放射線を理解してもらうことの難しさ
科学技術庁原子力安全局
原子力安全課長谷弘

岡山県から始まった､酸化ﾁﾀﾝの製造工程から出た

なるべく対外対応は引受けることにしているが､し廃棄物の放射線のﾚﾍﾞﾙが高いという問題は､北から

ばしば､広く一般の人に放射線を理解してもらうこ

西まで十府県に広がっている｡との難しさを感じる｡これは､米軍空母ﾀｲｺﾝﾃﾛｶﾞの爆

この問題は､もともと自然にある鉱石の不純物に起因するものであること､ﾚﾍﾞﾙが高いと言っても､現弾海中落下事故や東大医学部の RI 地中埋設問題等の場合も同じであった｡

在の基準では､核原料物質として扱う程のものでも

最近はだいぶん理解は進んできたとは言うものの､ないこと､量が多いこと等からその取扱いはなかな

まず一般の人には､量の多少はともかく自然界の物

か容易なものではない｡

質にも放射性物質が含まれていることから説明を始

現在は､敷地境界付近がﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ程度にあることを確認して､高い所は立入り禁止､飛散防止等

め､放射線の計測とその評価には時間がかかることを説明しなければならない｡の緊急措置を取り､詳細な調査を待って安全評価を

γ線を計測してそれだけで評価ができる場合はよ行い､最終的な措置を決めたいと考えているところ

いが､ほとんどの場合は核種分析をし､α線のﾚﾍﾞﾙ等である｡

を計らなければならないからである｡

今回の問題を解決していくためには､自然物質のさらに､実効線量当量を評価するためには､その物中に含まれている放射性物質を企業はどのように扱

質の化学的又は物理的性状を調べ､周辺条件を調べ､わなければならないのか､それを国は規制するのか

ｼﾅﾘｵを作って評価計算をすることを説明すると､だ

しないのか､するとするとどのﾚﾍﾞﾙまでを､どのようんだんと相手は疑わしそうな顔をしてくる｡｢放射線な考え方でするのかという根本問題に立返ってくる｡

を理解してもらうのが難しいな｣と感じる瞬間であ

また､ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞのﾚﾍﾞﾙをどのように考えるかといる｡

う問題もある｡

放射線計測協会は､一般の人が身の周りの放射線

このような問題が起こると､外部からは例外なくを簡単に計れる簡易放射線測定器｢はかるくん｣の開｢早く必要な措置を取って､安全宣言をしてくれ。｣と発で多大の功績を上げたが､今後はこれが単にﾊｰﾄﾞ言われる｡の開発だけに止まらず､一般の人が放射線を正しく問題に当面している担当課室は緊亡を極めるので､計測し､正しく評価することまで発展すればすばら
しいなと思う｡これからも放計協に期待することは
多い｡

−解説−

放射線防護のための線量測定の考え方
日本原子力研究所

南賢太郎・村上博幸

実効線量当量の直接的な測定は困難であるので､実効線量当量を安全側に評価できる放射線防護のための実用的な線量当量体系が作られた｡それはICRU 球を用い､この球を面平行光子場にﾚｾﾌﾟﾀとして置いた時､表面より 1cm､3mm､70μm の深さの点で発生する線量を各々規格化し､これを実用的な測定 線 量 (Operational quantity 又 は Monitoring
quantity)として用いることである｡この場合の放射線防護の単位の意味について以下に述べる｡

場のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ線量
実効線量当量(HE)は主要臓器(がん発生に対するﾘｽ
ｸの高い臓器)の線量当量にﾘｽｸｳｪｲﾄを掛けて求めら

1cm の点に生じる線量当量を､実効線量当量を安全れる線量で体重依存性､人体への放射線入射方向依側にｶﾊﾞｰする放射線防護のための基準線量と定義し存性および放射線ｴﾈﾙｷﾞｰ依存性などの大きい線量当た｡それゆえ､作業場の線量測定に用いるｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀに量である(図 1 参照)｡したがって､これを真面目に測は､ICRU 球で発生する 1cm 線量当量に対応するﾚｽ

