Stripe™ CDG045Dhs - 45°C (F.S.R. 0.01 ... 1000
Torr / mbar)
Stripe™ CDG045Dhs - 45°C - Smart Inside, Fast Outside

Stripe™-Hochgeschwindigkeits-Kapazitätsmembran-Messgeräte von
INFICON sind die schnellsten hochgenauen Vakuummessgeräte auf
dem Markt. Mit Ansprechzeiten von weniger als 2 ms eröffnen sich inVerbindung mit der EtherCAT-Feldbus-Schnittstelle vollständig neue
Anwendungsmöglichkeiten. Der bewährte, temperaturgesteuerte,korrosionsbeständige und ultrareine Keramiksensor bietet
hervorragende Messbereichsstabilität über viele Jahre sowie modernste
Nullpunktstabilität. Das Stripe-Messgerät wird mit INFICONs
patentierter Sensorabschirmung geliefert, die das Gerät vor
unerwünschten Prozessnebenprodukten schützt. Das INFICON Stripe
nutzt ein innovatives Heizkonzept, dass eine berührbare Außenflächegarantiert. Die hohe Geschwindigkeit ermöglicht eine beispiellose
Produktivitätssteigerung, die es zum fortschrittlichsten Vakuumgerät
seiner Art macht.
Das Stripe CDG045Dhs ist ein stolzer Gewinner des angesehenen „Rund D 100“-Preises für 2014!!

VORTEILEn

Hohe Produktivität – Ansprechzeit unter 2 msnFlexible Integration – EtherCAT-FeldbusnLange Lebensdauer – Bewährter KeramiksensornNachkalibrierung praktisch eliminiert – Vollskalenstabilität von 90ppm/Jahr

1

Stripe™ CDG045Dhs - 45°C (F.S.R. 0.01 ... 1000 Torr / mbar) - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

BESTELLINFORMATIONEN

2

Stripe™ CDG045Dhs - 45°C (F.S.R. 0.01 ... 1000 Torr / mbar) - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

TECHNISCHE DATEN
Typ1000Torr / 1100mbar ...
0.05Torr / mbar

0.02 ... 0.01Torr / mbar

Genauigkeit (1)% of reading

0.15-Präzision% of reading-0.2

Temperatureffekt
bei Null 1000... 1 Torr/mbar

percent FS/°C-

bei Null 0,5... 0,05 Torr/mbar

percent FS/°C-

bei Null 0,02... 0,01 Torr

percent FS/°C

0.01

Temperatureinfluss
bei Null 1000...1 Torr/mbar

percent FS/°C

0.0025

bei Null 0,5... 0,05 Torr/mbar

percent FS/°C

0.005

bei Null 0,02... 0,01 Torr

percent FS/°C-Temperatureffekt
auf Bereich% of reading / °C

0.01

Temperatureinfluss
auf Bereich% of reading / °C

0.01

P max 1000 Torr / mbarkPa (absolute)

400

400

P max 500 ... 1 Torr / mbarkPa (absolute)

260

260

P max 0,5 ... 0,01Torr / mbarkPa (absolute)

130

130

Auflösungpercent FS

0.003

0.003

Niedrigster messbarer Druck

percent FS

0.01

0.01

Niedrigster empfohlener
Messdruck

percent FS

0.05

0.05

Niedrigster empfohlener
Steuerdruck

percent FS

0.5

0.5

Max. Druck

TemperaturBetrieb (Umgebung)°C+10 … +40+10 … +40Ausheizen am Flansch°C≤110≤110Lagerung°C–20 … +85

–20 … +85+14 … +30 VDC or ±15 V(±5%)+14 … +30 VDC or ±15 V(±5%)

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Während AufheizphaseW≤14≤14Bei Betriebstemperatur

W

≤9

≤9

Ausgangssignal (analog)

V (dc)

0 … +100 … +103

Stripe™ CDG045Dhs - 45°C (F.S.R. 0.01 ... 1000 Torr / mbar) - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

