熱可塑性レジン射出成型機フレックスプレスフレックスプレスは熱可塑性レジン専用の射出成型機です。最高温度340℃まで昇温し、溶解保圧時間ともに60分まで登録可能です。
コンパクトな設計で、限られた設置環境でも場所を選ばず、快適にご使用いただけます。

重合プロファイル設定範囲溶解温度０〜 340℃ 溶解時間１分 〜 60分保圧時間１分 〜 60分

内容本体、電源コード、フラスコ×１、フラスコ取出し枠×１、フラスコガイドピン、ガイドピン吊り下げフック、アルミカートリッジ（11本）、清掃用ブラシ、２Ｐ→３Ｐアダプター、ファンフィルター、潤滑グリース、ɖ８ウレタンホース（1ｍ）、コネクタエルボ繋手ɖ８−１/４※樹脂は別途お買い求めください
仕様寸法：W280×H430×D250mm重量：13.15kg供給電源：100Ｖ 50/60Hz定格電源：700ＶＡ空気圧：推奨気圧0.6 〜 0.7Mpa（最大気圧0.85Mpa）標準価格：￥OPEN!

製品名：フレックスプレス 一般的名称：歯科技工用成型器許可/届出番号：27B2X00306MY0001 一般医療機器ヒーター内蔵独自構造のピストン安定した温度管理を行うため、4面ヒーターを内蔵しています。
溶解から射出までをセミオートで作動し、最高温度340℃まで昇温します。

オートマチック射出ピストンを突き上げ方式にすることで、小型ながらエアータンク内蔵も可能にしました。

コンパクト設計ファイル記録機能%&'$!"#$溶解から射出、保圧までワンプッシュで自動成型します。

(")$

溶解器内蔵でありながら非常にコンパクトな設計です。

材料ごとの重合プロファイルを最大8パターン登録可能です。

Shot Workﬂow予備加熱230℃まで約15分で到達します。
4面ヒーターによって、ムラなく昇温します。
※設定したプログラムに合わせ、お知らせアラームが鳴ります。

射出、保圧射出後、寸法精度を保つため約3分間の保圧を行ないます。
※樹脂を多く使用する場合は、保圧時間を長めに調整してください。

４つのプロファイルモード
４射出準備予備加熱中に樹脂を必要量に応じてカートリッジに入れて準備します。予備加熱終了後、カートリッジとフラスコをセットしてください。

RUN STORED PROFILE
R

保存保存されている重合プロファイルを利用して重合するモード重合RERUN LAST PROFILE
R前回の重合プロファイルを再作動させるモード前回RUN REPEAT CYCLE
R溶解230℃で12.5分かけて溶解していきます。
設定プログラムに達すると自動的に射出します。

連続射出を行う時のモード連続EDIT USER PROFILE
Eオリジナルのプロファイルを追加/編集するモードオリ"熱可塑性レジン射出成型機ガンタイプ（デュラフレックス専用）ホットショットエリートホットショットエリートはデュラフレックス専用のガンタイプ射出成型機です。
リペア、リカバリーやクリアアームを簡単に製作することができます。
メインスイッチを入れるだけで昇温が開始され、237℃までの温度調節が可能です。

温度設定範囲溶解温度０〜 237℃最高温度到達時間 約4分

内容本体、電源コード、２Ｐ→３Ｐアダプター、インジェクションロッド、቎໲ǤǪȞǴ、インジェクションスリーブ（赤、青、銀 各１）スリーブスタンド※樹脂は別途お買い求めください。

製品名：ホットショットエリート 一般的名称：歯科技工用成型器許可/届出番号：27B2X00306MY0002 一般医療機器

仕様寸法：W250×H240×D100mm電源電圧：100Ｖ 50/60Hz定格電圧：200ＶＡ標準価格：￥OPENノンクラスプデンチャー症例でこのようなケースに対応・義歯修理（アーム部破折）のリペア・重合時、気泡の混入・アーム（クラスプ）部をクリア色にしたい。

・リカバリーやリペア時の埋没作業を簡素化したい。

#※本製品はデュラフレックス専用機です。
他熱可塑性樹脂には対応しておりませんので、ご注意ください。ハンディー型射出機ヒーター内蔵のコンパクト設計で、大きな圧力（保圧）を必要としない症例などに効効果的です。症例などに効果的です。

最高到達温度237℃まで４min.