定して､放射線管理を行おうと試みるならば､ｻｰﾍﾞｲﾒ

ﾎﾟﾝｽを与え､この 1cm 線量当量を基準線量として測ｰﾀには体重に対応してﾚｽﾎﾟﾝｽを選択するｽｲｯﾁ､照射定することにより､従来の防護計測上の矛盾を回避

方向に対応する切換ｽｲｯﾁを設けなければならないとできることになった｡以上が放射線防護のための新ともに､このような被ばく場の様式を判定するためしいﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ線量単位の概念である｡また､この単位の測定器も特別に作らなければならないことになる｡

は従来の放射線関係の単位と同様､無方向性の球強したがって､これは､放射線管理の立場からみると測度として決められている｡ICRU では上記のようなﾚ

定不可能な線量であり､放射線管理になじまない｡そｽﾎﾟﾝｽを有するｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀで放射線場を測定するとき､

こで､標準人に対する実効線量当量を安全側に評価

これを周辺線量当量(Ambient dose equivalent)の測して放射線防護に係わる線量計測を行うため､国際

定と呼び､H*(10)の記号で示すこととしている｡

放射線単位計測委員会(ICRU)は以下のような考え方を示した｡

なお､組織線量当量としては､眼(水晶体)に対して
ICRU 球の 3mm 線量当量を､皮膚に対しても同様に

即ち､放射線場で､人が作業をする点の線量をそのICRU 球の 70μm 線量当量を導入することになった｡

点における照射線量や空気吸収線量で決定しても､以上のような放射線防護のための線量当量をﾓﾆﾀﾘﾝ

これで人がそこにいたとして被ばく線量を予測評価

ｸﾞ線量と呼ぶ｡

することは､仮想的で実際的ではない｡したがって､β線や低ｴﾈﾙｷﾞｰⅩ線領域の測定を ICRU39 は方向人の代りに放射線場に ICRU 球をﾚｾﾌﾟﾀとして置き､性線量当量(Directional dose equivalent､H’(d))と呼この球のある深さで発生する線量当量と放射線場にんでいる｡その理由は､このｴﾈﾙｷﾞｰ領域を測るｻｰﾍﾞｲﾒ

実際に人がいる時の実効線量当量とを比較し､ICRU

ｰﾀの方向特性は製作の都合上 2π(立体角)となって球で発生する線量当量が実効線量当量よりも大きく､しまい､無方向性の測定ができないこと､その結果､これを安全側に評価できる値であるならば､ICRU

測定値に角度依存性が強く現れることによる｡そこ

球線量当量を放射線防護計測の基準とする､というで､方向性線量当量は ICRU 球で放射線のある入射

考え方を採用した｡そこで ICRU は､場のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ線

方向を規定し､その他の方向における線量当量を角量として､ICRU 球を面平行放射線場に置いたとき､度をﾊﾟﾗﾒｰﾀとして示すことにしている｡たとえば､入射放射線に対向する球の軸にそい､表面より深さ

H’(0.07,30°)のように記述する｡0.07 は 70μm を意

味し､30°は角度を意味する｡また､この記述方法は

そして､この特定点で発生する深さ 1cm の線量は角個人被ばくの方向性の表現にも利用されている｡

度 0°における線量よりも小さくなる｡このような状

個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ線量

況は､実際に人が個人線量計を胸等に装着した場合

ICRU39 は個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの目的のために 2 つの概念に近似的に対応しており､したがって､ICRU 球の方を導入している｡第 1 の概念は強透過性放射線によ向性線量当量 H’(d,α°)を個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに適用しようって照射される人体の深部器官に適合させるためのとしている｡この場合､個人線量計は人体表面に装着

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞで､個人線量当量･透過性(Hp(d))である｡人されているが､この線量計の評価すべき量は H’(d,体の深さ 1cm の線量と定義しているが実際的な測定α°)とすることに注意すべきである｡

対象線量は ICRU 球の 1cm 線量当量としている｡個以上のような手法により個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの正当化を人線量計は一般的にこの Hp(d)の測定を目的とした

試みても､個人線量計を腹部に付け､背後のみより照ものである｡これに対し､第 2 の概念は弱透過性およ射された場合､測定値は実際の実効線量当量に対しび強透過性放射線の両者によって照射される人体表て過小評価となり不適当である｡それゆえ､個人ﾓﾆﾀﾘ

