デジタルフォースゲージ
取 扱 説 明 書

AD-ＦＧシリーズ
標準型（国内向け・和文）株式会社 アトニック

１.安全上のご注意
・火災、感電、ケガ等の事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
・ご使用前に、この「安全上のご注意」を全てよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
・お読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

！

警告

1-1.許容負荷以上の荷重をかけないでください。許容範囲以上の荷重をかけますと検出器が破損し、事故やけがの原因となります。
1-2.打撃を伴う締め付け工具を本機で測定しないでください。
1-3.測定する場合は、本体が振り回されないようしっかり固定してください。
1-4.作業場は常にきれいに保ってください。散らかった場所や作業台は事故の原因となります。
1-5.作業場の周囲状況も考慮してください。
・高温、多湿、直射日光の当たる場所、ゴミやホコリの多い場所でのご使用は避けてください。
・なるべく温度が一定（約23℃）の場所でご使用ください。
・作業場は十分に明るくしてください。
・可燃性の液体やガスのある場所で使用、又は充電しないでください。
1-6.子供を近づけないでください。作業者以外作業場に近づけないでください
1-7.コードを乱暴に扱わないでください。コードを付けたままコードを持って本体を運んだり、コードを引っ張ってコンセントやコネクタから抜いたりしないでください。
1-8.安全に、能率よく作業して頂くために・本体及びアタッチメント等は定期的に点検し、変形磨耗していないものをご使用ください。
・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
・コード及び延長コードは定期的に点検し、破損している場合には交換してください。
次の場合には本体のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
・使用しない、または充電しない場合。
・その他危険が予想できる場合。
1-9.損傷した部分がないか点検してください。
・使用前に損傷がないか十分点検し、正常に動作するか、又、所定の機能を発揮するか確認してください。
・使用に際し影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
・部品交換は、取扱説明書に従って行ってください。
1-10.指定の付属品や適正なビット、ソケットを使用してください。本取扱説明書に記載されている付属品や適正なアタッチメント以外は使用しないでください。
1-11.修理は販売店に依頼してください。
・改造しないでください
・修理は必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、充分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。
1-12.分解したり、強い衝撃・振動を与えないでください。
本製品は精密機器ですので、分解しないでください。
過剰な衝撃や振動によって機器が故障した場合、充分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。
1-13.正しく充電してください。
・充電の際は、付属のACアダプタをご使用ください 。付属品以外のＡＣアダプタを使用すると故障の原因となります。
・直流電源やエンジン発電機は使用しないでください。
故障や、火災の原因となります。
・充電は換気の良い場所で行ってください。充電中は布等で覆わないでください。
1-14.感電に注意してください。濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
1-15.バッテリ（本体内蔵）は、火中に投じないでください。破裂、又は有害物質が出る恐れがあります。
1-16.弊社の製品は、ニッケル・水素蓄電池を使用しております。リサイクル資源です。
交換は弊社にお任せください。
1-17.外部機器と接続する場合は、全ての機器の電源を切った上で接続してください。
感電又は機器損傷の恐れがあります。
1-18.取扱説明書の内容以外の状況が起きた場合は、直ちに使用を止めてお問い合わせください。

２.保管・使用上等の注意！
2-1.使用しない場合は、きちんと保管してください。乾燥した場所で、子供の手の届かない高い場所、又は鍵の掛かるところに保管してください。又、輸送する場合は、本製品の入っていた梱包箱をご使用ください。
2-2.きちんとした服装で行ってください。だぶだぶな衣装やネックレス等の装身具は、作業の邪魔になる恐れがありますので着用しないで下さい。
2-3.無理な姿勢で作業しないでください。常に足下をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
2-4.油断しないで充分注意して作業してください。
・使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周囲の状況等十分注意して慎重に行って下さい。
・常識を働かせてください。
・疲れている時は使用しないでください。
2-5.検出軸への大きなひねりの力、横からの曲げの力、許容を超える力は検出器が破損します。
絶対にかけないでください。
2-6.本器を計測以外の目的で使用しないでください。
2-7.油・埃・高温多湿の環境で使用しないでください。
2-8.ご使用後は、検出軸に負荷がかからない様に安全な場所に保管してください。
2-9.本器を掃除する時、有機溶剤等を使用しないでください。
2-10.長期間放置されますと、バッテリーが劣化し充電出来ない事があります。
ひと月に１度は本器の電源をＯＮして充電状態を確認し、充電が必要な場合は必ずフル充電をしてください。

