取扱説明書

多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダ
分析用 PC ソフトウェア●このたびは、多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ

分析用 PC ｿﾌﾄｳｪｱをお買い上げいただきましてありがとうございます。
●この取扱説明書は、本ｿﾌﾄｳｪｱの使用上のお願い、機能、操作方法などを説明しています。
●関連機器個々の詳細はそれぞれに付属している取扱説明書に記載されていますので，そちらを参照してください。
● お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に保管してください。

はじめに
■お願い
◆本取扱説明書の内容は、性能・機能の向上などにより予告なしに変更することがあります。
◆本取扱説明書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、お手数ですがご購入先までご連絡下さい。
■商標◆Microsoft、Windows ﾛｺﾞは、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。
◆Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
◆Ethernet は、米国 Xerox Corp.の登録商標です。
■ｿﾌﾄｳｪｱ
本ｿﾌﾄｳｪｱは多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ KK11A/KK20A 用のﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｪｱです。
◆本ｿﾌﾄｳｪｱは、Windows XP（32bit）で動作します。
本取扱説明書は、Windows XP の基本操作を行えることを前提として作成していますので、基本操作について不明な点があるときは Windows XP の取扱説明書をご覧下さい。
◆Windows XP 上では、Administrator などのｲﾝｽﾄｰﾙ権限を持ったｱｶｳﾝﾄでﾛｸﾞｲﾝし、ｲﾝｽﾄｰﾙを行ってください。
◆本ソフトウェアは WindowsXP（32bit）の OS をもとに開発されたものですが、以下の OS においても動作す
ることを確認しています。
Windows Vista（32bit）
Windows 7 (32bit/64bit)
上記 OS の基本操作について不明な点があるときは WindowsVista/7 の取扱説明書をご覧下さい。
◆WindowsVista 上では、Administrator などのｲﾝｽﾄｰﾙ権限を持ったｱｶｳﾝﾄでﾛｸﾞｲﾝし、ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄの制御を無効化してｲﾝｽﾄｰﾙを行ってください。
◆Windows7（32bit/64bit）上では、Administrator などのｲﾝｽﾄｰﾙ権限を持ったｱｶｳﾝﾄでﾛｸﾞｲﾝし、ｲﾝｽﾄｰﾙを行ってください。

安全上のご安全上のご注のご注意
本取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い頂くために、重要な内容を記載しています。次の内容および本文をお読みになり、記載事項をお守り下さい。
また、本ｿﾌﾄｳｪｱをご使用の前に、本体ﾕﾆｯﾄおよび端末ﾕﾆｯﾄの取扱説明書も必ずお読み下さい。
■免責事項について
・地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・この取扱説明書で説明している以外の方法によって生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
・当社が関与しない接続機器、ｿﾌﾄｳｪｱとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

■用途制限について
・本製品は、人の生命に直接関わる装置＊1 や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置＊2 などの電力の測定に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの装置の測定に使用しないで下さい。なお、本製品の用途についてご不明な点がある場合は、事前に当社窓口にご相談下さい。
＊1:生命維持装置や手術室用機器などの医療機器や火災報知機などの防災設備など＊2:集団輸送システムの運転制御・航空管制ｼｽﾃﾑや原子力発電所の装置など

使用上のお使用上のお願のお願い
製品の故障や性能低下を防ぐために、次の事項をお守り下さい。
●ﾉｲｽﾞ等の多い場所での使用には、時計・通信などに影響が出る場合があります。
もしそのような現象が起きた時は、製品能力以上のﾉｲｽﾞが印加されている可能性が考えられます。本体ﾕﾆ
ｯﾄや端末ﾕﾆｯﾄにはﾉｲｽﾞに対する処置が施されていますが、極端なﾉｲｽﾞ発生源のある環境での使用はお控え下さい。

●ﾃﾞｰﾀ収集によりﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの容量が減少します。
本体ﾕﾆｯﾄからﾃﾞｰﾀ収集を行うと、収集したﾃﾞｰﾀはﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸに格納されます。収集を行うたびにﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの空き容量が減少します。

●機器や環境により通信がうまくいかない場合があります。
弊社推奨の製品以外の変換機をご使用される場合、通信がうまくいかない場合があります。この場合は保守ﾒﾆｭｰの通信設定で「通信速度」や「送信後ﾏｰｸ時間」を調整してください。EtherNet で通信の場合は、ﾈｯﾄﾜｰｸの環境が影響しますので確認してください。またﾈｯﾄﾜｰｸの混み具合により通信がうまくいかない場
合があります。この場合は再度通信して正常に行えるかどうか確認してください。

●24 時間連続使用される場合は連続稼動が保証されているﾊﾟｿｺﾝをご使用ください。
ﾊﾟｿｺﾝの環境等により動作が不安定になる場合があります。

●収集ﾃﾞｰﾀが欠落する場合があります。
KK11A の場合
本体ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀ保持数は、時限設定が 1 分時限設定の場合、最新の 30 時間分、30 分時限設定の場合、最新の 40 日分のﾃﾞｰﾀとなりますので、ﾃﾞｰﾀ収集は 1 分時限の場合、30 時間以内、30 分時限設定の場合
40 日以内に必ず行ってください。それ以上経過しますと、収集ﾃﾞｰﾀが欠落しますので定期的に収集を行ってください。
KK20A の場合
本体ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀ保持数は、時限設定が 30 分時限設定の場合、全計測項目保存時には最新の 30 日分のﾃﾞｰﾀとなりますので、ﾃﾞｰﾀ収集は 30 分時限設定の場合 30 日以内に必ず行ってください。それ以上経過しますと、収集ﾃﾞｰﾀが欠落しますので定期的に収集を行ってください。
また時限設定が60分時限設定または電力量のみ保存の場合は収集ﾃﾞｰﾀをﾊﾟｿｺﾝに保存することができません。本ｿﾌﾄｳｪｱをご使用される場合は必ず時限設定を 30 分時限、全計測項目保存に設定してください。

●指定時刻に自動収集設定した場合は、起動時の画面（ﾒｲﾝ画面）を表示しておいてください。
自動収集設定は、ﾒｲﾝ画面を表示しているときに動作します。

●本体ﾕﾆｯﾄの ID を設定してください。
本体ﾕﾆｯﾄの「ID 設定」機能で必ず ID を設定してください。

●ｸﾞﾗﾌ作成する場合は必ずﾃﾞｰﾀ収集後行ってください。
ﾃﾞｰﾀ収集済みでないと、ｸﾞﾗﾌ作成(負荷曲線)表示を行うことができません。

本取扱説明書で使用する用語
本文中、使用される用語を以下に説明します。

端末ﾕﾆｯﾄ端末ﾕﾆｯﾄとはﾕﾆｯﾄとは・・・とは・・・
KK11A の場合は計測ﾕﾆｯﾄ、ﾊﾟﾙｽ入力ﾕﾆｯﾄ、ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾕﾆｯﾄの総称です。
KK20A の場合は CT 付ｹｰﾌﾞﾙを指します。以下説明の便宜上、KK20A の場合も計測ﾕﾆｯﾄと呼びます。
それぞれの計測項目を以下に示します。
線式）
計測ﾕﾆｯﾄ
計測ﾕﾆｯﾄ（
ﾕﾆｯﾄ（2 線式）
線式）（3 線式）
KK12BKK12B-□□□
KK12AKK12A-□□□※□□□:定格電流情報
計測項目
計測項目
電力量
電力量
電力
電力
力率
力率

ﾊﾟﾙｽ入力ﾙｽ入力ﾕﾆｯﾄ
入力ﾕﾆｯﾄ KK13A

ｱﾅﾛｸﾞ
ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾕﾆｯﾄ
入力ﾕﾆｯﾄ KK13B

計測項目

計測項目

R 相電圧
R 相電流
T 相電圧
T 相電流

電圧
電流

ﾊﾟﾙｽ 1
ON 時間 1

瞬時値
最大値

ｽﾃｰﾀｽ１
ｽﾃｰﾀｽ１
ﾊﾟﾙｽ 2
ON 時間 2
ｽﾃｰﾀｽ 2

最小値
平均値

計測項目とは計測項目とは・・・とは・・・
端末ﾕﾆｯﾄで計測する計測ﾃﾞｰﾀの総称です。

時限ﾃ
時限ﾃﾞｰﾀとはｰﾀとは・・・とは・・・
本体ﾕﾆｯﾄに保存されている計測ﾃﾞｰﾀです。
設定により 30 分時限または 1 分時限ごとの計測ﾃﾞｰﾀが保存されています。
KK11A では、1 分時限の場合は 30 時間分、30 分時限の場合は 40 日分の計測ﾃﾞｰﾀが保存されます。KK20A では 30 分時限の場合は 30 日分の計測ﾃﾞｰﾀが保存されます。

ｵﾝﾗｲﾝとはｵﾝﾗｲﾝとは・・・とは・・・
RS485、ﾈｯﾄﾜｰｸで使用する場合を言います。

ｵﾝﾗｲﾝ
ｵﾝ

PDA

・・・

ｵﾝﾗｲﾝ がついている項目はｵﾝﾗｲﾝで使用します。
PDA がついている項目は PDA で使用します。

――――――― 目

次 ―――――――

１

本ソフトウェアを
ソフトウェアをインストールする
インストールする

ｵﾝﾗｲﾝ

２

オンラインでオンラインで使用する
使用する場合
する場合

ｵﾝﾗｲﾝ

３

ＰＤＡ収集
ＰＤＡ収集データ
収集データを
データを使用する
使用する場合する場合

４ ＲＳ４８５
ＲＳ４８５で４８５で使用する
使用する場合する場合
システム構成図RS-232/485 変換器との接続および設定方法
USB/485 変換器との接続および設定方法

PDA

２－１
PDA

ｵﾝﾗｲﾝ

通信設定方法

１－１

３－１
４－１
４－１
４－２
４－４
４－６

ＲＳ４８５通信設定を行う

４－６

回線の設定を解除する

４－８

５ ネットワークでネットワークで使用する
使用する場合する場合
システム構成図ネットワークインターフェース仕様
ネットワークの設定方法
機器の接続
通信設定方法ｵﾝﾗｲﾝ

ネットワークに設定する

６ 接続を接続を確認する
確認する
接続を行う
本体ユニットの情報を確認する

５－１
５－１
５－２
５－２
５－２
５－５
５－５

ｵﾝﾗｲﾝ

６－１
６－１
６－３

本体ユニットの名称を登録する

６－４

本体ユニットの設定内容を見る

６－５

端末ユニットの情報を確認する

６－７

端末ユニットの名称を登録する

６－８

メイン画面を印刷する
７ データを
データを収集する
収集する
データを収集する
自動収集を設定する
自動収集後の CSV ファイルを自動出力する

６－９
ｵﾝﾗｲﾝ

７－１
７－１
７－３
７－６

日報登録

７－６

CSV ファイルの自動出力設定

７－６

CSV ファイルの自動出力

７－８

８ PDA で収集した収集したデータ
したデータを
データを使用する
使用する場合する場合
本体ユニットの設定確認収集したＣＳＶファイルをデータベースへ保存する

PDA

８－１
８－１
８－２

名称を登録する

８－５

取り込んだデータを表示する取り込んだデータをグラフ表示する
グラフ表示したデータをＣＳＶファイル出力する

８－６
８－７
８－９

９ 帳票を
帳票を作成する
作成する
帳票登録

ｵﾝﾗｲﾝ
ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

帳票登録を行う

９－２

積算項目を自動設定する

９－４

全ての項目を自動設定する

９－５

個別に計測項目を設定・変更する

９－６

新しいページを挿入する

９－８

ページを削除する

９－９

新しく項目欄を挿入する

９－１０

項目欄を削除する

９－１１

項目なしで設定する

９－１２

登録内容をすべて削除する

９－１３

帳票の表題、開始時刻、表示時間単位を設定する

９－１４

日報を表示する

９－１７

印刷する

９－１９

ＣＳＶファイルに出力する

９－２０

日報

９－１７

月報

９－２１
月報を表示する

９－２１

料金

９－２３
料金登録を行う

９－２３

時間帯名称を登録する

９－２４

時間帯パターンを登録する

９－２６

季節を登録する

９－３０

固定特約日を登録する

９－３２

変動特約日を登録する

９－３３

料金を登録する

９－３４

料金を表示する

９－３６

１０ 帳票仕様
日報仕様
月報仕様
料金仕様

９－１
９－２

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

１０－
１０－１
１０－１
１０－２
１０－３

１１ 負荷曲線を
負荷曲線を表示する
表示する
計測項目ごとにグラフを表示する
日付ごとにグラフを表示する

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

１１－
１１－１
１１－２
１１－５

グラフ表示の開始時刻を変更する

１１－７

グラフのスケールを変更する
グラフの色と太さを変更する

１１－８
１１－９

１２ トレンドグラフを
トレンドグラフを表示する
表示する
トレンドグループを設定する
トレンドグループを表示する

ｵﾝﾗｲﾝ

１２－
１２－１
１２－１
１２－３

１３ 現在値データ
現在値データを
データを確認する
確認する
現在値データを見る
端末ユニットのトレンドを表示する

ｵﾝﾗｲﾝ

１３－
１３－１
１３－１
１３－３

１４ メンテナンスをする
メンテナンスをする
日時確認と設定をする

１４－
１４－１
１４－１

ｵﾝﾗｲﾝ

日時確認を行う

１４－１

日時設定を行う

１４－２

ログおよびレコードを確認する

１４－５

ｵﾝﾗｲﾝ

ログ情報を表示する

１４－５

ログ情報をクリアする

１４－６

ログ情報をＣＳＶファイルに出力する

１４－７

レコード情報をＣＳＶファイルに出力する

１４－８

時限データを確認する

１４－１０

ｵﾝﾗｲﾝ

表示したデータをグラフ化する

１４－１３

グラフ表示したデータを CSV ファイルに出力する

１４－１５

データベースを管理する

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

１４－１６

本体ユニットのデータを全て削除する

１４－１６

端末ユニットのデータを全て削除する

１４－１８

計測項目ごとにデータを日付単位で削除する

１４－１９

同じ日付の計測データを一括で削除する

１４－２０

同じ日付の計測データを一括で CSV ファイルに出力する

１４－２１

同じ日付の日報登録の計測データを CSV ファイルに出力する

１４－２２

バージョン情報を確認する

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

１４－２３

１５ CSV ファイルに
ファイルに合成出力する
合成出力する
合成項目を設定する
設定内容を確認する

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

１５－１
１５－１
１５－４

合成結果を CSV ファイルに出力する

１５－５

ＡＰＰＥＮＤＩＸ

Ａ－１

1 本ソフトウェアを
ソフトウェアをインストールする
インストールする

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

本ｿﾌﾄｳｪｱを使用するためは、以下の条件が必要です。
◎ Windows XP(32bit)/Vista(32bit)/7(32bit,64bit)が動作する環境 ※
◎
◎
◎
◎
◎

本ｿﾌﾄｳｪｱをｲﾝｽﾄｰﾙしようとするﾄﾞﾗｲﾌﾞに 1.5GB 以上の HDD 空き容量があること。
ﾒｲﾝﾒﾓﾘが 256MB 以上であること。
Administrator などのｲﾝｽﾄｰﾙ権限を持ったｱｶｳﾝﾄでﾛｸﾞｲﾝしｲﾝｽﾄｰﾙすること。
ｱｶｳﾝﾄ ID が半角英数文字で設定されていること。
（全角文字で設定されている場合はｲﾝｽﾄｰﾙできません。）
ﾕｰｻﾞ環境変数 TMP がｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾄのﾊﾟｽであること。

ｲﾝｽﾄｰﾙ手順
ｲﾝｽﾄｰﾙ手順
Windows 7 64bit の場合を例に本ｿﾌﾄｳｪｱのｲﾝｽﾄｰﾙについて説明します。

①付属の CD-ROM を CD-ROM ﾄﾚｲにｾｯﾄします。
以下の画面を表示しますので、「setup.exe の実行発行元は指定されていません」をﾏｳｽでｸﾘｯｸして下さい。
（ﾊﾟｿｺﾝの設定によっては、以下の画面が表示されない場合がありますので CR-ROM 内の「Setup.exe」をﾏｳｽでﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして②から開始してください。）

注）以下、Windows ｸﾗｼｯｸ画面にした場合の表示です。

※ Windows XP (64bit)、Windows Vista (64bit)での動作確認はしておりません。
※ Windows Vista（32bit）へのｲﾝｽﾄｰﾙは、以下の手順でﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄの制御を無効化してｲﾝｽﾄｰﾙしてください。
①管理者権限を持ったｱｶｳﾝﾄでﾛｸﾞｲﾝします。
②「ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ」の「ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ」で「ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ制御の有効化または無効化」をｸﾘｯｸして「ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ制御（UAC）を使ってｺﾝﾋﾟｭｰﾀの保護に役立たせる」の項目のﾁｪｯｸを外して、OK をｸﾘｯｸします。
③再起動を要求する画面が表示されたら、再起動します。
④本ｿﾌﾄｳｪｱをｲﾝｽﾄｰﾙします。
⑤ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ制御を有効化に戻す場合は、②の「ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ制御（UAC）を使ってｺﾝﾋﾟｭｰﾀの保護に役立たせる」の項目のﾁｪｯｸを入れるにして、①～③の手順を再度行ってください。
1-1

②「ユーザーアカウント制御」ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します。はいをｸﾘｯｸしてください。
「ユーザーアカウント制御」を無効にした場合は以下の画面を表示しませんので③を行ってください。

③以下の画面を表示しますので、OK をﾏｳｽでｸﾘｯｸして下さい。

メモ

Windows XP 32bit のｲﾝｽﾄｰﾙのｲﾝｽﾄｰﾙの場合
Windows XP 32bit のｲﾝｽﾄｰﾙの場合は、付属の CD-ROM を CD-ROM ﾄﾚｲにｾｯﾄすると、③から開始します。
（ﾊﾟｿｺﾝの設定によっては、③の画面が表示されない場合がありますので CR-ROM
内の「Setup.exe」をﾏｳｽでﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてください。）

1-2

②次に以下のｱｲｺﾝをﾏｳｽでｸﾘｯｸして下さい。

③継続をｸﾘｯｸしてください。

1-3

④ｲﾝｽﾄｰﾙを開始します。ｾｯﾄｱｯﾌﾟ中以下の画面を表示します。

⑤「OK」をｸﾘｯｸし画面を終了させてください。
以下のﾒｯｾｰｼﾞが表示されれば、ｲﾝｽﾄｰﾙの終了です。

●本ｿﾌﾄｳｪｱをﾊﾟｿｺﾝから削除する場合「ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ」の「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと機能」をｸﾘｯｸし、表示された画面で「多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ 分析
用 PC ｿﾌﾄｳｪｱ」を選択して、「削除」（ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ）して下さい。 ※ただし、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが格納されているﾌｫﾙﾀﾞにｲﾝｽﾄｰﾙ時と異なるﾌｧｲﾙがある場合は、以下のようなﾒｯｾｰｼﾞが表示され削除できない場合があります。OK をｸﾘｯｸしﾒｯｾｰｼﾞを終了後、「ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ」から「PC_Soft3」をﾌｫﾙﾀﾞごと削除してください。

※ Windows XP 32bit のｲﾝｽﾄｰﾙの場合は、「ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ」の「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの追加・削除」で「多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ 分析用 PC ｿﾌﾄｳｪｱ」を選択して、「削除」（ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ）して下さい。

1-4ソフトウェア起動画面
ソフトウェア起動画面
本ｿﾌﾄｳｪｱの起動について説明します。
「ｽﾀｰﾄ」->「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」->「多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ 分析用 PC ｿﾌﾄｳｪｱ」->「多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ 分析用 PC ｿﾌﾄｳｪｱ」を選択すると、本ｿﾌﾄｳｪｱが起動します。
本ｿﾌﾄｳｪｱを起動すると、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの時限ﾃﾞｰﾀ容量が所定ｻｲｽﾞより大きくなった場合には、以下の時限ﾃﾞｰﾀ容量超過画面を表示します。そのときは OK をｸﾘｯｸしてください。※

なお、本頁以降の画面は表示ｲﾒｰｼﾞ例です。Windows XP/Vista/7 でのﾙｯｸ＆ﾌｨｰﾙと若干異なります。

※・時限ﾃﾞｰﾀ容量超過画面を表示したときには、P14-19,20 に記載していますように
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽから要らなくなった日付の計測ﾃﾞｰﾀを削除してください。
・上記ﾒｯｾｰｼﾞ画面が表示されなくても、時限ﾃﾞｰﾀ容量が増えてくると、P11-1 の負荷
曲線表示選択画面のﾘｽﾄ表示等に時間がかかるようになります。その場合には
P14-19,20 の手順でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽから不要になった日付の計測ﾃﾞｰﾀを削除してください。
1-5データベースファイル
本ｿﾌﾄｳｪｱの設定ﾃﾞｰﾀや収集ﾃﾞｰﾀはｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞの以下のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙに保存されます。※1、※2
・PC.mdb··················収集した時限ﾃﾞｰﾀおよび設定ﾃﾞｰﾀの保存・gosei.mdb···············合成（演算）の設定ﾃﾞｰﾀの保存※1 他の PC で新たに本ｿﾌﾄｳｪｱをｲﾝｽﾄｰﾙし、今まで収集したﾃﾞｰﾀをご使用されたい場
合には、今までご使用のPCのｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞのPC.mdbおよび必要に応じてgosei.mdb
をコピし、新たにｲﾝｽﾄｰﾙしたﾌｫﾙﾀﾞ下のﾌｧｲﾙに上書きを行ってください。

メモ※2 Windows Vista/7 では、ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ制御（UAC）が有効かつ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを管理者として実行していない場合には、ﾌｧｲﾙとﾚｼﾞｽﾄﾘの仮想化の機能により、本ｿﾌﾄｳｪｱのﾃﾞﾌｫﾙﾄｲﾝ
ｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞに保存されるはずの PC.mdb のようなﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙは、以下の例のようにｲﾝｽﾄｰﾙ
ﾌｫﾙﾀﾞとは異なるﾌｫﾙﾀﾞに保存されます。
例 1）Windows 7 32bit の場合
ｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞが C:\Program Files\PC_Soft3 の場合には PC.mdb は以下のﾌｫﾙﾀﾞに保存されます。
C:\Users\<ﾕｰｻﾞｰ名>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PC_Soft3\PC.mdb
例 2）Windows 7 64bit の場合
ｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞがC:\Program Files (x86)\PC_Soft3 の場合にはPC.mdb は以下のﾌｫﾙﾀﾞに保存されます。
C:\Users\<ﾕｰｻﾞｰ名>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\PC_Soft3\PC.mdb
なおｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞをﾌｧｲﾙ仮想化機能が働かないﾌｫﾙﾀﾞに指定した場合は、PC.mdb のようなﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙはｲﾝｽﾄｰﾙﾌｧｵﾙﾀﾞに保存されます。

ｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞをﾌｧｲﾙ仮想化機能が働くﾌｫﾙﾀﾞに指定した場合は、
P14-16～P14-20 に記載のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存されているﾃﾞｰﾀを削除した時に、以下のﾒｯｾｰｼﾞ画面を表示します。
このﾒｯｾｰｼﾞ画面の表示をなくすためには、P1-4 記載の本ｿﾌﾄｳｪｱのｱ
ﾝｲｽﾄｰﾙを行った後、P1-1 からのｲﾝｽﾄｰﾙ手順においてｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞをﾌｧｲﾙ仮想化機能が働かないﾌｫﾙﾀﾞに指定して再度ｲﾝｽﾄｰﾙを行ってく
ださい。

1-6

2

オンラインでオンラインで使用する
使用する場合する場合

ｵﾝﾗｲﾝ接続機器の接続、分析用 PC ｿﾌﾄｳｪｱの設定を以下に従っておこなってください。
ﾊﾟｿｺﾝに本ｿﾌﾄｳｪｱをｲﾝｽﾄｰﾙする・・・・・・・・・・・・・・・→ P１-1 参照

・・・通信設定、回線名称を登録します。
RS485 で接続する場合→ P4-1 参照
ﾈｯﾄﾜｰｸで接続する場合→ P5-1 参照

通信設定を行う
接続をｸﾘｯｸする
ﾃﾞｰﾀ収集条件を設定する
CSV ﾌｧｲﾙ自動出力条件を設定する

・・・接続状態の確認、本体ﾕﾆｯﾄ、端末ﾕﾆｯﾄ名称の登録をします。
→ P6-1 参照
・・・・・・・・・・・・・・・ → P7-3 参照

・・・・・・・・・・・・・・・→ P7-6 参照

操作する機能収集をｸﾘｯｸする

ﾃﾞｰﾀを確認する

P7-1 参照

ﾒﾝﾃﾅﾝｽする
P14-1 参照

帳票を作成する

現在ﾃﾞｰﾀ

P9-1 参照

P13-1 参照

負荷曲線を表示するﾄﾚﾝﾄﾞ表示P11-1 参照

P12-1 参照
CSV ﾌｧｲﾙ合成出力
P15-1 参照2-1

3 PDA 収集データ
収集データを
データを使用する
使用する場合する場合

PDA

ﾌｧｲﾙの読み込み、設定を以下に従っておこなってください。
ﾊﾟｿｺﾝに本ｿﾌﾄｳｪｱをｲﾝｽﾄｰﾙする
PDA ﾌｧｲﾙを読み込む

名称を登録する・・・・・・・・・・・・→ P1-1 参照

・・・・・・・・・・・・→ P8-1 参照

・・・回線名称、本体名称、端末名称を登録します。
→ P8-5 参照

操作する機能ｸﾞﾗﾌを表示する

ﾒﾝﾃﾅﾝｽする
P14-1 参照

帳票を作成する

PDA ﾌｧｲﾙﾃﾞｰﾀｸﾞﾗﾌ

P9-1 参照

P8-1 参照

負荷曲線を表示する
P11-1 参照

3-1

4 RS485 で使用する
使用する場合する場合

ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ構成図
分析用 PC ｿﾌﾄｳｪｱがｲﾝｽﾄｰﾙされているﾊﾟｿｺﾝと本体ﾕﾆｯﾄを RS-232C/RS-485 変換器または USB/ RS-485 変換器を介して接続し、通信を行います。32 回線まで接続できます。１回線に対して、本体ﾕﾆｯﾄは 16 台まで接続可能です。

推奨ｼﾘｱﾙ/RS-485 変換器
RS-232C/RS-485 変換器：㈱ｼｽﾃﾑ･ｻｺﾑ製 KS-485PT 相当
USB/RS-485 変換器：㈱ﾗｲﾝｱｲ製 SI-35USB 相当

本体ユニット(KK11A または KK20A)

回線 01

・・・
（ｼﾘｱﾙ/485 変換器）

回線 01
最大 16 台接続可能

・・・

回線 02

・・・

・・・

回線 32
最大 32 回線接続可能

4-1

RS-232C/485 変換器との接続および設定方法
詳細は多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ KK11A または KK20A の取扱説明書、および下記変換器の取扱説明書を参照してください。
■ ﾊﾟｿｺﾝ― RS-232C/485 変換器接続
RS-232C/485 変換器㈱ｼｽﾃﾑ･ｻｺﾑ製 KS-485PT

接続ｹｰﾌﾞﾙ：Dsub25pin ｵｽ－Dsub9pin ﾒｽ ｽﾄﾚｰﾄｹｰﾌﾞﾙ

RS-232C/485
変換器側

FG

1

TxD

2

3

TxD

RxD

3

2

RxD

RTS

4

8

CTS

CTS

5

7

RTS

DSR

6

4

DTR

SG

7

5

SG

CD

8

1

CD

DTR

20

6

DSR

ﾊﾟｿｺﾝ側■ RS-232C/485―本体ﾕﾆｯﾄ接続
KK11A との接続
RSRS-232C/485 変換器（KSKS-485PT）
485PT）

本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄ（KK11A）
ﾕﾆｯﾄ（KK11A）

上位通信
TA2 TB2

(A)
SG －
＋

G2

KK20A との接続
RSRS-232C/485 変換器（KSKS-485PT）
485PT）

本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄ（
ﾕﾆｯﾄ（KK20A）
KK20A）

上位通信
TRA TRB

(A)
SG －
＋

4-2

SG

■ RS-232C/485 変換器 通信速度設定
SW 設定
SW1～4：通信速度設定
通信速度
[bps]
[bps]

SW1

SW2

SW3

SW4

19200 初期設定

OFF

ON

ON

ON

9600

ON

OFF

ON

ON

4800

OFF

OFF

ON

ON

SW5～0：初期設定状態
終端抵抗
ﾚﾃﾞｨ信号
内部ｸﾛｯｸ設定：使用(100Ω)：ER と DR をｼｮｰﾄ：8μs

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ設定：FG と SG をｵｰﾌﾟﾝ設定例（19200bps の場合）

ON
OFF

1

2

3

4

5

4-3

6 7

8

9

0

USB/485 変換器との接続および設定方法
詳細は多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ KK11A または KK20A の取扱説明書、および下記変換器の取扱説明書を参照してください。
■ ﾊﾟｿｺﾝと本体ﾕﾆｯﾄ接続
USB/485 変換器㈱ﾗｲﾝｱｲ製 SI-35USB

接続ｹｰﾌﾞﾙ：SI-35USB 付属の USB ｹｰﾌﾞﾙまたは USB 規格に適合した USB ｹｰﾌﾞﾙ
ﾊﾟｿｺﾝ

本体ﾕﾆｯﾄUSB ｹｰﾌﾞﾙ

SI-35USB

RS-485■ USB/485―本体ﾕﾆｯﾄ接続
KK11A との接続
USB/485 変換器（SISI-35USB）
35USB）

本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄ（
ﾕﾆｯﾄ（KK11A）
KK11A）

上位通信
TA2 TB2

RS-485 側 5 極端子台
GND TR－ TR＋

G2

KK20A との接続
USB+/485 変換器（SISI-35USB）
35USB）

本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄ（
ﾕﾆｯﾄ（KK20A）
KK20A）

上位通信
TRA TRB

RS-485 側 5 極端子台
GND TR－ TR＋

4-4

SG

■ USB/485 変換器 設定
SW 設定
SW-A No.1～3：通信速度設定
通信速度
[bps]

SWSW-A
No.1

No.2

No.3

38400 初期設定

OFF

ON

OFF

19200

ON

OFF

OFF

9600

OFF

OFF

OFF

4800(,2400)

ON

ON

ON

SW-A No.4-5：ﾄﾞﾗｲﾊﾞ制御
No.4、No.5
No.4
No.5 ともに OFF （半ニ重通信時の通常設定）
SW-B No.1：ｴｺｰﾊﾞｯｸ設定
No.1
No.1 を ON （ｴｺｰﾊﾞｯｸ無しの設定）
SW-B No.2：RS-422/485 回線の選択
No.2
No.
2 を OFF （RS-485 半ニ重通信の設定）
SW-B No.3：TR+,TR-間の終端抵抗
No.3
No.3：ON（終端抵抗 100Ω使用時）、OFF（終端抵抗 100Ω使用しない時）
SW-B No.4：R+,R-間の終端抵抗
No.4 を OFF （R+,R-間の終端抵抗なし）
設定例（19200bps、TR+,TR-間の終端抵抗使用時の場合）
SW-A
OFF
ON

