Clmスライダー：メカ部： 写真-10

Clmスライダー メカ部
Clmスライダーメカ St 300mm

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店➢ コリメータ(Clm)用スライダー は、Xスライダーと同じ St 300mm です。
➢ スライダーのベース板の幅は、狭めにしてあります。

リニアレール上にマウント

コリメータ板：３連式 を マウント
➢ Xスライダーより上流側のリニアレールに取付ます

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

1

Clmスライダー メカ部
組図

Clmスライダー：メカ部： 組図-11

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

コリ板(各種)コリ・取付板※縦方向に穴が多いのは、取付高さを調整する為だった→ 今は、Yスライダーがあるので、これらの穴は不要かも→ see) コリメータ：旧式：組図

コリ・支柱

コリ・シム板コリ・ベース板
スライダー頭板

ベース板

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー2

Clmスライダー：メカ部： 図面-12

スライダーメカベース板
スライダーメカ St 300mm を取付けるベース板(専用: Clm スライダー)

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

モーター側

個数 1 / スライダー１台《その他：部品》
・ 電動スライダー St. 300mm ｘ １個
Orientalmotor 電動スライダ EASシリーズ
EASM2NYF030AZAK・ 脱落防止ローレット M4L10 ｘ ４個
・ 低頭ネジM4 ｘ ５個
《その他：部品》
・ 位置決めピンM4Φ5 ｘ ２個
Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

個数 1 / スライダー１台
3Clmスライダー：メカ部： 写真-20

Clmスライダー メカ部
Clmスライダーメカ St 300mm

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

５連式

Edeg下流コリメータ

３連式

Clmスライダー➢ コリメータ(Clm)板のマウント治具は、板５枚/３枚マウント型の、２種類あります。
➢ ３枚型は、回転ステージを使う際に便利です（照射物を回転させるとコリメータと干渉するので）Rev.240715➢ 先ず、Edeg 下流面 に 「Edeg下流コリメータ」 を取付けて、予めビームサイズを□30x30 に 小さくしておいてから、➢ Clmスライダー上のコリメータ板で、更に絞ります。

BmL作り方: Clmスライダー

4

Clmスライダー：コリ板治具： 図面-21

コリ板マウント治具
コリメータ板 を複数枚マウントして、スライダーに取付ける治具(3枚 / 5枚用 の２種類ある)

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店５連式

個数 1 / コリ１式
３連式
《その他：部品》

・ 脱落防止ローレット M4L15 ｘ ５個
・ 位置決めピン M3Φ4 ｘ 10個

個数 1 / コリ１式
《その他：部品》
・ 脱落防止ローレット M4L15 ｘ ３個
・ 位置決めピン M3Φ4 ｘ ６個

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

5

Clmスライダー：コリ板治具： 図面-22

コリ板マウント治具
コリメータ板 を複数枚マウントして、スライダーに取付ける治具(共通： コリ 3枚 / 5枚用 , IC2)

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

個数 は、適宜調整

個数 1 / コリ１式
個数 1 / コリ１式

《その他：部品》
・ 脱落防止ローレット M4L10 ｘ ２個

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

6

Clmスライダー：コリ板治具： 図面-23

コリ板マウント治具 保管台(共通： 3枚 / 5枚用 )

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店《その他：部品》
・ 位置決めピン M4Φ5 ｘ ８個

