LT23A

デジタル指示調節計
LT23Aは、表示精度±0.5％、制御周期0.5秒、48×48mmのデジタル指示調節計です。
取付方式は、端子台タイプとソケットタイプの2種類があります。
3種類のオートチューニング機能とオーバーシュート抑制機能を搭載し、安定性に優れた制御を実現しています。また、内部演算機能の搭載と豊富な入出力オプションの組み合せにより多彩な利用シーンに対応できます。
専用のローダーソフトにより設定操作やデータ集録を容易にします。

■特長●コンパクト設計
本体ケースの奥行きが60mmと短く、設備や制御盤の省スペース化が可能。
●豊富な入力種類
熱電対グループ、測温抵抗体グループ、直流電圧/電流グループを形式で選択します。各グループ内で入力種類の切替えが可能です。
●優れた制御性
制御方式は、二位置制御、PID制御、セルフチューニングから選択できます。オーバーシュート抑制機能と高機能PIDを搭載しています。
●3種類のオートチューニング
制御対象に合わせて通常、即応、安定から選択ができます。

●各種の入／出力信号（オプション）を用意
カレントトランス入力２点、イベント出力3点（最大）、外部信号入力2点、通信インターフェイス（RS-485）●端子台タイプとソケットタイプを用意●海外規格に対応
ＣＥマーキング適合、UL／cUL認証●ローダソフトを用意
ローダソフト(別売)により、パラメータなどの各種設定やデータ集録が容易に実現できます。

■各部の名称と機能①②⑦④③⑤⑥①第1表示部：PV値（現在の温度など）や設定項目を表示します。
②第2表示部：SP値（設定温度など）や各設定項目の設定値を表示します。
③ステータス表示灯
RDY：READY（制御停止）のとき点灯します。
MAN：MANUAL（手動）のとき点灯します。
EV1〜EV3：イベントリレー出力がONしているとき点灯します。
O1〜O2：制御出力がONしているとき点灯します。
④［FUNC］キー：1s以上押し続けると、あらかじめ設定してある操作ができます。
出荷時設定は無効です。
⑤［MODE］キー：表示の切り替えをします。
⑥＜、∨、∧キー：数値の増減、桁送りに使用します。
⑦ローダコネクタ：USBローダケーブルを使用してパソコンと接続します1PC-127-4

LT23A■形式■仕LT23A□□□□□□□□□
測定端子追加入力 制御出力 オプション 形状 電源 処理

測温抵抗体、直流電圧／／電流（形式により入力
入 力 種 類：熱電対、グループ選択）
測 定 レ ン ジ：測定レンジ表を参照
精 度 定 格：±0.5%FS±1digit
熱電対の負の領域は±1%FS±1digit
熱電対の小数点付きレンジの場合、±0.5%FS±2digit
負の領域は±1%FS±2digit（周囲温度23±2℃にて）※詳細は「精度定格の詳細規程」を参照
サンプリング周期：500ms
バ ーン ア ウト：熱電対入力：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01）
測温抵抗体入力：抵抗体断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01）
A線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01）
B線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01、AL03）
b線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01、AL03）
2または3線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01、AL03）
A、
B線短絡：アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
A、
b線短絡：アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
直流電圧入力：アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
ただし0〜10Vレンジは検出不可
直流電流入力：アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
ただし0〜20mAレンジは検出不可
入力バイアス電流：熱電対入力：0.2μA
測温抵抗体入力：約1mA
直流電圧入力：0〜1Vレンジ以下…1μA以下
0〜5V、
1〜5Vレンジ…3.5μA以下
0〜10Vレンジ…7μA以下／Ω以下
配線抵抗の影響：熱電対入力：0.2μV／
測温抵抗体入力：±0.05％FS／／Ω以下
直流電圧入力：0〜1Vレンジ…1μV／／Ω以下
0〜5V、
1 - 5Vレンジ…3.5μV／／Ω以下
0〜10Vレンジ…7μV／／Ω以下
測温抵抗体、直流電圧）
許 容 入 力：−0.5〜＋12V（熱電対、30mA以下または４V以下（直流電流）※許容入力値以上の電圧または電流が入力されると破損することがあります。