1

2

3

SW-B

4

5

4-5

OFF
ON

1

2

3

4

通信設定方法

ＲＳ４８５
ＲＳ４８５通信設定
４８５通信設定を
通信設定を行う（例） 回線 02 に回線名称「ﾌﾛｱ 2」、通信速度「19200bps」を通信設定するとき① 「初期設定」―「通信設定」をｸﾘｯｸします。

以下この画面を「「ﾒｲﾝ画面
ﾒｲﾝ画面」
画面」と呼びます。

③ 回線名称を入力します。※1④ 通信速度を選択します。
② 通信設定を行う回線
をｸﾘｯｸします。

⑤ 通信設定入力後確定をｸﾘｯｸします。

通常は変更しないでください。

通常は変更しないでください。※2
次のページへ

※1 回線名称入力条件
項目
回線名称

初期表示
なし

※2 監視時間入力条件
登録可能文字数

項目

半角 16（全角 8）文字

受信ﾀｲﾑｱｳﾄ時間

800

520 ～ 99999 ms

送信前ﾏｰｸ時間

100～ 999 ms

送信後ﾏｰｸ時間

00～ 999 ms

4-6

初期表示

有効入力範囲⑥ OK をｸﾘｯｸします。

通信設定した回線番号に名称が表示され、「＊」を添付します。※※ 回線 01 は、初期状態で接続設定（RS485）されていますので「＊」がついています。

4-7

回線の
回線の設定を
設定を削除する
削除する（例） 回線 02 の設定を削除するとき① 設定を解除する回線をｸﾘｯｸします。

② 設定解除をｸﾘｯｸします。

⑤ 通信設定が終わったらｷｬﾝｾﾙをｸﾘｯｸしてください。

③ はいをｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

設定解除された回線番号の「＊」、名称を削除します。

回線 01 の接続は解除できません。
4-8

5 ネットワークでネットワークで使用する
使用する場合する場合

ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ構成図本ｿﾌﾄｳｪｱがｲﾝｽﾄｰﾙされているﾊﾟｿｺﾝと本体ﾕﾆｯﾄは RS-485/Ethernet 変換器を介してﾈｯﾄﾜｰｸに接続し、通信を行います。32 回線まで接続できます。1 回線に対して、本体ﾕﾆｯﾄは 16 台まで接続可能です。
推奨 RS-485/Ethernet 変換器㈱ﾗｲﾝｱｲ製 SI-65 相当

・・・
最大 32 回線可能

回線 03

・・・・

・・・

・・・
回線 02
本体ﾕﾆｯﾄ(KK11A または KK20A)

・・・
ﾃﾞﾊﾞｲｽｻｰﾊﾞｰ

回線 01
最大 16 台接続可能

5-1

ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ仕様
RS-485/Ethernet 変換器 SI-65 を使用した場合のﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ仕様を下表に示します。
規格
ｺﾈｸﾀ形状対応ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
ﾄﾗﾝｽ絶縁IEEE802.3 準拠（10BASE-T）、IEEE802.3u 準拠（100BASE-TX）
RJ-45 型
TCP/IP,UDP/IP,ARP,ICMP,SNMP,Telnet,DHCP,BOOTP,HTTP,Auto IP
1500V

ﾈｯﾄﾜｰｸ/RS-485 の設定方法
SI-65 を使用した場合、LAN ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ部は SI-65 内蔵のﾗﾝﾄﾛﾆｸｽ社 XPORT を設定する必要があります。次々頁に簡単
な設定手順を示しますが、IP ｱﾄﾞﾚｽ等の詳細設定は SI-65 の取扱説明書を参考に行ってください。
なお本ｿﾌﾄｳｪｱを使用される場合は、SI-65 に固定 IP ｱﾄﾞﾚｽを設定してください。
またﾊﾟｿｺﾝ側の設定は P5-5 を参照してください。

機器の接続
SI-65 を使用した場合の配線例を下図に示します。
SI-65 と本体ﾕﾆｯﾄ間は専用ｹｰﾌﾞﾙで接続する必要があります。
なお SI-65 を複数台ご使用される場合には、SI-65 付属の AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを SI-65 に接続しないで、
RS-485 側 6 極端子台の”+5V IN”から電源を供給することも可能です。
KK11A との接続

ﾈｯﾄﾜｰｸへLAN ｹｰﾌﾞﾙ
SISI-65
本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄ（
ﾕﾆｯﾄ（KK11A）
KK11A）
上位通信
TA2 TB2 G2

RS-485 側 6 極端子
GND SD/RD－ SD/RD＋

KK20A との接続
ﾈｯﾄﾜｰｸへLAN ｹｰﾌﾞﾙ
SISI-65
本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄ（
ﾕﾆｯﾄ（KK20A）
KK20A）
上位通信
TRA TRB SG

RS-485 側 6 極端子台
GND SD/RD－ SD/RD＋

5-2

■ RS-485/Ethernet 変換器 SW 設定
SW 設定
SW-A No.1～3：通信速度設定
通信速度
[bps]

SWSW-A
No.2
ON
OFF
OFF
ON

No.1
OFF
ON
OFF
ON

38400
19200
9600 初期設定
4800

No.3
ON
ON
ON
OFF

SW-A No.4-5：ﾄﾞﾗｲﾊﾞ制御
No.4 を ON （RS-485 送信ﾄﾞﾗｲﾊﾞ制御を AUTO）
SW-B No.1：RS-422/485 回線の選択
No.1
No.
1 を ON （RS-485 半ニ重通信の設定）
SW-B No.2：ｴｺｰﾊﾞｯｸ設定
No.2
No.2 を ON （ｴｺｰﾊﾞｯｸ無しの設定）
SW-B No.3：SD+,SD-間の終端抵抗
No.3No.
3 を OFF （SD+,SD-間の終端抵抗なし）
SW-B No.4：SD/RD+,SD/RD-間の終端抵抗
No.4：ON（終端抵抗 100Ω使用時）、OFF（終端抵抗 100Ω使用しない時）
No.4

設定例（19200bps、SD/RD+,SD/RD-間の終端抵抗使用時の場合）
SW-A
OFF
ON

1

2

3

SW-B
OFF
ON

4

1

2

3

4

KK20A を KK21A と接続してご使用される場合、KK21A は RS-485/Ethernet 変換器ではありませんので、本ｿﾌﾄｳｪｱは動作しません。計測ﾃﾞｰﾀは KK21A の CSV ﾌｧｲﾙをご利用ください。

5-3

■ 内蔵 XPORT の設定手順
ここでは固定 IP ｱﾄﾞﾚｽを”192.168.100.110”に設定する場合の Windows のｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄでの操作例を示します。
なお PC の IP ｱﾄﾞﾚｽを”192.168.100.110”に接続できるように変更しておく必要があります。
初めて IP ｱﾄﾞﾚｽを設定する場合には以下の①、②を行ってから③以降を実行してください。
①ARP ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾝﾄﾘの作成
s 192.168.100.110 yyarp –syy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yy
192.168.100.110:設定したい SI-65 の固定 IP ｱﾄﾞﾚｽyy-yy-yy-yy-yy-yy：SI-65 の MAC ｱﾄﾞﾚｽ②ﾎﾟｰﾄ 1 に対する Telnet 接続（一時的に XPORT に対して指定した IP アドレスを記憶させるｺﾏﾝﾄﾞ）telnet 192.168.100.110 1（上記ｺﾏﾝﾄﾞ実行後には接続に失敗）③ﾎﾟｰﾄ 9999 に対する Telnet 接続
telnet 192.168.100.110 9999
④ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ
telnet 接続が成功すると「Press Enter for Setup Mode」のﾒｯｾｰｼﾞを表示しますので、5 秒以内に Enter ｷｰを押してください。
⑤ﾈｯﾄﾜｰｸの設定
ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾓｰﾄﾞのﾒﾆｭｰから「0 Server」を選択し、IP ｱﾄﾞﾚｽ、ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ、ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽ等を設定します。
例）100.(000)← 192.168.100.110 を設定します。
IP Address : (000) 192.(000) 168.(000) 10
0.(000) 110← ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽを設定する場合は Y を押してください。
Set Gateway IP Address (N) N
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0) 8
Set DNS Server IP addr (N) N← ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸを“255.255.255.0”に設定

Change telnet config password (N) N⑥RS-485 の設定
ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾓｰﾄﾞのﾒﾆｭｰから「1 Channel 1」にて必要事項を設定します
変更の必要の無い項目は何も入力しないで Enter を押してください。
例）
Baudrate (9600) ? 19200
I/F Mode (4C) ? 78
Flow (00) ?
Port No (10001) ?
ConnectMode (C0) ?
・・
SendChar 2 (00) ?

←
←
←
←

RS-485 通信速度を 19200BPS に設定する場合
ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ：7 ﾋﾞｯﾄ、ﾊﾟﾘﾃｨ：偶数、ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ：1 ﾋﾞｯﾄに設定（固定）ﾌﾛｰ制御なしに設定
SI-65 の受付ﾎﾟｰﾄ番号を設定

Enter を押すだけでよい⑦設定内容の保存
ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾓｰﾄﾞのﾒﾆｭｰから「9 Save and exit」を選択すると XPort に変更した値が反映されます。

5-4

通信設定方法

ネットワークにネットワークに設定する
設定する（例） 回線 02 をﾈｯﾄﾜｰｸに設定する① 「初期設定」―「通信設定」をｸﾘｯｸします。

③ 「ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する」をﾁｪｯｸします。

② 通信設定を行う回線をｸﾘｯｸします。
④ 回線名称を入力します。※1⑤ ﾎﾟｰﾄ番号、IP ｱﾄﾞﾚｽを入力します。※2⑦ 設定入力後確定をｸﾘｯｸします。
⑥ 受信ﾀｲﾑｱｳﾄ時間をを入力します。※3

次のﾍﾟｰｼﾞへ※1 回線名称入力条件
項目
初期表示
回線名称
なし

登録文字数
半角 16（全角 8）文字

※3 監視時間入力条件
項目
初期表示
受信ﾀｲﾑｱｳﾄ時間
1000

有効入力範囲1000～10000 ms

5-5※2 ﾈｯﾄﾜｰｸ設定値入力条件
項目
初期表示
ﾎﾟｰﾄ番号なし
IP ｱﾄﾞﾚｽ
なし

登録文字数
半角 5 桁
各半角 3 桁

⑧ OK をｸﾘｯｸします。

⑨ 通信(ﾈｯﾄﾜｰｸ)設定が終った
設定が完了すると、設定された回線番号に「＊」および「（N）」が添付されます。

メモ

らｷｬﾝｾﾙをｸﾘｯｸしてください。

ﾈｯﾄﾜｰｸ設定を解除する方法は、RS485 を使用する場合と同様です。P4-6 参照

5-6

6 接続を
接続を確認する
確認する

ｵﾝﾗｲﾝ

接続を
接続を行う
回線ごとに本体ﾕﾆｯﾄ、端末ﾕﾆｯﾄの接続状態の表示を行います。
また本体ﾕﾆｯﾄ、端末ﾕﾆｯﾄを追加で接続したり、変更したりした場合にも必ず接続確認を行ってください。
① 接続を行う回線を選択します。

② 接続をｸﾘｯｸします。

③ はいをｸﾘｯｸします。

④ ・通信設定したすべての回線で接続状態を確認します。
→ はいをｸﾘｯｸ・画面表示している回線のみで接続状態を確認します。
→ いいえをｸﾘｯｸ
次のページへ6-1

確認中画面

中断をｸﾘｯｸすると接続確認通信を中断します。

接続確認通信中はﾒｯｾｰｼﾞを表示します。

確認終了後画面

接続状態を色で表示します。※※ 端末ﾕﾆｯﾄの表示色
表示色

端末

赤

2 線式計測ﾕﾆｯﾄ

桃

3 線式計測ﾕﾆｯﾄ

緑

ﾊﾟﾙｽ入力ﾕﾆｯﾄ

青ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾕﾆｯﾄ

6-2

本体ユニット
本体ユニットのユニットの情報を
情報を確認する
確認する（例） 回線 01 本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0 の情報を確認するとき① 回線を選択し、本体ﾕﾆｯﾄをｸﾘｯｸします。
このときｶｰｿﾙが「指ﾏｰｸ」になります。

本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄ機能選択画面説明
ﾕﾆｯﾄ機能選択画面説明

本体ﾕﾆｯﾄの情報を表示します。

本体ﾕﾆｯﾄ名称を登録します。P6-4 参照
本体ﾕﾆｯﾄの現在値表示画面を表示します。
P13-1 参照
時限ﾃﾞｰﾀ確認画面を表示します。P14-10 参照
ﾛｸﾞおよびﾚｺｰﾄﾞ確認画面を表示します。
P14-5 参照

本体ﾕﾆｯﾄの設定を確認します。P6-5 参照

6-3

本体ﾆﾕｯﾄ
本体ﾆﾕｯﾄのﾆﾕｯﾄの名称を
名称を登録する
登録する（例）回線 01 本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0 に本体ﾕﾆｯﾄ名称「事務所」を登録するとき① 変更をｸﾘｯｸします。

② 名称を入力します。※③ 確定をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

⑤ ｷｬﾝｾﾙをｸﾘｯｸします。

※ 本体ﾕﾆｯﾄ名称入力条件
項目
本体ﾕﾆｯﾄ名称

初期表示なし

登録可能文字数
半角 24（全角 12）文字

6-4

本体ﾕﾆｯﾄ
本体ﾕﾆｯﾄのﾕﾆｯﾄの設定内容を
設定内容を見る
本体ﾕﾆｯﾄに設定されている情報を表示します。
（例） 回線 01 本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0 の設定内容を確認するとき① 本体ﾕﾆｯﾄの設定を確認するをｸﾘｯｸします。

本体ﾕﾆｯﾄに設定されている情報を収集し、表示します。
※１、※２（次ﾍﾟｰｼﾞ参照）

6-5

※１ 本体ﾕﾆｯﾄ設定内容
現在時刻
ID 設定

本体ﾕﾆｯﾄの時刻を表示します。
ID を表示します

相線式設定

相線式を表示します。
（単相 2 線、単相 3 線、三相 3 線）

変圧比設定

変圧比を表示します。

時限設定

時限を表示します。（１分、30 分）

保存ﾃﾞｰﾀ設定

電力、力率、電圧、電流それぞれの保存ﾃﾞｰﾀ形式を表示します。
（最大、最小、平均、瞬時）※２ 保存データ設定と日報・月報
日報・月報の電力、力率、電圧、電流は最大値を表示（P9-18 参照）しますので、電力、力率、電圧、電流を日報・月報表示する場合は、本体ﾕﾆｯﾄにて保存ﾃﾞｰﾀ設定を最大または瞬時にしてください。設定の詳細については「多回路電力レコーダ 取扱説明書」を参照
ください。

6-6

端末ユニット
端末ユニットのユニットの情報を
情報を確認する
確認する（例） 回線 01、本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0、端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0 の端末ﾕﾆｯﾄを確認するとき① 回線を選択し、端末ﾕﾆｯﾄをｸﾘｯｸします。
このときｶｰｿﾙが「指ﾏｰｸ」になります。

端末ﾕﾆｯﾄ端末ﾕﾆｯﾄのﾕﾆｯﾄの設定確認画面説明

端末ﾕﾆｯﾄの情報を表示します。

端末ﾕﾆｯﾄ名称を登録します。
P6-8 参照

端末ﾕﾆｯﾄの定格などを表示します。

端末ﾕﾆｯﾄのﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌ、ﾃﾞｰﾀを表示します。P13-3 参照