（弊社製品の全てに共通するように表記してありますので製品によっては適合しない部分があります。）

3.各部の名称
3-1.各部の名称と部位①POWスイッチ②DATスイッチ③FUNスイッチ④RESスイッチ⑤本体取付ネジ（Ｍ4 3か所）
⑥バッテリ固定ネジ（2か所）⑦表示部⑧ＤＣ ＩＮ（電源ジャック）⑨充電中ランプ⑪Ｉ／Ｏソケット⑫ANALOG出力ジャック⑬検出軸⑩ＵＳＢコネクタ（Ｍｉｎｉ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ-Ｂ）

⑤

⑧
⑦
⑨

⑩

⑪

⑫

⑥

④
①
②

③

⑬

！

※本体取付ネジの、本体への差し込み長さは、10mm以下としてください。
内部の基板が破損し、故障の原因と成ります。

3-2.アタッチメント
・Ｓ－２（Ｖ型Ｂ） ・Ｓ－３（円錐型） ・Ｓ－４（平型）
・Ｓ－１（Ｖ型Ａ）

・Ｓ－５（釣型）

・Ｓ－６（延長ﾛｯﾄ）

・Ｓ－７（又釣型）

4.仕様
型式 （ＡＤ-）

測定範囲

ＦＧ1

ＦＧ5

±1.000～ ±5.00～±10.00N ±50.00N

ＦＧ10

ＦＧ50

±10.00～ ±50.0～±100.0N ±500.0N

精度±0.2% （フルスケール）

表示

LCD 4桁デジタル表示

測定方向

圧縮-引張 （標準は圧縮が+、引張は-表示)
荷重の最高値を保持します

ピーク(PEAK)
測定モード トラック(TRACK)
圧縮ピーク-引張ピーク（P-P)

荷重変化によって表示が変化します ゼロ調整時等に使用
圧縮引張のピーク値を保持します

バッテリー駆動

ニッケル・水素電池1.2ｖ×4セル（1650ｍＡｈ）

測定単位

N

充電時間

約3時間

使用時間

連続約12時間

バッテリー寿命

300回以上充電（ただし使用状態により異なります）

オートパワーオフ

10分間放置後 電源OFF（設定により連続使用可能）

データ出力

アスキーフォーマット（ﾎﾞｰﾚｰﾄ19200）

専用充電器

入力ＡＣ100V～240V

出力DC9V

外形

約187（軸含む208）（L）×約80（W）×約42（H）

重 量

約800ｇ

付属品
アタッチメントＡ Ｄ － Ｆ Ｇ Ｓ-1、Ｓ-２、Ｓ-３、Ｓ-４、Ｓ-５、Ｓ-６、Ｓ-７
1～５
Ａ Ｄ － Ｆ Ｇ Ｓ-1、Ｓ-２、Ｓ-３、Ｓ-４、Ｓ-５、Ｓ-６、Ｓ-７
10～５0

材質

その他

ｱﾙﾐ
鉄

ACアダプタ（AD-20）
USBケーブル（AD-USB-1.5）

５.測定の準備
5-1.充電状態の確認
本機をご使用前に必ず充電状態（バッテリーマーク）を確認してください。
※画面左上のマークがバッテリーマークです。
※直ぐに充電が必要な状態の時には、付属のＡＣアダプタを使用し充電してください。
バッテリーマーク：50％以上の良好な状態：50％未満の注意が必要な状態（ご使用には問題ありません）：直ぐに充電が必要な状態

5-2.設置・手で持って計測される際には、周囲に十分気を付けてご使用ください。
・本器を固定する場合は工具を使用し、Ｍ4のネジで3か所しっかり固定してください。
※装置などに固定する場合には、その装置への固定方法をしっかり確認し、工具等でしっかり固定してください。
5-3.アタッチメントの取付
・計測条件に合わせて付属のアタッチメントをご使用ください。
※付属のアタッチメントで計測出来ない場合は、弊社にご相談ください。
専用のアタッチメントの製作も行っております。
※他社のアタッチメントは使用しないでください。故障やケガの原因になります。

注意事項
・電源を切りますと、記憶されているデータ（Ｎ：〇〇〇）がクリアされゼロになります。

６.使用方法の基本フロー
電源投入「POW」スイッチON

測定モードを決める
その他機能設定をする

圧縮試験をする引張試験をする

試験が終了したら「POW」スイッチを長押しする
画面が消えたら終了※一度決定したらバッテリが無くなるか、設定を変更しない
限り記憶される。
※「RES」スイッチを押すと表示がゼロになる