面に近い器官に適合させるためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞで､これをﾝｸﾞのみで被ばく管理を行うことは危険である｡ｻｰﾍﾞ

個人線量当量･表層性(Hs(d))と呼び､上記と同様に人ｲﾒｰﾀ等を用いた作業環境の適切な管理が重要で､こ体で定義されているが､実際的な測定対象線量はのような管理体制の中に個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを位置づけて

ICRU 球の 70μm 線量当量としている｡

おくことが大切である｡

Hp(d)および Hs(d)は､人体表面からの深さで定義

個人線量計の校正手法されており､したがって､Hp(10)や Hs(0.07)を複雑な

個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは線量計を人体(個人線量計からみれ形状を有する人体で､しかも､測定点を特定して測定ば遮蔽散乱体)に密着して線量測定を行う方法であすることは大変難しい｡また､このような量を測定対

り､線量計と人体が一体となった線量測定体系であ象とする個人線量計の設計･製作は技術的な制約をると解釈される｡したがって､個人線量計はすべて人受ける｡そこで､現状では､前章でふれた場の線量測体を模擬したﾌｧﾝﾄﾑに密着させて照射を行い､その結定に用いられる方向性線量当量を個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに適果を基準とする ICRU 球線量当量と比較検討する必用する考え方が有力になっている｡個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは､要がある｡このため､個人線量計の校正に用いるﾌｧﾝﾄ

人体に個人線量計を装着して線量測定を行う方法で

ﾑが JIS Z4331(1989)で規格化された｡なお､ﾌｧﾝﾄﾑをあり､この測定系は人体が遮蔽体となるため本質的用いる個人線量計の校正は､主に形式検査時に適用に大きな方向依存性を有する測定法となる｡そこで､される｡一方､日常の校正では､自由空間中で照射し､個人ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにおける人体を ICRU 球に代えて個人ﾓ

ﾌｧﾝﾄﾑ上照射の場合とのﾚｽﾎﾟﾝｽの比を乗じて補正す

ﾆﾀﾘﾝｸﾞの考察が行われている｡即ち､ICRU 球に個人る方法がとられることも多い｡

線量計を取付ける位置を特定し､この状態で ICRU

参考文献

:

ICRP26(1977) ､ ICRP51(1987)

球を面平行放射線場に任意に置くと､ICRU 球の面

ICRU19(1971) ､ ICRU33(1980)

上の特定点と球の中心を結ぶ軸上の特定点は入射放ICRU39(1985) ､ ICRU43(1988)

射線に対向する球軸に対して角度(α°)を有することになる(角度 0°,d=1cm の時は周辺線量当量と等しくなる)｡

放射線測定器の校正方法に等に関する海外調査報告伊藤直次

本調査団の調査目的､調査項目等については､そのあらましを前号で紹介した｡本号では訪問各機関の業務を重点的に取上げ､若干の感想を付け加えたいと思う｡

国

名

訪

問

機

関

訪

問

機

関

1.西

独

Gundremmingen 原子力発電所

2.西独

放射線防護環境研究所(GSF)

3.西独

国立物理研究所(PTB)

4.ﾌ ﾗ ﾝ ｽ

電離放射線研究所(LMRI)

5.英国

国立物理研究所(NPL)

6.英国

ﾊｰｳｪﾙ原子力研究所

3,4,5 は各国の国家標準研究所
2,6 は各国の標準校正実施ならびに放射線防護研究所

調査団団員名簿
氏

名

1 伊藤

所

直次

属

（財）放射線計測協会顧問(団長)

2 羽島俊二郎

株式会社日立製作所大みか工場原子力制御ｼｽﾃﾑ設計部主任技師

3 平野

泰裕

千代田保安用品株式会社営業企画部技術課主査

4 石橋

三男

株式会社東芝府中工場原子力計装部原子力計装設計担当主査

5 岩瀬

修

6 前川

泰章

富士電機株式会社ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部放射線機器技術部技術第 2 課課長補佐

