IR-FA シリーズ

ファイバ式放射温度計（低温用・単色形）
・IR-FACRPERFORMANCE SPECIFICATION

低温用の放射温度計で、冷却形 PbS 素子の使用により70℃からの低温域や中温域の測定に適しています。
低温域はコア径 800μm、中温域はコア径 400μm のファイバを使用します。

■特長●高精度、高速応答、高信頼性。
●小形、軽量、DIN レール取付、 温度表示、 操作キー付。
●耐熱ファイバの使用で150℃の環境下でも水冷不要。
（コア径 400μmの場合）●多彩な信号変調機能により安定した温度測定ができる。
●アナログ入力による放射率設定と自動放射率演算機能を選択可能（オプション）。
●通信インターフェイス・RS-485（チノーバス）を用意。
● CE マーキング適合。

■本体部形式IＲ-FACR□□検出素子
Ｒ：冷却形 PbS
外部入出力（オプション）
Ｎ：なし
Ｓ：通信インターフェイス RS-485
５：アナログ入力 4 〜 20mA DC
レーザ投光機能（オプション）
Ｎ：なし
Ｌ：内蔵

■集光部形式■測定範囲（標準目盛）■測定距離と測定径の関係●コア径 800μm●コア径 400μm 集光部

測定範囲70〜250℃
100〜300℃

測定距離と測定径の関係を参照して、番号を記入ください。
エアパージケース
Ｎ：なし
Ａ：あり
ファイバ外装Ｊ：金属保護管なし（コア径 800 μ m 用）
Ｈ：金属保護管なし（コア径 400 μ m 用）
Ｋ：金属保護管あり（コア径 800 μ m 用）
Ｎ：金属保護管あり（コア径 400 μ m 用）
ファイバ長
長さをｍ単位で記入ください。
●コア径 800μm の場合 2m のみ●コア径 400μm の場合、標準 4m（5m 以内）

ファイバ外装J、K

測定範囲
250〜800℃

集光部形式
IR-FL0□H、N
IR-FL1□H、N
IR-FL2□H、N
IR-FL3□H、N
IR-FL4□H、N
IR-FL5□H、N
IR-FL6□H、N
IR-FL8□H、Nファイバ外装
H、N

φ715001000
φ43IR-FL7□ J
IR-FL7□K
500

0800

φ12φ510000φ5φ55000φ14IR-FL3□H
IR-FL3□N

φ2φ52000φ4φ52000500
φ18IR-FL4□H
IR-FL4□N500
φ29

φ10φ5150

0IR-FL5□H
IR-FL5□N500
φ37500IR-FL6□ J
IR-FL6□K

100

IR-FL1□H
IR-FL1□N

測定距離と測定径（mm）

IR-FL5□ J
IR-FL5□K

φ5φ1

φ11φ45φ70

測定距離と測定径（mm）

IR-FL0□H
IR-FL0□N

IR-FL2□H
IR-FL2□N●コア径 800μm 集光部式式

φ21■測定距離と測定径の関係形形200●コア径 400μm

150〜500℃250〜800℃
300〜800℃

IＲ-FL □□□□□

集光部形式
IR-FL5□ J、K
IR-FL6□ J、K
IR-FL7□ J、K

φ40

φ5IR-FL6□H
IR-FL6□N
1000

0600

φ15φ13200

φ6IR-FL8□H
IR-FL8□N

1500

φ20600φ81000φ5φ5150

0

φ50

φ500

●集光部形式と測定範囲をご指定ください。

1PP-103-2

本体部
■一般仕様

■オプション

測 定 方 式：単色形
検 出 素 子：冷却形 PbS

レーザ投光機能半導体レーザ投光器内蔵、レーザ光1mW以下（645nm）
クラス2

アナログ入力

入力信号4〜20mA DC
放射率の遠隔設定または自動放射率演算の基準温度入力設定を選択

通信インターフェイス

RS-485
測定データ（小数点以下1桁）の送信、各設定のパラメータの送信および受信

測 定 波 長：2.0μm
測 定 範 囲：測定範囲表参照精 度 定 格：70℃以上 300℃未満…± 4℃
300℃以上 500℃未満…± 5℃
500℃以上…測定値の± 1.0％
（ただし、ε≒ 1.0、基準動作条件において）再現※集光部形式 IR-FL1、IR-FL2、IR-FL6、IR-FL8 を組み合わせの場合、レーザー投光機能付き

性：2℃以内を推奨します。

温度ドリフト：0.2℃／℃
分解■外形寸法

能：70℃以上 100℃未満…約 3℃
100℃以上 200℃未満…約 2℃

65

140

200℃以上…約 0.5℃
：20ms
応答時間（95％）
放 射 率 補 正：設定値 1.999 〜 0.050

DINレール
取付

55

IR-FA SERIESMEASHOLD AL AH（測定温度 70〜80℃ではε≒ 1.0〜0.8、80〜90℃ではCFε≒ 1.0 〜 0.6 が補正有効範囲です）
信 号 変 調：DELAY…平均値のトレース（スムージング）