仕 様
前面サイズ48mm×48mm

LT23A

1熱電対入力2測温抵抗体入力

8直流電圧／電流入力
制御出力1制御出力21 0

オンオフパルス出力形 なし

5 0

SSR駆動パルス出力形 なし

※1

5 3

SSR駆動パルス出力形 電流出力形

※1

5 5

SSR駆動パルス出力形 SSR駆動パルス出力形

3 0電流出力形なし

3 3電流出力形電流出力形

※2

※100

なし

01

イベント出力3点※1、※302

イベント出力3点、カレントトランス入力2点、外部信号入力2点※1、※303

イベント出力3点、カレントトランス入力2点、通信RS-485※504

イベント出力2点（独立接点）※1、※3、※505

イベント出力2点（独立接点）、カレントトランス入力2点、外部信号入力2点※1、※3、※506

イベント出力2点（独立接点）、カレントトランス入力2点、通信RS-485※40端子台タイプ

SソケットタイプA

100−240V ACD

24V AC／DC●表示／設定仕様
表 示 方 式：デジタル4桁 7セグメントLED表示
第1表示：12.4mm 第2表示：9.8mm
ステータス５個 LED表示
表 示 内 容：第1表示LED（緑色）
PV値、パラメータ設定項目表示
第2表示LED（橙色）
SP表示、
OUT表示、
パラメータ設定内容表示
ステータス表示LED
EV1、
EV2、
EV3
：赤色LED点灯
O1、
O2（制御出力）、RDY（READY）、MAN（MANUAL）：緑色LED点灯
SP（設定）値、制御出力値、ヒータ電流値、
表 示 選 択：PV（現在）値、タイムイベント残時間、
SP番号
キ ー ロ ッ ク：次の3方式から選択可能
・全てキーロック・運転表示のSP／／EV／／UFとパラメータ設定のモード／／SP／／イベントだけ操作可能
・運転表示のSP／／EV／／UFだけ操作可能
パ ス ワ ー ド：パスワード設定によるデータ保護

00 追加処理なし
Y0 トレーサビリティ証明対応※1：ソケットタイプでは選択できません。
※2：ソケットタイプの場合は、1a接点のみとなります。
※3：カレントトランスは別売です。
※4：ソケットは別売です。
※5：24V AC/DC電源では選択できません。

注）オンオフパルス出力形の2出力制御には、イベント出力（オプション）を制御出力に使用します。
イベント出力は、3点（COM共通）と2点（独立接点）がありますので用途に合わせて形式選択してください。

PC-127-4様●測定入力仕様●制御出力仕様
電流出力形、SSR駆動パルス出力形
出 力 形 式：オンオフパルス出力形、1c接点
オンオフパルス出力形：出力信号
接点定格
抵抗負荷 250VAC／／30VDC 3A(NO側）
抵抗負荷 250VAC／／30VDC 1A(NC側）
最小負荷 5V 100mA
寿命
NO側5万回以上、NC側10万回以上
最小開閉時間 250ms
0〜20mAまたは4〜20mADC
電 流 出 力 形：出力信号（設定により変更可能）
許容負荷抵抗 600Ω以下
出力精度±0.5%FS(周囲温度23℃±2℃にて）
ただし、0〜1mAは±1.0%FS
出力分解能 1／／10000
SSR駆動パルス出力形：開放時電圧 19VDC±15%
内部抵抗82Ω±0.5%許容電流24mADC以下
OFF時漏れ電流 100μA以下
最小OFF時間／／ON時間 パルス周期10s未満のとき 1ms
パルス周期10s以上のとき 250ms

