高性能デジタルマイクロスコープ


超高解像 1080p/60fps の高精細カメラシステム搭載



直感的画像キャプチャ操作とドキュメンテーション



スタンドアローン運用とWiFiでのPC接続機能

高品位観察を支える豊富なスタンドバリエーション

ユニークな360度回転ビューアーオプション

FM 557119
ヴィジョン・エンジニアリングは、品質管理システム ISO 9001:2015を取得しています。

visioneng.jp/evocam2

は高精細な画像が必要とされる外観検査や不良解析で簡単に、素早く、高品位なイメージキャプチャーと信頼性の高いドキュメント作成をサポートします。
EVO Cam II 高性能デジタルマイクロスコープ

特EVO Cam II デジタルマイクロスコープは、優れた画像品質を提供し、微細部のディテールや隠された詳細を明らかにするのに役立ちます。最大300倍の光学倍率とフルオートフォーカスにより常に鮮明な画像が得られます。

■

オーバーレイやポイントツーポイント測定を使用して、複雑な部品を効率的かつ迅速に測定する機能や、ボタンを押すだけで高解像度の画像をキャプチャしてUSB
メモリスティックに保存、もしくはワイヤレスでPCに直接送る機能を装備しています。

超高画質全自動フォーカス
光学システム搭載■

光学倍率レンジ 1.7倍から300倍■

デジタルズームで最大倍率3,600倍

■

■

■

10個のプログラム可能なプリセットキーが用意され、カメラの設定を保存してすばやく簡単に呼び出すことができます。
プリセットはエクスポート・インポートして、EVO Cam II 間や拠点間で設定を共有できるようにし、観察＆検査の一貫性を確保します。
キャリブレーションをプリセットキーに保存して、リコールを迅速に行うこともできます。

徴

■

■

■

■

高速フレームレートでブレの無いクリアなイメージ（60 fps）
観察物を動かすことなく360°
全方位
高倍率観察
広視野 ＆ 長作動距離
観察条件のプリセットでセットアップ
時間短縮（最大１０プリセット保存可）
外観検査を支援する
カスタムオーバーレイ機能
Wi-FiやUSB3.0インターフェースで高速転送バーチャルキャリパーとスケーラブルグリッドによる効率的な寸法設定

光学系 & 照明装置
豊富な対物レンズオプションは、高倍率・高精度が要求される詳細観察＆検査から、比較的低倍率で長い作動距離を必要とする操作・再加工および組立作業まで、幅広い用途にフレキシブルにシステム構築をすることが出来ます。
精密対物レンズ
超高解像＆高コントラスト光学設計された高倍率・精密観察用レンズファミリー

広視野対物レンズ
大 型 の 観 察 物や 作 業 用に広 視 野＆長 作 動 距 離を確 保し、高い柔 軟 性と広範囲のズームレンジを実現したレンズ
ファミリー

対物レンズ

倍率・ズームレンジ

作動距離

視野サイズ
（最大ズーム時）

精密対物レンズ
0.45x

2.3x - 68x

6.30“(160mm)0.31” X 0.17”(7.8mm x 4.2mm)

0.62x

3.1x - 93.7x

4.17”(106mm)0.22” x 0.12”(5.5mm x 3.1mm)

1.0x

5x - 151.2x

3.35”(85mm)

0.14” x 0.08”(3.5mm x 2mm)

1.5x

7.6x - 226.8x1.69”(43mm)

0.09” X 0.05”(2.3mm x 1.2mm)

2.0x

10x - 302.4x

1.14”(29mm)

0.06” x 0.04”(1.5mm x 1.0mm)

4 diopter

1.71x - 51.41x

9.65”(245mm)0.39” x 0.22”(10mm x 5.5mm)

5 diopter

2.12x - 65.5x

7.76”(197mm)0.31” X 0.18”(8mm x 4.5mm)

LED リングライト（色温度5500K）

サブステージ透過照明

広視野対物レンズ*24”mmモニター使用時

カメラズーム30x optical; 12x digital

画像分解能

1080p, 1920x1080, 1/2.8” CMOS

フレームレート

50fps & 60fps (switchable)

出力

保存ファイルフォーマットHDMI & USB 3.0 out.png

カメラ
自動露出と絞り優先では、ほとんどの観察物でターゲットの明るさと被写界深度を適切にコントロールします。手動制御が必要な場合はゲイン、絞り、露出時間など全ての画像パラメータを手動で設定することができます。