SEL

110

MAX AVE&MN TCENO

ENT

変調度 0.0 〜 99.9s、0.1s ステップ任意設定
24VDC OUT
P+ P- S+ S- DO DI COM

変調度 0 ＝ REALPEAK…最高値のトレース、変調度 0、2、5、10℃／ s
選択設定、変調度 0 ＝ピークホールド
表

単位：mm

光コネクタ

示：LCD4 桁（温度およびパラメータ表示部）

アナログ出力：4 〜 20mA DC（負荷抵抗 500 Ω以下、アイソレート出力）■端子板図

・精度定格…出力範囲の± 0.2％・出力分解能…出力範囲の 0.01％

24V DC・出力スケーリング…測定温度範囲内で任意設定

OUT

P＋ P− S＋ S− DO1 DO2 DCOMDI DICOM・模擬出力…アナログ出力の 0 〜 100％任意設定
上限・下限・上上限・下下限警報、エラー信号から選択、
接 点 出 力： 2 点、オープンコレクタ出力 30V DC、最大 50mA＋ − ＋ −接 電
ア出 接地 源ナ力 点
出24V DC ロ
力グ
4〜20 1mA DC

接 点 入 力： 1 点、ピークホールドリセット、またはサンプルホールド、ドライ接点、またはオープンコレクタ
設定キーによる：オペレータモード…放射率、信号変調、警報などの設定
設定パラメータ エンジニアリングモード…出力スケーリング、ゼロ・スパン、

接コ 接コ点モ 点モ
出ン 入ン
力力2オプ
ショ
ン

（アナログ入力付の場合） （通信付の場合）

自動放射率演算の有無、出力補正などの設定、

24V DCOUT

24V DC

P＋ P− S＋ S− DO1 DO2 DCOM

オプション機能の設定

DI DICOM ＋−OUT

P＋ P− S＋ S− DO1 DO2 DCOMDI DICOM SA

SB

演 算 機 能：ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正（自動放射率演算：キー設定またはオプションの）＋ − ＋ −
接 電
ア出 接
地 源
ナ力 点
出24V DC ロ
力グ
4〜20 1mA DC

アナログ入力で基準入力温度をインプットすることにより自動的に放射率を演算します。

自 己 診 断：機器温度異常、パラメータエラー

接コ 接コ点モ 点モ
出ン 入ン
力力2オプ
ショ
ン

＋ − ＋ −
接 電
ア出 接
地 源
ナ力 点
出24V DC ロ
力グ
4〜20 1mA DC

接コ 接コ
点モ 点モ
出ン 入ン
力力2オプ
ション

使用温度範囲：5 〜 40℃
定 格 電 源：24V DC（許容電圧変動範囲…22 〜 28V DC）■構成

消 費 電 力：最大 15VA
接 続 方 法：ケージクランプ式ネジなし端子接続

LCD 温度表示
本体部

取 付 方 法：DIN レール取付または壁取付ケ ー ス 材 質：鋼板製
質

温度出力
4 〜 20mA DC
接点出力

IR-FA SERIES

量：約 1.0kg（本体部のみ）

MEASHOLD AL AH

CF

CE マーキング：適合、EMC 指令 EN55011 Group1 ClassA、EN50082-2

接点入力

MAX AVE&MN TCENO＊基準動作条件は、23℃± 5℃、相対湿度 35 〜 75％ rh

操作キー

SEL

電源 24V DC

ENT

RS-485（オプション）

24VDC OUT
P+ P- S+ S- DO DI COM

アナログ入力4 〜 20mA DC（オプション）■標準付属品
端子

マイナスドライバ、取扱説明書
集光部

光ファイバ
レーザ投光（オプション）

PP-103-22

PERFORMANCE SPECIFICATION

集光部・ファイバ部■一般仕様●金属保護管ありファイバ部（単品形式：IR-ZFN □□、IR-ZFK02）

装：金属保護管なし…耐熱被覆・ガラスウール編組

長さ L：金属保護管あり…耐熱被覆・ガラスウール編組＋ SUS フレキシブルチューブ
測定温度 70 〜 120℃の時…0 〜 50℃┐
│コア径 800μm
測定温度 120℃以上の時…0 〜 80℃│の場合（┘低温用）

