MG シリーズ

ジルコニア酸素計
MGシリーズは、 限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素計で、 壁取付形、 分離形や計測用モニタを揃えています。
酸欠計や酸素濃度計として、 低濃度からの酸素濃度計測ができます。

■特長●小形・軽量。高精度。取扱いが容易。
●短いウォーミングアップ時間（約5分）。

壁取付形酸素計
壁取付形酸素センサ
1 点計測用モニタ●計測における基準ガスが不要。
●アナログ出力、警報用リレー出力を装備。

■形式品

名形式

備

壁取付形酸素計MG10□□−□□□

検知部分離形酸素計MG12□□−□□□

壁取付形酸素センサ

MG210□−□□□

1点計測用モニタ

MG301□−□□□

考検知部分離形酸素計｝

組合せて使用■共通仕様

使用温度範囲：0〜40℃

測 定 原 理：ジルコニア固体電解質方式（検知部分離形は0〜60℃）

採 気 方 式：自然拡散式
応 答 時 間：90％応答

使用湿度範囲：80％rh以下
20秒以内

使 用 環 境：5ページをご参照ください

測 定 値 表 示： 3桁 黄緑色 LEDデジタル表示〈主な用途〉
クリーンルーム・実 験 室・倉 庫・地 下 室などの 酸 欠 監 視 、環 境 モニタ、

ウォーミングアップ時間： 5分

植物栽培・C A貯蔵・培養室などの酸素濃度測定と管理、実験装置や（ただし、ウォーミングアップ中は、警報信号は OFF、各種製造工程での酸素濃度測定と監視伝送信号は最小値を出力）■商品構成●壁取付形酸素計●壁取付形酸素センサ＋1点計測用モニタ●壁取付形酸素計＋1点計測用モニタ

MG1000MG2100MG3010

MG1000％O2％O2％O2％O2伝送信号

100V AC

100V AC伝送信号

MG3010％O2

100V AC

100V AC

5V DC●検知部分離形酸素計●検知部分離形酸素計＋1点計測用モニタ

MG1200MG1200％O2％O2伝送信号

MG3010％O2100V AC

100V AC

1100V ACPE-49-7■一般仕様

壁取付形酸素計 MG1000
検知部分離形酸素計 MG1200■形

測定範囲（分解能）：0.0〜 25.0（0.1）％ O 20.00〜 2.50（0.01）％ O 20.00〜2.50（0.01）/2.0〜25.0（0.1）％ O（自動レンジ切換）
2精 度 定 格：0.0〜 25.0％ O 2 の場合…± 0.5％ O 2 ± 1digit
0.00〜 2.50％ O 2 の場合…± 0.05％ O 2 ± 1digit（酸素と窒素からなる乾燥気体中において）伝送信号出力：0〜 250mV、 0〜 10mV（出力抵抗 約 10Ω）、4〜 20mA（負荷抵抗最大 400Ω）
伝 送 方 法：0.0〜 25.0の測定表示に対し出力0.00〜 2.50の測定表示に対し出力（注） 0.00〜 2.50/2.0〜 25.0％ O（自動レンジ切換）2の場合式MG1 □□□−□□□
検知素子取付位置
0：内蔵
2：分離
分離検知部ケーブル長さ0：なし（検知素子内蔵の場合）
2：2m
5：5m
X：10m
伝送信号
0：0〜 250mV
1：0〜 10mV
2：DC 4〜 20mA
警報設定
0：酸欠計モード TypeⅠ
18%下限、26％上限
ブザー、ランプ、リレー出力有 出力保持
1：酸欠計モード TypeⅡ
酸欠計モード TypeⅠに対し下限値のみ
18〜 21％の範囲で指定可
A：濃度計モード TypeⅠ（ユーザ指定による任意設定）
初期値 18%下限、26％上限
ブザー、ランプ、リレー出力有 出力保持
B：濃度計モード TypeⅡ（ユーザ指定による固定設定）
下限値、上限値、ブザー有 /無、ランプ有 /無、
リレー出力有 /無、 出力保持有 /無指定なきパラメータは濃度計モード TypeⅠ
での初期値
表示レンジ
0：0.0〜 25.0％ O2固定
1：0.00〜 2.50％ O2固定
2：0.0〜 25.0％ O2/0.00〜 2.50％ O2自動切換
伝送出力レンジ
0：0.0〜 25.0％ O2に対応して出力1：0.00〜 2.50％ O2に対応して出力2：000〜 250の表示に対応して出力0.00〜 2.50に対し出力信号の 0〜 100％を、 2.0〜 25.0に対し出力信号の 8〜 100％を出力