装着手順メインスイッチON左側面にある電源スイッチを入れます。

テクニックは２パターン樹脂抽入インジェクションスリーブに樹脂を入れます。

セット本体にインジェクションスリーブを装着します。

事前に回復したい部分のワックスアップを行ない、コアを採得します。
溶着したいデンチャー面はホットバーナーで加熱しておきます。

コア注入法細かい部分や広い範囲の症例にコア注入法が有効です。
抽入口以外に出口用の穴を設けることがポイントです。
エアベントの効果を得ることができます。

コア圧接法アーム部の修復や小範囲を回復していきたい症例にはコア圧接法が効果的です。
溶着面を広く確保することによって、強固な溶着を得られます。

$3  # よくあるご質問Dental Clinic チェアサイド保険適用の材料ですか？
デュラフレックスは自費診療でご使用いただける材料です。

色調は何種類ありますか？
ナチュラルピンクとクリアの２色です。
ピンク系は透過度も高く歯肉の色を吸収しやすいため、１色のみの展開となっております。
クリア色は審美的観点から暗い影が目立つことを防ぐため、少し濁りの入ったクリア色です。

どのような症例に向いている材料ですか？
熱可塑性レジンの中でも柔らかい分類に入りますので、少数歯欠損（金属レスト推奨）や鉤歯のアンダーカットの深い症例に適した素材です。
両側複数歯欠損症例などの場合は、メタルフレームとのコンビネーションを行なうことで、剛性のあるデンチャーとしてご使用いただけます。

遊離端欠損時の設計はどうすれば良いですか？
維持力、把持力を確保するため、アームを２歯程度伸ばしてください。
例：５６７欠損の場合、アームを４、３まで伸ばしてください。
頬側は２番遠心まで伸ばしていただいても構いません。
舌側は金属床とのコンビネーションでより安定した設計も可能です。

即時重合レジンは使えますか？
デュラフレックスの熱溶解による接着以外は接着性がありません。
専用プライマーもご用意がありませんので、リペア、リライン等をご希望の際はデュラフレックスをお取り扱いの技工所様にご依頼ください。
取り込み印象などを行ない、間接法で製作可能です。

研磨は何を使用すれば良いですか？
フレックスポリッシングシリーズをご使用ください。
簡単なステップで滑沢な面を得ることができます。

裏装材は接着しますか？基本的には接着しません。
デュラフレックスをお取り扱いの技工所様にリラインをご依頼ください。

作業模型の石膏は何を使用すれば良いですか？
硬質石膏以上をご使用ください。

色抜けはしませんか？
漂白効果のある洗浄剤で色が抜ける場合があります。
界面活性剤などで殺菌、除菌効果のある洗浄剤を使用いただくよう患者様へご説明ください。
また紫外線も色素が薄くなる原因となりますので、直射日光のあたらない場所で保管してください。

日頃のメンテナンスはどうすれば良いですか？
非常に軽い素材のため、ムースタイプで弱酸性〜弱アルカリ性の洗浄剤を推奨しています。
漂白効果成分が入った洗浄剤の使用、硬質ブラシでのブラッシングはお控えください。装着していない時は、入れ歯ケース等で保管してください。水中での保管は必要ありません。

103  # よくあるご質問Dental Laboratory ラボサイド射出成型機の指定はありますか？
フレックスプレスを推奨しています。
射出成型機をお持ちのお客様は、以下の条件をご確認ください。
溶解温度：230℃（再ショット時：260℃）溶解時間：12.5分保圧時間：3分 以上エアー圧：0.6Mpa 以上※射出成型機がヒーター内蔵型でない場合は、上記溶解温度を5〜10℃上げてご使用ください。
※弊社取扱いカートリッジの厚みが0.15mmのため、それ以上のアルミカートリッジを使用する場合は厚みに合わせて1〜3分程度溶解時間を延ばしてください。

予備乾燥は必要ですか？
必要ありません。
デュラフレックスは非常に吸水性が低い素材で、乾燥なしでもエラーが出にくい素材です。
※射出前にフラスコの石膏面が十分に乾燥しているかを確認してください。

修理はどのように行ないますか？
同一素材であれば、接着剤やプライマー不要で熱のみで溶着が可能です。
即時重合レジンとの接着はできません。アームの緩み無炎タイプのホットバーナーでアーム付け根を熱し、鉤歯側へ曲げて圧接してください。アームの破折ホットショットエリートを使用すれば、コア採得法で簡単に修理が可能です。
フラスコに埋没しての再ショットで修理を行うことも可能です。人工歯との接着はどのようにすれば良いですか？
ポリプロピレンはレジン歯と接着が得られないため、必ず機械的維持を付与してください。
底面と両側面にかけて連結される維持孔を付与してください。射出後の掘り出しの目安は何分後ですか？
フラスコが常温になってから掘り出しを行ってください。

樹脂の厚みはどの位が良いですか？
ワックスアップ時は２mm以上を推奨しています。調整しやすい素材のため、成型後の厚み調整をオススメします。
アーム部：1.5mm（移行部分はもう少し薄くなります）粘膜面と人工歯及び金属装置部分：最薄で１mm以上樹脂１kgでどのくらい製作することが出来ますか？
片顎３歯欠損（約12g使用）で約80床程度可能です。
※システムやスプルーの設計で若干の誤差があります。

フラスコの加熱は必要ですか？流動性の高い素材のため、基本的に射出前のフラスコの加熱は必要ありません。
再ショットの場合は、115℃で約15分ほど温めてください。射出後のアニーリングは必要ありません。

研磨は何を使用すれば良いですか？
フレックスポリッシングシリーズをご使用ください。
簡単なステップで滑沢な面を得ることができます。
全ての研磨工程は低回転で研磨することが最大のポイントです。

11