UV リングライト

測定と画像転送測定機能

画像転送機能EVO Cam II にはオーバーレイ機能、並びにグリッドおよびカーソルを用いた簡単なオンスクリーン測定機能が標準搭載されています。

EVO Cam II はボタンを押すだけで、簡単に画像をキャプチャして 本 体 に 差したUSBメモリスティックに保存することができます。

カーソルモードでは2つの移動可能な水平線と垂直線が表示され、XとYの値を測定し、結果を画面に表示します。ポイントツーポイント対角測定では、アライメントされていない観察物の測定が可能です。

HDMIケーブルやUSB3.0インターフェースを使用してPCにデータ転送することもできます。
また、オプションのWi-Fiドングルを使用すると、キャプチャ画像をWi-Fi経由でPCにダウンロードできます。

オプション＆アクセサリー

リモートコントロールコンソール

フィルター

フローティングステージリモートコントロールコンソールは主要機能やプリセットを、より迅速で快適な操作感で使用できるようにする操作性向上ツールです。

クリア光学系では見えにくい観察物の詳細を強調するために、さまざまなフィルタが用意されています。

フローティングステージは滑らかで正確なサンプル位置操作を可能にします。
（Ergo/Benchスタンドのみ）

360°
回転ビューアー
観察物を動かすことなく斜方より３６０度任意の確度で自由に観察することが出来る機能です。

垂 直 直 視ビュー :観察物は鳥瞰図のように見えます。

通常の垂直直視観察からレバー操作で簡単に360°回転ビューに切り替えることができます。
斜め34度の斜方観察は立体的な形状を連続的に観察出来ることで高さのあるものや、穴の内側面、フィレットなど垂直直視では困難な不良検出を容易にします。

斜方回転ビュー

360°
回転ビュー
ズーム比

ズーム
レンジ

作動距離

視 野
最小ズーム時視 野
最大ズーム時

視野角5.3:1

19x – 105x

35.5mm

25.7mm x22.1mm

2.6mm x2.2mm

垂直から34度

ズーム比

ズーム
レンジ

作動距離

視 野
最小ズーム時視 野
最大ズーム時

視野角5.3:1

28x – 151x

56.5mm

19.7mm x
11.2mm1.6mm x0.9mm

-ダイレクトビュー（垂直視）詳細については: www.visioneng.jp/evocam2 »

360°

34°

スタンド バリエーション
マルチアクシス スタンド

エルゴ スタンド

ワークスペースが 精密性と堅牢性を兼ね備え、 省スペースでエルゴノミックデザインされ必要となる産業用アプリケーションに最適です。
 ガス封入ストラットはカウンターバランスでスムーズなポジション調整を行うことが出来ます。
 プラットフォームベースでご利用頂ける他、作業台に直接取り付けることもできます。

高倍率でも安定性を実現しています。
2つのフォーカスノブで高倍率でも正確な焦点調整ができます。
 サブステージ照明オプションを搭載することで透過照明での観察が可能です。
 フローティングステージオプションはサンプルの精密検査に適した正確な位置決めが可能です。
 粗動／微動ダブルアーム ブーム スタンド
 安定性を妥協することなく長いリーチが必要な用途に対応するよう設計されています。
 ダブルアーム部はベアリング保持されスムーズな位置調整ができます。

ロングアーム（アーティキュレーテッド）スタンド
 長いリーチを必要とする用途向けに設計されています。

 複数のジョイントの組み合わせで究極の柔軟性をご提供します。

ブーム（シングル）スタンド

ベンチ スタンド シンプルで堅牢な設計は

 コンパクトでロープロファイルベースと一体化された高安定・ハイコストパフォーマンス標準スタンドとして定評があります。

透過照明を搭載

 フローティングステージオプション搭載可

エルゴスタンド寸法:
A = 11” (280mm)
B = 16.5” (420mm)
C = 20.3” (515mm)
D = 7.6” (192mm) max.

マルチアクシススタンド寸法:
A = 17.9” (455mm), 7.2”(184mm)**)B = 26.9” - 32.7” (682mm - 830mm)
C = 27.2” (691mm) max.
D = 11” (279mm) max.
E = 17.3” (439mm) max.

E = 7.9” (200mm)** プラットフォームベースを除く

立体視 実体顕微鏡

デジタル外観検査機器

最寄りのヴィジョン・エンジニアリング事務所、または正規販売代理店にお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトをご覧ください。
代理店/販売店

照明拡大鏡

光学画像測定機

日 本 ヴ ィ ジ ョ ン・エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社
本社

大阪営業所

〒224−0054 横浜市都筑区佐江戸町 272−2
TEL：045-935-1117 FAX：045-935-1177
E-mail：info@visioneng.jp〒562−0035 大阪府箕面市船場東 2−3−53
TEL：072-749-2111 FAX：072-749-2112

中部 サポートセンター
九州 サポートセンター
東北 サポートセンター

www.visioneng.jp
Copyright © 2019 Vision Engineering Ltd. All rights reserved.