５Ｇ(４.９m/s2)以下
衝 撃
４０Ｇ（３５２m/s2）
以下
保 管 条 件 ：周囲温湿度範囲 ‒２０〜６０℃,５〜９5%RH（但し結露させないこと）
停 電 対 策 ：EEPROM及びリチウム電池によるRAMバックアップで設定内容を保持（500VDC）
絶 縁 抵 抗 ：二次端子と接地端子間 20MΩ以上
一次端子と接地端子間 20MΩ以上（500VDC）
一次端子と二次端子間 20MΩ以上（500VDC）（1分間）
絶 縁 耐 圧 ：二次端子と接地端子間 500VAC
一次端子と接地端子間 1500VAC（1分間）
一次端子と二次端子間 2300VAC（1分間）※一次端子：電源（100-240VAC）､出力､警報端子
二次端子：一次端子以外の全端子
絶 縁 構 造 ：枠で囲まれた部位が相互に絶縁

電

源

●運転画面
（一括表示）●運転画面（DI表示）

アナログ入力端子 ＣＨ１
アナログ入力端子 ＣＨ２
出力端子 ＯＵＴ１/ＯＵＴ２※ＯＵＴ２がリレー出力時は個別絶縁
イベント出力端子（リレー出力） ＡＬ１〜ＡＬ４
外部信号出力端子（オープンコレクタ出力）
ステータス信号/イベント出力
外部信号入力端子（外部駆動/パターン選択信号）※外部電源仕様時は通信端子と絶縁
通信端子 COM１/COM２
補助出力端子 ＣＨ１
補助出力端子 ＣＨ２●運転画面（DO表示）（前面）
防 塵 ・ 防 湿 ：IP54準拠（枠）
・入出力端子台
外 郭 材 質 ：ケース・前面
難燃性ポリカーボネート樹脂
外部入出力･補助出力･通信端子台 PBT
外
郭色 ：前面枠・ケース グレー
７ｋｇ
質
量 ：約１．
取 付 方 法 ：パネル埋込取付（外部入出力･補助出力･通信端子はM3）
端 子 ネ ジ ：M3.5●M2：パターン編集画面■環境規制

環 境 規 制 ：RoHS指令適合■付属品

端 子 カ バ ー ：１個［冊子］
取 扱 説 明 書 ：取付結線編
総合編／通信編［CD-ROM］（２個）
取 付 金 具 ：１組●M5：入力設定画面■設定ソフトパッケージソフト：TRAMS※HPより無料ダウンロード■別売品

USBエンジニアリングケーブル：RZ-EC4接点保護素子：軽負荷用 CX-CR1／重負荷用 CX-CR2
メモリカード（コンパクトフラッシュ）：RZ-CMC256（256MB）

PC-135-14■入力種類と測定レンジと精度定格
入力種類
測定レンジ
レンジNo.
01
B
0.0〜 1820.002
R1
0.0〜 1760.003
R2
0.0〜 1200.004
S
0.0〜 1760.005
K1−200.0〜 1370.006
K2
0.0〜 600.007
K3−200.0〜 300.008E1−270.0〜 1000.009
E2
0.0〜 700.010E3−270.0〜 300.011E4−270.0〜 150.012J1−200.0〜 1200.013J2−200.0〜 900.0熱電対
14J3−200.0〜 400.015J4−100.0〜 200.0
16
T1−270.0〜 400.017T2−200.0〜 200.0
27
U−200.0〜 400.028
L−200.0〜 900.029
N
0.0〜 1300.061
C（WRe5-WRe26）
0.0〜 2310.062
W-WRe260.0〜 2310.063
NiMo-Ni−50.0〜 1410.0
64
PlatinelⅡ-1
0.0〜 1390.065
PlatinelⅡ-2
0.0〜 600.023
PR5-200.0〜 1800.0
67
PtRh40-PtRh20
0.0〜 1880.0
41
JPt100 1−200.0〜 649.042
JPt100 2−200.0〜 400.043
JPt100 3−200.0〜 300.044
JPt100 4−200.0〜 200.0
測温抵抗体 JPt100 545−100.0〜 100.0（３線式） Pt100 153−200.0〜 850.0
54
Pt100 2−200.0〜 400.055
Pt100 3−200.0〜 300.056
Pt100 4−200.0〜 200.0
57
Pt100 5−100.0〜 100.0
10.00
31
10mV
−10.0
〜
20.00
32
20mV
−20.0
〜
50.00
33
50mV
−50.0
〜
直流電圧
34
100mV
−100.0〜 100.035
5V−5.000 〜
5.000
37
10V
−10.000 〜
10.000直流電流 20mA
36
0.00 〜
20.00