2●調節仕様■オプション

設 定 点 数 ：設定（SP値） 最大4点
S P リ ミ ッ タ ：測定レンジ下限〜測定レンジ上限
パ ル ス 周 期 ：オンオフパルス出力形 5〜120秒
ＳＳＲ駆動パルス形
0.1、0.25、0.5、1〜120秒
ＰＩ
Ｄ ：PID 1種
Ｐ（比例帯） 0.1〜999.9 %FS
I（積分時間） 0〜9999秒（I=0で積分動作なし）
D（微分時間） 0〜9999秒（D=0で微分動作なし）
出力リミッタ出 力 関 係 ：出力プリセット、制御動作切替 ：正動作 または 逆動作
RUN／／READY切替 ：キー操作または外部信号入力（READY時出力：設定可能）●イベント
出 力 点 数 ：最大3点（EV1〜3）
3点出力 コモン共通
2点出力 各独立接点
内部イベント設定数 ：最大５設定
イベント種類 ：絶対値、偏差、偏差（最終SP基準)、
設定値、出力値、／過電流、ヒータ短絡、ループ診断1〜3、ヒータ断線／
アラーム
（状態）、
READY（状態）、
MANUAL（状態）、
AT実行中（状態）、
SP勾配中（状態）、制御正動作（状態）、ST実行中（状態）、タイマ（状態）出 力 形 式 ：リレー出力 1a接点
出 力 定 格 ：抵抗負荷
250V AC／／30V DC 2A
最小負荷
5V 10mA（参考値）
寿命 ：10万回以上●ローダ通信通 信 速 度 ：19,200bps固定
使用ケーブル ：USBローダケーブル 2m●外部信号入力
入 力 点 数 ：2点（DI1〜2）
機
能 ：設定値切換、RUN／／READY切替、AUTO／／MANUAL切替、
AT停止／／開始、ST禁止／／開始、／逆切替、
SP勾配許可／／禁止、
制御動作正／PV値ホールド、
PV最大値ホールド、
PV最小値ホールド、
タイマ停止／／開始、全DOラッチ解除
入 力 形 式 ：無電圧接点またはオープンコレクタ
最小ホールド時間 ：1s以上
許容ＯＮ接点抵抗 ：250Ω以下
許容ＯＦＦ接点抵抗 ：100kΩ以上
許容ＯＮ残留電圧 ：1.0V以下
開放時端子電圧 ：5.5VDC±1V
ＯＮ時端子電流 ：約7.5mA（短絡時）
約5.0mA（接点抵抗250Ω時）●一般仕様
定格電源電圧 ：AC電源モデル 100〜240V AC 50／／60Hz
DC電源モデル 24V AC 50／／60Hz
24〜48V DC
消 費 電 力 ：AC電源モデル 12VA以下
DC電源モデル 7VA以下（24V AC）、5W以下（24V DC）
メモリバックアップ ：半導体不揮発性メモリ
絶 縁 抵 抗 ：電源端子−2次端子間 500VDC 10MΩ以上
耐電圧 ：AC電源モデル 電源端子−2次端子間 1500V AC 1min
DC電源モデル 電源端子−2次端子間 500V AC 1min
電源投入時突入電流 ：20A以下
停電不感時間 ：AC電源モデル 20ms以下
DC電源モデル 停電なきこと
前面･ケース材質 ：前面 ポリエステルフィルム
ケース 変性PPE：前面 ダークグレー（DIC546）
色
ケース ライトグレー （DIC650）
保 護 等 級 ：機器前面 IP66／／NEMA4 準拠（パネル取付）
取付 ：パネル取付 （専用取付具による）ソケット取付 （専用ソケットに取付）
質
量 ：端子台タイプ 約150g（専用取付具を含む)
ソケットタイプ 約200g（ソケットを含む）
端 子 ネ ジ ：端子台タイプ M3.0
ソケットタイプ M3.5

●通信インターフェイス
通 信 種 類 ：RS-485
MODBUS（ASCII）
通信プロトコル ：MODBUS（RTU）、9600、19200、38400bps
通 信 速 度 ：4800、
通 信 距 離 ：500m以下
接 続 台 数 ：31台以下
終 端 抵 抗 ：接続禁止●カレントトランス入力
入 力 点 数 ：2点／過電流または操作端短絡を検出
検 出 機 能 ：ヒータ断線／
入 力 対 象 ：カレントトランス巻数 100〜4000ターン（100ターン単位で対応）
別売品 LTA-P207（800ターン、穴径5.8mm）
LTA-P208（800ターン、穴径12mm）※UL認定品ではありません。
電力線貫通回数1にて）
計 測 電 流 ：0.4〜50.0A（800ターン、電力線貫通回数1にて）
表 示 範 囲 ：0.0〜70.0A（800ターン、
表 示 精 度 ：±5%FS
表 示 分 解 能 ：0.1A
イベント出力1〜3から選択
監 視 出 力 ：制御出力1〜2、●安全およびEMC規格
安

全 ：EN61010-1（CE）
UL61010-1（UL）／CSA-C22.2 No.61010-1（cUL）
CAN／
過電圧カテゴリ：CAT.Ⅱ汚染度 2
E M C 規 格 ：EN61326-1（CE）
環 境 規 制 ：RoHS（CE）
環境規制規格：EN IEC63000適合●基準条件
周 囲 温 度 ：23±2℃
周 囲 湿 度 ：60±5%rh（結露なきこと）
電 源 電 圧 ：AC電源モデル 105VAC±1% 50／／60Hz±1Hz
DC電源モデル 24VAC±1% 50／／60Hz±1Hz
24VDC±5%振動 ：0m／／s2
衝撃 ：0m／／s2
取 付 角 度 ：（基準面）±3度●動作条件
周 囲 温 度 ：0〜50℃（密着取付時0〜40℃）
周 囲 湿 度 ：10〜90%rh（結露なきこと）
電 源 電 圧 ：AC電源モデル 85〜264V AC 50／／60Hz±2Hz
DC電源モデル 21.6〜26.4V AC 50／／60Hz±2Hz
21.6〜52.8V DC
2
振動 ：0〜2m／／s（10〜60Hz、X、Y、Z各方向2h）
衝
撃 ：0〜10m／／s2
取 付 角 度 ：（基準面）
±10度

