③整理_RunLog_2312C_231214.xlsx1_RunLog

2312C

40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView
AttFname

start

stopHeader

Ender / LogNote
Elapsepg.
LogNote: E5exp(11)_

コメント

100 10 5

32TrigWob AuF Kap IC1 PL1 ED

実験前
イオン源= Hyper
23/12/18
bef無し
実験中：Beam調整時
生物：泉Exp夕方マデ だったのでスタートが遅れた
23/12/18
p.88
ZnSスポット調整
Cap
1
21:50
Cap01_ZnS_Zsld
mpg
50uΦ502 0 0 0 02
Cap02_Qdef
mpg
3
Cap03_WobR変化
mpg
4
Cap04_R35 Au112.5u
1 1 0 0 1 <- あと10倍で申請最大値MaxBeam
FC5A1 8enA (> 1pnA=6enA: 少しover) =1 0 0 0 1
Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld
p.88
IC1[A]
4.0-9A
1 2 0 0 3有り × 0u
Gaf焼きGaf1
22:12
Au 112.5um R=0(WobOFF)※このAttでは弱かった。次回はこのｘ４倍が良い
120sec2
Au 112 R=35 (12C135設定で)120sec3
同上 GafODテスト
4min 今回は時間無いので３枚で終わり
p.88
PL=3kcps 2 2 1 0 1 PorS(0) R38 73.0 〇 〇500 0uPL回路調整22:36:00
PL1= 3000u21#01 (ずっとママ)（決定） HV PL1=1100V PL2=900V
PL2= 3000u23#01 (今回 2312Cで交換)（決定） Thr PL1= 200mV(CFD値), PL1peak= 500～700mV
p.89
PL1low = -3000mV(CFD値) ～1/2peak
PL HV： 利用「前」plhv011 22:56:01 22:56:29 plhv01-01 3000#1,3000#2 900,700V
0:00:28
2 22:56:53 22:57:28 plhv01-02 1000,800V
0:00:35
3 22:57:47 22:58:25 plhv01-03 1100,900V
0:00:38
4 22:58:46 23:00:08 plhv01-04 1200,1000V
0:01:22
5 23:00:41 23:01:29 plhv01-05 1300,1100V
0:00:48
p.89
IC1= 1.6-8A IC2=1.1-8A 1 1 0 0 4〇 〇 〇 〇 〇 var
scnEDic： ExpR (1)scnEDic01_202312182315
本番 20s x 50/55点で終了
p.134(決定) ExpR= 19200um 26.4 ℃ 1023.6 hPa
23:15
23:35
0:20:00 （前回）2302C 19300um より 100um 浅い

scnAtt(1)： IC1 vs PL1 vs Φ10PL2
scnAtt01_202312182351
9点まで
p.89
23:51
00:00 Step = 1/2,3,4,5,6,8,10
scnAtt02_202312190011
16点
p.89
00:1100:27 Step = 1/2,3,4,5,6,8,10
scnAtt01- camac
1 run 無し
p.136
～ camac run 無し
16
23/12/19
0:30
ビーム調整終了
1:05
調整・解析完了
その後、Flux数え落とし無いか？ --> Kap穴面積間違っていた
23/12/19
2:30(R06) 12h 利用スタート
p.90
23/12/19
4:40
利用終了
利用終了後測定23/12/19
5:10
調整・解析完了
05:40 Flux較正の練習 ; scaller スタディー
23/12/19
p.92
PL HV： 利用「後」plhv111 6:16:44 6:18:33 plhv11-01 EDclm=nashi PL1,2=1100,900V 9kcps

IC1= 1.4-8A PL1=4M PL2Φ10コリで=2M 2 0 0 0 1 ～0:09:00
2 1 0 0 3
同上 2 0 0 0 0 ～0:16:00 S31効きすぎ->使わないで再測定
3 0 0 0 3
(決定) PL[cps]= 3.088E+15 * IC1[A], 実測/予想=1.276〇〇〇〇〇（前回）2302C 2.896E+15 1.196
Vacc= 4.9-7Torr※ Flux信用できないので、凄く早く終了。ゴメンなさい…