6-7

端末ユニット
端末ユニットのユニットの名称を
名称を登録する
登録する
端末ﾕﾆｯﾄをｸﾘｯｸし、「端末ﾕﾆｯﾄ機能選択画面」から端末ﾕﾆｯﾄの名称を登録します。
（例）回線 01 本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0 端末ﾕﾆｯｱﾄﾞﾚｽﾄ 0 に端末ﾕﾆｯﾄ名称「2 線式計測ﾕﾆｯﾄ」を登録するとき① 変更をｸﾘｯｸします。

② 名称を入力します。※③ 確定をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

⑤ ｷｬﾝｾﾙをｸﾘｯｸします。

※ 端末ﾕﾆｯﾄ名称入力条件
項目
端末ﾕﾆｯﾄ名称

初期表示なし

登録可能文字数
半角 24（全角 12）文字

6-8

メイン画面
メイン画面を
画面を印刷する
印刷する
ﾒｲﾝ画面で表示している回線状態を印刷します。

① 画面印刷をｸﾘｯｸします。

6-9

7 データをデータを収集する
収集する

ｵﾝﾗｲﾝ

接続している本体ﾕﾆｯﾄの時限ﾃﾞｰﾀを収集し、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存します。ﾃﾞｰﾀ収集には時間がかかりますので定期的にﾃﾞｰﾀ収集をすることを推奨します。自動でﾃﾞｰﾀ収集を行う設定も可能です。

データをデータを収集する収集する① 収集をｸﾘｯｸします。

をｸﾘｯｸします。

② はいをｸﾘｯｸします。

次のページへKK11A の場合
ﾃﾞｰﾀ収集は 1 分時限の場合 30 時間以内、30 分時限の場合 40 日以内に必ず行ってください。
それ以上経過しますと、収集ﾃﾞｰﾀが欠落しますので定期的に収集をしてください。
KK20A の場合
・30 分時限、全計測項目保存の場合：ﾃﾞｰﾀ収集は 30 日以内に必ず行ってください。
・30 分時限、電力量のみ保存の場合：ﾃﾞｰﾀ収集は 175 日以内に必ず行ってください。
・60 分時限、全計測項目保存の場合：ﾃﾞｰﾀ収集は 60 日以内に必ず行ってください。
・60 分時限、電力量のみ保存の場合：ﾃﾞｰﾀ収集は 350 日以内に必ず行ってください。
それ以上経過しますと、収集ﾃﾞｰﾀが欠落しますので定期的に収集をしてください。

7-1

③ ・通信設定したすべての回線で収集を行います。
→ はいをｸﾘｯｸ・画面表示している回線のみで収集を行います。
→ いいえをｸﾘｯｸ

収集状態を色で表示します。※

中断をｸﾘｯｸするとﾃﾞｰﾀ収集通信を中断します。

ﾃﾞｰﾀ収集通信中はﾒｯｾｰｼﾞを表示します。

※1 収集状態の表示色
表示色

収集状態

水

ﾃﾞｰﾀ収集待ち赤

ﾃﾞｰﾀ収集中青

接続中（ﾃﾞｰﾀ収集を完了）

黄ﾃﾞｰﾀ収集中にｴﾗｰが発生※2 ﾘﾄﾗｲ中の本体ﾕﾆｯﾄの表示色は青色（通常の収集中は赤色）になります。

7-2

自動収集を
自動収集を設定する
設定する
ﾃﾞｰﾀ収集について次のいずれかの設定が可能です。
・ｿﾌﾄｳｪｱ起動時に自動収集する。
・毎日定時に自動収集する。（00、01、・・・23 時まで設定可能）
・指定日数経過ごとに収集するかどうかのﾒｯｾｰｼﾞを表示する。（5、10、20、30 日を選択可能）
・自動収集設定はしない。

（例） 「分析用ｿﾌﾄｳｪｱ起動時に自動収集します」を設定するとき① 「初期設定」―「ﾃﾞｰﾀ収集条件設定」
をｸﾘｯｸします。

次のページへ

指定時刻に自動収集設定した場合、自動収集待ちの間はﾒｲﾝ画面を表示してください。
指定時刻での自動収集の起動は、ﾒｲﾝ画面を表示中にのみ有効となります。

7-3

② 条件をﾁｪｯｸします。※③ 確定をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

⑤ ｷｬﾝｾﾙをｸﾘｯｸします。

次のページへ※自動収集条件・ｿﾌﾄｳｪｱ起動時に自動収集する。
ーー＞ 「分析用ｿﾌﾄｳｪｱ起動時に自動収集します」を選択
・定時刻に自動収集する。
ーー＞ 「毎日、指定時刻に自動収集します」を選択（00～23 時を選択）
・指定日数経過ごとに収集するかどうかのﾒｯｾｰｼﾞを表示する。
ーー＞ 「指定日数を経過すると、分析用ｿﾌﾄｳｪｱ起動時にﾒｯｾｰｼﾞを表示します」を選択（5，10，20，30 日を選択）
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽにある最新の収集ﾃﾞｰﾀ日付から選択した日数経過すると、本ｿﾌﾄｳｪｱ起動時に自動収集するかどうかのﾒｯｾｰｼﾞ（以下の画面）が表示されます。

・自動収集設定はしない。
ーー＞ 「自動収集はしません」を選択

7-4

待機中は設定内容が表示
されます。

7-5

自動収集後の自動収集後のＣＳＶファイル
ＣＳＶファイルを
ファイルを自動出力する
自動出力する
定時刻の自動収集後に日報に登録された項目を CSV ﾌｧｲﾙに自動的に出力する設定が可能です。

日報登録
自動収集後に CSV ﾌｧｲﾙを自動出力する項目は日報登録された項目ですので、まず日報登録を行う必要があります。
日報登録につきましては、帳票登録（P9-2）をご覧ください。

ＣＳＶファイル
ＣＳＶファイルのファイルの自動出力設定
ﾃﾞｰﾀ収集条件を「毎日定時に自動収集します」に設定しているときに、自動収集後の CSV ﾌｧｲﾙ自動出力について次の設定が可能です。
・自動収集後の CSV ﾌｧｲﾙの自動出力の有無
・当日の CSV ﾌｧｲﾙの出力の有無
・出力日数（1～40 まで設定可能）（例） ﾃﾞｰﾀ収集条件を「毎日定時に自動収集します」の 16 時に設定後、CSV ﾌｧｲﾙ自動出力条件を次のように設定するとき
・「自動収集後に出力する」
・「当日を出力する」
・「出力日数」を 3 日① 「初期設定」―「ﾃﾞｰﾀ収集条件設定」① 「初期設定」―「CSV 自動出力設定」
をｸﾘｯｸします。
をｸﾘｯｸします。

次のページへ

7-6

② ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定して、CSV ﾌｧｲﾙの出力先を設定します。

④ 「自動収集後に出力する」をﾁｪｯｸします。
⑦ 保存をｸﾘｯｸします。

⑤ 「当日を出力する」をﾁｪｯｸします。※⑥「出力日数」は3 日を選択します。
※1③ 出力先ﾌｫﾙﾀﾞを確認します。
⑨ 閉じるをｸﾘｯｸします。

⑧ OK をｸﾘｯｸします。※2※1 「当日を出力する」を選択したときは当日を含めた日数となり、「当日を出力する」を選択しないときは、前日からの日数となります。

※2 出力先にある自動出力した CSV ﾌｧｲﾙを開いたまま、再度 CSV ﾌｧｲﾙの自動出力を行わないでください。本ｿﾌﾄｳｪｱが正常に動作しない恐れがあります。

7-7

ＣＳＶファイル
ＣＳＶファイルのファイルの自動出力「毎日定時に自動収集します」に設定しているときに、自動収集後に CSV ﾌｧｲﾙを出力します。
（例） 16 時に「毎日定時に自動収集します」に設定しているとき

自動収集後に、CSV 出力先に設定した「c:\data」ﾌｫﾙﾀﾞに 3 日分のCSV ﾌｧｲﾙを保存します。

自動収集中に中断がｸﾘｯｸされても、CSV ﾌｧｲﾙは出力されます。
自動収集が 16 時に行うことを表示しています。

7-8

8 PDA で収集した収集したデータ
したデータを
データを使用する
使用する場合する場合

PDA

帳票作成やｸﾞﾗﾌ表示を行うために、PDA で KK11A から収集したﾃﾞｰﾀをﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存します。

本体ユニット
本体ユニット（
ユニット（KK11A）
KK11A）の設定確認
本ｿﾌﾄｳｪｱは PDA 番号と呼ぶｸﾞﾙｰﾌﾟ番号を 16 ｸﾞﾙｰﾌﾟまで登録でき、１ｸﾞﾙｰﾌﾟ当たり本体ﾕﾆｯﾄは 16 台まで登録できます。PDA で収集した CSV 形式のﾌｧｲﾙを読込むことで最大 256 台の本体ﾕﾆｯﾄの時限ﾃﾞｰﾀを取り込むことができます。※1
ただし、１ｸﾞﾙｰﾌﾟ内においては本体ﾕﾆｯﾄのｱﾄﾞﾚｽ（”0”～”F”）は異なる必要があります。
PDA で本体ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀを収集する前に下記の設定を確認してください。設定の詳細については、「多回路電力レコーダ 取扱説明書」を参照ください。
本体ﾕﾆｯﾄの ID
本体ﾕﾆｯﾄの ID を設定していない場合、同じ PDA で 2 台以上の本体ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀを収集しようとすると、先に収集したﾌｧｲﾙを上書きする恐れがあります。これを回避するため、本体ﾕﾆｯﾄに固有な ID 番号を設定してください。※2
本体ﾕﾆｯﾄのｱﾄﾞﾚｽ
本ｿﾌﾄｳｪｱを使用して PDA で収集したﾃﾞｰﾀを読込む場合、ｱﾄﾞﾚｽを設定していない 2 台以上の本体ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀを同じ
PDA 番号で読込むと、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存しているﾃﾞｰﾀを上書きする恐れがあります。2 台以上の本体ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀを読込む場合はそれぞれ PDA 番号を切替えてﾃﾞｰﾀを読込むか、あるいは本体ﾕﾆｯﾄをそれぞれ異なったｱﾄﾞﾚｽに設定してPDA でﾃﾞｰﾀを収集してください。※2

本体ﾕﾆｯﾄ

ﾊﾟｿｺﾝ
最大
16 台

PDA 番号１

PDA 番号 2

PDA 番号１6※1 PDA で収集した CSV ﾌｧｲﾙを編集すると、本ｿﾌﾄｳｪｱ
で読込めなくなる恐れがあります。

※2 本体ﾕﾆｯﾄの ID の設定および本体ﾕﾆｯﾄのｱﾄﾞﾚｽを変更
しても、本体ﾕﾆｯﾄに保存されている計測ﾃﾞｰﾀは変更されません。

8-1

収集した
収集した CSV ファイルを
ファイルをデータベースへ
データベースへ保存する
保存する① PDA をｸﾘｯｸします。
⑤ 収集開始をｸﾘｯｸします。

② PDA 番号を選択します。

③ CSV ﾌｧｲﾙを格納しているﾌｫﾙﾀﾞを選択します。
④ CSV ﾌｧｲﾙを選択します。
複数のﾌｧｲﾙを選択できます。※

次のﾍﾟｰｼﾞへ※ 複数のﾌｧｲﾙ選択・「Ctrl」ｷｰまたは「Shift」ｷｰを押しながらﾌｧｲﾙを選択すると複数のﾌｧｲﾙを選択できます。
またﾏｳｽをﾄﾞﾗｯｸﾞすることでも複数のﾌｧｲﾙを選択できます。
・1 分、30 分時限のﾌｧｲﾙは同時には取り込めません。
・PDA（GENIO）で収集したﾌｧｲﾙは下のように名前がついています。複数のﾌｧｲﾙを選択する
ときは、本体ﾕﾆｯﾄの ID が同じﾌｧｲﾙを選択してください。
例） XXXXXX-2003-4-24(0-電力量).CSV
本体ﾕﾆｯﾄの ID

端末ﾕﾆｯﾄのｱﾄﾞﾚｽ

8-2

ﾃﾞｰﾀの種別

ﾌｧｲﾙ読み込み中、点滅表示します。

中断をｸﾘｯｸするとﾌｧｲﾙ読み込みを途中で中断します。※

ﾌｧｲﾙ読み込みの進捗状況を表示します。

読み込み終了後、表示が消えます。

※ 中断
次のﾒｯｾｰｼﾞを表示しますので、CSV ﾌｧｲﾙの読み込みを中断する
ときははいをｸﾘｯｸしてください

8-3

PDA 番号の選択を間違えて収集開始をｸﾘｯｸすると下記ﾒｯｾｰｼﾞを表示することがあります。
いずれの表示の場合も、既にﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存しているﾃﾞｰﾀを残しておきたいときには、いいえを選択し現在選択している PDA 番号を変更した後、再度収集開始をｸﾘｯｸしてください。

既に収集した PDA ﾃﾞｰﾀの時限と現在収集しようとする
PDA ﾃﾞｰﾀの時限が異なるときに表示します。

既に収集した PDA ﾃﾞｰﾀの本体ﾕﾆｯﾄ ID と現在収集しようとする PDA ﾃﾞｰﾀの本体ﾕﾆｯﾄ ID が異なるときに表示します。

本体ﾕﾆｯﾄおよび端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽが同じときに、既に収集した PDA ﾃﾞｰﾀの端末ﾕﾆｯﾄの種別と現在収集しようとする
PDA ﾃﾞｰﾀの端末ﾕﾆｯﾄの種別が異なるときに表示します。

8-4

名称を
名称を登録する
登録する① PDA ﾃﾞｰﾀ収集画面の「登録」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。
② ﾃﾞｰﾀ収集時に選択した PDA 番号を表示しますので、その番号をｸﾘｯｸします。
③ 読み込んだﾌｧｲﾙの本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽを表示しますので、そのｱﾄﾞﾚｽをｸﾘｯｸします。

④ 端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽを表示しますので、そのｱﾄﾞﾚｽをｸﾘｯｸします。

本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽがｸﾘｯｸされると、本体ﾕﾆｯﾄ ID
を表示します。

⑤ PDA 名称、本体ﾕﾆｯﾄ名称、
端末ﾕﾆｯﾄ名称を入力します。※⑥ 確定をｸﾘｯｸします。

⑦ OK をｸﾘｯｸして登録を終了します。続けて名称を登録する場合は②～⑦を実施してください。

※ 名称入力条件
項目
PDA 名称
本体ﾕﾆｯﾄ名称
端末ﾕﾆｯﾄ名称

初期表示
なし
なし
なし

登録可能文字数
半角 16（全角 8）文字
半角 24（全角 12）文字
半角 24（全角 12）文字

8-5

取り込んだデんだデータをータを表示する
表示する
PDA で収集したﾃﾞｰﾀを表示します。
① 「ﾃﾞｰﾀ表示」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

取り込んだﾃﾞｰﾀを表示
します。

8-6

取り込んだデータ
んだデータを
データをグラフ表示
グラフ表示する
表示する
PDA で収集したﾃﾞｰﾀをｸﾞﾗﾌ表示します。
30 分時限時は「00」固定で、0 時からのﾃﾞｰﾀを表示します。

① 「ﾃﾞｰﾀ表示」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

1 分時限時は１～60（１時間ﾃﾞｰﾀ）
30 分時限時は 1～48（１日ﾃﾞｰﾀ）
ﾃﾞｰﾀを表示します。
② 選択欄をﾁｪｯｸし、ｸﾞﾗﾌ表示
する項目を選択します。※
選択した項目の時刻がｸﾞﾗﾌ
表示開始時刻となります。

③ ｸﾞﾗﾌ表示をｸﾘｯｸします。
次のﾍﾟｰｼﾞへ※ 同一日時の計測項目のﾃﾞｰﾀを、4 つまでｸﾞﾗﾌ表示することができます。
同一日時の検索方法を以下に示します。