測定精度
400℃未満：規定外、
400〜800℃：±0.2% FS ±1digit
400℃未満：±0.2% FS ±1digit

0℃未満：±0.2% FS ±1digit±0.1%
FS ±1digit

400℃未満：±0.3% FS ±1digit

100℃未満：規定外、
100〜200℃：±0.5% FS ±1digit±0.2%
FS ±1digit

400℃未満：±1.52% FS ±1digit、
400〜800℃：±0.8% FS ±1digit±0.1%
FS ±1digit±0.2% FS ±1digit±0.1%
FS ±1digit±0.2% FS ±1digit±0.1%
FS ±1digit※精度は基準動作条件における性能。熱電対は、上記の測定精度に基準点補償精度が加算。
直流電流は受信抵抗を内蔵。

■適応規格
入力種類
B、
R、
S、
N、
K、
E、
J、
T
U、
L
熱電対
W-WRe26、
NiMo-Ni、
PlatinelⅡ、PtRh40-PtRh20
C（WRe5-WRe26）
Pt100
測温抵抗体
JPt100適応規格
IEC584（1977、1982）、JIS C 1602-1995、
JIS C 1605-1995
DIN43710-1985
ASTM E 1751
JIS C 1602-2015
IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
JIS C 1604-1981、
JIS C 1606-1989■基準点補償精度（入力温度0℃以上のとき）
入力種類
熱電対

K、
E、
J、
T、
PlatinelⅡ
上記以外

5

周囲温度 23±10℃

周囲温度 左記以外の範囲

±0.5℃
±1.0℃

±1.0℃
±2.0℃

PC-135-1

DP5100G■イベント一覧【ステップ毎イベント・オープンコレクタ出力】
端子1B〜1J、2B〜2J（オープンコレクタ出力）
へ割付可能
分 類
無
PV関連

略
NONE
PV1 H
PV1 L
PV2 H
PV2 L
PV H
PV L
△PV H

称

イベント名
なし
PV1上限
PV1下限
PV2上限
PV2下限
PV上限
PV下限
PV変化率上限【常時イベント・オープンコレクタ出力】
端子1B〜1J、2B〜2J（オープンコレクタ出力）
へ割付可能
略 称
イベント名
設定値
（パターン編集で設定）
なし
NONE
なし
オートチューニング
AT
なし
運転操作キーロック
KEY LOCK
MODE1〜10ロック
MODE LOCK
ヘルス信号
HEALTH
SV上昇中
SV UP
SV下降中
SV DOWN
PV1 Burn Out PV1バーンアウト
PV2 Burn Out PV2バーンアウト
出力1マニュアルMANUAL1
出力２マニュアルMANUAL2なし
パターン番号BCD PTN No.BCD1〜80 パターン番号BCD
なし
パターン番号BIN PTN No.BIN1〜64 パターン番号BIN
なし
ステップ番号BCD STP No.BCD1〜64 ステップ番号BCD
なし
ステップ番号BIN STP No.BIN1〜80 ステップ番号BIN
PV1上限
設定値：上限値または下限値
PV関連
PV1 H
PV1下限
−99999〜99999
PV1 L
PV2上限
（小数点はPV設定連動）
PV2 H
PV2下限
PV2 L
PV上限
PV H
PV下限
PV L
PV変化率上限
設定値：上限値または下限値△PV H−99999〜99999（小数点はPV設定連動）
PV変化率下限△PV L
時間1：サンプリング周期
0.0〜600.0秒
偏差上限
設定値：上限値または下限値
DEV H
偏差下限
−99999〜99999
DEV L
絶対値偏差上限
絶対値偏差は0〜99999
ADEV H
絶対値偏差下限（小数点はPV設定連動）
ADEV LS ADEV H
SOAK絶対値偏差上限
S ADEV L
SOAK絶対値偏差下限
PV1-PV2 H
PV1-PV2 上限
PV1-PV2 L
PV1-PV2 下限
SV、
MV、 SV H
SV上限
SV L
GS関連
SV下限
設定値：上限値または下限値
MV H
MV上限
−5.0〜105.0%
MV L
MV下限
時間1：上限値
GS W ALM
GS待ち時間
000：00〜999.59（単位は時間単位連動）
PV切換時の差の上限 設定値：上限値または下限値
PV切換関連 PV CDEV H
PV CDEV L
PV切換時の差の下限 −99999〜99999（小数点はPV設定連動）
DEV ERR
PV切換時の差の絶対値 設定値はMODE４「2入力切換設定」の「切換異常判定値」
ステップ時間
時間1:ON時間
タイムイベント STP TIME
時間2:OFF時間
PIN TME
プログラムパターン時間 000：00〜999.59（単位は時間単位連動）
分 類
無
ステータス