PL1= 9.7kcps PL2=9.5k 3 1 0 0 1 PorS(0) R38 73.0 〇 〇500 アリ
0:01:49 Edeg出口コリ無しでPL1 3000um22#01 100ch下がった --> まだ使えるPL1,2=1100,900V PL2 3000um23#01 変化なし--> まだ使える
2

6:41:38 plhv11-02 EDclm=ari PL1,2=9.2k, 5.4k

5p.93
6:46:54 6:47:11 plhv11-03 EDclm=ari PL1,2=250k,7.7M
06:50 PL1,2 HV=off IC1,IC2で scaller スタディー
p.93
7:19:09 7:21:36 plhv11-04 EDcl=ari Xclm=nashi PL1,2=8k,5k
p.94
7:24:08 7:27:27 plhv11-05 same as -04 10min aft

1

7:48:462

7:52:25

7:50:56 plhv12-01 EDclm+Xclm:Sq10 PL1,2=6.7k,5.5k
p.95
7:56:06 plhv12-02 Xclm:Sq15 PL1,2=6.3k,800

3

7:58:16

8:01:08 plhv12-03 Xclm:Sq25 PL1,2=6.1k,200

4

8:02:29

8:05:51 plhv12-04 Xclm:Phi6 PL1,2=6.3k 330

34

plhv12-6:31:53

0:09:45 Ed出コリ有りで3 1 0 0 1

PL2/PL1 = 60.9%
0:00:17 Ed出コリ有りで 1/f=1/500で

2 0 0 0 1

0:02:27 Ed出コリ有りで 重照射後
β+ 511 が見えていた？
0:03:19 同上10min後
β+ 消えた様子
0:02:10 Xclm=□10 で PL2スペクトル3 1 0 0 13 1 0 0 1

PL2/PL1 = 8.1%
0:03:41 Xclm=□15 で PL2スペクトル

stop 少し遅れ、次のRun混じった

PL2/PL1 = 14.7%
0:02:52 Xclm=□25 で PL2スペクトルPL2/PL1 = 31.8%
0:03:22 Xclm=Φ6 で PL2スペクトルPL2/PL1 = 5%

p.96
58:07:04

0:04:56 Xclm=Φ10 で PL2スペクトル

8:12:00 plhv12-05 Xclm:Phi10 PL1,2=6.2k,480

PL2/PL1 = 8%
08:12 もう1度重照射してβ+ 見えるか？
plhv13-1

8:32:55

p.96

8:37:51 plhv13-01 aft 5min syousya Beam=OFFp.97

IC1= 8.7-8A IC2= 5.1-8A で約20min

11C T1/2=20min なので0:04:56 重照射5min後の PL1,2スペクトル1 1 0 0 1

3 1 0 0 1
PL1= 6.3kcps PL2=3.8k ※β+ 見えない？ Plhv11-04 は何だった？

scnAtt(2)： IC1 vs PL1 vs Φ10PL2: 再測定
scnAtt11- 1～37点
バカ！ Xclm=Φ10 入れ忘れた！測定意味なし
8:48:00 9:30:00 PL1,2 Thr変更 202->600, 200->603mV
23/12/19
aft無し

9:32

1/100 ２枚は、IH10a+IH10cでIH10a+I30bでIH10c+I30bでMT終了

加速器E測定：23/12/18
以上。

21:00

E(C) = 132.84 MeV/u

p.980uBm調整前に測定

1 / 1 ページ

2 0 0 0 0 ～2 1 0 0 3 を、３回繰り返して
2 2 0 0 3 最期は PL1=580k, PL2=35kcpsまで

PL2
IC2 Air1 Air2SSD

145 200

IC2@Xclmt

PL2@Air2

IC2@Air2