７.各種機能設定方法と機能説明
各機能を設定するには、「ＦＵＮ」スイッチを「ピッ」と音がするまで長押ししてください。
機能設定モードに移行すると画面上部に「ＦＵＮ」と表示されます。
もし、「ＦＵＮ」と表示されない場合は再度「ＦＵＮ」スイッチを押し直し、「ピッ」と音がするまで長押ししてください。
※測定中の誤動作により、測定モードから切り替わらないよう、長めの設定になっております。ご了承ください。
設定を完了するには、再度「ＦＵＮ」スイッチを「ピッ」と音がするまで長押ししてください。
画面が下記の様になります。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※設定したデータは保存されません。

※設定したデータが保存されます。

データを保存するならば”ＯＫ”、保存しないなら”CANCEL”を選択し、「POW」スイッチを押してください。
※設定のどこででも「FUN」スイッチを長押しすると”DATA SAVE?”画面が出ます。
”OK”又は”CANCEL”を選んで「POW」スイッチを押し、測定画面が表示されれば完了です。

7-1.測定モード切替 （初期値：ＴＲＡＣＫ）
・測定モードを変更できます。
「DAT」スイッチを押す事で、ＴＲＡＣＫモードとＰＥＡＫモードの切替をします。
※背景が黒くなっている方が選択されている方です。
ＴＲＡＣＫ：検出器にかかっている荷重値ををそのまま表示し、常時変化する測定を見る時に使用します。

「DAＴ」スイッチ

ＰＥＡＫ：測定中の絶対値の最大値をホールドし表示します。
負荷が各機種の最大計測値の0.2％以上からホールドします。

「DAＴ」スイッチ

ＰＰ：画面が２段になります。
上の段が＋のピークホールド、下の段が－のピークホールドです。
どちらも、負荷が各機種の最大計測値の0.2％以上からホールド
します。
「DAＴ」スイッチ※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のコンパレータＨＩ設定に移行します。

7-2.コンパレータＨＩ設定 HI （初期値：0000）〇ＴＲＡＣＫ・ＰＥＡＫ モード時
・コンパレータのＨＩ側の設定値を変更できます。
コンパレータとは設定値との比較の事です。
例えば、高い値のポイント（ＨＩ）を500Ｎとし、低い値のポイント（ＬＯ）を100Ｎと設定すると、0Ｎから徐々に力を加えて行くと、最初はLOと表示されていますが、100Ｎを超えると表示が消え、さらに力を加えて行き
500Ｎを超えるとＨＩと表示されます。
※ＨＩ、ＬＯの時、外部出力も連動して出力されます。
※設定値は絶対値（正、負関係無く）で入力されます。
「DAT」スイッチ「DAT]スイッチを押す度に1桁づつ左に移動します「DAT」スイッチ「DAT」スイッチ

この桁が点滅します「DAT」スイッチを3回押すとこの桁が点滅※「DAT」スイッチを4回押すと最初に戻ります。

「POW」スイッチ「POW」スイッチ「POW」スイッチ

ここが点滅している時に「POW」スイッチを押すと数値が大きくなります「POW」スイッチを9回押すと”9”と表示されます。
再度「POW」スイッチを押すと”0”に戻ります〇ＰＰモード時
・コンパレータの＋側（上の段）の設定値を変更できます。
例えば、+側のポイント（ＨＩ）を500Ｎとし、-側のポイント（ＬＯ）を-100Ｎと設定し、0Ｎから徐々に+側へ力を加えて行くと、上の段の表示が変化していき、500Ｎを超えると、短い断続音が鳴ります。
※設定値は、絶対値ではなく＋側の値を入力します。
※ＨＩの設定値（＋側）を超えると短い断続音が鳴り、その後、ＬＯの設定値（－側）を超えると長い断続音が鳴ります。その後、ＨＩのピーク値を超えても長い断続音のままです。
※ＬＯの設定値（－側）を超えると長い断続音が鳴り、その後、ＨＩの設定値（＋側）を超えると短い断続音が鳴ります。その後、ＬＯのピーク値を超えても短い断続音のままです。
※少数点の位置は、各単位、各機種により変わります。
※桁上がりする機種については、9999が最大の設定になります。
例 AD-FG10で単位がＮの時、設定できる最大値は99.99（Ｎ）になります。
※少数点の位置は、機種によって異なります。
※設定値は、モードが変更されるとゼロに戻ります。
※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のコンパレータＬＯ設定に移行します。

