③整理_RunLog_2307Ar_230717.xlsx1_RunLog

2307Ar

40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView
AttFnamestartstopHeader

実験前
23/07/15
bef無し
実験中：Beam調整時
23/07/15
ZnSスポット調整

Ender / LogNote
Elapsepg.
LogNote: E5exp(11)_コメント

100 10 532Trig

Wob AuF Kap IC1 PL1 ED

イオン源= 18G

PL2IC2 Air1 Air2SSD

p.14※ FC5A1 NDIM 遠隔操作不能 --> Fcoutのママで、MT終わってから修理にする
Cap123
4

5:27:00
5:28:00
5:32:00
5:35:00

Cap01_ZnS_Zsld
Cap02_Qdef
Cap03_WobR38
Cap04_R38Au73mpg
mpg
mpg

Gaf焼き

Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld

0 2 1 0 0
p.14

Att vs IC2@Air212

5:55:00
5:58:00

p.14

PL HV： 利用「前」6:28:12
6:29:23
6:30:32
6:32:03

p.15

6:29:07 plhv01-01 700V 500,500um
6:30:14 plhv01-02 800V
6:31:34 plhv01-03 900V
6:32:58 plhv01-04 1000V

scnEDic： ExpR (1)scnEDic01_202307150646
6:46:00
scnEDic02_202307150655
6:55:00

無し ×0uIC2@Xclmt

PL=2.2kcps 2 2 1 0 1 PorS(0) R38 73.0 〇 〇500 0u（決定） HV PL1=800V（決定） Thr PL1= 18mV(ring 無し), PL1peak= ～600mV ※ 800mV付近に子供居る？
PL1low = -200mV(～1/3peak)

PL2@Air20 3 1 0 130sec
60sec

PL1=500u (EJ212 2305Arチェック済 本番用)
PL2=500u (EJ212 new 次回用)

6:10:00

1234

IC2[A]
2.4-8A

Au 73 R=0(WobOFF)
Au 73 R=38

PL回路調整plhv01-

145 200

RRCout = 未確認MaxBeam

Gaf50uΦ50

0 3 0 1 10:00:55
0:00:51
0:01:02
0:00:55
p.15

IC1～IC2= 1.3-7A

0 3 0 0 0〇〇〇〇〇var〇〇〇〇〇0u

2 2 1 0 1 PorS(0) R38 73.0 〇〇500 0u0 3 0 0 0〇〇〇

2 2 1 0 0 PorS(0) R38 73.0 〇〇500 0uラフ 14点 x 30s
6:53:00

IC2@Air2
PL2@IC2下流

0:07:00

本番 90点 x 20s(決定) ExpR= 3555um 27.7 ℃ 1006 hPa
0:29:00 （前回）2305Ar 3548um より7um深い

7:24:00

scnAtt： IC1 vs PL1
scnAtt01_202307150734
7:34:00 8:02:00 Step = 1/2,3,4,5,6,8,10
scnAtt01- camac
1 run 無し
～ camac run 無し
18
23/07/15
8:05
ビーム調整終了
23/07/15
10:20(S07-2)利用スタート
23/07/15
20:50
利用終了
利用終了後測定23/07/15
PL HV： 利用「後」plhv111 22:04:21 22:08:04 plhv11-01 700V
2 22:09:01 22:11:59 plhv11-02 800V
3 22:13:15 22:15:47 plhv11-03 900V
4 22:16:22 22:21:22 plhv11-04 1000V

p.16

scnEDic： ExpR (2)p.25

scnEDic11_202307152232
PL#2 500uで 90点x 20s
22:32:00 23:05:00 PL1より少し厚め
scnEDic12_202307152315
PL-Mylarで 63 点に減らしたx 20s
23:15:00 23:48:00
23/07/16
PL HV： ED出コリ vs PL1,2 はED下流
plhv121 0:09:23 0:14:52 plhv12-01 EDcoli_Phi60 800,1000V
2 0:23:03 0:28:50 plhv12-02 EDcoli_Phi20
3 0:36:56 0:42:57 plhv12-03 EDcoli_Phi40
4 0:50:41 0:52:12 plhv12-04 EDcoli_Phi50
5 0:52:31 1:00:43 plhv12-04 again
Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld
Gaf焼き(2)0:28:00（前回）2305Ar 1.503E+14 0.78
p.16
p.24

p.26

ゴミp.27※ IC1 付けたママで GafODやる
Gaf

123
4
5
623/07/16
aft無し

1:15:00
5:58:00
5:58:00
5:58:00
5:58:00
5:58:00
1:35

IC1= 7-8A PL1=7M 1 1 0 0 0 ～1 4 1 0 3
(決定) PL[cps]= 1.533E+14 * IC1[A], 実測/予想=0.79

以下全て Au 73 R=38※同じAttで時間のみ伸ばす事！

PL= 1kcps
0:03:43 PL1 & PL2
0:02:58 500u#1は、次回も利用可能
0:02:32
0:05:00
IC1～IC2= 2.0-7A
PL2 500um 測定
0:33:00 58/91点まで
PL-Mylarのみで測定
0:33:00 60/63点まで
PL= 5kcps
0:05:29 ED出コリ=φ60 で PH高いる
0:05:47 ED出コリ=φ20 で PH高無し
0:06:01 ED出コリ=φ40 で PH高で出した
0:01:31 ED出コリ=φ50 で Trigかからない
0:08:12 ED出コリ=φ50 で PH高いる
IC1[A]
4.3-8A 6uSv/h
20sec 濃い40sec 真っ黒
60sec 更に真っ黒
10sec
30sec
90sec 真っ黒黒

MT終了

加速器E測定：23/07/14
以上。

21:18:00

E(Ar) = 93.531 MeV/up.16

Bm調整前に測定

2 / 4 ページ〇〇var

IC2@Air2

2 2 0 0 0 PL～5k
2 2 0 0 2 PL～5k
2 2 0 0 2 PL～5k

0 3 0 0 1

有り ×0uIC2@Xclmt

③整理_RunLog_2307Ar_230717.xlsx 2_blm1Log

2307Arblm1 : CAMAC Run Log
HowTo) > ./prinfoAll.sh

plhv01plhv01plhv01plhv01plhv11plhv11plhv11plhv11plhv12plhv12plhv12plhv12plhv12-

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

6:28:12
6:29:23
6:30:32
6:32:03
22:04:21
22:09:01
22:13:15
22:16:22
0:09:23
0:23:03
0:36:560:50:41
0:52:31

raw~exp/

6:29:07
6:30:14
6:31:34
6:32:58
22:08:04
22:11:59
22:15:47
22:21:22
0:14:52
0:28:50
0:42:57
0:52:12
1:00:432023/7/15 plhv01-01 700V 500,500um
2023/7/15 plhv01-02 800V
2023/7/15 plhv01-03 900V
2023/7/15 plhv01-04 1000V
2023/7/15 plhv11-01 700V
2023/7/15 plhv11-02 800V
2023/7/15 plhv11-03 900V
2023/7/15 plhv11-04 1000V
2023/7/16 plhv12-01 EDcoli_Phi60 800,1000V
2023/7/16 plhv12-02 EDcoli_Phi20
2023/7/16 plhv12-03 EDcoli_Phi40
2023/7/16 plhv12-04 EDcoli_Phi50
2023/7/16 plhv12-04 again

3/4eeeee 1kcpseeee PL 5kcpseeee