③整理_RunLog_2201Xe_220131.xlsx1_RunLog

2201Xe10.75

136Xe20+ 10.75MeV/u 18.25MHz(RRC+RILAC2) 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView

条件全て書くこと
Att

Fnamestartstop

Header

実験前

Ender / LogNote
Elapsepg.

コメント

100 10 5

32TrigDet.Setup
Wob AuF Kap IC1 PL1 PL2 IC2 Air1 Air2 PL2,IC2,SSD

LogNote: E5exp(8)_SSD= Krgain : 2201Kr,Ar,Xe で共通

実験中：Beam調整時
22/01/18
Cap

PL:2110Arのママ

ZnSスポット調整
1 15:17:00
2345678910Gaf焼き(1)Cap01_上流ZnSIN
cap02_ZnS上流vs下流
Cap03_上流ZnS OutCap04_Zslide
Cap05_ZnS中心焼けている
Cap06_TQ軸OK
Cap07_Au膜各種
Cap08_WobR10,20,30
Cap09_Au2umWobR30
Cap10_Gaf03_Au2umWobOFF
Gaf:: HD-V2 □85x85mm @ Ysld

p.170,172
mpg
jpg
mpg
mpg
mpg
mpg
mpg
mpg
mpg
mpg

1 1 1 0 0××25u ×××25

ExpRmm=125~135らしい(PL1無しで) 像は大きくならない
ZnS焦げた！
WobR(Ar95）=10,20,25,30->20,17,13,15,9

p.170

無し：Att vs IC2@Air2Gaf

1 16:20:00
23
4
56
17:10:00

IC2@Xclmt

Au6um WobR=0
Au6um WobR=0 2回目
Au2um本命 WobR=0
Au0.75um WobR=0Au2um本命 WobR=30Au0.75um WobR=25

回路調整

30sec 弱すぎた
60sec ビーム２倍で60sec
35sec
30sec かなり黒い
60sec
40sec 中心薄い！

p.171
PL1=500uΦ35新品 PL2=25u(Xe用)前回使用

PL HV（１：利用「前」）PLHV01-

1
2
34
5

17:59:28
18:00:39
18:02:00
18:03:24
18:09:36

18:00:04 plhv01-01 PL1,PL2=700,800V
18:01:30 plhv01-02 PL1,2=800,900V
18:02:47 plhv01-03 900,1000V
18:04:18 plhv01-04 1000,1100V
18:10:41 plhv01-05 HVfix PL1,2=900,1100V

scnAtt： PL1Φ35 vs PL2
scnAtt01_202201181825100cps -> Step 10倍 -> 2.5Mまで
18:25:00 18:35:00 測定 30sec 設定
cam_run忘れた13

1 2 1 0 1
1 2 1 0 0

OFF 6um
OFF 6um
OFF 2uOFF 0.75uR30 2uR25 112u

PL1,PL2同時にhit無い/OK
PL1, PL2 @ Air2 同時に測定
0:00:36 PL2=2kcps
2 2 1 0 1 PorS(0) R30 2u
0:00:51 PL1＝900V PL2=1100Vで決定
0:00:47 Thr PL1=-308,-1508 PL2=-155mV
0:00:54
0:01:05 <- HVfix PL1:PL2=1:3.2
PL1=1000V(230uA) IC2 @ Air2(X=0 Center)

DAC1=0.3585 2=0.4500

PL1(500uΦ35)
PL2(25u:Xe用)

p.1730:10:00 scnAtt本番

3 2 1 0 0 ～1 1 1 0 0

R30 2u〇〇PL2@Air2R30 2u〇☓〇IC2大Zsld

2 2 1 0 3

R30 2u〇☓〇SSD Zsld

2 2 1 0 0

R30 2u〇〇R30 2u〇☓

scnZic： ExpRmm サーチ
scnZic01_202201181859
5mmStep x 30sec
18:59:00 19:10:00 ~ 100mm でRange
scnZic02_202201181917.dat
2mmStep x 30sec
19:17:00 19:40:00 0~ 90mm 本番

