D 停船鉛直測定
D-１ ９１１ｐｌｕｓＣＴＤシステム
シーバード社のSBE9/11plus CTDは船から鉛直方向に降下し、毎秒24回のスピードで電気伝導度（Conductivity）、水温（Temperature）、水深（Depth）を同時に測定する装置です。本装置ではオプションとしてDO（溶存酸素）、透過率、クロロフィル、光量子などのセンサーが搭載されていますので、多項目の海洋パラメータを同時に知ることができます。また、多筒採水器（SEB 32 キャラセル：10L×12本）も装備されており、船上からのコントロールによって任意の水深で採水することも可能です。ニスキン-X 採水器（10L）はゴムや金属による汚染を最小限に抑えられるよう、作動部を全て外側に配置した改良型ニスキン採水器です。
シーバード社のSBE9/11plus CTD 測定システムは世界の主な海洋研究機関の調査船に塔載され、今や海洋における最も重要な調査機械の1 つとなっています。

測定データ（水温、塩分、溶存酸素、クロロフィル）
１．機器構成①水中部ユニット モデルSBE−9plus②オプションセンサー
1）DOセンサー モデルSBE−432）海底高度計
3）透過率センサー
4）蛍光光度センサー
5）水中光量子センサー③多筒採水器 モデルSBE−32（101iter×12本）④ニスキンⅩ型採水ボトル（101iter）※予備ボトル4本を含む⑤船上ユニット モデルSBE−11plus※空中光量子センサー付き⑥データ処理装置※パソコン、モニター、MOドライブ、無停電電源装置、プリンター、データ処理ソフト⑦ターンテーブル
2．センサー仕様①水中ユニット モデルSBE−9plus：
・計測スピード：24回／秒・データ転送方式 ：RS232 NRZ
34．556KHzのDPSK搬送周波数・採水器制御用サブキャリア・モデム：300ボー