設定値
（パターン編集で設定）なし
設定値：上限値または下限値−99999〜99999（小数点はPV設定連動）

設定値：上限値または下限値−99999〜99999（小数点はPV設定連動）
PV変化率下限△PV L
時間1：サンプリング周期
0.0〜600.0秒
設定値：上限値または下限値
偏差上限
DEV H
−99999〜99999
偏差下限
DEV L
絶対値偏差は0〜99999
絶対値偏差上限
ADEV H（小数点はPV設定連動）
絶対値偏差下限
ADEV LS ADEV H
SOAK絶対値偏差上限
S ADEV L
SOAK絶対値偏差下限
PV1-PV2 H
PV1-PV2 上限
PV1-PV2 L
PV1-PV2 下限
SV上限
SV、MV、 SV H
SV L
SV下限
GS関連
設定値：上限値または下限値
MV H
MV上限
−5.0〜105.0%
MV L
MV下限
時間1：上限値
GS W ALM
GS待ち時間
000：00〜999.59（単位は時間単位連動）なし
コードイベントBCD CODE BCD1〜80 BCDコード1〜80
なし
コードイベントBIN CODE BIN1〜64 BINコード1〜64
時間1：ON時間
タイムイベント TIME EVENT タイムイベント
時間2：OFF時間
000：00〜999.59（単位は時間単位連動）【常時イベント・リレー出力】
端子10〜13（リレー出力）
へ割付可能
分 類
無
ステータス

略 称
NONE
PV1 Burn Out
PV2 Burn Out
MANUAL1
MANUAL2
ERR
PV1 H
PV関連
PV1 L
PV2 H
PV2 L
PV H
PV L
DEV H
DEV L
ADEV HADEV LS ADEV H
S ADEV L
PV1-PV2 H
PV1-PV2 L
SV、MV、 SV H
SV L
GS関連
MV H
MV L
PV切換関連 PV CDEV H
PV CDEV L
DEV ERR

PC-135-1

イベント名
設定値（パターン編集で設定）なし
なし
PV1バーンアウトなし
PV2バーンアウト
出力１マニュアル
出力2マニュアル
エラー
PV1上限
設定値：上限値または下限値
PV1下限−99999〜99999
PV2上限（小数点はPV設定連動）
PV2下限
PV上限
PV下限
偏差上限
設定値：上限値または下限値
偏差下限−99999〜99999
絶対値偏差上限
絶対値偏差は0〜99999
絶対値偏差下限（小数点はPV設定連動）
SOAK絶対値偏差上限
SOAK絶対値偏差下限
PV1-PV2 上限
PV1-PV2 下限
SV上限
SV下限
設定値：上限値または下限値
MV上限−5.0〜105.0%
MV下限
PV切換時の差の上限 設定値：上限値または下限値
PV切換時の差の下限 −99999〜99999（小数点はPV設定連動）
PV切換時の差の絶対値 設定値はMODE４「2入力切換設定」
において「切換異常判定値」として設定します。

6

■運転画面例（一括表示）
警報発生アイコン制御モードアイコン
PROG/CONST

操作キーロックアイコン

CFカードアイコン
挿入時点灯

MV値表示

運転中のプログラムパターン
および表示進行表示

偏差表示

運転中のプログラムパターン番号
PV1/PV2表示
使用中＝下線
H/L表示

進行中のステップ番号

パターンタグ表示

時間表示
ステップ/プログラムの進行/残り時間
設定切換

PV移行時表示SV UP/DOWN

PV値表示

SV値表示

ステータスアイコン
DO・リレー出力インジケータ
RUN/STOP/RESET、
AUTO/MANUAL、 出力中に点灯
GS-Wait中 他状態に応じて点灯●パネルカット寸法

