高 い 生 産 性 を 持 つ アイピ ー スレス
ステレオ・ダイナスコープ
リンクス EVO.

FM 557119
ヴィジョン・エンジニアリングは、品質管理システムISO9001:2015を取得しています。

3 メガネの着用も可能●“ 顕微鏡のエルゴノミクスの発展にこれほど膨大な時間を費やした

顕微鏡使用中にメガネ（安全メガネ）を外す必要がありません。
クリーンブースや安全キャビネット内に設置して使用することもできます。

企業は他にはありません。それは当社が、オペレータのエルゴノ4 人間工学に基づいた作業姿勢●

ミクスと生産性の向上には重要な関連性があることを理解してオペレータに配慮したエルゴノミクス設計は、反復性のストレス障害のリスクを最小限に抑え、高い生産性につなげます。

”

いるからです。

5 頭を自由に動かせる●
アイポイントを自由に動かせるため、従来の顕微鏡のアイピースにありがちな同じ体勢を長時間保つことで起こる首や背中の痛みが軽減されます。

1 驚異的な3D●（ステレオ）画像
人間工学に基づいたビューイングレンズを通して観察する驚異的な3D（ステレオ）画像で深径覚を実現し、被写体の廻りを効果的に観察することが可能です。

6 手と目の動きを簡単に合わせられる●
ビューイングレンズから離れて観察を行うため、ユーザーは周囲を視野に入れながら、手と目の動きを自然に合わせることができます。

2 被験物をより自然に観察●Lynx EVO のアイピースレス設計により、ユーザーはビューアーから離れた状態で作業を行え、周囲照明が遮られる事がないため、被験物をより自然に観察できます。

● Lynx EVOの仕組み...
ヴィジョン・エンジニアリングの特許取得済みダイナスコープ ®
アイピースレステクノロジー（特許取得済み）の中核は、スピニングマルチレンチキュラー（マルチレンズ）ディスクです。
ディスクの表 面には、3 5 0
万 個 以 上 の 個 別 のレンズ（レンチキュールと呼ばれます）があり、それぞれが独立した画 像 形 成を行います。
各レンズの直径はわずか数ミクロンです（ 1ミクロン =0.001mm）。
このマルチレンチキュラー
ディスクが高速で回転し無数 の 光 路が 結ばれ 、収 差のない 鮮 明な画 像を生 み出します。

特長
優れたエルゴノミクスのメリットに加え、Lynx EVOには用途に合わせることができる柔軟性が備わっています。

当社のエルゴノミクス技術について詳しくはこちらをご覧ください：

モジュラー設計により、個々の用途に合わせたシステム構築が可能です。
内蔵のHDカメラ/ソフトウェア（オプション）
により、シームレスな画像/ビデオキャプチャおよび注釈機能を実現。
長い作動距離によりサンプル操作が簡単。

www.visioneng.jp/ergonomic »スタンドバリエーション

柔軟性のあるスタンドラインアップは、工業分野からライフサイエンス分野の様々なアプリケーションに最適。

エ ルゴスタンド

照明

マルチ・アクシス・スタンド

制限のあるベンチスペースに適しており場所を取りません。

調光機能付き 8ポイントLEDリングライト。

安定性に優れているため、高倍率の使用に最適です。

コントラスト調整の出来る備え付けの回転ディフューザー。

透過（サブステージ）
照明（オプション）
により、幅広いサンプルタイプの観察が可能。

5ポイントLED透過（サブステージ）照明（オプション）。

光 学 系 の 優位性
L y n x E V Oにはダイナスコープ の ® 特 許 取 得 済み光 学 系技術が取り入れられています。

ズームユニット内 の 絞り制 御で、被 写 界 深 度 およびコントラストを自由にコントロール。
粗 動および 微 動 調 整で、迅 速かつ正 確にフォーカス。

(ガス封入ストラットスタンドは、カウンターバランスでスムースなポジション調整を実現し、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。
高さのある部品や平坦なサンプルも簡単に切り替えが可能。

::

A = 280mm
B = 420mm
C = 670mm
D = 200mm
E = 200mm

F = 455mm
G = 635mm
H = 705mm
I = 240mm
J = 439mm
HC)

長いリーチで、大型のサンプル（最大、ギャップ439mm）の検査が可能。

フローティングステージ（オプション）
により、サンプルの精密検査に適した正確な位置決めが可能なため、もろいサンプルや手作業による汚染の防止に最適です。

インデックスレバー付き 1 0 : 1 ズーム搭 載
標準で6倍～60倍に対応。

(精密＆堅牢、ワークスペースを必要とする産業用アプリケーションに最適です。

)

0.45倍

2.7～27倍

176mm

55mm

5.5mm

0.62倍

3.7～37倍

128mm

40mm

4.0mm

1.0倍

6～60倍

75mm

25mm

2.5mm

1.5倍

9～90倍

42mm

16mm

1.6mm

2.0倍

12～120倍

29mm

12mm

1.2mm

製品重量 : 15.3kg: 19.5kg

D

製品重量 : 26.6kg: 30.8kg

IE

A

J
B

リンクス EVO501 エルゴスタンド仕様

FG

リンクス EVO502 マルチアクシススタンド仕様

オプション&アクセサリー
スマートCAM 5 デジタルカメラ

コックピット ソフトウェア
付属のソフトウェアにより、簡単に注釈付けをしたり、すばやく検査済み製品の報告を作成したりすることができます。
注釈は別ファイルとして取り入れることも可能で、テンプレートの確認にも利用できます。

オンスクリーン表示（PC経由）の内蔵HDカメラ/ソフトウェア（オプション）
により、書類作成用にシームレスな画像/ビデオキャプチャおよび 注 釈 機 能を実 現 。拡 大 画 像での展 示やトレーニングに最適。

