③整理_RunLog_2302C_230212.xlsx1_RunLog

2302C

12C6+ 135MeV/u AVF_Hyper max 2pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView
AttFnamestart

bef-

実験前無し
実験中：Beam調整時

23/02/02
CapstopHeader

Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysldmpg

plhv01-32TrigWob AuF Kap IC1 PL1 ED

PL2
IC2 Air1 Air2
SSD

50uΦ50R=35(本命) で穴いっぱい
Cは広げるとZnSで見ずらい

1 1 0 0 3
1 1 0 0 2
1 1 0 0 1

RRCout 5pnA=30enA

0 1 0 0 2 FC5A1= 20enA = 3pnA

145 200

png
p.131
p.129

Att vs IC2@Air2Gaf100 10 5p.129

Cap01_ZnS Zslide
Cap02_WobR20,30,35 C135prm
Cap03_Au112u R=0
Cap04_Gaf11 R=0 Au=0
Cap05_Gaf01 R=0 Au45
230202_PL100,PL3000=1400V

MaxBeam

Gaf焼き

コメント

イオン源＝ HyperZnSスポット調整
1 14:08:00
23 14:43:00
45
6 16:41:00

Ender / LogNote
Elapsepg.
LogNote: E5exp(10)_11 14:50:00
12345612 15:44:00

北壁で Au無し R=0
Au 45.8u(Kr用) R=0
Au 73.0u(Ar用) R=0
Au 112.5u(C用本命) R=0
AL 480u R=0 test
Au 112.5u(C用) R=35（本命）Au 112.5u, R=36 出口コリ□30t25北壁で Au 112.5u, R=36 出口コリ□30
p.130
PL HV： 利用「前(1)」1 16:52:07 16:52:36 plhv01-01 500u-3000u 1000V-900V
2 16:53:01 16:53:27 plhv01-02 1100-1000V
3 16:53:48 16:54:27 plhv01-03 1200-1100V
4 16:55:00 16:55:40 plhv01-04 1300-1200V
5 16:56:01 16:57:01 plhv01-05 1400-1300V
p.130
回路調整(1)
16:25:00

scnEDic： ExpR 確認

IC2[A]
3.8-90u

IC2@Xclmt

1 0 4 PorS(0) R36 45.8 〇 〇100 0u0:00:29 PL1=500u(old 2301Arで使用)
0:00:26 PL2= 3000u(再利用 2109C-MSで使用）
0:00:39
0:00:40
0:01:00（決定） HV PL1(500u)=1400V, (PL2:3000u=1200V)（決定） Thr PL1= -300mV(ring 30mV), Peak= 400~600mV PL1low = 2000mV(～1/2peak)
IC1～IC2= 1.3-8A 1 1 0 0 4〇 〇 〇 〇 〇 var

PL2@Air2

1 2
12sec
1 2
60sec
同上
90sec <- CもArと同じでも良いかも
同上
150sec
同上
30sec
60sec
1 2
同上
60sec
同上
240sec 広がり角がボケていた
PL1=PL2= 50kcps 2 1

×

0 0 4
0 0 4

×0 0 3

17:08:00
手動scn: ED全部入れても、IC2が下がり始めない！PL100uだとED足らない！？
17:35:00
PL1<-->PL2交換 PL1=3000um(C-MSと同じ)でやる param作り直しscnEDic01_202302021759
30s x 84点 -> 53点まで
p.131
17:59:00 18:35:00
p.136
0:36:00 (決定) ExpR= 1930um (前回 2109C-MS) 19200
p.132
PL HV： 利用「前(2)」plhv021 19:07:46 19:08:40 plhv02-01 3000-500um 900-1000V
0:00:54 PL1=500u(old 2301Arで使用)
2 19:08:57 19:09:28 plhv02-02 1000-1100V
0:00:31 PL2= 3000u(再利用 2109C-MSで使用）
3 19:09:49 19:10:17 plhv02-03 1100-1200V
0:00:28
4 19:10:33 19:11:17 plhv02-04 1200-1300V
0:00:44
5 19:11:39 19:12:32 plhv02-05 1300-1400V
0:00:53
6 19:15:06 19:17:37 plhv02-06 Honban 1200-1400V Coli phi10
0:02:31
p.132（決定） HV PL1(3000u)=1200V, (PL2:3000u=1200V)
回路調整(2)
16:25:00（決定） Thr PL1= -408mV (βdecay 50～60mV を切った),
Peak= 400~600mV PL1low = 2000mV(～1/2peak) のママ
scnAtt： IC1 vs PL1
scnAtt01_202302021924
p.133
2 0 0 0 0 ～〇 〇 〇 〇 〇19:24:00 19:48:00 Step = 1/2, /4, /5, /8, /10 （Hyper）
0:24:00
3 1 0 0 3
scnAtt01- 無し
p.138(決定) PL[cps]= 2.896E+15 * IC1[A] PL1Φ50 PL2Φ10 面積比考慮, 実測/予想= 1.167

IC2@Air2
PL2@IC2下流0u

scnEDssd：ED厚calib用
scnEDssd01_202302022012
p.133
PL 30K, Sor 2Kcps, Trig=AND 3 1 0 0 0 PandS
20:12:00 20:32:00 30s x 32点 -> 時間切れで28点まで でも折り返しは取れた
scnEDssd0150-2000, 2000-2000um
1 20:12:47 20:13:10 scanED001 0.0 um
0:00:23 HV： 110V(1.67uA) 90(1.64) 80(5.08) 160(3.69)～SAmp(Att)： x50x5(4), x50x6(2), x100x8(0), x50x8(8)28 20:32:31 20:32:59 scanED028 19483.9 um
0:00:28
23/02/02
20:32
ビーム調整終了 予定より30min遅れて、利用準備
23/02/02
23/02/03

21:45
8:00
利用終了後

(ML05-3)利用スタート
利用終了

PL HV： 利用「前(2)」plhv11plhv12-1
1234
5

23/02/03
aft無し

8:03:59
8:06:59
8:08:02
8:08:43
8:09:33
8:10:16
8:31

p.134
p.132
0:01:09 PL1=1200V
0:00:210:00:20
0:00:29
0:00:26
0:00:36

8:05:08 plhv11-01 after
8:07:20 plhv12-01 PL1 3000u 900V after
8:08:22 plhv12-02 1000V
8:09:12 plhv12-03 1100V
8:09:59 plhv12-04 1200V
8:10:52 plhv12-05 1300V
MT終了

加速器E測定： タマキ、小山
23/02/01
以上。

22:28:00

E(Kr) = 132.976 MeV/u

p.128

利用前・加速調整中に測定

1 / 1 ページ

〇〇〇〇〇

var

SSD@Air2