●輸送条件
周 囲 温 度 ：−20〜+70℃
周 囲 湿 度 ：10〜95%rh（結露なきこと）

3

PC-127-4

LT23A■アクセサリ（別売）■標準付属品式品

取付具（端子台タイプ用）

LTA-P205

ハードカバー

LTA-P202

取扱説明書（設置編）

L2A-11-□

ソフトカバー

LTA-P203

ガスケット（端子台タイプ）

LTA-P206

端子カバー

LTA-P204

カレントトランス

LTA-P207（穴径5.8mm）、LTA-P208（穴径12mm）

取付具（端子台タイプ）

LTA-P205

品名形■アプリケーションソフトウェア（別売）
品

名形名形

ガスケット
（端子台タイプ）式

別売時は20ヶ入りになります。

式

LTA-P206

ローダソフト（ローダケーブル付） LTA-S001

ソケット

LTA-P201

ローダソフトLTA-S002

プラグ部変換ケーブル LT23A

LTA-P209

ローダケーブル

LTA-S003

受信抵抗250Ω

EZ-RX250■測定レンジ表／精度定格の詳細規定
入力種類

K

J

熱電対

E
T
R
S
B
N
PlatinelⅡ
WRe5-26

測温抵抗体

直流電圧／直流電流

測定レンジ
1200℃
1200℃
800.0℃
600.0℃
400.0℃
400.0℃
800.0℃
600.0℃
400.0℃
600.0℃
400.0℃
1600℃
1600℃
1800℃
1300℃
1300℃
1400℃
2300℃
1900℃
400.0℃
800.0℃
2300℃
500℃
500℃
200℃
200℃
300℃
300℃
200.0℃
200.0℃
100.0℃
100.0℃
200.0℃
200.0℃
500℃
500℃

C01設定値

PR40-20DIN U
DIN L
WRe0-26
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
0〜1V
1〜5V
0〜5V
0〜10V
0〜20mA
4〜20mA

12
3456
91011131415
161718192021
23
24
25
27
41
42
43
4445
4651
52
53
5463
64
67
68
84
8687
88
89
90

±0.5%FS±1digit
負の領域は±1.0%FS±1digit

小数点付きレンジは±0.5%FS±2digit 260℃以下：±5%FS、260〜800℃：±1%FS
負の領域は±1.0%FS±2digit
300℃以下：規定なし、300〜800℃：±5%FS、800〜1900℃：±2%FS

100℃以下：規定なし、100〜230℃：±1%FS、230〜2300℃：±0.5%FS±0.5%FS±1digit−1999〜＋9999の範囲でスケーリング（小数点位置可変）※B熱電対の指示値下限は、20℃です。
●適応規格
・熱電対
K,J,E,T,R,S,B,N : JIS C 1602-1995
Engelhard Industries資料(ITS90)
PlatinelⅡ :WRe5-26 :ASTEM E988-96(Reapproved 2002)

PC-127-4

測定精度−200 〜
0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
−200.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
−200.0 〜
0.0 〜−200.0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
−200.0 〜−100.0 〜
0 〜−200 〜−200 〜−200 〜−200 〜−100 〜−100 〜−50.0 〜
−50.0 〜
−50.0 〜
−50.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0 〜
0 〜

±0.5%FS±1digit

DIN U,DIN L : DIN43710-1985
PR40-20 :Johnson Matthey 資料
WRe0-26 :ASTEM E1751

4・測温抵抗体
Pt100 :
JPt100 :JIS C 1604-1997
JIS C 1604-1989

■端子接続図●端子台タイプ
制御出力●ソケットタイプ
CT入力

制御出力

NO

イベント出力NO

オンオフパルス

オンオフパルス

COM
NC

リレー

NC

イベント出力

SSR駆動パルス

SSR駆動パルス
リレー
独立接点

COM

リレー

SSR駆動パルス
電流

電流

測定入力

リレー
独立接点

SSR駆動パルス
SSR駆動パルス
電源
100-240V AC

電流
電流

24V AC
24-48V DC
（無極性）

測温抵抗体

電流

24V AC
24-48V DC
（無極性）

測定入力

−電圧
ソケット端子番号●RS-485通信の接続

DI/通信

16測温抵抗体源
100-240V AC

熱電対

電流

熱電対

電

外部信号入力1718RS-485

取扱上の注意電流
電圧

通信インターフェイス
RS-485

本器には終端抵抗相当が内蔵されているので外部抵抗を接続しないでください。

例：5線式計器との接続方法

5PC-127-4■外形寸法
2●端子台タイプ

60
適合パネル板厚 9max
取付具
（付属品）

4859

端子ねじM3□44.8

48113721483159416105171161812●パネルカット●個別取り付け●密着取り付け

45 +0.5045 +0.5
045 +0.5
030以上

50以上

（48xN-3）+0.5
0
Nは取付け台数●ソケットタイプ74.261.2

483126.5

48□44.82●配線端子台51

端子ねじM3.587654712-M4用取付穴

40931011123.4

単位：ｍｍ


〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111



https://www.chino.co.jp/

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

安全に関するご注意
福 岡
北九州

名古屋
大 津
大 阪
姫 路
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2021年7月現在のものです。

6

発行 2021. 72,.
初版 2014. 8