警 報 機 能：測定値警報…

有

任意設定

指 定

ブザー吹鳴有/無有

任意設定

指 定

ランプ点灯有/無有

任意設定

指 定

出力保持有/無有

任意設定

指 定

時にご指定（固定）指定のない項目は「0」の状態に設定
下限警報値は上限警報値より大きい値の設定や指定不可
警報解除警報保持ありの場合前面リセットキーにて解除

検知素子異常警報…酸素検知素子へのヒータ電流異常時、測定値警報の内容にかかわらずリレー
出力 ON、ブザー吹鳴、ランプ点灯
停電警報…本器への供給電源が OFFになった時、またはヒューズ断線時はリレー出力 ON
警報リレー出力…出力回路数 2注）検知部分離形の場合は出力回路数

誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A

電源：100V AC± 10％ 50/60Hz
消 費 電 力：約 8VA
質量： 本体…約 500g
分離センサ…約 500g（長さ 2m）、約 1kg（長さ 5m）、約 2kg（長さ 10m）
取 付 方 法：壁またはスイッチボックス取付け■端子板図●壁取付形酸素計●スイッチボックス兼壁取付用アタッチメント金具

11

警報接点端子210985−5×8長穴
5−φ5612345

警報端子1、2は同一内容の警報出力です。

＋伝送出力端子−

接地端子 電源端子（100V AC）●検知部分離形酸素計

866.783.5102

本体中心●分離形検知部（分離センサ）

分離センサ端子③（黒）分離センサ端子④（緑）119871G1（PFI）

467410623456＋伝送出力端子−分離センサ端子②（白）分離センサ端子①（赤）接地端子 電源端子（100V AC）

購入後、コード長を変更しないでください。正確な測定ができなくなります。

PE-49-71050 コードの長さは形式による

φ9.51

出力容量 抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A

71120〜26%内 0〜26%内で任意※2 で指定※2警報接点端子135B

リレー出力有/無

単位：mm66.7

A18〜21% 0〜26%内 0〜26%内18%固定内で指定 で任意※2 で指定※226%固定※2●酸素計本体％O2濃度計モード※1

上限警報値

警報接点端子11201※1 警報設定「A」で出荷時の初期値、警報設定「Ｂ」はご注文

■外形寸法
1200

下限警報値

※表示レンジ、伝送出力レンジの組み合わせ可能形式は00、11、20、22
ただし警報設定が酸欠計モードの場合は00のみ指定可
濃度計モードTypeⅠ表示レンジ1の場合は警報初期値は下限0.00％、上限2.50％5529

酸欠計モード

警報設定コード2

■一般仕様壁取付形酸素センサMG2100■形

測定範囲（分解能）：0.0〜 25.0（0.1）％ O 2式

MG210 □−□□□
伝送信号
0：0〜 250mV
1：0〜 10mV
2：4〜 20mA
警報設定
0：酸欠計モード TypeⅠ
18%下限、26％上限
ブザー、ランプ、リレー出力有 出力保持
1：酸欠計モード TypeⅡ
酸欠計モード TypeⅠに対し下限値のみ 18〜 21％の範囲で指定可
A：濃度計モード TypeⅠ（ユーザによる任意設定）
初期値 18%下限、26％上限
ブザー、ランプ、リレー出力有 出
力保持
B：濃度計モード TypeⅡ（ユーザ指定による固定設定）
下限値、上限値、ブザー有 /無、ランプ有 /無、
リレー出力有 /無、 出力保持有 /無指定なきパラメータは濃度計モード TypeⅠ
での初期値
表示レンジ
0：0.0〜 25.0％ O2固定
1：0.00〜 2.50％ O2固定
2：0.0〜 25.0％ O2/0.00〜 2.50％ O2自動切換
伝送出力レンジ
0：0.0〜 25.0％ O2に対応して出力1：0.00〜 2.50％ O2に対応して出力2：000〜 250の表示に対応して出力0.00〜 2.50（0.01）％ O 20.00〜2.50（0.01）/2.0〜25.0（0.1）％ O（自動レンジ切換）
2
精 度 定 格：0.0〜 25.0％ O 2 の場合…± 0.5％ O 2 ± 1digit
0.00〜 2.50％ O 2 の場合…± 0.05％ O 2 ± 1digit（酸素と窒素からなる乾燥気体中において）伝送信号出力：0〜 250mV、 0〜 10mV（出力抵抗 約 10Ω）
4〜 20mA（負荷抵抗最大 400Ω）
伝 送 方 法：0.0〜 25.0の測定表示に対し出力0.00〜 2.50の測定表示に対し出力（注） 0.00〜 2.50/2.0〜 25.0％ O（自動レンジ切換）
2の場合
0.00〜 2.50に対し出力信号の 0〜 100％を、 2.0〜 25.0に対し出力信号の 8〜 100％を出力