採水器制御専用モデムでキャラセルによる採水時、CTDのデータは途切れない
・耐圧：6，800m
・材
質：7075耐食アルミ エポキシ塗料
・重量：約30kg（空中） 約25kg（水中）・塩分スパイクを抑える為に､ダクト式水温・電導度センサーと水中ボンプを装備
・センサー仕様：
項目
測定レンジ
精度
分解能
ﾚｽﾎﾟﾝｽセンサー方式水温−5〜＋35℃ ±0．002℃
0．002℃
0．06秒
サーミスター
電導度
0〜70mmho±0．003 mmho
0．0004mmho
0．04秒
電極
水圧
0〜6，800db±0．015％F．S． 0．001％F．S． 0．001秒 クオーツ型②オプションセンサー
1） DOセンサー モデルSBE−43：：0〜15ml／l
・測定レンジ：0．1ml／l（酸素飽和度の2％）・測定精度：2％／1000時間
・安定性：ポラログラフィックセル方式
・センサー方式：7，000m･耐圧：チタン及びプラスチック
・材質：外径4.0cmX長さ30cm
・外形寸法：約0．7kg（空中）・重量2） 海底高度計 モデルPN24204（PSA−916D）：：200kHz
発振周波数：0〜100m
測定レンジ：2．5cm測定精度：6，000m
耐圧：外径5．8cm×長さ247．6cm
外形寸法：約0．7kg（空中），0．4kg（水中〉
重量3） 透過率センサーモデル PN24211：：25cm
・発光受光距離：15mm
・光ビームの直径：3ミリラジアン以下
・発光ビームの視準：18ミリラジアン以下・受光可能角度（水中）：LED，660mm
・発光源と波長：測定レンジ：0〜100％（0〜5VDC）
・透過度
精度：±0．5％F．S．
直 線 性：±0．1％F．S．
温度特性：±0．3％F，S．（0〜25℃において）: 9〜30VDC
・電 源: 外径10．2cm×長さ79．4cm
・外形寸法: 約4．5kg（空中），約2．0kg（水中）・重 量: 6，000m
・耐 圧4） 蛍光光度センサー モデルPN24187：：0．02〜150μg／ｌ
・クロロフィールa 測定レンジ：0．02μg／ｌ
・分解能：外径6．4cm×長さ16．8cm
・外形寸法：約850g（空中）・重 量：6，000m・耐 圧5） 水中光量子センサー モデルQSP−2300：青色強調シリコン・フォトセル・光センサー（誘電性で吸収タイプのガラスフィルター付）：400〜700nmで均等量レスポンス
・スペクトル・レスポンス（700以上 400以下では急激に減衰）
エラーは自然光の中で5％以下：1V＝1×1017 コンタsec／cm
・感度・ノイズレベル：約10microV・センサー形状：直径1．9cm 球形
・電源：12〜15V DC
・耐圧：2，000m
・重量
約0．6kg（空中），約0．5kg（水中）③ 多筒採水詫モデルSBE−32：：10 Liter×12本・ボトル容量：6，800m
・耐圧：電磁トリガー（即断可能）・トリガー方式：モデム方式（CTD電源を切らずに制御）でSBE11lplusから司令・コントロール：SBE9plus水中部から共給・電源：約 直径991cm×高さ1582cm
・サ イ ズ
：約227kg（空中）・重量④ ニスキンⅩ型水ボトル10ｌiter：
・ボトルタイプ：外付けスプリング型PVCボトル・本
数：16本（予備ボトル4本を含む）⑤ 船上ユニット モデルSBE−11plus：
・SBE−9plusへ電力を供給しSBE−9plusから毎秒24回のデータを受け取ってコンピューターへデータを転送
・多筒採水器へ採水司令を発し、多簡採水器から採水確認の信号を受け取る
・多筒採水器コマンダー付・外形寸法：縦43cm×横48cm×高さ14cm
・重 量 ：約10kg
・電 源 ：AC100V 50／60Hz＊空中光量子センサー（モデルQSR−2200）付き：青色強調シリコン・フォトセル・光センサー（誘電性で吸収タイプのガラスフィルター付）
・スペクトル・レスポンス：400〜700nmで均等量レスポンス（700以上 400以下では急激に減衰）
エラーは自然光の中で5％以下：1V＝1×10１７ コンタ/sec/cm
・感度
ノイズレベル：約10microV・センサー形状：直径1．9cm球形・電源：船上ユニットから供給（12〜15V DC）
・センサーケーブル：30m
・設置推奨場所：デッキ（光を遮断するものが無い所）

名称
CTD本体
水温センサー
電気伝導度
ポンプ
DOセンサー
海底高度
透過率計
クロロフィル
光量子（水中）光量子（空中）多筒採水器 10ｌ×12モデル
Main Housing(SEB 9plus)
Temperature Sensor（SEB ３plus）
Conductivity Sensor（SEB ４C）
Pump（SEB ５T）
DO Sensor（SEB ４３）
Altimeter（Benthos PSA-916D）
Transmissometer（WETLabs）
Fluorometer（Seapoint）
Biospherical PAR（QSP 2300）
Biospherical PAR（QSR 2200）
Water Sampler(CAROUSEL SEB 32)

重量 kg
30（空中）
CTD本体に含む
CTD 本体に含む
CTD 本体に含む

0.7（空中）4.5（空中）4.5（空中）0.9（空中）0.6（空中）2（空中）420（空中）採水時耐圧 m
6800
6800
6800
10500
7000
6000
6000
6000
20006800

注意： 各センサー上記の耐圧となりますが、CTD ウインチのアーマードケーブルの巻き込み量によって2,000m 程度の観測となります。

D-２ 透明度板
海中における光の透過の度合いを測定する。直径 30cm の円板（セッキ板）を沈めて、その円板が見えなくなるときの深さ（m）を測定する。

白色 直径 30cm