プロトコル識別番号《JEMIC-PTL-RAD2021》

ＪＥＭＩＣ技能試験プロトコル
2021 年度線量測定器(X 線・γ線)技能試験用
１

プロトコルの説明
この技能試験プロトコルは、2021 年度線量測定器(X 線・γ線)技能試験に参加する事業者（以下「参加事業者」という。）が技能試験を受ける際の注意事項、校正を実施する際の校正条件等について記載したものです。
技能試験前によくお読みいただき、プロトコル記載事項に注意して校正等を実施してください。

２

使用する仲介器等

(1)

測定器 1
X 線及びγ線用電離箱

A5（100 ml）（EXRADIN 製）

C-1965S（4000 ml）（㈱応用技研 製）

標準線量／線量率計

AE-1326（㈱応用技研 製）

ケーブル

A5 用変換ケーブル
3 芯延長ケーブル（A5、C-1965S 共用）：15 m(2)

測定用ソフトAE-1326 基本ソフト Ver.4.14r

測定用パソコン

レッツノート CF-J10（ノート PC タイプ）

TCS-1172（㈱日立製作所 製）

測定器 2
サーベイメータ(3)

その他① JEMIC 技能試験プロトコル② JEMIC 技能試験プログラム

３(1)

仲介器の搬入事務局が契約した輸送会社によって、搬入日の午前中（予定）に参加事業者へ輸送箱に納めた仲介器及び付属品をお届けします。
参加受付時にご連絡した搬入日（技能試験期間）に変更がある場合は、事務局からご連絡いたします。

(2)

仲介器の搬入後、速やかに梱包された仲介器及び付属品が「仲介器受取連絡票」に記載のとおりであることの確認（✓記号を記入）を行ってください。ただし、周囲温度等の影響により、搬入後すぐに梱包を開けると、仲介器が結露する場合がありますので、周囲温度等に注意し開梱してください。

(3)

仲介器及び付属品の確認後、「仲介器受取連絡票」に必要事項をご記入の上、FAX又は E メールにより事務局まで送付してください。
万一、仲介器の故障、輸送のトラブル等があった場合には、速やかに事務局までご連絡ください。
- 1/4 -プロトコル識別番号《JEMIC-PTL-RAD2021》

４

校正

(1)

仲介器の校正は、割り当てられた技能試験期間中に、お申込みいただいた校正ポイントについて実施してください。

(2)

仲介器の校正は、参加事業者が通常使用している校正手順書（登録事業者は、登録された校正手順）に従って行うこととしますが、校正条件に依存する校正結果の相違をできるだけ小さくするため、参加事業者の校正手順書との整合が取れる範囲で、「５ただし、「５校正条件」を遵守してください。
校正条件」と異なる条件で校正を実施した場合は、その旨を技能試験結果報告書に記載してください。（「８技能試験結果報告書記入時の注意点(6)」参照）
なお、通常より測定回数を増やす等の手順の変更はしないようにしてください。
(3)

温度計、気圧計及び湿度計は参加事業者が通常使用しているものを使用してください。

(4)５

校正中に異常があった場合は、速やかに事務局まで連絡してください。
校正条件
校正点は、技能試験プログラム「２－２技能試験項目及び校正ポイント」に記載されている校正ポイントのうち、参加事業者で測定可能な 1 点以上とし、線量率は示した値の 1/3 から 3 倍の範囲内としてください。
６(1)

仲介器の搬出搬出日の午前中（予定）に事務局が契約した輸送会社が、仲介器の引取りに伺います。輸送会社には、ご担当者名を伝えてありますので、万一、ご担当者が不在の場合でも、間違いなく引取りができるようご配慮ください。

(2)

参加事業者は、仲介器及び付属品が「仲介器搬出連絡票」に記載のとおりであることを確認し（✓記号を記入）、受取時と同様に梱包した状態で輸送会社の者にお渡しください。
なお、輸送中に輸送箱の蓋が開かないように、布テープ等を貼り付けてください。