警 報 機 能：測定値警報…
酸欠計モード

警報設定コード

01

濃度計モード※1
AB

18〜21% 0〜26%内 0〜26%内18%固定内で指定 で任意※2 で指定※2

下限警報値

0〜26%内 0〜26%内で任意※2 で指定※2

上限警報値

26%固定

リレー出力有/無有

任意設定

指 定

ブザー吹鳴有/無有

任意設定

指 定

ランプ点灯有/無有

任意設定

指 定

出力保持有/無有任意設定

指 定※ 1

警報設定「A」 で出荷時の初期値、 警報設定「Ｂ」
で指 定のない 警 報 値や 警 報 出力動 作は警 報 設 定「0」 の状態に設定※ 2 下限警報値は上限警報値より大きい値の設定や指定不可
警報解除警報保持ありの場合前面リセットキーにて解除

検知素子異常警報…酸素検知素子へのヒータ電流異常時、測定値警報の内容にかかわらずリレー
出力 ON、ブザー吹鳴、ランプ点灯
停電警報…本器への供給電源が OFFになった時、またはヒューズ断線時はリレー出力 ON
警報リレー出力…出力回路数 2※表示レンジ、伝送出力レンジの組み合わせ可能形式は00、11、20、22
ただし警報設定が酸欠計モードの場合は00のみ指定可
濃度計モードTypeⅠで表示レンジ1の場合は警報初期値は下限0.00％、上限2.50％

出力容量 抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A
誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A

電源：4.2 〜 5.5V DC
MG3000 シリーズから電源を供給する場合の電源線は 2mm2以上のリード線を使用し、30m 以内（配線抵抗片側 10.3 Ω以内）の長さで結線してください（この長さを超える場合は MG1000 をご使用ください）

消 費 電 力：約 3VA
質量：約 450g
取 付 方 法：壁またはスイッチボックス取付

■外形寸法

■端子板図

単位：mm

●スイッチボックス兼壁取付用アタッチメント金具

552912066.7

警報接点端子15−5×8長穴
5−φ51110987％O26

本体中心866.783.5102112

1120

警報端子1、2は同一内容の警報出力です。

警報接点端子22＋接地端子

4674106

34−＋5＋伝送信号出力端子※2− （電圧出力 ）−センサ電源入力端子（5V DC）
伝送信号出力端子（電流出力※1）※1 MG2102シリーズのみ※2 MG2102シリーズでは0〜250mV出力

3PE-49-7

1 点計測用モニタMG3010

ウォーミングアップ時間：約 5 分■形

電源：100V AC ± 10％ 50 ／ 60Hz
消 費 電 力：本体のみの場合（直流電圧出力が無負荷の場合）約 5VA

注）ウォーミングアップ中は警報信号 OFF式MG301 □−□□

MG2100 シリーズと組み合わせ使用の場合 約 8.5VA
MG2200 シリーズと組み合わせ使用の場合 約 8 VA
質量：約 500g
取 付 方 法：壁またはスイッチボックス取付け

受信信号
0：0 〜 250mV
1：0 〜 10mV
2：4 〜 20mA
警報設定
0：酸欠計モード Type Ⅰ
18% 下限、26％上限
ブザー、ランプ、リレー出力有 出力保持
1：酸欠計モード Type Ⅱ
酸欠計モード Type Ⅰに対し下限値のみ
18 〜 21％の範囲で指定可
A：濃度計モード Type Ⅰ（ユーザによる任意設定）
初期値 18% 下限、26％上限
ブザー、ランプ、リレー出力有 出力保持
B：濃度計モード Type Ⅱ（ユーザ指定による固定設定）
下限値、上限値、ブザー有 / 無、
ランプ有 / 無、
リレー出力有 / 無、 出力保持有 / 無
指定なきパラメータは濃度計モード Type Ⅰ
での初期値
表示レンジ
0：0.0 〜 25.0％ O2
1：0.00 〜 2.50％ O2 ※

■外形寸法

単位：mm5529120120112％O2●スイッチボックス兼壁取付用アタッチメント金具
66.7

5−5×8長穴5−φ5866.783.5102

本体中心4674106※表示レンジ 1 は濃度計モード（「A」または「B」指定）のみ指定可能
濃度計モード Type1での警報値の初期値は下限 0.00、上限値 2.50