7-3.コンパレータＬＯ設定 ＬＯ （初期値：0000）〇ＴＲＡＣＫ・ＰＥＡＫ モード時
・コンパレータのＬＯ側の設定値を変更できます。
※機能説明、設定方法、操作方法は7-3.コンパレータＨＩ設定を参照ください。
〇ＰＰモード時
・コンパレータの―側（下の段）の設定値を変更できます。
例えば、+側のポイント（ＨＩ）を500Ｎとし、-側のポイント（ＬＯ）を-100Ｎと設定し、0.00Ｎ
から徐々に―側へ力を加えて行くと、下の段の表示が変化していき、-100Ｎを超えると、短い断続音が鳴ります。
※設定値は、絶対値ではなく―側の値を入力します。
※ＨＩの設定値（＋側）を超えると短い断続音が鳴り、その後、ＬＯの設定値（－側）を超えると長い断続音が鳴ります。その後、ＨＩのピーク値を超えても長い断続音のままです。
※ＬＯの設定値（－側）を超えると長い断続音が鳴り、その後、ＨＩの設定値（＋側）を超えると短い断続音が鳴ります。その後、ＬＯのピーク値を超えても短い断続音のままです。
※少数点の位置は、各単位、各機種により変わります。
※桁上がりする機種については、9999が最大の設定になります。
例 AD-FG10で単位がＮの時、設定できる最大値は-99.99（Ｎ）になります。
※設定値は、モードが変更されるとゼロに戻ります。
※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のオーバーロード設定に移行します。
7-4.オーバーロード設定 OV （初期値：120）
・誤って荷重センサを破損させない様に警告を出す為の機能です。
例えば、荷重スタンドにセットして試験を行った時、誤動作等で力をかけ過ぎてセンサを破損させない様に、フルスケールの80%で警告を表示し、信号を出力して試験を停止させる事ができます。
※設定は10％ごとに120％まで設定できます。
「POW」スイッチ「POW」スイッチ「POW」スイッチを押す度に10ずつ増加する「POW」スイッチ「POW」スイッチ※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次の画面更新速度設定に移行します。

7-5.画面更新速度設定 ＵＤ （初期値：20）
・画面の更新速度（切替速度）を設定できます。
数値を少なくしていくと、よりリアルタイムで変化する値を確認する事が出来ます。
但し、更新速度が速いと値の変化が速くチラチラとして見えにくくなる事があります。
※更新速度は秒です。表示が20となっていると20秒ごとに表示が更新されます。
※設定は20、10、5、2秒の4種類です。
「POW」スイッチ「POW」スイッチ「POW」スイッチ「POW」スイッチ※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次の画面反転設定に移行します。
7-6.画面反転設定 ＤＰ （初期値：ＯＦＦ）
・画面を反転する設定です。
例えば、検出軸を上にして計測する時には数値が反対になってしまい読みにくいですが、この設定をＯＮする事により、そのままで数値が読める様になります。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のオートパワー設定に移行します。
7-7.オートパワー設定 AＦ （初期値：ＯＮ）
・10分間、何も操作しないと電源をＯＦＦする設定
長時間、そのままで使用する場合はＯＦＦにしてください。
バッテリーの充電残量が無くなるまで測定はそのままです。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のオートリセット設定に移行します。

7-8.オートリセット設定 AＣ （初期値：ＯＦＦ）
・負荷荷重が無くなり、3秒後自動でリセットする設定
何度も同じ検査をする時に、毎回リセットボタンを押さなくて済む様になります。
※リセットされた時、データは自動で保存されます。
※プリンタ出力と併用する事により、作業効率が増します。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次の最小桁表示切替設定に移行します。
7-9.最小桁表示切替設定 ＭＤ （初期値：ＯＮ）
・最小桁を表示するか、しないかの切替設定
最小桁を表示しない（ＯＦＦ）する事により、表示が安定して見えます。
※機種によって表示範囲は異なります。表示範囲は、表示範囲表を参照ください。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のブザー音切替設定に移行します。
7-10.ブザー音切替設定 ＢＰ （初期値：ＯＮ）
・ブザー音を鳴らすか、鳴らさないかの切替設定
本体操作時や、各種設定によりブザーで警告をする様になっております。
このブザー音が煩わしい時にＯＦＦして音を消す事が出来ます。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のバックライト切替設定に移行します。
※ブザー音の一覧を下記に記載致します。
動作
音色
オーバーロード
連続
コンパレータ ＨＩ
断続音（早い）コンパレータ ＬＯ
断続音（遅い）スイッチ操作
短音