個数 は、適宜調整

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

7

コリメータ板
各種 穴型・サイズ、厚さ あり

Clmスライダー：コリ板： 写真-30

BmL作方
照射治具
Clmスライダー

既存の Beamコリメータ 一覧。 ビーム核種で使い分け て下さい。
コリメータ厚さ > Beam の アルミ中 Range 以上 にします。

あ吉田工務店Ar, Kr, Xe 用コリ：厚さ 5mm 一式
C 用コリ：厚さ 30mm 一式“上流面” シール側 を Beam 上流側にして取り付けます。
Beam のエッジ散乱を低減 するように 穴周辺部を切り欠いてあります[MeV/u] Beam エネルギー vs Range in アルミ [μm]E_beam 208Pb 129Xe 86Kr 56Fe 40Ar 20Ne
12C
135 2,499 3,056 4,404 5,443 7,564 12,650 21,284
100 1,590 1,877 2,676 3,260 4,510 7,470 12,550
95 1,474 1,729 2,457 2,991 4,126 6,835 11,476
80 1,144 1,317 1,847 2,234 3,070 5,040 8,460
70
941 1,066 1,488 1,779 2,438 3,980 6,678
50
589
637
866 1,019 1,380 2,190 3,650
36
384
394
519
599
801 1,232 2,039
20
191
180
221
243
314
444
717
1094
8394
93
114
143
215
552
44
46
42
48
53
72

Rev.240715

4He
2H
62,668 125,524
37,000 74,140
33,816 67,855
24,952 49,990
19,688 39,440
10,810 21,670
6,020 12,096
2,110 4,250
625 1,260
190
381

1H
62,68037,01033,87024,95019,69010,820
6,030
2,120
626
190

[MeV/u] Beam エネルギー vs Range in シリコン [μm]E_beam 208Pb 129Xe 86Kr 56Fe 40Ar 20Ne
12C4He2H135 2,830 3,457 4,983 6,157 8,562 14,308 24,076 70,882 141,976
100 1,796 2,124 3,028 3,684 5,100 8,450 14,200 41,870 83,890
95 1,661 1,956 2,779 3,379 4,668 7,735 12,982 38,270 76,780
80 1,290 1,494 2,092 2,522 3,478 5,700 9,576 28,244 56,580
70 1,066 1,207 1,680 2,020 2,766 4,500 7,554 22,292 44,650
50
668
722
980 1,154 1,560 2,480 4,140 12,240 24,55036
435
447
589
679
908 1,400 2,311 6,820 13,70820
217205251276
356
504
815 2,400 4,820
1010794106106130163245712 1,430
559505348546182217435

BmL作り方: Clmスライダー

1H70,885
41,87038,32028,24022,29012,2606,836
2,410713
2178

Clmスライダー：コリ板： 図面-31

コリメータ板 : Ar, Kr, Xe 用
各種 穴型・サイズ あり

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

個数 は、適宜調整

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

9Clmスライダー：コリ板： 図面-32

コリメータ板 : C 用
各種 穴型・サイズ あり

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

個数 は、適宜調整

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

10Clmスライダー：コリ板： 図面-33

Beam軸確認用 ピン板
1種類

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店個数 は、適宜調整

個数 は、適宜調整

個数 は、適宜調整

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

11

Clmスライダー：コリ板： 写真-34

パイプ状 コリメータ板 ： C, Ar, Kr, Xe 共通
板厚は C用に合わせた

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

パイプコリ:厚さ 30mm 一式

ほんの1部分だけ照射したい場合照射ポイントがわかりやすい。

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

12

Clmスライダー：コリ板： 図面-35

パイプ状 コリメータ板 ： C, Ar, Kr, Xe 共通
板厚は C用に合わせた

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

個数 は、適宜調整

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

13

Edeg出口コリ板(Edeg C用 と Ar,Kr,Xe用 の 2種あり)

Edeg出口 コリ板： 写真-40

Edegの下流に取付ける □穴 コリメータ。
この下流に取付ける 各種コリ板 の手前で、予めビームサイズを小さくします。
下流コリ板を使う場合は、このコリを必ず付けてください

C 用：厚さ 35mm

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店Ar, Kr, Xe 用：厚さ 5mm

Edeg出口コリに、コリ板を１枚直接取付 も可能

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

14

Edeg出口 コリ板： 図面-41

Edeg出口コリ板 Ar,Kr,Xe用

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店《その他：部品》
・ 位置決めピン M3Φ4 ｘ ４個