③ ﾁｪｯｸした項目と同一時刻のﾃﾞｰﾀの背景の色が赤色になりますの① 検索する項目をﾁｪｯｸします。

で、ｸﾞﾗﾌ表示する計測項目を４項目以内でﾁｪｯｸします。

② 同一日時の検索を検索表示の解除をｸﾘｯｸするとｸﾘｯｸします。

背景の色が元に戻り、選択した計測項目のﾁｪｯｸを解除しま

同一日時の検索では、ﾁｪｯｸした検索項目より上の該当項目は赤色表示されません。

8-7

す。

ｸﾞﾗﾌの操作は P11-3 を参照してください。

8-8

グラフ表示グラフ表示した
表示したデータ
したデータを
データを CSV ファイルに
ファイルに出力する
出力する① ｸﾞﾗﾌ表示を閉じ、
Excel ｸﾞﾗﾌ用ﾌｧｲﾙ出力をｸﾘｯｸします。※② ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。
出力先ﾌｧｲﾙ欄に表示されます。

③ 確定をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

※ ｸﾞﾗﾌ表示しないと、Excel ｸﾞﾗﾌ用ﾌｧｲﾙ出力が表示されません。

8-9

9 帳票を帳票を作成する
作成する

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

本体ﾕﾆｯﾄから収集した時限ﾃﾞｰﾀは、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存しています。日報や月報は時限ﾃﾞｰﾀをﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽより読み出して作成します。
日報・月報には、計測項目を 1 ﾍﾟｰｼﾞ当たり最大 14 項目まで表示することができます。またﾍﾟｰｼﾞ数は 500 ﾍﾟｰｼﾞまで表示することができます。
帳票を作成するためには、以下の手順で操作します。
■ 操作手順 帳票を作成する

ﾒｲﾝ画面で帳票をｸﾘｯｸ

帳票登録？

未登録、変更の場合
帳票登録を行う（P9-2）

日報・月報を表示する(P9-17)(P9-21)

印刷する（P9-19）

CSV ファイルに出力する（P9-20）

9-1

帳票登録
帳票登録を
帳票登録を行う
帳票を表示するために、はじめに帳票登録を行います。

① 帳票をｸﾘｯｸし帳票画面を表示します。

② 「帳票登録」－「日報」をｸﾘｯｸします。
（月報を登録するときは「月報」をｸﾘｯｸします。）

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-2

画面説明
項目番号

ﾍﾟｰｼﾞ番号

日報に表示する項目を表示します。

接続している端末ﾕﾆｯﾄの計測項目を自動で設定します。

設定項目をすべて削除します。

登録内容をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存します。※※ この確定のボタンを押すことで、登録した内容がﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存されます。
確定ボタンを押さないと、登録内容は保存されませんのでご注意ください。

帳票登録は、1 ﾍﾟｰｼﾞ当たり最大 14 項目まで登録でき、500 ﾍﾟｰｼﾞまで登録できます。ただし項目設定数が多くなると表示や印刷に時間がかかるのでご注意ください。

9-3

積算項目を
積算項目を自動設定する
自動設定する
積算項目（電力量とﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ）をすべて登録します。

① 自動設定をｸﾘｯｸします。

② はいをｸﾘｯｸします。

積算項目を自動で入力します。

③ 設定した内容を確認し、良ければ確定をｸﾘｯｸしてください。変更する場
合は P9-6 を参照して変更してください。

④ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてくだ
さい。

9-4

全ての項目ての項目を
項目を自動設定する
自動設定する
全ての計測項目を自動設定します。ただしﾊﾟﾙｽ入力ﾕﾆｯﾄのｽﾃｰﾀｽ項目だけは設定しません。

① 自動設定をｸﾘｯｸします。

② いいえをｸﾘｯｸします。

③ はいをｸﾘｯｸします。

ｽﾃｰﾀｽ以外の全項目を自動で入力します。

④ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
⑤ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。
9-5

個別に
個別に計測項目を
計測項目を設定・設定・変更する
変更する
計測項目を個別に設定できます。

① 設定する項目欄をｸﾘｯｸし、「項目設定」をｸﾘｯｸします。

② 設定する項目を「回線」－「本体ﾕﾆｯﾄ」－「端末ﾕﾆｯﾄ」－「計測項目」と順番に選択します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-6

③ 「計測項目」まで選択すると、選択した計測項目を下に表示します。ここに表示する文字を帳票に表示するので、必要に応じて変更してください。※
また変更した名称を初期表示に戻したいときは、名称ﾘｾｯﾄ
をｸﾘｯｸしてください。

④ 選択をｸﾘｯｸします。

印刷項目名称を表示します。

⑤ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
⑥ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。
※ 本体ﾕﾆｯﾄ、端末ﾕﾆｯﾄの名称を登録している場合と、していない場合で印刷項目名称に表示する文字が変
わります。
項目

本体ﾕﾆｯﾄ、端末ﾕﾆｯﾄ名称を登録

本体ﾕﾆｯﾄ、端末ﾕﾆｯﾄ名称を登録しているときの初期表示

していないときの初期表示

印刷項目１

本体ﾕﾆｯﾄ名称

本体ﾕﾆｯﾄ ID

半角 24(全角 12)文字

印刷項目２

端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ名称

端末ｱﾄﾞﾚｽ:端末種別

半角 24(全角 12)文字

印刷項目３

計測項目名称

計測項目名称

半角 24(全角 12)文字単位

単位

半角 12(全角 6)文字

単位名

9-7

登録可能文字数

新しいページ
しいページを
ページを挿入する
挿入する① ﾍﾟｰｼﾞ番号をｸﾘｯｸすると選択ﾒﾆｭｰを表示します。

② 「上にﾍﾟｰｼﾞを挿入」
をｸﾘｯｸします。※

ｸﾘｯｸしたﾍﾟｰｼﾞの上に新しくﾍﾟｰｼﾞが追加されます。

③ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
④ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。

※ 「下にﾍﾟｰｼﾞを挿入」をｸﾘｯｸの場合は、ｸﾘｯｸしたﾍﾟｰｼﾞの下に新しいﾍﾟｰｼﾞを追加します。

9-8

ページをページを削除する
削除する① ﾍﾟｰｼﾞ番号をｸﾘｯｸすると選択ﾒﾆｭｰを表示します。

② 「ﾍﾟｰｼﾞを削除」
をｸﾘｯｸします。※

1 ﾍﾟｰｼﾞがまるごと削除され、次ﾍﾟｰｼﾞ以降が 1 ﾍﾟｰｼﾞずつ前へ詰まります。

③ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
④ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。

※ ﾍﾟｰｼﾞを全て削除することはできません。
残り 1 ﾍﾟｰｼﾞだけになると削除できなくなります。

9-9

新しく項目欄
しく項目欄を
項目欄を挿入する
挿入する① 項目欄をｸﾘｯｸすると選択ﾒﾆｭｰを表示します。

② 「計測項目を挿入」
をｸﾘｯｸします。※

ｃ

項目欄が挿入され、それ以降の欄は１つ右にずれます※③ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
④ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。

※ 挿入した項目 No より大きい No の項目が１つ右にずれます。挿入したﾍﾟｰｼﾞの No14 の項目は、次のﾍﾟｰｼﾞの No1 にずれます。また最終ﾍﾟｰｼﾞの No14 の項目は削除されます。

9-10

項目欄を
項目欄を削除する
削除する① 項目欄をｸﾘｯｸすると選択ﾒﾆｭｰを表示します。

② 「計測項目を削除」
をｸﾘｯｸします。※

項目欄が削除され、それ以降の欄は１つずつ詰まります※③ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
④ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。

※ 削除した項目 No より大きい No の項目が一つ左にずれます。
最終ﾍﾟｰｼﾞの No14 に新しく空白の項目欄が挿入されます。

9-11

項目なしで項目なしで設定
なしで設定する
設定する① 項目欄をｸﾘｯｸすると選択ﾒﾆｭｰを表示します。

② 「項目設定」
をｸﾘｯｸします。

③ 項目なしをｸﾘｯｸします。

項目なしで登録されます。

④ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
⑤ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。
9-12

登録内容をすべて
登録内容をすべて削除
をすべて削除する
削除する① 一括削除をｸﾘｯｸします。

② はいをｸﾘｯｸします。

登録内容がすべて削除されます。

③ 設定した内容を確認して確定をｸﾘｯｸします。
④ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。

9-13

帳票の
帳票の表題、
表題、開始時刻、
開始時刻、表示時間単位を表示時間単位を設定する
設定する
帳票の表題、開始時刻、表示時間単位を設定します。

① 帳票をｸﾘｯｸし帳票画面を表示します。

② 「帳票登録」－「開始日時／表題」をｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-14

画面説明

日報の表示開始時刻を入力します。※１
月報の表示開始日を入力します。※１

社名を入力します。※１
帳票の表題を入力します。※１
確定をｸﾘｯｸして設定を保存します。
日報表示時刻単位設定をﾁｪｯｸします。※２※１ それぞれの初期値と名称の入力条件は次のようになっています。
項目

初期値

登録文字数

帳票開始時刻00

半角 2 文字(00～23)

日報の先頭となる時刻

帳票開始日時01

半角 2 文字(01～31)

月報の先頭となる日にち

社名

空白

半角 32(全角 16)文字

帳票に表示される会社名

日報／月報

半角 32(全角 16)文字

帳票に表示される表題

日報／月報印字表題

内容※２ 帳票開始時刻が 08 時の場合、選択した表示時刻単位は帳票で次のように反映されます。

１時間単位

３０分単位

9-15

（例）日報の表示開始時刻を「8 時」、社名を「株式会社○○○○」、日報の表題を「日報」、日報の時間単位を1 時間とするとき① 帳票表示開始時刻に「8」と入力します。
② 社名に「株式会社○○○○」と入力します。

③ 日報に「日報」と入力します。

④ 「1 時間単位」を選択します。

⑤ 確定をｸﾘｯｸし、設定をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存します。

⑥ OK をｸﾘｯｸします。

⑦ 登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。

9-16

日報
日報を
日報を表示する
表示する
日報を表示するには、はじめに帳票登録で日報登録をする必要があります（P9-2 参照）。日報はﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽよりﾃﾞｰ
ﾀを読み出して表示します。

① 帳票をｸﾘｯｸします。

② 表示したい日付をｸﾘｯｸします。

③ はいをｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ
9-17

処理の進捗状況を表示します。

帳票登録した内容で、日報を表示します。※
ﾍﾟｰｼﾞを選択すると、選択したﾍﾟｰｼﾞを表示します※ 表示ﾃﾞｰﾀについて
電力量とﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄは合計値を表示し、その他の電力、力率、電圧などは最大値を表示します。上図では 10:00～11:00 で電力量は’3.50’と表示しており、10:00～11:00 までの合計値が’3.50’であることを示しています。また電力は’5.30’と表示しており 10:00～11:00 の間の最大値が’5.30’であることを示しています。
また、ﾃﾞｰﾀに添付されている記号の意味は次の通りです。
ﾃﾞｰﾀ添付記号

背景色

内容

-

黄

表示ﾃﾞｰﾀ 1 日の最小値＋

赤

表示ﾃﾞｰﾀ 1 日の最大値＊

緑

表示ﾃﾞｰﾀ 1 日の最大値と最小値が同値

9-18

印刷する
印刷する
表示した日報を印刷します。

② 「印刷ｲﾒｰｼﾞ」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

① 印刷ｲﾒｰｼﾞをｸﾘｯｸします。

画面説明
それぞれｸﾘｯｸすると
先頭ﾍﾟｰｼﾞ、
次のﾍﾟｰｼﾞ、前のﾍﾟｰｼﾞ、
最終ﾍﾟｰｼﾞを表示します。

印刷開始ﾍﾟｰｼﾞ
と印刷終了ﾍﾟｰｼ ﾞ を表示します。
必要に応じて印刷範囲を変更してください。
印刷ｲﾒｰｼﾞを表示します。

印刷プロパティを表示し印刷を開始すること

左ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸで拡大表示、右ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸができます。

で縮小表示します。

9-19

CSV ファイルに
ファイルに出力する
出力する
表示した日報を CSV ファイルに出力します。

① ﾌｧｲﾙ出力をｸﾘｯｸします。

② ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。
出力先ﾌｧｲﾙ欄に表示されます。

③ 確定をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸます。

9-20

月報
月報を
月報を表示する表示する
月報を表示するには、はじめに帳票登録で月報登録する必要があります。月報登録の方法（P9-2 参照）や印刷（P9-18参照）、CSV ファイル出力（P9-19 参照）の方法は日報と同じです。

① 帳票をｸﾘｯｸします。

② 「月報」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

③ 表示したい月をｸﾘｯｸします。

④ はいをｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ
9-21

処理の進捗状況を表示します。

帳票登録した内容で、月報を表示します。

ﾍﾟｰｼﾞを選択すると、選択したﾍﾟｰｼﾞを表示します9-22

料金
料金登録済の場合、日報・月報を表示すると料金を算出します。（表示した帳票で、単位が「kWh」の項目について、料金を算出します。）ただし、ここで表示した料金は目安ですので、請求書などのお金に関わる事項には使用しないでください。

料金登録を
料金登録を行う
料金を設定することで、日報、月報で表示した積算値（電力量とﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ）の料金を計算して表示することができます。
設定する項目は次の通りです。
・ 時間帯名称··············「昼間時間」「夜間時間」「ﾋﾟｰｸ時間」等の名称を登録します。
・ 時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ ············1 日 24 時間、30 分単位の任意の時間帯に、時間帯名称を割り当てます。
・ 季節···················1 年の季節に、時間帯ﾊﾟﾀｰﾝを割り当てます。
・ 固定特約日·············年度よらず固定している祝日などに、時間帯ﾊﾟﾀｰﾝを割り当てます。
・ 変動特約日·············年度によって変動する祝日などに、時間帯ﾊﾟﾀｰﾝを割り当てます。
・ 料金···················各時間帯名称の料金計算を設定します。

ここでは次の条件を例として料金登録を行っていきます。
・季節区分
・時間帯区分

：毎年 7 月 1 日～9 月 30 日
：毎年 10 月 1 日～翌年 6 月 30 日
：夏季の平日（土曜日を含みます）の 13:00～16:00：平日（土曜日を含みます）の 8:00～20:00 ただし、ﾋﾟｰｸ時間に該当する時間を除きます。
夜間時間 ：ﾋﾟｰｸ時間および昼間時間以外の時間をいいます。ただし、日曜・祝日（「国民の祝日に関する法律」に規定する休日）および 1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、５月 1日・2 日、12 月 30 日・31 日は、全日「夜間時間」とします。
夏季
その他季
ﾋﾟｰｸ時間
昼間時間

・料金単価
電力量料金

15.80 円

ﾋﾟｰｸ時間昼間時間

夏季13.20 円その他季11.50 円5.95 円

夜間時間

9-23

時間帯名称を
時間帯名称を登録する
登録する
時間帯は「昼間」「夜間」「ﾋﾟｰｸ」さらに「夏季昼間」の４つがあるので、これらを登録します。

① 帳票をｸﾘｯｸします。

② 「時間帯・料金登録」－「時間帯名称」をｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-24

④ 確定をｸﾘｯｸし、登録内容を保存します。

③ 名称を入力し、その横のﾁｪｯｸﾎﾞ
ｯｸｽにﾁｪｯｸを入れます。※⑤ OK をｸﾘｯｸします。
⑥ 閉じるをｸﾘｯｸし、登録を終了します。

※ 名称は半角 8（全角 4）文字以内で入力します。

9-25

時間帯パターン
時間帯パターンをパターンを登録する
登録する
登録するﾊﾟﾀｰﾝは、・ﾊﾟﾀｰﾝ 1：

昼間時間：
夜間時間：

・ﾊﾟﾀｰﾝ 2：

ﾋﾟｰｸ時間：13:00～16:00
夏季昼間時間： 8:00～20:00（ﾋﾟｰｸ時間を除く）
夜間時間：
ﾋﾟｰｸ時間と昼間時間以外
全日夜間時間・ﾊﾟﾀｰﾝ 3：