解除方法
荷重を取り除き「RES」スイッチを押す
荷重を取り除き「RES」スイッチを押す
荷重を取り除き「RES」スイッチを押す

7-11.バックライト切替設定 ＢＬ （初期値：ＯＦＦ）
・バックライトを点灯するか、しないかの切替設定
暗い所で使用する時にバックライトをＯＮにすると画面が明るくなり画面が見やすくなります。
※バックライトをＯＮにするとバッテリーの残量の消耗が多く使用時間が短くなります。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次の極性切替設定に移行します。
7-12.極性切替設定 IN （初期値：ＯＦＦ）
・ＯＦＦの時、圧縮側を＋、引張側を－としていますが、ＯＮの時圧縮側をー、引張側を＋と切替える設定※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のプリンタ出力設定に移行します。
7-13.初期復帰設定 IV （初期値：ＯＦＦ）
・全ての設定を出荷時の設定に戻します。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。次のプリンタ出力設定に移行します。
※設定完了後に全ての設定が初期値に代わります。
初期値一覧
機能名
詳細掲載項目
記号
初期値
モード切替
7-1
ＴＲＡＣＫ
コンパレータ ＨＩ
7-2
ＨＩ
0
コンパレータ ＬＯ
7-3
ＬＯ0
オーバーロード設定
7-4
OV
120
画面表示速度設定
7-5
ＵＤ
10
画面反転設定7-6
ＤＰＯＦＦ
オートパワーＯＦＦ設定
7-7
ＡＦ
ＯＮ
オートクリア設定
7-8
ＡＣＯＦＦ
最小桁表示切替
7-9
ＭＤＯＮ
ブザー音設定7-10
ＢＰＯＮ
バックライト設定
7-11
ＢＬ
ＯＦＦ
極性切替設定7-12ＩＮＯＦＦ
初期値復帰設定
7-13
IVＯＦＦ
プリンタ出力7-14
ＰＯＯＦＦ

7-14.プリンタ出力設定 ＰＯ （初期値：ＯＦＦ）
・プリンタ出力をするか、しないかの切替設定
プリンタ出力設定をＯＮにすると、「RES」スイッチを押す事によりプリンタに表示データを出力する事が出来ます。
※プリンタは、 ミツトヨ デジマチックミニプロセッサ ＤＰ－１ＶＡ をご使用ください。
※「DAT」スイッチを押すことでON、ＯＦＦを繰り返し切替が出来ます。
※ＴＲＡＫモードの時は、プリンタ出力設定がＯＮでもプリンタ出力はしません。
「DAT」スイッチを押す度に表示が切り替わります※プリンタ出力設定をＯＮして、ＰＥＡＫまたはＰＰのモードの時に、画面左下にPOと表示されます。
（ＴＲＡＣＫの時は表示されません）
この時、リセットスイッチを押すと、画面がリセットされるまで数秒間、何も受付無くなります。
これは、プリンタを探している為です。
プリンタを使用しない時は、この設定をＯＦＦにしてご使用ください。
又は※確定するには、「FUN」スイッチを短押ししてください。
最初（7-1.測定モード切替）の設定に戻ります。

8.履歴データの確認方法と機能説明
ピークモードで計測を行い、「ＲＥＳ」スイッチを押すとその時の値が保存されます。
その値をさかのぼって履歴を確認する事が出来ます。
■履歴データの確認方法
履歴データを確認するには、「ＤＡＴ」スイッチを「ピッ」と音がするまで長押ししてください。
履歴確認画面に移行すると画面右上部に「ＭＯ」と表示されます。
もし「MO」と表示されない場合は再度「ＤＡＴ」スイッチを押し直し、「ピッ」と音がするまで長押ししてください。
※測定中の誤動作により、測定モードから切り替わらないよう長めの設定になっております。
ご了承ください。
設定を完了するには、「ＦＵＮ」スイッチを「ピッ」と音がするまで長押ししてください。
画面右上部の「ＭＯ」表示が消え、測定モードになります。
8-1.履歴表示
記憶しているデータを確認できます。
画面中央上のＮ：〇〇〇は取り込んだデータの数です。
Ｎ：000～999まで1000データ取り込めます。
※Ｎ：〇〇〇の数字が大きいほど新しいデータです。
※Ｎ：999以上（1000データ以上）は、古いデータが上書きされます。
「ＰＯＷ」スイッチ「ＤＡＴ」スイッチ「ＤＡＴ」スイッチ「ＰＯＷ」スイッチ「ＰＯＷ」スイッチ「ＤＡＴ」スイッチ「ＤＡＴ」スイッチを押す度にＮ：〇〇〇が減少します。