■端子板図

■一般仕様

警報端子1、2は同一内容の警報出力です。

警報接点端子1 警報接点端子2

受 信 信 号：0 〜 250mV DC、0 〜 10mV DC（受信抵抗1M Ω以上）
4 〜 20mA DC（受信抵抗 100 Ω以下）
測 定 値 表 示：3 桁 黄緑色 LED によるデジタル表示
表示レンジ（分解能）：0.0 〜 25.0（0.1）％ O2
0.00 〜 2.50（0.01）％ O2
精 度 定 格：0.0 〜 25.0％ O2 の場合…± 0.3％ O2 ± 1digit
0.00 〜 2.50％ O2 の場合…± 0.03％ O2 ± 1digit
直流電圧出力：MG2100 シリーズ用電源として使用
出力電圧 5V ± 0.5V DC
接続機種 MG2100、MG2200（販売終了品）1 台
警 報 機 能：測定値警報…
警報設定コード

酸欠計モード01A

12＋接地端子9834−＋65＋

伝送信号入力端子−−

電源出力端子 5V DC（MG2000シリーズ・電源供給）
電源端子（100V AC）

■結線例

B

下限警報値
上限警報値

0〜26%内 0〜26%内で任意※2 で指定※2

リレー出力有/無有

任意設定

指 定

ブザー吹鳴有/無有

任意設定

指 定

ランプ点灯有/無有

任意設定

指 定

出力保持有/無有任意設定

指 定＋※1

警報設定「A」で出荷時の初期値、警報設定「Ｂ」で指定のない警報値や警報出力動作は警報設定「0」の状態に設定※2 下限警報値は上限警報値より大きい値の設定や指定不可、警報解除警報保持ありの場合前面リセットキーにて解除

停電警報…本器への供給電源が OFF になった時、またはヒューズ断線時リレー出力 ON
警報リレー出力…出力回路数 2
出力容量 抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A
誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A

PE-49-7107

濃度計モード※1

18〜21% 0〜26%内 0〜26%内18%固定内で指定 で任意※2 で指定※226%固定

114−＋＋−−＋−

点検キット・MG9700

MGシリーズ酸素計ご使用にあたってのご注意

酸素計MGシリーズおよび携帯形酸素計MBシリーズの目盛確認用

注 1）本器は防爆構造となっていませんので爆発性ガスが存在するところ、として、ガスボンベやアタッチメント、流量計などを用意しています。

または爆発の恐れがあるところでは使用できません。
注 2）測定精度保証範囲は酸素と窒素からなる乾燥気体中において。

●酸素のガスは7mL缶（充填圧力0.687Mpa)のボンベで、1、10、21％

注 3）停電時は接点出力メイクとなります。またセンサ部が異常の場合はO（正確な濃度は缶ごとに表示）2の3種類を用意しています。

警報モードとなります。

●ガス1缶で約20分間使用できます。
（流量200mL/minの場合）

注 4）ウォーミングアップ中は警報信号、伝送信号は 出力されません。
注 5）挿入形酸素センサは挿入部先端から 100mm までは 60℃以下の雰■形品

式
名囲気でご使用ください。
形 式

備考（0.3 Ω以内）でご使用ください。
まで、0.75mm2 で 11m 以内

MG9721

1%O2用

MG9722

10%O2用MG9723

21%O2用

流量計セット

MG9725

ボンベ口金、コック、流量計、チューブアタッチメント

MG9711

MG1000、2100用( センサ接続用アタッチメント )MG9712

MG1200用ガスボンベ

流量計セット収納箱

注 6）センサとモニタとの信号線用接続コードは断面積 2mm2 以上で 30m● MG 酸素計は、下記雰囲気においては、測定誤差を生じたり、機器・酸素検知素子の性能を損なう場合があります。
、Cl 2 などの腐食性ガス、フロンガス、・SOx（硫黄酸化物）、H2S（硫化水素）
シリコン系ガスが存在する場所での測定は素子劣化の原因となります。
・可燃性ガスが存在する場所で使用しますと可燃性ガスが燃焼して指示値が低下します。
・ダスト・オイルミストが多量に存在する場所での使用は素子劣化の原因とMG9720なります。
・水滴・溶液など液体がセンサに触れる場所で使用しますと素子が破損
ガスボンベします。
・強い衝撃や振動のある場所で使用しますと素子が破損します。
・強振場・磁場および電気的ノイズの強い場所での使用は機器が誤動作することがあります。
・気圧の低い（0.8 気圧以下）場所や、気圧の高い（2 気圧以上）場所での使用は指示値が変化します。

流量計■（参考）環境湿度の指示値への影響について
MG 酸素計の精度は乾燥した気体での規定となっておりますので、湿度が存在しますと水蒸気圧のため酸素濃度が低下します。参考までに通常空気中での温度・湿度による酸素濃度への影響値を示します。

ボンベ口金

単位：％ O2

5PE-49-7

営業所：〒 173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎ 03-3956-2111

PE-49-7

札 幌
仙 台
新 潟
宇都宮
水 戸
高 崎

安全に関するご注意
大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本 PS シートの記載内容は 2022 年7月現在のものです。

6

発行 2022.7

PDF
初版 2003.7