(3)

仲介器の搬出（発送）後速やかに、「仲介器搬出連絡票」に必要事項をご記入の上、FAX 又は E メールにより事務局まで送付してください。
万一、仲介器に異常がある場合は、「 仲介器搬出連絡票」に異常箇所を記入の上、どの時点で異常が発生したのかを明確に、速やかに事務局までご連絡ください。
なお、輸送会社への指示は事務局が行いますので、伝票記入などの手続きは一切必要ありません。

- 2/4 -プロトコル識別番号《JEMIC-PTL-RAD2021》

７

事務局への結果報告(1)

提出書類は、下記のとおりです。
①

JEMIC 技能試験結果報告書
校正結果、校正の手順書名及び校正条件等を記入したもの技能試験結果に対する校正証明書 ※1 （通常顧客に発行しているもの）②※1

登録事業者は、JCSS 校正証明書（サンプルでも可）。

校正証明書の宛名③「日本電気計器検定所技能試験事務局」(2)

各校正における不確かさの見積もり表（バジェット表）「JEMIC 技能試験結果報告書」の用紙は、弊所ホームページからダウンロードして、ご利用ください。
②、③は、各参加事業者で準備・作成してください。
(3)

参加事業者は、技能試験期間終了後 2 週間以内に、「JEMIC 技能試験結果報告書」に必要事項をご記入の上、その他提出書類を添えて郵便等により事務局まで送付してください。
なお、一度送付された提出書類の差し替えについては、変造防止の観点から原則として認めておりませんのでご注意ください。ただし、提出された結果報告書等に不備があった場合には、再提出をお願いすることがあります。

８

技能試験結果報告書記入時の注意点(1)「JEMIC 技能試験結果報告書」は、「記入例」を参考にご記入の上、提出してください。
また、「JEMIC 技能試験結果報告書」に記入する数値の桁数は、校正証明書に記載する数値の桁数に合わせてください。

(2)「JEMIC 技能試験結果報告書」には、参加事業者名、技能試験期間（搬入日～搬出日）、報告日、報告者及び受理番号を記入してください。
なお、受理番号は、技能試験事務局から連絡する「技能試験参加受付連絡書」に記載しています。

(3)「JEMIC 技能試験結果報告書」の「（1） 校正条件等」には、使用した仲介器及び製造番号、照射線量率、半価層、実際に校正を実施した場所の環境条件（温度、気圧及び湿度）、校正距離、照射野直径を記入してください。

(4)

校正結果の記入方法について校正証明書の記載方法が異なる場合であっても、En 数の算出条件を統一するため、「JEMIC 技能試験結果報告書」の「（2） 校正結果」は、以下の事項を守って報告してください。
なお、提出書類「技能試験結果に対する校正証明書」は、通常顧客に発行している記載方法でかまいません。
①「①校正値」には、温度 22 ℃、気圧 1013.25 hPa に換算した値を記入してください。湿度に対しては換算しません。
（ この値を En 数算出式の Xlab とします。）②「②拡張不確かさ」には、今回の技能試験で評価を希望する拡張不確かさを記入してください。（この値を En 数算出式の Ulab とします。）- 3/4 -

プロトコル識別番号《JEMIC-PTL-RAD2021》③ 「③包含係数」には、「②拡張不確かさ」を求めたときの包含係数を記入してください。
④「④校正測定能力」には、登録した又は登録しようとする校正測定能力を記入してください。

(5)「JEMIC 技能試験結果報告書」の「（3） 校正の手順書」には、実際に今回の技能試験に使用した校正手順書の文書の名称、文書の番号・記号、文書制定日（改訂した場合は最新改訂日も併記）及び文書の版数を記入してください。

(6)「JEMIC 技能試験結果報告書」の「（4） 特記事項」には、使用した標準器並びにその他校正結果に対する校正条件等の特記事項があれば記入してください。
なお、結果報告書に記入しきれない場合には、別紙を添付してください。

- 4/4 -