7 松原

昌平

ｱﾛｶ株式会社第二技術部技術第四課主任

8南

賢太郎

長瀬ﾗﾝｸﾞｳｱ株式会社常務取蹄役

日本原子力研究所東海研究所保健物理部線量計測課長

9 須藤

筏男

日本放射線ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社取締役生産本部長兼技術部長

10 富沢

延之

千代田保安用品株式会社大洗研究所長

11 田村

務

（財）放射線計測協会事業部計測課長(庶務幹事)にも優れた研究を進めている｡

1.国家標準研究所

β線の標準施設はﾕﾆｰｸな装置を備えていた｡β線

今回訪問した PTB､LMRI､NPL はそれぞれﾄﾞｲﾂ､ﾌの測定はⅩ､γ線と異なり､温度､圧力､湿度等の影響

ﾗﾝｽ､ｲｷﾞﾘｽの放射線の国家標準をもつ研究機関としを受けやすく､ここの担当者で世界的に有名なて､国のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの原点となっている｡放射線関係

Dr.J.Bohm の考案で､校正装置全体が約 2500(W)×

部門だけを見ても､いずれも施設の規模､装置の立派1500(D)×1500(H)､厚さ 30〜40mm の発泡ｽﾁﾛｰﾙのさ､職員数等々の面で国がかなりの力を入れている容器の中に収容され､床上約 1m の位置に置かれていことがよくわかった｡またそれぞれ伝統とﾌｨﾛｿﾌｲｰた｡また中性子線標準施設には､加速器と原子炉が付をもち､自信をもって仕事を進めていた｡

随しており､熱中性子から高速中性子までをｶﾊﾞｰし､

PTB はγ､β､Ⅹ線､中性子線の各標準を通じて､充測定器の校正にも便利なように設計された立派な施実した施設と優秀なｽﾀｯﾌを擁し､基礎的にも実用的設であった｡中性子関係のｽﾀｯﾌも非常に充実していた｡

AEA Harwell の Dosimetry 部門は二次標準機関

LMRI では標準放射線場における校正業務ももちに当たり､さらに三次機関へ標準を供給できる体制

ろん行っているが､線源の製作､値づけや放射線利用になっている｡ﾌｲﾛｿﾌｲｰ､体制､業務内容とも充実したの分野に､大きなｳｪｲﾄを占めているのが特徴的であ

研究所であるが､標準校正室は計画的に作られたもった｡したがって線源販売の面で､日本をはじめとしのでないらしく､γ線､Ⅹ線､中性子線等の校正装置て広いｼｪｱｰを持っている｡標準線源製作現場は､ややが同一建屋内に同居し､ﾌﾞﾛｯｸで仕切られていた｡西

古い施設ではあるが､さすがに立派で伝統の重みをﾄﾞｲﾂに比べると､この方面の予算はかなり窮屈なの感じた｡またこの研究所で興味を引かれたのは､いわではないかと思われる｡

ゆる ICRU 球にきわめて忠実な､直径 30cm のﾌﾟﾗｽﾁ

3.原子力発電所

ｯｸの球殻に水を満たしたﾌｧﾝﾄﾑの中に､超小型の電離原子力発電所の放射線計測及び放射線管理の状況

箱検出器を入れて､1cm 線量当量の測定実験を行っを調査するため､西ﾄﾞｲﾂの Gundremmingen を訪問ていたことである｡

した｡放射線計測を含めて放射線管理業務は規則にNPL ではγ､β､Ⅹ線､中性子線の国家標準の供給

きわめて忠実に行われていた｡われわれの訪問の主の点では､上記研究所とほぼ同様であるが､この研究目的である放射線測定器の校正については､正式な所はまたいわゆる NAMAS 組織の中心としての役割

校正は所外の専門機関に依頼しているが､所内ﾁｪｯｸを果たしている｡NAMAS 組織は校正試験業務を行を含めて校正方法､校正頻度についての取決めが明う事業所に対して､技術水準､施設､職員数､運営状況

確になっているようであった｡放射線作業者の個人などについて資格を認定するもので､日本に同種の線量管理には正式には､ﾌｨﾙﾑ･ﾊﾞｯｼﾞが使用されていものがないので､やや理解しにくい点もある｡NPL はるが､所内の作業管理用に GM 式の補助線量計が使

建物自体はかなり古く､多少老朽化の感もあるが､外われている点､管理区域退出時に体表面ﾓﾆﾀが使われ観よりも内容を重んじる英国人気質の現れとも言えている点など､日本と似ている感じがした｡緊急時用よう｡のｻｰﾍﾞｲｶｰも見たが具体的活動に直結した機器や図