8:00～20:00
昼間時間以外の 3 種類です。初期値はすべて「時間帯 2」となっています。時間帯ﾊﾟﾀｰﾝは 10 個まで登録できます。

① 「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② ﾊﾟﾀｰﾝ 1 の 8 時をｸﾘｯｸして、「始点」
を選択します。

③ ﾊﾟﾀｰﾝ 1 の 20 時の 1 つ前をｸﾘｯｸして、「時間帯 1：（昼間）」を選択します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ
9-26

8:00～20:00 までが昼間時間で登録されます。

④ ②③と同様にして、ﾊﾟﾀｰﾝ 2 の 8 時をｸﾘｯｸして「始点」を選択し、20 時の 1 つ前をｸﾘｯｸして「時間帯 4：（夏季昼間）」を選択します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-27

8:00～20:00 までが夏季昼間時間で登録されます。

⑤ ②③と同様にして、ﾊﾟﾀｰﾝ 2 の 13 時をｸﾘｯｸして「始点」を選択し、16 時の 1 つ
前をｸﾘｯｸして「時間帯 3：（ﾋﾟｰｸ）」を選択します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-28

13:00～16:00 までがﾋﾟｰｸ時間で登録されます。

⑥ ﾊﾟﾀｰﾝ 3 の全日夜間時間はすでに登録されているので、これで確定をｸﾘｯｸして、登録内容を保存します。

⑦ OK をｸﾘｯｸします。
⑧ 閉じるをｸﾘｯｸし、登録を終了します。

9-29

季節を季節を登録する
登録する
登録する季節は次の通りです。
夏季（7 月 1 日～9 月 30 日）： 平日（土曜含む）はﾊﾟﾀｰﾝ 2
その他季（10 月 1 日～翌年 6 月 30 日）： ﾊﾟﾀｰﾝ 1
日曜はﾊﾟﾀｰﾝ 3、初期値はﾊﾟﾀｰﾝ 1 です。
① 「季節」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 夏季の「7/1～9/30」を季節Ｂとして登録し、その他の日を季節Ａ、Ｃに登録します。※

次のﾍﾟｰｼﾞへ※ 季節Ａの開始は 4/1 に、最後の季節の終了は 3/31 に設定してください。
また各季節の終了と、次の季節の開始は連続した日付になるように設定してください。

9-30

③ 季節Ａ、Ｂ、Ｃの日曜のﾊﾟﾀｰﾝ④ 確定をｸﾘｯｸして登録内容を保存します。

を「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 3」に、季節Ｂの平日（土曜を含む）のﾊﾟﾀｰﾝを「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 2」に登録します。※⑤ OK をｸﾘｯｸします。
⑥ 閉じるをｸﾘｯｸし、登録を終了します。

※ 時間帯ﾊﾟﾀｰﾝの変更方法① 変更したい季節、曜日の時間帯
ﾊﾟﾀｰﾝをｸﾘｯｸします。

② ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。

時間帯ﾊﾟﾀｰﾝをｸﾘｯｸするとﾎﾞﾀﾝを表示します。

③ 「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 1」～「時間帯ﾊﾟ
ﾀｰﾝ 10」をﾒﾆｭｰ表示しますので、設定したいﾊﾟﾀｰﾝをｸﾘｯｸします。

9-31

固定特約日を固定特約日を登録する
登録する
固定特約日には、年度が変わっても変動しない祝日（1/1、2/11、4/29、5/3、5/4、5/5、11/3、11/23、12/23）を初期値として「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 1」で登録しています。
ここでは料金の条件により、それらの日にちに加えて 1/2、1/3、4/30、5/1、5/2、12/30、12/31 を固定特約日として「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 3」で登録します。変動する祝日（成人の日、春分の日…等）は変動特約日で登録します。
ここの例では「4／29」を「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 3」で登録します。

① 「固定特約日」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

③ 設定する日を設定したら、確定をｸﾘｯｸします。※② 設定する日をｸﾘｯｸするとﾒﾆｭｰを表示しますので、「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 3」を選択します。
同様にして固定特約日として設定する
すべての日を設定します。

⑤ 閉じるをｸﾘｯｸし、登録を終了します。

④ OK をｸﾘｯｸします。

※ 1 つの月を設定するごとに、確定をｸﾘｯｸしてください。
9-32

変動特約日
変動特約日を約日を登録する
登録する変動特約日には、年度ごとに変動する祝日（成人の日、春分の日…等）などを設定します。
ここの例では変動する祝日の１つ「海の日（7 月の第 3 月曜日）」を「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 3」で登録します。
① 「変動特約日」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 設定する日付を入力します。

③ 「時間帯ﾊﾟﾀｰﾝ 3」を選択します。

④ 追加をｸﾘｯｸします。
②③④を繰り返して、変動特約日として登録
するすべての日を登録します。

⑤ OK をｸﾘｯｸします。

⑥ 閉じるをｸﾘｯｸし、登録を終了します。

9-33

料金を
料金を登録する
登録する
各時間帯ごとに料金を登録します。ここでは・昼間時間：11.50 円
・夜間時間：5.95 円
・ﾋﾟｰｸ時間：15.80 円
・夏季昼間時間：13.20 円
を登録します。
ここの例では「昼間」に「11.50 円」を登録します。
① 「料金」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 「時間帯 No.1：昼間」を選択します。
③ 単価２に「11.50」と入力します。
※(次のﾍﾟｰｼﾞに説明があります。)④ 確定をｸﾘｯｸします。
②③④を繰り返して全ての時間帯に単価を入力します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-34

⑤ OK をｸﾘｯｸします。

⑥ OK をｸﾘｯｸすると、時間帯／料金
設定画面に戻ります。そこで登録を終了する場合は閉じるをｸﾘｯｸしてください。

※料金は次の式で計算されます。
使用量＜＝
使用量＜＝基本使用量＜＝基本使用量の基本使用量の場合
料金＝基本料金
基本使用量＜
使用量＜＝＜＝単価変更使用量
単価変更使用量の
基本使用量
＜使用量
＜＝
単価変更使用量の場合
料金＝基本料金＋(使用量―基本使用量)×単価１
使用量＞
単価変更使用量の使用量＞単価変更使用量の場合
料金＝基本料金＋(単価変更使用量―基本使用量)×単価１＋(使用量―単価変更使用量)×単価２

料金

単価２

単価１
基本料金

使用量
基本使用量

単価変更使用量

この例では、基本使用量や単価変更使用量などの設定を「0」とし、単価２だけ入力することで、下の図のような料金計算になり、単純に料金を「使用量×単価」で求めることができます。

料金

単価２

使用量

9-35

料金を
料金を表示する
表示する
料金は日報・月報を表示したときに、同時に「料金」ﾀﾌﾞに料金表を表示しています。表示した料金を印刷する方法や CSV ファイルに出力する方法は日報と同じです。
ここの例では月報を表示して、料金表を表示します。

① 月をｸﾘｯｸします。

② はいをｸﾘｯｸします。

③「料金」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

9-36

時間帯ごとに料金を表示します。

④ 横ｽｸﾛｰﾙﾊﾞｰを右へﾄﾞﾗｯｸﾞします。

使用量と料金の総合計を表示します。

9-37

10 帳票仕様

ｵﾝﾗｲﾝ

日報仕様
項目

仕様

表示可能項目数

14 計測項目／ﾍﾟｰｼﾞ

表示可能ﾍﾟｰｼﾞ数

500 ﾍﾟｰｼﾞ

ﾃﾞｰﾀ

1 日分
時刻表示

30 分単位、1 時間単位

先頭時刻

選択日付、表示開始時刻

表示桁

小数点以下２桁

最大値＝最小値

帳票表示ﾃﾞｰﾀより抽出（ﾃﾞｰﾀに「＊」添付）

日最大

帳票表示ﾃﾞｰﾀより抽出（ﾃﾞｰﾀに「＋」添付）

日最小

帳票表示ﾃﾞｰﾀより抽出（ﾃﾞｰﾀに「―」添付）

日平均

帳票表示ﾃﾞｰﾀの合計 ÷ 帳票表示ﾃﾞｰﾀ数(表示桁以下四捨五入)

日合計

積算項目のみ

日報例

10-1

PDA

月報仕様
項目

仕様

表示可能項目数

14 計測項目／ﾍﾟｰｼﾞ

表示可能ﾍﾟｰｼﾞ数

500 ﾍﾟｰｼﾞ

ﾃﾞｰﾀ

1 ヶ月分
先頭時刻

選択月、表示開始日

表示桁

小数点以下２桁

月最大

帳票表示ﾃﾞｰﾀより抽出

月最小

帳票表示ﾃﾞｰﾀより抽出

月平均

帳票表示ﾃﾞｰﾀの合計÷帳票表示ﾃﾞｰﾀ数(表示桁以下四捨五入)

月合計

積算項目のみ

月報例

10-2

料金仕様
項目

仕様

表示可能項目数

4 計測項目／ﾍﾟｰｼﾞ

表示可能ﾍﾟｰｼﾞ数

500 ﾍﾟｰｼﾞ

ﾃﾞｰﾀ

日報、月報の単位名称が kWh の計測項目
表示桁

小数点以下 2 桁

ﾍﾟｰｼﾞ合計

1 ﾍﾟｰｼﾞに表示している項目の合計

総合計

全ﾍﾟｰｼﾞに表示している項目の総合計

料金例

10-3

ｵﾝﾗｲﾝ

11

PDA

負荷曲線を
負荷曲線を表示する表示する

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存した計測ﾃﾞｰﾀをｸﾞﾗﾌ表示します。ｸﾞﾗﾌ表示は、日付ごとに表示する方法と、計測項目ごとに表示する方法があります。どちらも表示できるｸﾞﾗﾌは 4 つまでです。

① 負荷曲線をｸﾘｯｸします。

画面説明

複数の日付で表示するか、複数の計測

日のｸﾞﾗﾌを表示する場合、月のｸﾞﾗﾌを表示する場合、項目で表示するかを選択します。

日負荷をｸﾘｯｸします。

月負荷をｸﾘｯｸします。

収集ﾃﾞｰﾀの日
計測項目の一覧を

付が表示され表示します。

ます。

ｸﾞﾗﾌ表示する項目

収集ﾃﾞｰﾀの月をﾁｪｯｸします。

が表示されます。

表示開始時刻および日付を表示します。
ｸﾞﾗﾌの線の色を表示します。

棒ｸﾞﾗﾌで表示する場合ﾁｪｯｸします。

ｸﾞﾗﾌ表示開始日時の設定を行（30 分時限ﾃﾞｰﾀの積算項目のみ）（P11-4）います。（P11-7）

11-1

計測項目ごとに計測項目ごとにグラフごとにグラフをグラフを表示する
表示する
１つの日付に対し、複数の計測項目でｸﾞﾗﾌを表示します。
（例） 回線 01、本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0、端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0 の日付を「4 月 8 日」とし、計測項目を「電力量」、「電力」、「力率」、「R 側電圧」の 4 つをｸﾞﾗﾌ表示するとき① 負荷曲線をｸﾘｯｸします。

⑤ 日負荷をｸﾘｯｸします。
（月ﾃﾞｰﾀ表示は月負荷をｸﾘｯｸします。）※② 「複数の計測項目を選択」
を選択します。

④ ｸﾞﾗﾌ表示する日を 1 つだけ選択します。
（月ﾃﾞｰﾀ表示は、月ﾃﾞｰﾀ日付から月を選択
します。）※③ 項目を選択します。
（項目は 4 つまで選択できます。）

次のﾍﾟｰｼﾞへ※ 月のﾃﾞｰﾀを表示するときは、④で月ﾃﾞｰﾀ日付から表示する月を 1 つだけ選択し、⑤で月負荷をｸﾘｯｸします。
11-2

画面説明

※ ①②③④：①②③④：計測項目順
それぞれの計測項目に対応する選択した計測項目を表示します。

縦軸を表示します。

④ ③ ② ①

①

②

③

④

最大値を調整するときｸﾘｯｸします。

最小値を調整すると時間軸を表示きｸﾘｯｸします。

します。

縦軸の最大値と最小値を入力します。

ｸﾞﾗﾌの線の色と太さを設定表示しているｸﾞﾗﾌを印刷し1 分時限ﾃﾞｰﾀのときに時間

します。

ます。

軸の表示を切替ます。※※ 月負荷と 30 分時限ﾃﾞｰﾀの日負荷の場合、時間軸の表示を切替ることができません。

11-3

メモ

月負荷画面例
月負荷をｸﾘｯｸしたときは次のようなｸﾞﾗﾌを表示します。

棒ｸﾞﾗﾌ画面例
30 分時限ﾃﾞｰﾀの積算項目（電力量またはﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ）は棒ｸﾞﾗﾌで表示できます。

棒ｸﾞﾗﾌにﾁｪｯｸを入れます。

11-4日付ごとに
日付ごとにグラフごとにグラフをグラフを表示する
表示する
１つの計測項目に対し、複数の日付でｸﾞﾗﾌを表示します。
（例） 回線01、
本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ0、
端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ0の計測項目を
「電力量」
とし、
日付は
「2004/03/30」、「2004/03/31」、「2004/04/01」、「2004/04/02」の 4 つをｸﾞﾗﾌ表示するとき① 負荷曲線をｸﾘｯｸします。

⑤ 日負荷をｸﾘｯｸします。
（月ﾃﾞｰﾀ表示は月負荷をｸﾘｯｸします。※）② 「複数の日付を選択」を選択します。

④ 日ﾃﾞｰﾀ日付から表示する日
付を選択します。
（4 つまで選択できます。）（月ﾃﾞｰﾀ表示は、月ﾃﾞｰﾀ日
付から月を選択します。※）③ 計測項目を 1 つだけ選択します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ※ 月のﾃﾞｰﾀを表示するときは、④で月ﾃﾞｰﾀ日付から表示する月を選択し（4 つまで）、⑤で月負荷をｸﾘｯｸします。
11-5

メモ

複数日付の月負荷画面例
月負荷をｸﾘｯｸしたときは次のようなｸﾞﾗﾌを表示します。

11-6

グラフ表示グラフ表示の表示の開始時刻を
開始時刻を変更する
変更する
ｸﾞﾗﾌの表示開始時刻と表示開始日時を変更します。

① 表示開始の変更をｸﾘｯｸします。

② 表示開始時刻を入力します。※（月負荷曲線の時間軸変更は、表示開始日を入力します。）③ 確定をｸﾘｯｸします。

⑤ 日時設定後、ｷｬﾝｾﾙをｸﾘｯｸします。
④ OK をｸﾘｯｸします。

※ 表示開始日時
項目
表示開始時刻
表示開始日

初期値
00
01

設定可能な値
0～23
1～28

11-7

グラフの
グラフのスケールをスケールを変更する
計測項目ごとに、縦軸の最大値・最小値を変更します。
（例） 最大値を 3.9 から 6.0 に変更するとき① ｽｹｰﾙ変更を行う軸の最大値をｸﾘｯｸします。
このとき、ｶｰｿﾙが「指ﾏｰｸ」になります。
（最小値の場合は、最小値をｸﾘｯｸします。）②