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

15

Edeg出口 コリ板： 図面-42

Edeg出口コリ板 C用

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店《その他：部品》
・ 位置決めピン M3Φ4 ｘ ４個

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

16

BmL作方照射治具
Clmスライダー

Clmスライダー： 概算見積り-A1
BL作り
図#スライダー関連
品名

Clmスライダー 関連
Clmスライダー：メカ
12 スライダーメカ
St300用ベース板(Xコリ用)
電動スライダー St. 300mm
脱落防止ローレットノブ
他： ネジ各種
12 スライダー頭板
Xclmスライダー頭板
位置決めピン
他： ネジ各種

単価

員数

製作/購入

note

あ吉田工務店

2021～2022頃

9,000
61,900580

1
1
49,000 外注
61,900 Orientalモータ
2,320 ミスミ
～500

6,000
600

12

6,000 外注
1,200 ミスミ
～500

合計(税抜)
Clmスライダー：コリ板マウント治具
21 コリ板マウント治具 例) ３連,５連 各1式
Xclm取付板(5連)5,000
脱落防止ローレットノブ
580
位置決めピン580
Xclm取付板(3連)5,000
脱落防止ローレットノブ
580
位置決めピン580
23 コリ板 マウント治具
Xclm支柱
4,500
Xclmベース板3,000
脱落防止ローレットノブ
580
Xclmシム板 t5
1,100
Xclmシム板 t1,t2
500
他： ネジ各種
23 コリ板マウント治具 保管台
Xコリメータ保管板
5,000
位置決めピン600

EASM2NYF030AZAKNKOSD4-10 M4L10
含：低頭ネジJPNBB M4-Φ5

81,4201510
1
365,000 外注
2,900 ミスミ
5,800 ミスミ
5,000 外注
1,740 ミスミ
3,480 ミスミ

2242
49,000 外注
6,000 外注
2,320 ミスミ
2,200 外注
2,000 外注
～500

185,000 外注
4,800 ミスミ

合計(税抜)

Rev.240715

小計

NKOSD4-15 M4L15
JPNBB M3-Φ4
NKOSD4-15 M4L15
JPNBB M3-Φ4

NKOSD4-10 M4L104セット用
JPNBB M4-Φ555,740

BmL作り方: Clmスライダー

17BmL作方照射治具
Clmスライダー

Clmスライダー： 概算見積り-A2BL作り
図#スライダー関連
品名

Clmスライダー：コリメータ板
コリメータ板 例) 各種 1式
31Ar,Kr,Xe用 1式
32
C用 □穴 1式
32
C用 〇穴 1式
33
ピン板 例) 1式
ピン取付板
絶縁テーパーピン
35
パイプ状コリ 例) 1式

単価

員数

2,800
7,000
5,000

116530,800 外注
42,000 外注
25,000 外注□穴6種、〇穴5種
□穴6種
〇穴5種

4,500
1,200
6,000

1154,500 外注
1,200 外注
30,000 外注

ガイドパイプ付
目盛シール付ける
パイプ5種

小計

製作/購入

note

あ吉田工務店合計(税抜) 133,500
Edeg出口 コリ板
41Ar,Kr,Xe 共用
位置決めピン
42
C用
位置決めピン
他： ネジ各種

4,000580
8,0005801414

合計(税抜)

Rev.240715

4,000 外注
2,320 ミスミ
8,000 外注
2,320 ミスミ
～500

JPNBB M3-Φ4
JPNBB M3-Φ4

17,140BmL作り方: Clmスライダー

18

コリメータ：旧式： 組図-91

手動式・コリメータ板取付： (参考用)➢ Yスライダーが無かった時代は、 コリメータ板を上/下 するようにしていた→ 各 コリメータ板 に 沢山のネジ穴 がある理由 → 今となっては複数穴は不要

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店19

コリメータ：旧式： 組図-92

手動式・コリメータ板取付： (参考用)

BmL作方
照射治具
Clmスライダー
あ吉田工務店

Rev.240715

BmL作り方: Clmスライダー

20