2.二次標準研究所

面等が準備されていた｡

西ﾄﾞｲﾂの GSF とｲｷﾞﾘｽの AEA Harwell を訪問した｡

4.1cm 線圭当量の導入

両施設とも原子力関係､放射線関係の広い分野で研

1cm 線量当量の導入については､各国とも慎重で究を行っているが､今回は主として放射線計測部門

あり消極的とも見えた｡たとえば西ﾄﾞｲﾂの考え方はについてﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝと施設見学をおこなった｡

実際にこれを導入して評価する必要のある被曝の事

GSF は施設､装置とも非常に立派で､また優秀な人

例はきわめて少なくただちに導入するより､当分材が揃っていた｡ここでは二次標準施設としての校

Photon Dose Equivalent(1R=0.01Sv)として Sv 単位

正ｻｰﾋﾞｽ､ﾊﾞｲｴﾙﾝ州を含めた 4 州のﾌｨﾙﾑ･ﾊﾞｯｼﾞの測定を使用し､1cm 線量当量への移行までには充分時間

評価ｻｰﾋﾞｽと､校正､計測関係の研究を行っている｡まをかけて検討するということである｡ｲｷﾞﾘｽ､ﾌﾗﾝｽもたとくに医療関係へのｻｰﾋﾞｽに力を入れており､医師､

これとほぼ同様のようであった｡考え方だけが先行Ⅹ線技師の研修業務も行っている｡

している ICRP の勧告に､ただちに追随しなくともよいという態度とも受け取れた｡ただし Sv 単位は日本より早く導入されている｡

「はかるくん」の使用をお願いして簡易放射線測定器｢はかるくん｣はすでに前号で紹(1)「はかるくん」使用アンケート調査結果
回
女

答

男
人

人

人

%

100

73

173

94.0

5

6

11

6.0

0

0

0

0.0

0

0

0

0.0

99

72

171

92.9

6

6

12

6.5

0

1

1

0.6

86

64

150

81.5

15

9

24

13.0

0

0

0

0.0

95

71

166

90.2

6

4

10

5.4

0

1

1

0.6

介した｡この貸出しにあたっては､本年 2 月､原子力ﾓ
項

ﾆﾀ及び原子力ﾓﾆﾀ経験者の方々を対象に｢はかるくん｣による測定体験の御希望をお伺いしたところ､当方の手持台数以上の希望者があり､意を強くすると同時に､一部の方々には第 2 回まで待ってもらうよ｢はかるくん｣についてうにお願いせざるを得なかった｡第 1 回目の貸出し
大部分の方から測定器を返却していただくとともに､貴重な測定記録及び感想をいただくことができた｡
それぞれ､業務､家事､育児等々の忙しい中で協力しはかるくんの手引

は､御希望の御返事をいただき次第開始した｡すでに「はかるくん」の取扱「暮らしの中
の放射線」

目
使い易い
やや使いにくい
使いにくい
その他
判り易い
やや判りにくい
判りにくい
判り易い
やや判りにくい
判りにくい
判り易い
やや判りにくい判りにくい計て下さった測定者の方々に､改めて感謝したい｡中に｢いろいろな場
所ではかってみましょう｣

は 40 ﾍﾟｰｼﾞの測定記録ﾉｰﾄだけでは間に合わず､記録

そ の 他

0

0

0

0.0

この測定に
参加して

85
51
2
0

59
21
3
0

144
72
5
0

78.2
39.1
2.7
0.0

ﾉｰﾄを自らｺﾋﾟｰして追加された熱心な方もあり､ただただ敬服するばかりである｡またお孫さんと外出す

有意義であった

その他

るときは､必ず｢はかるくん｣持参という御年輩のﾓﾆﾀｰがおられ､お孫さんから｢おじいちゃん､はかるくん
持ったかい｣と催促されるという､ほほえましい話を

引き続き参加したい
興味が持てなかった(2)｢はかるくん｣の測定結果(一部)埼玉県

聞かせてもらったこともある｡
測定ﾃﾞｰﾀは厖大な数にのぼるので､詳しい統計はｺﾝﾋﾟｭｰﾀによって処理するよう､目下計画中である｡今回のｱﾝｹｰﾄの集計結果によると｢はかるくん｣を使用した大多数の方が､測定器や手引について十分理解されていることを知り安心した｡測定結果について
は､ごく一部のﾃﾞｰﾀだけを取出して､地域的特徴と建物の影響を調べてみたが､かなりはっきりと特徴が現れているように見える｡すなわち一部の県について調べた測定結果を無作為に統計してみると､屋外の値は科学技術庁等による自然放射線の県別分布とかなり似た傾向を示している｡またｺﾝｸﾘｰﾄ建物内の測定値は､一般に屋外のものより高い場合が多いこ