ｽｹｰﾙ最大値に値が表示されます
ので、変更する値を入力し Enter ｷｰ
を入力します。（最小値の場合は、最小値の値を変更します。）※

軸の最大値が変更され、最大値、最小値のｽｹｰﾙに応じてｸﾞﾗﾌを表示しま
す。

※最大値、最小値は小数点以下第 2 位が四捨五入されます。
項目
設定可能な値
最大値＞最小値
最大値、最小値-10000.0～10000.0

11-8

グラフの
グラフの色と太さを変更
さを変更する
変更する(例) 1 番目のｸﾞﾗﾌの色を「赤」に、線の太さを「太線」に設定するとき① ｸﾞﾗﾌを表示し、色と線種の設定をｸﾘｯｸします。

② 設定を行うｸﾞﾗﾌの色をｸﾘｯｸします。

③ 色を選択します。

④ OK をｸﾘｯｸします。
次のﾍﾟｰｼﾞへ11-9

「赤」で表示されます。

⑤ 設定を行うｸﾞﾗﾌの線種をｸﾘｯｸします。ｸﾘｯｸ
すると次のように変化します。※
実線⇔太線「太線」で表示されます。

⑥ 確定をｸﾘｯｸして、設定内容を登録します。

⑧ 閉じるをｸﾘｯｸして色と線種の設定を終了します。

⑦ OK をｸﾘｯｸします。

※ 棒グラフには、線種の設定は反映されません。

11-10

12

トレンドグラフをトレンドグラフを表示する
表示する

ｵﾝﾗｲﾝ

トレンドグループを
トレンドグループを設定する
設定する
ﾄﾚﾝﾄﾞ表示を行う前に、ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟを設定する必要があります。1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 7 項目、最大 20 ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定できます。
（例） ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 に名称を「製造ライン１」と設定し、回線 01、本体ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0、端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ 0 の計測項目「電力」を番号 1 に設定するとき① 「初期設定」－「ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ設定」をｸﾘｯｸします。

② ｸﾞﾙｰﾌﾟ１を選択します。
③ ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称を入力します。※④ 表示周期時間を設定します。※⑤ 項目名称のｾﾙをｸﾘｯｸして、
項目選択画面を表示します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ※ ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称と表示周期間隔
項目
初期値
ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称なし
表示時間（秒）15

設定可能な値
半角 12（全角 6）文字
15、30、60、120 から選択
12-1

内容
ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称
ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｯﾄ間隔

⑦ 選択をｸﾘｯｸすると、ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ設定画面に戻り
項目名称を表示します。

⑥ 設定する計測項目を「回線」－「本体ﾕﾆｯﾄ」－「端末ﾕﾆｯﾄ」－「計測項目」と順番に選択します。

ｱﾄﾞﾚｽを表示します。
［本体ﾕﾆｯﾄ ID］：端末ﾕﾆｯﾄｱﾄﾞﾚｽ＜端末ﾕﾆｯﾄ名称＞計測項目
名称を表示します。

⑨ 確定をｸﾘｯｸします。

単位を表示します。

⑧ 最大値、最小値を設定します。※⑩ OK をｸﾘｯｸします。
続けて同じｸﾞﾙｰﾌﾟに別の項目を設定する⑪ ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ設定後、場合⑤～⑩を実施してください。

ｷｬﾝｾﾙをｸﾘｯｸします。

※ 最大値または最小値のｾﾙをｸﾘｯｸして値を入力します。
小数点第 2 位以下は四捨五入します。
項目
初期値
設定可能な値
最大値
100.0-10000.0～10000.0
最小値
0.0

12-2

内容
ｸﾞﾗﾌ表示縦軸の最大値ｸﾞﾗﾌ表示縦軸の最小値

トレンドグループをトレンドグループを表示する
表示する
ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ設定でｸﾞﾙｰﾌﾟ設定した計測項目をﾄﾚﾝﾄﾞ表示します。ﾄﾚﾝﾄﾞ表示するためには、はじめにﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
を設定する必要があります。

① ﾄﾚﾝﾄﾞ表示をｸﾘｯｸします。

② ﾄﾚﾝﾄﾞ表示するｸﾞﾙｰﾌﾟ
をｸﾘｯｸします。

閉じるをｸﾘｯｸしﾄﾚﾝﾄﾞ表示画面を一度終了すると、ﾌﾟﾛｯﾄしたﾃﾞｰﾀは破棄され、画面を再表示してもﾃﾞｰﾀは再表示されません。

12-3

画面説明

①

⑤

②

⑥

ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ設定で設定したｸﾞﾙｰﾌﾟの一覧を表示します。

⑦③

背景色を黒にします。※④

表示画面を印刷します。

※ 背景の色を黒色または白色に変更できます。

表示ｸﾞﾗﾌの順は、ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ設定をした番号順に表示します。
（番号 1～7 がﾄﾚﾝﾄﾞ表示の①～⑦に相当します。）

メモ

ｸﾞﾗﾌ時間軸と表示周期間隔は以下のようになります。
ﾄﾚﾝﾄﾞ表示周期時間（秒） 時間軸表示時間159030180（3 時間）60
360（6 時間）120
720（12 時間）

12-4

ｵﾝﾗｲﾝ13

現在値データ
現在値データを
データを確認する確認する通信により接続中の本体ﾕﾆｯﾄの現在値ﾃﾞｰﾀ情報を確認することができます。

現在値データ
現在値データをデータを見る（例） 本体ﾕﾆｯﾄ Adr0 の現在値ﾃﾞｰﾀを見るとき① 本体ﾕﾆｯﾄをｸﾘｯｸします。
このとき、ｶｰｿﾙが「指ﾏｰｸ」になります。

② 本体ﾕﾆｯﾄの現在値を見るをｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

13-1

接続されている端末ﾕﾆｯﾄを計測ﾕﾆｯﾄｱﾅﾛｸﾞ入力ﾕﾆｯﾄ
ﾊﾟﾙｽ入力ﾕﾆｯﾄの順に別々に表示します。

③ 表示開始または連続表示をｸﾘｯｸします。※

収集したﾃﾞｰﾀを表示します。

ｱﾄﾞﾚｽ順にﾃﾞｰﾀを収集します。
収集中の端末ｱﾄﾞﾚｽの背景が赤色になります。

収集中、点滅表示します。

※ 表示周期間隔
表示開始は現在値ﾃﾞｰﾀを１回取得して表示します。
連続表示は通信を連続して行い、現在値ﾃﾞｰﾀを繰り返し表示します。

13-2

端末ユニット
端末ユニットのユニットのトレンドを
トレンドを表示する
表示する
端末ﾕﾆｯﾄ別にﾄﾚﾝﾄﾞ表示します。

① 端末ﾕﾆｯﾄをｸﾘｯｸします。
このとき、ｶｰｿﾙが「指ﾏｰｸ」になります。

② 端末ﾕﾆｯﾄのﾄﾚﾝﾄﾞを表示するを

次のﾍﾟｰｼﾞへ

ｸﾘｯｸします。

13-3

画面説明
（例） 3 線式計測ﾕﾆｯﾄの現在値表示したとき

本体ﾕﾆｯﾄの情報が表示されます。

それぞれの計測項目に対応する縦軸を表示します。※1

①
① ② ③

②

③

端末ﾕﾆｯﾄの情報、現在値ﾃﾞｰ
ﾀが表示されます。
ｸﾞﾗﾌの線の色と太さを設定します。
④ ⑤
⑥ ⑦
※4

④ ⑤
⑥ ⑦

①
②

最大値を調整するときｸﾘｯｸします。P11-8 参照③④⑤

最小値を調整するとき⑥⑦

ｸﾘｯｸします。P11-8 参照

ﾄﾚﾝﾄﾞ表示周期を設定します。※2
縦軸の最大値と最小値を入力します。
背景の色を設定します。※3

表示しているｸﾞﾗﾌ
を印刷します。

※1 項目軸3 線式計測ﾕﾆｯﾄ： R 側電流、T 側電流の軸は「電流」と表示します。
R 側電圧、T 側電圧の軸は「電圧」と表示します。
ﾊﾟﾙｽ入力ﾕﾆｯﾄ ： 積算値 1,2 と ON 時間 1,2 の 4 項目です。
ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾕﾆｯﾄ ： 瞬時値、最大値、最小値、平均値の 4 項目です。

※2 ﾄﾚﾝﾄﾞ表示周期
バーを移動させて表示周期を設定できます。
設定変更するとﾃﾞｰﾀ表示がﾘｾｯﾄされます。
設定間隔：5,10,15,30 秒 1､2,4 分※3 画面背景の設定
背景の色を黒色、白色に変更できます。
※4 色と太さの設定
色をｸﾘｯｸする色選択画面で色を選択できます。P11-9 参照
線種は「実線」または「太線」上でｸﾘｯｸすると、
実線⇔太線に変化します。

13-4

（例） ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾕﾆｯﾄのﾄﾚﾝﾄﾞ表示したとき
メモ

① ②
① ②

③

④

③ ④
①
②
③
④

（例） ﾊﾟﾙｽ入力ﾕﾆｯﾄのﾄﾚﾝﾄﾞ表示したとき

①

②

④

⑤

①

②

④

⑤
①
②
④
⑤

13-5

14 メンテナンスをする
メンテナンスをする

ｵﾝﾗｲﾝ

日時確認と
日時確認と設定をする
設定をする
日時確認を
日時確認を行う通信により接続中の本体ﾕﾆｯﾄの日時確認を行います。
（例） 回線 01、ｱﾄﾞﾚｽ 0 の本体ﾕﾆｯﾄの日時確認を行うとき① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」-「日時確認／設定」をｸﾘｯｸします。

③ 通信確認をｸﾘｯｸします。

選択した本体ﾕﾆｯﾄの日時を表示します。

② 日時確認する本体ﾕﾆｯﾄを「回線番号」－「本体ﾕﾆｯﾄﾘｽﾄ」の順にｸﾘｯｸします。

14-1

日時設定を
日時設定を行う通信により接続中の本体ﾕﾆｯﾄに日時を設定します。
（例） 回線 01、ｱﾄﾞﾚｽ 0 の本体ﾕﾆｯﾄに「2004 年 1 月 10 日 15 時 18 分 20 秒」を設定するとき① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」―「日時確認／設定」をｸﾘｯｸします。

③ 日時を入力します。

④ 設定をｸﾘｯｸします。

② 日時設定する本体ﾕﾆｯﾄを「回線番号」－「本体ﾕﾆｯﾄﾘｽﾄ」の順にｸﾘｯｸします。
⑥ 設定が終ったら閉じるをｸﾘｯｸ
してください。

⑤ OK をｸﾘｯｸします。

14-2

（例） 回線 01、ｱﾄﾞﾚｽ 0 の本体ﾕﾆｯﾄにﾊﾟｿｺﾝの時刻を設定するとき① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」―「日時確認／設定」をｸﾘｯｸします。

③ ﾊﾟｿｺﾝをｸﾘｯｸします。
ﾊﾟｿｺﾝの現在時刻を日時欄に表示し設定します。

② 日時設定する本体ﾕﾆｯﾄを「回線番号」－「本体ﾕﾆｯﾄﾘｽﾄ」の順にｸﾘｯｸします。
⑤ 設定が終了後、閉じるをｸﾘｯｸ
してください。

④ OK をｸﾘｯｸします。

14-3

（例） 接続されているすべての本体ﾕﾆｯﾄに、ﾊﾟｿｺﾝと同じ時刻を設定するとき① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」―「日時確認／設定」をｸﾘｯｸします。

② ﾊﾟｿｺﾝの時計で一括設定をｸﾘｯｸします。

④ 設定が終了後、閉じるをｸﾘｯｸ
してください。

③ OK をｸﾘｯｸします。

14-4

ログおよびログおよびレコード
およびレコードを
レコードを確認する
確認する

ｵﾝﾗｲﾝ

ログ情報
ログ情報を
情報を表示する
表示する
通信により接続中の本体ﾕﾆｯﾄのﾛｸﾞ情報を表示します。
この画面は「本体ﾕﾆｯﾄ」－本体ﾕﾆｯﾄのﾛｸﾞ/ﾚｺｰﾄﾞを確認するで表示する画面と同じです。（P6-3 参照）（例） 回線 01、ｱﾄﾞﾚｽ 0 の本体ﾕﾆｯﾄのﾛｸﾞ情報を表示するとき① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」―「ﾛｸﾞ確認」をｸﾘｯｸします。

② ﾛｸﾞを確認する本体ﾕﾆｯﾄを「回線番号」－「本体ﾕﾆｯﾄﾘｽﾄ」の順にｸﾘｯｸします。

ﾛｸﾞ情報を表示します。

14-5

ログ情報
ログ情報を
情報をクリアする
クリアする
表示したﾛｸﾞ情報を消去すると同時に、通信により本体ﾕﾆｯﾄに記録しているﾛｸﾞも消去します。

① ﾛｸﾞｸﾘｱをｸﾘｯｸします。

② OK をｸﾘｯｸします。

ﾛｸﾞが消去されます。

14-6

ログ情報
ログ情報を
情報を CSV ファイルに
ファイルに出力する
出力する
表示したﾛｸﾞ情報を CSV ファイルに出力します。

① ﾌｧｲﾙ出力をｸﾘｯｸします。

② ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。
出力先ﾌｧｲﾙ欄に表示されます。

③ 確定をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

14-7

レコード情レコード情報を CSV ファイルに
ファイルに出力する
出力する
通信により接続中の本体ﾕﾆｯﾄに保存されているﾃﾞｰﾀを表示した後、CSV ﾌｧｲﾙに出力します。
① ﾛｸﾞ確認画面で「ﾚｺｰﾄﾞ確認」② 時限ﾃﾞｰﾀを確認する計測項目を「回線番号」－「本体ﾕﾆｯﾄ」－「計測項目」の順にｸﾘｯｸします。※1

ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

計測ﾃﾞｰﾀを表示します。

④ ﾚｺｰﾄﾞ収集をｸﾘｯｸします。

③ ｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示したいときは、ここをﾁｪｯｸします。※2

次のﾍﾟｰｼﾞへ※1

計測項目の選択CSV ﾌｧｲﾙに出力する項目は複数選択することができます。
すべての計測項目を選択する → すべて選択をｸﾘｯｸします。
すべての計測項目の選択を解除する → すべて解除をｸﾘｯｸします。

※2 ｴﾗｰｺｰﾄﾞの詳細に関しては APPENDIX を参照してください。
「ｴﾗｰｺｰﾄﾞを出力する」をﾁｪｯｸしない → ｴﾗｰｺｰﾄﾞは空白として表示します。
「ｴﾗｰｺｰﾄﾞを出力する」をﾁｪｯｸする→ ｴﾗｰｺｰﾄﾞをそのまま表示します。

14-8

⑤ ﾌｧｲﾙ出力をｸﾘｯｸします。

⑥ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。
出力先ﾌｧｲﾙ欄に表示されます。

⑦ 確定をｸﾘｯｸします。

⑧ OK をｸﾘｯｸします。

14-9

時限データ
時限データを
データを確認する
確認する

ｵﾝﾗｲﾝ

通信により接続中の本体ﾕﾆｯﾄに保存されているﾃﾞｰﾀを表示します。
この画面は「本体ﾕﾆｯﾄ」－本体ﾕﾆｯﾄに記録されている時限ﾃﾞｰﾀを確認するで表示する画面と同じです。
（P6-3 参照）

① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」―「時限ﾃﾞｰﾀ確認」をｸﾘｯｸします。

② 時限ﾃﾞｰﾀを確認する本体ﾕﾆｯﾄを「回線番号」－「本体ﾕﾆｯﾄ」の順にｸﾘｯｸします。
計測項目の一覧を表示します。

次のﾍﾟｰｼﾞへ

14-10

③ ﾃﾞｰﾀ確認する計測項目をﾁｪｯｸします。※1④ ｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示したいときは、ここをﾁｪｯｸします。※2⑤ ﾃﾞｰﾀ収集をｸﾘｯｸします。
次のﾍﾟｰｼﾞへ※1