「ＰＯＷ」スイッチを押す度にＮ：〇〇〇が増加します。

「ＤＡＴ」スイッチ「ＰＯＷ」スイッチ※「ＦＵＮ」スイッチを短押しすると、一括転送機能に移行します。
※「ＦＵＮ」スイッチを長押しすると、測定モードに戻ります。

8-2.一括転送
記憶している全データを、パソコン等に一括転送します。
※例えば、記憶されているデータが20個の時は、画面中央上部の”Ｎ：〇〇〇”が”Ｎ：020”となります。
この”Ｎ：020”の時一括転送すると、20個のデータを一括転送します。
※”Ｎ：〇〇〇”の”〇〇〇”の数値は変更できません。
「ＤＡＴ」スイッチを押す度に表示が切り替わります「ＰＯＷ」スイッチを押すとデータを転送します。

ＵSＢ通信が出来ず「ＰＯＷ」スイッチを押すとＣＡＮＳＥＬ画面に切り替わります。

※データ転送が終わるとこの画面が表示されます。
「ＦＵＮ」スイッチ
オールクリア機能へ※「ＦＵＮ」スイッチを短押しすると、オールクリア機能に移行します。
※「ＦＵＮ」スイッチを長押しすると、測定モードに戻ります。
8-3.オールクリア
記憶している全データを削除します。
※例えば、記憶されているデータが20個の時は、画面中央上部の”Ｎ：〇〇〇”が”Ｎ：020”となります。
※”Ｎ：〇〇〇”の”〇〇〇”の数値は変更できません。
「ＤＡＴ」スイッチを押す度に表示が切り替わります「ＰＯＷ」スイッチを押すとデータを削除します。
※データの削除が終わるとこの画面が表示されます。
「ＦＵＮ」スイッチ
履歴表示機能へ※「ＦＵＮ」スイッチを短押しすると、履歴表示機能に移行します。
※「ＦＵＮ」スイッチを長押しすると、測定モードに戻ります。

9.最大値・最小値・平均値の確認方法と機能説明記憶された全データの最大値・最小値・平均値を確認できます。
■最大値・最小値・平均値の確認方法
最大値・最小値・平均値を確認するには、ピークモード（ＰＥ）の時に、「ＤＡＴ」スイッチを短押ししてください。
最大値・最小値・平均値の確認画面に移行すると画面右上部に「ＡＶ」と表示されます。
もし、「ＡＶ」と表示されない場合は、再度「ＤＡＴ」スイッチを短押ししてください。
設定を完了するには、「ＦＵＮ」スイッチを「ピッ」と音がするまで長押ししてください。
画面右上部の「ＡＶ」表示が消え、測定モードになります。
9-1.最大値・最小値・平均値
記憶されている全てのデータの中での、最大値・最小値・平均値を表示できます。
※絶対値で表示されます。
MAX：最大値「ＤＡＴ」スイッチ
MＩＮ：最小値「ＤＡＴ」スイッチ
ＡＶＥ：平均値「ＤＡＴ」スイッチ※「ＦＵＮ」スイッチを長押しすると、測定モードに戻ります。

10.入出力コネクタ■入出力コネクタのピン配置

13

1

14

2

ピン番号
1
2
3
4
5

名前
VBO
ＣＯＰ
ＩＮＴ
RES

I/O
I
I
I

6

ＨＩ

O

7

OK

O

8

LO

O

9
10
11
12
13
14

OV
CLK
DAT
RDY
REQ
GND

O
-

機能
電源入力(基板から電池電圧出力も可能)
連続出力（ＯＮしている間出力し続けます）
ワンショット出力(信号がＬＯになった時の値をPCに出力します）
RESスイッチ
コンパレータHI以上でオン（ＰＰモード時、+側表示値が設定以上でオン）
OKでオン
コンパレータLO以下でオン（ＰＰモード時、-側表示値が設定以上でオン）
オーバーロードでオン
デジマチック CLK
デジマチック DAT
デジマチック RDY
デジマチック REQ
外部グランド(基板グランドも可能)※ピン番号10～13はミツトヨプリンタ出力専用です。
㈱ミツトヨ製デジマチックミニプロセッサ （DP-1VA）
■回路図
電源回路
※外部供給電圧は、最大DC24V