2m （コア径 800μm の場合）
許 容 曲 げ 半 径：R100mm （コア径 400μm の場合）

R150mm （コア径 800μm の場合）

■形式

■仕様

電

φ104m（5m以内）

2m

IR-ZFEP

源：100-240V AC

フリー電源

■外形寸法
4.8（10MAX.） 4.8（10MAX.）■外形寸法●汎用集光部（単品形式：IR-ZFL □）M8 P：0.75

φ10M9 P：1
φD5 7.580、 1、 2、 34567835151010.58.5457.87.5L

φD22.585質：アルミ製

・エア流量：1 〜 5Nr/min （クリーンエア）

496.4

データ収録ソフト

7.5

IR-FA とパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

■形式

IＲ-VXF1 □言語判別
J：日本語版
E：英語版●エアパージケース（単品形式：IR-ZFX02）■仕様

82413 6

φ12L

動作環境

エアパージ用継手5015

取付穴2-φ4.52512100

集光部タイプ
低温用

0、 1、 2、 34567810303534.536.50

L50 ／ 60Hz

外 形 寸 法：W45 × H75 × D96mm

ア ク セ サ リ：専用エアパージケース

低温用

コア径800μm

出 力 電 流：650mA

取 付 方 法：ネジ取付L

コア径400μm

出 力 電 圧：24V DC

接 続 方 法：コネクタ接続

集光部タイプSUSフレキシブルチューブ

電源ユニット

さ： 標準 4m （5m 以内）（コア径 400μmの場合）・材

約45ファイバ

機種

使 用 温 度 範 囲：0 〜 150℃ （コア径 400μmの場合）

長φ10

径： 400μmまたは 800μm

外35.2

ア

φ2.5

コ

φ13.5

長さ：L
フ ァ イ バ： 単芯石英ファイバ

OS

Windows7、Windows10

ハードディスク

空き容量：約20MB以上

メモリ

256MB以上

ドライブ

CD-ROMドライブ

インターフェイス

RS-232Cポート1基

測定データのデジタル表示およびトレンド表示機

能

データ保存・再生（CSV形式）
および印刷接続台数：最大3台●金属保護管なしファイバ部（単品形式：IR-ZFH □□、IR-ZFJ02）■機器構成
MEASHOLD AL AH

CF

約57

長さ L：

IR-FACRS

IR-FA SERIESMAX AVE&MN TCENO

φ4φ10

φ2.5

長さ：LSELENT24VDC OUT
P+ P- S+ S- DO DI COM

ラインコンバータ

光ファイバ（耐熱被覆）

データ集録ソフト
IR-VXF1

IR-FA SERIES

RS-485MEASHOLD AL AHCF

MAX AVE&MN TCENO

機種

ファイバ
低温用SELコア径400μm

コア径800μm

4m（5m以内）

2m

RS-232CENT

24VDC OUT
P+ P- S+ S- DO DI COM

IR-FA SERIESMEASHOLD AL AH

CF

MAX AVE&
MN TCENO

SEL

ENT

24VDC OUT
P+ P- S+ S- DO DI COM

3PP-103-2

PERFORMANCE SPECIFICATION

アクセサリ
112
冷却水出口（ R／）2
パージエア入口（ R／）

１００
１５０

１５０

2−15幅×100長穴

IR-ZFX08

20 44100

IR-ZFX12３０φ8ファインダ

φ30

１５０１５φ２６L１φ１２２.

L２１５φ１０L３４ １13.5

エアパージケース固定用ネジ穴（3−M3）
φ２７D１□●ミラーアダプタ IR-ZFX04
φ１３D２4019.786.7IR-FF □φ２５D３φ３２０炉外側

φ１２φ５０φ６４13.5

１２石英ガラス（３０） 4−φ7集光部●光ファイバ中継コネクタ IR-ZFX13

炉内側集光部

１６ ５５

パージエア流出口

φ58.7φ70●真空フランジ集光部●ファインダ付集光部

３１ 石英ガラス

１００80600max

１５IR-FTCH1

保護管（グラッシーカーボン）

５００IR-ZFX11

１５０12
冷却水入口（ R／）

集光部（IR-FL8）18
冷却水入出口（ ／×6.5）●真空炉用測定窓

１５０●オプトカップル形保護管（真空炉用）

φ32
φ702−φ4.5
６５１００

φ32１０

φ25２０５０2−φ19JIS10K40A

保護管（AL23）

５８０
１５０

φ２０

φ２３IR-FTC2

パージエア吹込口（ホース口外径φ8）

集光部

２０

φ１２２５2−15幅×100長穴●オプトカップル形保護管

18
パージエア入口（ ／×6.5）

４０

１５０

φ46

●水冷ケース

１５０

φ６２

φ１０５
φ１４０

１９０

１９０

１５０

φ３２０

φ２０

集光部

集光部

（３０）

１００
１５０

14エアパージ入口（R／）

φ２８

１５０
φ２５φ２０１５０

４０ １８０14
エアパージ入口（R／）

集光部●水冷ラジエーションシール付ハードケース
IR-ZFX07

１５０１５０φ１２５●ラジエーションシール付ハードケース
IR-ZFX06

φ２５●エアパージハードケース
IR-ZFX05

φ１０２０ファイバコネクタ

９０５８

単位：mm

測定距離と測定径の関係
タイプ1（φ5 at 500）
測定距離
測定径
L1：400
D1：φ7
L2：500D2：φ5L3：600
D3：φ9タイプ2（φ4 at 370）
測定距離
測定径
L1：270
D1：φ7
L2：370D2：φ4L3：470
D3：φ9タイプ3（φ10 at 1000）
測定距離
測定径
L1： 800 D1：φ11
L2：1000 D2：φ10
L3：1200 D3：φ15

営業所：〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8☎ 03-3956-2111

PP-103-2

札 幌
仙 台
新 潟宇都宮水 戸
高 崎

安全に関するご注意大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

名古屋
富 山
大 津
大 阪
岡 山
広 島

福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本 PS シートの記載内容は 2022年7月現在のものです。

4

発行 2022.7

PDF
初版 2003.8