TECHNISCHE DATEN
Typ1000Torr / 1100mbar ...
0.05Torr / mbar

0.02 ... 0.01Torr / mbar

Measurement ratekHz

1

1Ansprechzeit (2)ms

2 ... 20

2 ... 20Signal processing timems2

2IP 30IP 30

Schutzart
NormenCE-Konformität

EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010 EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010& RoHS& RoHSETL-Zertifizierung

UL 61010‑1, CSA 22.2
No.61010‑1

UL 61010‑1, CSA 22.2
No.61010‑1

SEMI-Einhaltung

SEMI S2

SEMI S2

Elektrischer Anschluss

D-sub, 15 pole, male

D-sub, 15 pole, male

2 (SP1,SP2)

2 (SP1,SP2)

V (dc)≤30≤30A (dc)

≤0.5

≤0.5

11

Protokoll

USB

USB

Lesenpressure, status, ID

pressure, status, ID

Einstellen

set points, filter, zero adjust,factory reset, DC offset

set points, filter, zero adjust,factory reset, DC offset

Werkstoffe gegen Vakuum

Aluminum oxide ceramic(AI₂O₃), stainless steel (AISI
316L ⁽⁴⁾)

Aluminum oxide ceramic(AI₂O₃), stainless steel (AISI
316L ⁽⁴⁾)

Schaltpunkt
Anzahl Schaltpunkte
Schaltpunkt
Relaiskontakt
Schaltpunkt
Relaiskontakt
Schaltpunkt
Hysteresepercent FS

Diagnostik-PortInneres Volumen
Inneres Volumen 1/2'' Rohr

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

Inneres Volumen DN 16 ISO
KF

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

Inneres Volumen DN 16 CF-R cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

Inneres Volumen 8 VCR®

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

837

837

cm³ (in.³)

Gewicht
Gewicht 1/2'' Rohr

4g

Stripe™ CDG045Dhs - 45°C (F.S.R. 0.01 ... 1000 Torr / mbar) - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast Outside

TECHNISCHE DATEN
Typ1000Torr / 1100mbar ...
0.05Torr / mbar

0.02 ... 0.01Torr / mbar

Gewicht DN 16 ISO KF

g852

852

Gewicht DN 16 CF-R

g875

875

Gewicht 8 VCR®

g897

897

protocol specialized for
EtherCAT

protocol specialized for
EtherCAT

Kommunikationsstandards

ETG.5003.1 S (R) V1.1.0
Common Device
ProfileETG.5003.2080 S (R)V1.3.0 Specific Device
Profile: Vacuum Gauge

ETG.5003.1 S (R) V1.1.0
Common Device
ProfileETG.5003.2080 S (R)V1.3.0 Specific Device
Profile: Vacuum Gauge

Knotenpunktadresse

Explicit Device Identification

Explicit Device Identification

Physikalische Schicht

100BASE-Tx (IEEE 802.3)

100BASE-Tx (IEEE 802.3)

pressure, status, ID

pressure, status, ID

Digitaler Funktionssatz

set points, filter, zero adjust,reset, DC offset

set points, filter, zero adjust,reset, DC offset

Mailbox (CoE)SDO requests, responses
and information

SDO requests, responses
and information

Prozessdaten

Fixed PDO mapping andconfigurable PDO mapping

Fixed PDO mapping andconfigurable PDO mapping

EtherCAT-Stecker

2 x RJ45, 8-pin (socket), INand OUT

2 x RJ45, 8-pin (socket), IN
and OUT

Kabel

shielded Ethernet CAT5e or
highershielded Ethernet CAT5e or
higherm (ft.)≤100 (330)≤100 (330)ms22

EtherCAT
Protokoll EtherCAT

Digitale Funktionen gelesen

EtherCATKabellänge
EtherCAT
Signal processing time(1) Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit bei 25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur ohne Temperatureffektenach 2-stündigem Betrieb.(2) Anstieg 10 ... 90 % desSkalenendwerts

5Stripe™ CDG045Dhs - 45°C (F.S.R. 0.01 ... 1000 Torr / mbar) - Stripe™ CDG045Dhs 45°C - Smart Inside, Fast OutsideABMESSUNGEN

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
(2022-06)© 2022 INFICON