JPEG、PNGまたは、非圧縮のBMP形式で簡単に画像キャプチャ可能

画 像やビデオキャプチャが 簡 単 便 利にできるだけでなく、ステレオ光学画像観察も同時に行えます。

広く対応できるAVI形式で録画できるので、動画のクリップの管理を高レベルで実現。

USB3.0 インターフェースで簡単接続。

測 定ソフトウェア オプション
センサータイプ

CMOS

解像度（H x W）

2,560 x 1,920 ピクセル

センサーサイズ1/2 ”

ピクセルサイズ

2.2μm

色分解能

12ビット

フレームレート（fps）

15.2 fps 最大保存ファイル形式

BMP、JPEG、PNG

付属ソフトウェア

uEye コックピット（豊富な編集・注釈機能）

DimensionOne™ は、Lynx E V O 向けのパワフルなソフトウェアソリューションで、高度な注釈付けならびにオンスクリーン測定や寸法測定機能を実現します。DimensionOne™には、オンスクリーンでの測定を簡単に実現するためのCDと校正用プレートが同梱されています。
その他の汎用ソフトウェアもご利用いただけます。
ソフトウェア点について詳しくはこちらをご覧ください:www.visioneng.com/dimensionone »360度回転ビューアー
スマートカムフローティングステージ
エルゴスタンド用フローティングス
テージのアクセサリは、スムーズで正確なワーク位置調整を可能とし、繊細なサンプルの検査や平面上の複数の部品を観察したり、目盛板でのグラチクル測定や被験物測定に理想的です。

オペレータは通常の垂直観察から、観察物を動かすことなく、34度の斜方より360度任意の角度で自由に観察することができます。
360度のオブリクビューアーは、エレクトロニクス、機械、医療、プラスチック部品など、様々な用途の精密検査に対応することができます。
360度回転表示と従来の直視を自由に切り替え観察内蔵の8ポイント LEDリングライトおよび対物レンズ付属

フローティングステージ
360対物レンズ

対物レンズ

スマートＣＡＭ5

豊富な対物レンズを選択して、希望の倍率範囲や作動距離を実現。

画像/ビデオキャプチャが簡単かつ便利にできるだけでなく、同時に光学像観察も可能です。

反射防止コーティングが施された
高画質対応レンズ採用

4.2倍～42倍

35.5mm

10.2mm*3.8mm

垂直角度から34度

6.8倍～68倍

56.5mm12.0mm*2.5mm-

簡単な注釈付けやマークアップ機
能付きuEyeソフトウェア付属。

* 連続レチクル

透過（サブステージ）照明
透 過 照 明（オプション）により、幅広いサンプル表示が可能。
透明なサンプルもフレキシブルに観察できます。

360度回転表示

透過（サブステージ）
照明

34360

アプリケーション

高精度のエンジニアリング

医療機器

高精度のコンポーネントは、航空宇宙や自動車から時計製造や一般製造などの幅広い業界で使用されています。
Lynx Evoのクリアな画質と優れたエルゴノミクスは、ユーザーの疲労によるエラーを最小限に抑え生産性を向上します。

ステントやカテーテルなどの医療機器部品には、すべての製品が出荷時に厳格な仕様を満たしていることを保証するために、全数検査が必要となります。

プラスチックおよびゴム法医学から光ファイバー、ゴム製シール、包装、キャップやクロージャなど、品質管理に外観検査は不可欠です。長い作動距離による優れた3Dビューイングにより、検査やフラッシュ除去などのリワークを簡単に行うことが出来ます。

太陽電池、包装に至るまで、Lynx EVOなら豊富な検査業務にご利用いただけます..

エレクトロニクス

研究室/ライフサイエンスエレクトロニクスPCB（プリント基板）検査やリワークに最適です。特許取得済みの光学系ビューイングヘッド
は、手と目の動きを簡単に合わせられリワークなどの作業に最適です。

実験室でのサンプル作成や解剖作業も、Lynx Evoがあれば安全かつ簡単に行うことができます。
アイピースレスビィーイングヘッドはクリーンブース内に置いた状態で使用することもできます。

ヴィジョン・エンジニアリングのその他のソリューション
実体顕微鏡

デジタル外観検査

非接触測定機アイピースレス技術により、優れた3D(ステレオ)画像と優れたエルゴノミクス性能を実現します。人間工学に基づく特許取得済みのビューアーにより、ユーザーは制限のある作業環境から開放され、効率性と生産性が高まります。

高精細デジタル画像とパワフルな機能を融合させたデジタ
ル イメージング ソリューションです。高解像・高品位イ
メージを簡単な操作で観察・画像キャプチャできるデジタ
ルマイクロスコープシステムはあらゆる高倍率観察・検査ニーズにお応えします。

測定顕微鏡やデュアル光学・ビデオ測定システム、さらには最新鋭の観察視野即時測定システムなど、幅広い非接触測定システムを製造しています。
www.visioneng.jp/measurement

www.visioneng.jp/stereo
www.visioneng.jp/digital

最寄のヴィジョン・エンジニアリング事務所、または正規販売代理店にお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトをご覧ください。

日 本 ヴ ィ ジ ョ ン・エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社
本社

大阪営業所

〒224－0054 横浜市都筑区佐江戸町 272－2
TEL：045-935-1117 FAX：045-935-1177
E-mail：info@visioneng.jp〒562－0035 大阪府箕面市船場東 2－3－53
TEL：072-749-2111 FAX：072-749-2112

中部 サポートセンター
九州 サポートセンター
東北 サポートセンター

www.visioneng.jp
Copyright © 2018 Vision Engineering Ltd. All rights reserved.