scnZｓｓｄ： Espc(1) PL1Φ35有り
手動:Z=50mm でRng? Al遮光でか？
1 20:33:51 20:35:51 scanZ001 0.0 mm
2 20:35:54 20:37:53 scanZ002 5.0 mm
3 20:37:55 20:39:54 scanZ003 10.0 mm
4 20:39:57 20:41:57 scanZ004 15.0 mm
5 20:42:00 20:43:57 scanZ005 20.0 mm
6 20:44:00 20:46:07 scanZ006 25.0 mm
7 20:46:20 20:48:07 scanZ007 30.0 mm
8 20:48:09 20:50:07 scanZ008 35.0 mm
9 20:50:09 20:52:07 scanZ009 40.0 mm
10 20:52:09 20:54:07 scanZ010 45.0 mm
11 20:54:09 20:56:07 scanZ011 50.0 mm
12 20:56:09 20:58:09 scanZ012 55.0 mm
13 20:58:12 20:58:18 scanZ013 60.0 mm
21:00
ビーム調整終了
22/01/18
BmSht無い！ Xclm支柱で急遽作製
22/01/19
1:35(ML04-2)利用スタート
22/01/19
13:25(ML04-2)利用終了
14:10:00
利用者片付け終了
実験中： ML04利用終了後
22/01/19
14:30:00
E5閉める

p.173

PL1=ON,PL2=OFF, IC2大=onZsld
0:11:00 PL1=300K, IC2=1.7-7A
同上
0:23:00

p.175

scnZssd01-

PL HV (２：利用後)
PLHV02-123
4

14:39:27
14:40:56
14:42:18
14:44:30

14:40:22 plhv02-01 PL1,PL2=700,800
14:41:50 plhv02-02 800,900V
14:43:40 plhv02-03 900,1000V
14:45:37 plhv02-04 1000,1100V

1 2 1 0 0

PL1=1k, Sor=450cps
0:02:00
0:01:59
0:01:59
0:02:00
0:01:57
0:02:07
0:01:47
0:01:58
0:01:58
0:01:58
0:01:58
0:02:00
0:00:06
p.181

架台交換

p.182
加速器ロスタイム＝0min
架台交換
p.188
ee
e PH=1/2e

0:00:55
0:00:54
0:01:22
0:01:07

PL2(25u:Xe用)

scnZic： 厚さ測定
scnZic03_202201191532
15:32:00
scnZic04_202201191604
16:04:00
scnZic05_202201191631
16:31:00
scnZic06_202201191659
16:59:00
scnZic07_202201191716
17:16:00
scnZic08_202201191734
17:16:00

p.188
現setup ++ PL1遮光Box
15:50:00 5mmStep x 30sec
現setup ++ Kap25um -->ダメ Kap落ちてた
16:22:00
現setup ++ Kap25um
16:43:00
Wob=OFF, Au 6um コレを基準にして、
17:14:00#06 ++ Au2um
17:28:00
同上#07で、 念のため WobR=30 で17:28:00
p.189
Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld
Gaf焼き(2)PL1=ON, IC2大=onZsld
0:18:00 PL1=300K, IC2=1.4-7A〇IC2大Zsld

1 2 1 0 0
R30 2u0:18:00
R30 2u0:12:00
OFF 6u0:15:00 PL1=250K, IC2=1.５-7A

1 2 1 0 0

0:12:00

1 2 1 0 0OFF 6+2u0:12:00

1 2 1 0 0

R30 6+2u

1 2 0 0 0R25R20R20
R15R30R30

2 2 1 0 2

R30 2u無し：Att vs IC2@Air2Gaf

11 18:20:00
1213
14
15
16IC2@Xclmt

Au 2um WobR=25
Au 2um WobR=20
Au 0.75um WobR=20
Au 0.75um WobR=15
Au 2um WobR=30 Z=50位置
Au 2um WobR=30 Z=65位置

30sec PL1=350k
30sec
30sec
30sec
50sec E低下なので長め90sec Gaf感応層ギリギリだったかも2um
2um
0.75u
0.75u
2um
2um

scnZｓｓｄ： Espc(2) PL1無し Kap直後から
scnZssd021
234
56
7
8
9
1022/01/19

19:20:07
19:25:07
19:30:09
19:35:09
19:40:10
19:45:11
19:50:11
19:55:13
20:00:16
20:05:19
20:15:00

PL1無し Z=0:Kap+13mm から
19:25:04 scanZ001 0.0 mm
19:30:06 scanZ002 10.0 mm
19:35:06 scanZ003 20.0 mm
19:40:08 scanZ004 30.0 mm
19:45:08 scanZ005 40.0 mm
19:50:08 scanZ006 50.0 mm
19:55:10 scanZ007 60.0 mm
20:00:13 scanZ008 70.0 mm
20:05:16 scanZ009 80.0 mm
20:10:16 scanZ010 90.0 mm
MT終了

p.190

Sor=400cps
0:04:57 10mm Step x 300sec
0:04:59
0:04:57
0:04:59
0:04:58
0:04:57
0:04:59
0:05:00
0:05:00
0:04:57

加速器E測定： タマキ、小山
22/01/18
以上。

13:30:00

E(Xe) = 10.855 MeV/u

p.164

1 / 1 ページ〇☓

〇SSD Zsld

Trig＝Sor