取付金具

138 ＋10

159

144
144

137×137170170■外形寸法図138 ＋10
144
144

223
235
252

17

単位：ｍｍ

■端子への結線
端子への結線は、
絶縁スリーブ付き圧着端子をご使用下さい。
なお、電源端子には、安全性確保のため、必ず、O形端子をご使用下さい。

B

O形

A

絶縁スリーブ

Y形
絶縁スリーブ

B

A

電源・接地・リレー出力端子
アナログ入力・出力端子
A：3.7ｍｍ以上、 Ｂ：7.0ｍｍ以下
外部入出力・補助出力・通信端子
A：3.2ｍｍ以上、 Ｂ：6.0ｍｍ以下
推奨ネジ締め付けトルク：0.8 N・m

7

PC-135-1■端子板図イベント出力/ステータス出力/DO端子
外部駆動/パターン選択/ＤＩ端子
電源 １００〜２４０ＶＡＣ

1

A B C D E F G H

I

J

2
3

第1出力

4

電流(−)

5

電流･SSR(＋)
電流･SSR(−)

リレー

第2出力

電流(＋)

イベント
（リレー）
出力

18

TC/直流電流/電圧(＋)

819TC/直流電流/電圧(−)

20

Ｈ

7

Ｃ
Ｌ

9

ＡＬ１

10

AL2

11

AL3

12

AL4
COM

22

TC/直流電流/電圧(＋)

1323TC/直流電流/電圧(−)

14

24

A
Pt
B
b

入力ＣＨ２

A
Pt
B
b

入力ＣＨ1

出力１(＋)
補助出力

出力１(−)
出力２(＋)SG

出力２(−)

SB
SA
SG
SG

COM２
（ＲＳ-４８５）
通信インターフェイス
COM1（ＲＳ-４８５）SG■外部信号入出力端子
外部信号入力（DI）

外部信号出力（DO）

無電圧接点信号仕様

有電圧信号仕様（TYPE1）

ADV：4CRESET：4D（PV切換）：4G（NONE）：4H（NONE）：4 I
COM：5A
1：5B
4：5D
8：5E
10
［16］
：5F
20
［32］
：5G
40
［64］
：5H

パターン 選 択

パターン 選 択

2：5C（NONE）：1C

ADV：4C

任意割付

任意割付（FAST）：4F（NONE）：1B

RUN/STOP：4B

NONE：4E

RESET：4D（NONE）：1D

NONE：4E（NONE）：1E（FAST）：4F（NONE）：1F（PV切換）：4G（NONE）：1G（NONE）：4H（NONE）：1H（NONE）：4 I（NONE）：1 I

COM：5A（NONE）：1 J

1：5B

COM：2A

2：5C（NONE）：2B

4：5D（NONE）：2C

8：5E（NONE）
：2D

10
［16］
：5F

（NONE）
：2E

20
［32］
：5G

（NONE）
：2F

40
［64］
：5H

80
［−］
：5 I

（NONE）
：2G

80
［−］
：5 I

※BCDコード時、［ ］
はBINコード時（NONE）：2H※BCDコード時、［ ］
はBINコード時（NONE）：2 I（NONE）：2 J

無電圧接点信号仕様

STOP：4CRESET：4D

RUN：3B
STOP：3CRESET：3D
FAST：3E
END：3F
PV1：3G
PV2：3H
GS WAIT：3 I
DEV ERR：3 J
ERR：4 J

LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD

LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD

（TYPE2）

外部駆動

外部駆動

RUN：4B

COM：3A

LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD
LOAD

有電圧信号仕様（TYPE2）

COM：4A

割付固定（ステータス）

COM：1A

COM：4A

外部駆動

外部駆動

COM：4ARUN/STOP：4B

任 意 割 付

（TYPE1）

ADV：4E

COM：4A
RUN：4B
STOP：4CRESET：4D
ADV：4E※4A、
５AのCOM端子は内部で接続※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PC-135-1

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

8

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2024年3月現在のものです。

PDF

発行 2024.3 初版2024.3