入力回路

出力回路

※最大ＤＣ24Ｖ 20mA

※最大ＤＣ24V 50mA

11.アナログ出力
アナログ出力は、センサ信号に比例したアナログ電圧を出力します。
■アナログ回路図※電圧：ＭＡＸ値に対して、±2Ｖ※外部機器との接続は、アナログイヤホンジャック（シールド付）をご使用ください。
※短絡はしないでください。故障の原因になります。
※外部から電圧を加えないでください。

12.デジマチック通信接続（プリンタ（DP-1VA））㈱ミツトヨ製デジマチックミニプロセッサ（DP-1VA）を使用し、測定値をプリントアウトできます。

※ケーブルはオプションにて販売いたします。

13.通信設定
USBにて設定の変更やデータを出力できます。
■通信プロトコル
ボーレート：19200
キャラクタ長：8ビット
ストップビット：1ビット
パリティビット：なし
デミリタ：ＣＲ+ＬＦ
フロー制御：なし■送受信コード一覧"コマンド"

内容注意
2KHzで送信されます．
（”ＳＴＯＰ”信号が来るまで出力し続けます）"STAT"

連続送信"STOP""MEMORY""CLEAR""FUNC_MODE""TRACK""PEAK""PP"

連続送信停止ﾒﾓﾘｰ分送信ALL クリア
FUNC切替TRACKに変更
PEAKに変更
PPに変更"CMP_HI:"

コンパレータHI設定 設定可能数値以上だとエラー最大値以上には出来ない
コンパレータLO設定 設定可能数値以上だとエラー
コンパレータHI設定以上には出来ない
過負荷設定値
設定可能値以外だとエラー．10～120まで10刻み
画面変更レート
設定可能値以外だとエラー．20,10,5,2のみ
画面上下反転"ON"で許可"OFF"で無し
オートパワーオフ "ON"で許可"OFF"で無し
オートクリア"ON"で許可"OFF"で無し
最小桁表示"ON"で許可"OFF"で無し
ブザー許可"ON"で許可"OFF"で無し
バックライト許可"ON"で許可"OFF"で無し
プラスマイナス反転 "ON"で許可"OFF"で無し
初期設定復帰"ON"で許可"OFF"で無し
プリンター許可"ON"で許可"OFF"で無し
変更値記憶
記憶する場合，最後に送信変更キャンセル
変更をキャンセルする場合,最後に送信
現在値読出し現在値を読出し．COM_OKは返信しない"CMP_LO:""OVER:""LCD_LATE:""LCD_FLIPPED:""POWER_OFF:""AUTO_CLEAR:""MIN_DIGIT:""BUZZ:""BACK_LIGHT:""GAIN_INVERT:""INIT_VALUE:""PRINTER:""SET_SAVE""CANCEL""VALUE_READ"

保存データ消去
設定を変更する時は最初に送信してください

例(すべて最後にCR+LFを添付する)

STAT
STOP
MEMORY
CLEAR
FUNC_MODE
TRACK
PEAK
PP
CMP_HI:2000
CMP_LO:1000
OVER:100
LCD_LATE:2
LCD_FLIPPED:ON
POWER_OFF:ON
AUTO_CLEAR:ON
MIN_DIGIT:OFF
BUZZ:OFFBACK_LIGHT:ON
GAIN_INVERT:OFF
INIT_VALUE:PRINTER:ON
SET_SAVECANCELVALUE_READ※送信コマンド入力例
コンパレータのＨＩを10.0に設定する時
コマンド ： 設定値 ＣＲ+ＬＦ
COMP_HI：10.0 ＣＲ+ＬＦ※コマンド入力が正しい時、”COM_OK!!”と返信が返ってきます。
※コマンド入力が間違っている時、”COM_ERR!!”と返信が返ってきます。
※設定変更後、必ず"SET_SAVE"を送信してください。設定が有効になりませんし、計測画面に戻りません。
※一度設定してしまうと、元の値に戻せません。