システム
製品
SystemProducts
産業用
Industrial

手動スイベル（ゴニオ）ステージ / テーブルサイズ 40×40
Manual Swivel (Tilt) Stages / Table Size 40×40

実験用
Experimental
手動精密
ステージ
ManualStage
X・XY
X・XYZZ

ST04A-S1T

ST04A-S1S

ST04A-S1M
回転
Rotation

ST04A-S1T

(0.5)

（9.5）

スイベル（ゴニオ）
Swivel(Tilt)
自動精密
ステージ
Motorized
Stage

403020(0.5)
Clamp Φ8

Φ4 Depth 4mm
4030204-M3 Depth 4mm
4-M3 Depth 3mm(18.5)

X・XY
X・XYZZ（70.5）

ST04A-S1M

Rotation Center

Rotation Center5740

回転Rotation

Micrometer Head

真空ステージ
VacuumStage

Micrometer Head

□30

9.3

174-for M3 screws
Shaft Length 3mm

アライメント
ステージ
XYθ

9.3

17

スイベル
（ゴニオ）
Swivel(Tilt)

4-for M3 screws
Shaft Length 3mm□30

ST04A-S1S
4-M3 Depth 3mm
4-M3 Depth 4mm
Φ4 Depth 4mm

制御装置
Control
Electronics(79.5)

モーター
コントローラ
Motor
Controller
40
3020

ドライバ
ボックス
Driver
Box
アプリ
ケーション
Application

(30)

モーター
ドライバ
Motor
Driver203040Clamp Φ8
18.5
Rotation Center

40

モーター
ケーブル
Motor
Cable

1717

付録
Appendix

アクセ
サリー
Accessories

4-for M3 screws
Shaft Length 3mm□30

検査システムInspection
SystemG-012

G.indd 12

CONTACTTEL +81-44-981-2131/FAX +81-44-981-2181 【E-mail】e-sale@kohzu.co.jp 【URL】www.kohzuprecision.com

2022/07/28 17:30

アルミ / クロスローラガイド / マイクロメータサイド押しシステム
製品
SystemProducts

Aluminum Body / Cross-Roller Guide / Side-Mount Micrometer
型式
Model Number

ST04A-S1T

ST04A-S1M

ST04A-S1S

勝手違い型式※2
Mirror Model Number

ST04A-S1T-R

ST04A-S1M-R

ST04A-S1S-RRR

テーブル面
Table Size

40mm×40mm

案内方式
Guide Mechanism

精密クロスローラガイド
Cross-Roller Guide

回転範囲
Angular Range±3°

ワークディスタンス
Work Distance

40mm±0.2mm

回転中心変位量Rotation Center Error

57mm±0.2mm
Φ0.05mm/±3°

最小読み取りMinimum Readout
回転角
Angular Motion※1
実験用
Experimental
手動精密ステージ
ManualStage40mm±0.4mm
Φ0.1mm/±3°

X・XY
X・XY

Z
Z－
0.0116°/目盛
0.0116°/div

モーメント剛性※3
Moment Load Stiffness

0.0087°/目盛
0.0087°/div
0.41 arcsec/N・cm
19.6N（2kgf）

材質
Material

アルミ合金
Aluminum Alloy

外観
Finish

白色仕上げ
Clear-Matt Anodizing
0.14kg

駆動方式
Actuator

0.0116°/目盛（S1T）
0.0116°/div (S1T)

0.0087°/目盛（S1M）
0.0087°/div (S1M)

スイベル（ゴニオ）
Swivel(Tilt)
自動精密ステージ
Motorized
Stage

0.28kg
マイクロメータヘッド（13mm）
Micrometer (13mm)

クリーングリス仕様型式
Clean Room Lubricant Model Number

ST04A-S1T-C

真空グリス仕様型式
Vacuum Lubricant Model Number

ST04A-S1T-V

ST04A-S1Sは、ST04A-S1TとST04A-S1Mの組み合わせです。
※1
Combination of ST04A-S1T and ST04A-S1M form 2-axes swivel stage model
ST04A-S1S.

回転Rotation

1.22 arcsec/N・cm

水平耐荷重
Load Capacity (Horizontal)

自重Weight※2

産業用
Industrial

ST04A-S1M-C

ST04A-S1S-C

ST04A-S1M-V

ST04A-S1S-V

スイベルステージ単体のモーメント剛性はロール剛性となります。
※3
Moment Stiffness of single Swivel stage is measured in Roll Direction.

勝手違い、重ねの組勝手についてはG-004ページを参照して下さい。
Refer to page G-004 for Information on Standard and Mirror Symmetry
Configuration.

X・XY
X・XYZZ

回転Rotation

スイベル（ゴニオ）
Swivel(Tilt)

オーバーホール費に交換部品代は含まれません。詳細については15ページを参照して下さい（マイクロメータヘッドはオーバーホール対象外となります）。
Additional parts cost is not included on Overhaul cost. Refer to page 16 forfurther information (Micrometer is not included in the overhaul).

 空グリス仕様の型式は末尾に“-V”が付きます。詳細についてはC-003ペー
真ジを参照して下さい。
Vacuum lubricant model has “-V” at the end of model number. Page C-003 forfurther information.

アライメントステージ
XYθクリーングリス仕様の型式は末尾に“-C”が付きます。詳細についてはC-003
ページを参照して下さい。
Clean room lubricant model has “-C” at the end of model number. Page C-003 forfurther information.

お客様のご要望により製品の改造も承ります。
詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。
We appreciate the product customizing. Contact us for further information.

真空ステージ
VacuumStage

アクセサリについてはO-001ページを参照して下さい。
Refer to page O-001 for information on accessory.

制御装置
Control
Electronics
モーター
コントローラ
Motor
Controller
ドライバ
ボックス
Driver
Box
アプリ
ケーション
Application
モーター
ドライバ
Motor
Driver
モーター
ケーブル
Motor
Cable
付録
Appendix

アクセサリー
Accessories
検査システムInspection
System

お問い合わせは＊TEL:044-981-2131／ FAX:044-981-2181 【E-mail】sale@kohzu.co.jp 【URL】www.kohzu.co.jp

G.indd 13G-013

2022/07/28 17:30