計測項目の選択
表示する項目は複数選択することができます。
すべての計測項目をﾁｪｯｸする → すべて選択をｸﾘｯｸします。
すべての計測項目のﾁｪｯｸを解除する → すべて解除をｸﾘｯｸします。

※2 ｴﾗｰｺｰﾄﾞの詳細に関しては APPENDIX を参照してください。
「ｴﾗｰｺｰﾄﾞを出力する」をﾁｪｯｸしない → ｴﾗｰｺｰﾄﾞは空白として表示します。
「ｴﾗｰｺｰﾄﾞを出力する」をﾁｪｯｸする→ ｴﾗｰｺｰﾄﾞをそのまま表示します。

14-11

中断をｸﾘｯｸするとﾃﾞｰﾀ収集を中断します。※

計測ﾃﾞｰﾀを表示します。

※ 中断
次のﾒｯｾｰｼﾞを表示しますので、OK をｸﾘｯｸしてください

14-12

表示した
表示したデータ
したデータを
データをグラフ化
グラフ化する① 選択欄をﾁｪｯｸし、ｸﾞﾗﾌ表示する項目を選択します。※② ｸﾞﾗﾌ表示をｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ※ 同一日時の計測項目のﾃﾞｰﾀを、4 つまでｸﾞﾗﾌ表示することができます。
同一日時の検索方法を以下に示します。

① 検索する項目をﾁｪｯｸします。

③ ﾁｪｯｸした項目と同一時刻のﾃﾞｰﾀの背景の色が赤色になりますので、ｸﾞﾗﾌ表示する計測項目を４項目以内でﾁｪｯｸします。

検索表示の解除をｸﾘｯｸするとﾁｪｯｸがはずれて背景が元に戻ります。
② 同一日時の検索をｸﾘｯｸします。

同一日時の検索では、ﾁｪｯｸした検索項目より上の該当項目は赤色表示されません。

14-13

ｸﾞﾗﾌの操作は P11-3 を参照してください。

14-14

グラフ表示グラフ表示した
表示したデータ
したデータを
データを CSV ファイルに
ファイルに出力する
出力するｸﾞﾗﾌ表示した後、ｸﾞﾗﾌ表示したﾃﾞｰﾀを CSV ﾌｧｲﾙに出力します。

① Excel ｸﾞﾗﾌ用ﾌｧｲﾙ出力をｸﾘｯｸします。

② ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。
出力先ﾌｧｲﾙ欄に表示されます。

③ 確定をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

14-15

データベースを
データベースを管理する
管理する

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存されているﾃﾞｰﾀを削除します。削除したﾃﾞｰﾀは元に戻せませんのでご注意ください。
またﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存されているﾃﾞｰﾀを CSV ﾌｧｲﾙに出力することができます。

本体ユニット
本体ユニットのユニットのデータを
データを全て削除する
削除する
選択した本体ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀを全て削除します。
またその本体ﾕﾆｯﾄに接続している全ての端末ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀも削除します。

① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」―「ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保守」をｸﾘｯｸします。

回線を表示しています。
本体ﾕﾆｯﾄを表示しています。
端末ﾕﾆｯﾄを表示しています。

② 回線の横の「＋」、本体ﾕﾆｯﾄの横の「＋」を順にｸﾘｯｸします。
「回線」－「本体ﾕﾆｯﾄ」―「端末ﾕﾆｯﾄ」の順に階層で表示します。

14-16

③ 削除する本体ﾕﾆｯﾄをｸﾘｯｸして「ﾕﾆｯﾄの削除」をｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

⑤ はいをｸﾘｯｸします。

⑥ OK をｸﾘｯｸします。

14-17

端末ユニット
端末ユニットのユニットのデータを
データを全て削除する
削除する
選択した端末ﾕﾆｯﾄのﾃﾞｰﾀを全て削除します。
「回線」－「本体ﾕﾆｯﾄ」－「端末ﾕﾆｯﾄ」と全ての階層を表示してから行います。

① 削除する端末ﾕﾆｯﾄをｸﾘｯｸして「ﾕﾆｯﾄの削除」をｸﾘｯｸします。

② OK をｸﾘｯｸします。

③ はいをｸﾘｯｸします。

④ OK をｸﾘｯｸします。

14-18

計測項目ごとに計測項目ごとにデータ
ごとにデータを
データを日付単位で
日付単位で削除する
削除する① ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保守画面で「計測ﾃﾞｰﾀ」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 削除する計測項目をｸﾘｯｸし、
日ﾃﾞｰﾀ日付ﾘｽﾄにﾃﾞｰﾀの日付を表示します。

③ 削除するﾃﾞｰﾀ日付を選択します。（複数の日付を選択できます。）④ 個別削除をｸﾘｯｸします。

⑤ OK をｸﾘｯｸします。

14-19

同じ日付の日付の計測データ
計測データを
データを一括で一括で削除する
削除する
同じ日付のﾃﾞｰﾀを、全ての計測項目から削除します。
（例） 4 月 10 日のﾃﾞｰﾀを全て削除するとき① ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保守画面で「計測ﾃﾞｰﾀ」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 計測項目をｸﾘｯｸし、日ﾃﾞｰﾀ日付
ﾘｽﾄにﾃﾞｰﾀの日付を表示します。

③ 削除する日付を選択します。
(複数の日付を選択できます。)④ 日付一括削除をｸﾘｯｸします。

⑤ はいをｸﾘｯｸします。

⑥ OK をｸﾘｯｸします。

14-20

同じ日付の日付の計測データ
計測データを
データを一括で一括でＣＳＶファイル
ＣＳＶファイルにファイルに出力する
出力する
同じ日付の計測ﾃﾞｰﾀを CSV ﾌｧｲﾙに保存します。
（例） 4 月 10 日のﾃﾞｰﾀを全て CSV ﾌｧｲﾙに保存するとき① ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保守画面で「計測ﾃﾞｰﾀ」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 計測項目をｸﾘｯｸし、日ﾃﾞｰﾀ日付
ﾘｽﾄにﾃﾞｰﾀの日付を表示します。

④ 「すべての項目を出力」をｸﾘｯｸします。

③ 出力する日付を選択します。
(複数の日付を選択できます。)⑤ 日付一括出力をｸﾘｯｸします。

⑥ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。
⑧ 開くをｸﾘｯｸします。

⑦ 出力ﾌｧｲﾙ名を指定します。

⑨ はいをｸﾘｯｸします。

14-21

同じ日付の日付の日報登録の日報登録の計測データ
計測データを
データをＣＳＶファイル
ＣＳＶファイルにファイルに出力する
出力する
選択した日付の日報登録の計測項目ﾃﾞｰﾀを CSV ﾌｧｲﾙに出力します。
（例） 4 月 10 日の日報登録の計測項目ﾃﾞｰﾀを CSV ﾌｧｲﾙに保存するとき① ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保守画面で「計測ﾃﾞｰﾀ」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 計測項目をｸﾘｯｸし、日ﾃﾞｰﾀ日付
ﾘｽﾄにﾃﾞｰﾀの日付を表示します。

④ 「日報登録の項目を出力」をｸﾘｯｸします。

③ 出力する日付を選択します。
(複数の日付を選択できます。)⑤ 日付一括出力をｸﾘｯｸします。

⑥ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。
⑧ 開くをｸﾘｯｸします。

⑦ 出力ﾌｧｲﾙ名を指定します。

⑨ はいをｸﾘｯｸします。

14-22

バージョン情報
バージョン情報を
情報を確認する
確認する

ｵﾝﾗｲﾝ

PDA

本ｿﾌﾄｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報を確認します。

① 「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」―「ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報」をｸﾘｯｸします。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報を表示します。

② 閉じるをｸﾘｯｸします。

14-23

ｵﾝﾗｲﾝ

15

PDA

ＣＳＶファイル
ＣＳＶファイルにファイルに合成出力する
合成出力する

計測項目のﾃﾞｰﾀそれぞれに対して加算処理および減算処理を設定し、合成（演算）結果を CSV ﾌｧｲﾙに出力することができます。合成項目は最大 100 項目、1 つの合成項目は最大 60 要素項目まで設定できます。
（例）ｱﾄﾞﾚｽ 01030、01100 の 2 つの電力量を加算に設定し、ｱﾄﾞﾚｽ 01110 の 1 つの電力量を減算に設定したとき合成項目を
合成項目を設定する
設定する① 「初期設定」―「合成」をｸﾘｯｸします。

② 「項目設定」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

③ 新規追加をｸﾘｯｸします。

次のﾍﾟｰｼﾞへ
15-1

合成（演算）する要素項目（計測項目のｱﾄﾞﾚｽ）を表示します。※3 ※4⑥ 加算するので<<(+)をｸﾘｯｸします。※2⑤ 設定する計測項目（ｱﾄﾞﾚｽ 01030）
をｸﾘｯｸします。

※5④ 名称を入力します。※1
次のﾍﾟｰｼﾞへ※1 合成項目名称入力条件
項目
初期表示
合成項目名称なし

登録可能文字数
半角 30（全角 15）文字※2 計測項目の演算選択加算する → <<(+)をｸﾘｯｸします。
減算する → <<(-)をｸﾘｯｸします。

※3 要素項目の表示
符号付き計測項目ｱﾄﾞﾚｽとして表示します。
符号は加算するとき → 「+」を表示します。
〃 減算するとき → 「-」を表示します。
※4 要素項目の削除
削除したい要素項目をｸﾘｯｸした後、>> をｸﾘｯｸします。

※5 合成項目の設定を中止するときは追加ｷｬﾝｾﾙ をｸﾘｯｸします。

15-2

⑧ 加算するので<<(+)をｸﾘｯｸします。
計測項目のｱﾄﾞﾚｽ 01100 の表示が追加されます。

⑦ 設定する計測項目（ｱﾄﾞﾚｽ 01100）
をｸﾘｯｸします。

⑩ 減算するので<<(-)をｸﾘｯｸします。
計測項目のｱﾄﾞﾚｽ 01110 の表示が追加されます。
⑨ 設定する計測項目（ｱﾄﾞﾚｽ 01110）
をｸﾘｯｸします。
⑪ 設定内容更新をｸﾘｯｸします。※⑫ OK をｸﾘｯｸします。

※ 要素項目に単位が異なる計測項目があったとき、単位不一致で登録できないﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。

15-3

設定内容を
設定内容を確認する
確認する「項目設定」ﾀﾌﾞで設定した合成項目の詳細情報を表示します。

① 「合成項目登録一覧」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

② 詳細情報を表示する合成項目をｸﾘｯｸします。
ｸﾘｯｸします。

合成項目の詳細情報を表示します。

合成項目を削除するときに合成削除をｸﾘｯｸします。

15-4

合成結果を
合成結果をＣＳＶファイル
ＣＳＶファイルにファイルに出力する
出力する① 「CSV ﾌｧｲﾙ出力」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。

計測ﾃﾞｰﾀおよび合成結果を表示します。※2② 出力するﾃﾞｰﾀ日付をｸﾘｯｸします。※1③ 出力する合成項目ﾘｽﾄをｸﾘｯｸします。※1④ ﾃﾞｰﾀ検索/合成演算をｸﾘｯｸします。
⑤ CSV ﾌｧｲﾙ出力をｸﾘｯｸします。

⑥ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌｫﾙﾀﾞを指定します。

⑦ ﾌｧｲﾙ名を指定します。
⑧ 開くをｸﾘｯｸします。

⑨ OK をｸﾘｯｸします。※※1 ﾃﾞｰﾀ日付、合成項目ﾘｽﾄの選択
出力する項目は複数選択することができます。

※2 要素項目に 30 時限と 1 分時限が混在していたとき、表示および CSV ﾌｧｲﾙ出力の合成ﾃﾞｰﾀはそれぞれの時限の要素項目のﾃﾞｰﾀを合成した結果を出力します。
15-5

営業推進第二グループ担当〒105-0014

東京都港区芝一丁目 12-7

芝一丁目ビル 6F

TEL

03-6371-4359

FAX

03-6436-4924

URL

http://www.t2ms.co.jp/

e-mailinfo@t2ms.co.jp

多回路電力レコーダ 分析用 PC ソフトウェア
初

取扱説明書

版

2010 年 2 月

版権所有 東光東芝メーターシステムズ株式会社 2010 年

第2版

2011 年 9 月

この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。また、この内容は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

406720303_

APPENDIX

エラーコード多回路電力ﾚｺｰﾀﾞ 本体ﾕﾆｯﾄは、次のことが起きた場合に、通常の数値ﾃﾞｰﾀではなくｴﾗｰｺｰﾄﾞを記録します。
① 本体ﾕﾆｯﾄの時刻を変更したとき② 計測ﾕﾆｯﾄ等を取付け・取外し・変更したとき③ 積算値の指示値を変更したとき④ 相線式設定、変圧比設定、保存ﾃﾞｰﾀ設定、端末係数設定などの設定変更をしたとき⑤ その他、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ一覧表の内容に示すことが起きたとき
本ｿﾌﾄｳｪｱでは「時限ﾃﾞｰﾀ確認」の画面で、「ｴﾗｰｺｰﾄﾞを出力する」にﾁｪｯｸを入れて、時限ﾃﾞｰﾀを収集した
場合にｴﾗｰｺｰﾄﾞが表示されることがあります。ただし欠測などによる空白については「ｴﾗｰｺｰﾄﾞを出力する」にﾁｪｯｸをいれないでも表示されます。

項目

内容

欠測

停電中または未計量による欠測

1 次変換ﾌﾟﾗｽｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ

瞬時値、積算値の 1 次換算結果がﾌﾟﾗｽ方向にｵｰﾊﾞ
ﾌﾛｰした

1 次変換ﾏｲﾅｽｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ

瞬時値、積算値の 1 次換算結果がﾏｲﾅｽ方向にｵｰﾊﾞ
ﾌﾛｰした

値
KK11A
“

KK20A
“（空白）

E002

－

E003

－

端末ﾃﾞｰﾀ範囲上限逸脱

端末ﾃﾞｰﾀが有効ﾃﾞｰﾀ範囲の上限値を逸脱した

E004

端末ﾃﾞｰﾀ範囲下限逸脱

端末ﾃﾞｰﾀが、有効ﾃﾞｰﾀ範囲の下限値を逸脱した

E005

端末通信ｴﾗｰ

端末との通信ｴﾗｰ
・通信ｴﾗｰ 、電文内容ﾁｪｯｸｴﾗｰ 、端末違い

E006

－

端末機器異常端末からの機器異常ﾌﾗｸﾞを受信した

E007

ﾁｪｯｸｻﾑｴﾗｰ

時限ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞのﾁｪｯｸｻﾑｴﾗｰ

E008

指示値変更

該当計測項目の積算値の指示値を変更した

相線式変更

本体ﾕﾆｯﾄの相線式設定を変更した

E022

変圧比設定変更

本体ﾕﾆｯﾄの変圧比設定を変更した

E023

保存ﾃﾞｰﾀ設定変更

本体ﾕﾆｯﾄの保存ﾃﾞｰﾀ形式設定を変更した

E024

端末係数設定変更

本体ﾕﾆｯﾄの端末係数設定を変更した

E025

E025XX※

端末取付け

端末の取り付けを検出した

E030

－

端末取外し

端末の取外しを検出した

E031

－

端末変更

端末の変更を検出した

E032

－

端末 CT 設定変更

CT 設定を変更した－

E033XX※

合成電力量設定変更

合成電力量の設定を変更した

－

E034

※

E021

E021XX※

KK20A の場合、E021XX、E025XX、E033XX のｴﾗｰｺｰﾄﾞの末尾 2 桁の XX 部には変更が発生した端末ｱﾄﾞﾚｽを 10 進数 2 桁が入ります。

A-1