屋外平均:0.0344μSv/h(109 例)
屋内平均:0.0528μSv/h(25 例､ｺﾝｸﾘｰﾄ造)
福井県
屋外平均:0.0499μSv/h(61 例)
屋内平均:0.0687μSv/h(29 例､ｺﾝｸﾘｰﾄ造)
広島県
屋外平均:0.0606μSv/h(23 例)
屋内平均:0.0722μSv/h(14 例)ｺﾝｸﾘｰﾄ造)
秋田県
屋外平均:0.0349μSv/h(36 例)
屋内平均:0.0469μSv/h(19 例､ｺﾝｸﾘｰﾄ造)佐賀県
屋外平均:0.0397μSv/h(78 例)
屋内平均:0.0535μSv/h(11 例､ｺﾝｸﾘｰﾄ造)とがわかった｡(伊藤直次)

創立１０周年を迎えて
平成 2 年 10 月 1 日に､当協会は創立 10 周年を迎その間､科学技術庁､電力会社､原研からの委託業務えることができました｡そこで､協会の設立および発として試験研究､調査等においても成果を上げるこ展のために御指導､御支援を頂きました関係機関のとができました｡また､最近は国の PA 活動に協力す

皆様に感謝の意を表し､また協会の発展の状況を披るため､平成元年度より科学技術庁から簡易放射線露するために､記念行事として放計協 10 年史を刊行

測定器｢はかるくん｣の開発､貸出し､さらに同 2 年度

するとともに記念祝賀会を開催致しました｡

からは通産省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁より放射線､放射能の測記念祝賀会は 10 月 1 日に東海大学校友会館(霞ｹ関ﾋﾞﾙ 33 階)において､日頃御指導､御支援を頂いている
在京機関の方々を招待して行いました｡

定実演を受託し､放射線の正しい知識の普及のための活動も行っています｡
今後は､放射線計測の信頼性向上に努めることは

昼食事の小規模な会ではございましたが､科学技

もとより､計測技術を基盤とする分野で､技術の進展､術庁､通産省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁､日本原子力研究所ほか､社会のﾆｰｽﾞに応じて､幅広く業務を発展させたいと関係機関､電力､ﾒｰｶｰ等から約 120 名の御参加を頂き考えています｡

ました｡御祝辞を頂いた科学技術庁の村上原子力安
全局長､日本原子力研究所の伊原理事長はじめ､御多今後とも､御指導､御支援を賜りますようお願い致します｡

忙のところを御参加頂いた方々にあらためてお礼申し上げます｡
協会 10 年史は､当協会の伊藤顧問(前専務理事)を委員長とする編集委員会で編成され､協会設立の経緯､業務の内容と発展の状況､苦労話等のほか､御指導を頂いた方からのお言葉も掲載させて頂きました｡
御承知のように､当協会は原子力の安全確保に必要かつ不可欠な放射線計測の信頼性向上を通じて､原子力開発､放射線利用の推進に貢献することを目的とする公共機関として設立され､放射線測定器の点検･校正､放射線計測に関する調査研究､試料の放射能測定並びに放射線防護関連技術者等の研修の業
務を順次拡大し進めてきました｡

移動車両による放射線知識普及事業を受託
今回､通商産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁より標記事業を受託した(8 月 1 日付)｡
目的:電源立地予定地域の一般住民を対象に､放射線･放射能の測定実演及び放射線のやさしい説明を行って､放射線についての理解を深める｡
内容:食品中の放射能測定を中心に､自然放射線や空気中の放射能(塵挨)の測定実演と､自然界の放射線や放射線利用を解説する説明会を､現地においてｷﾒ
細かく開催する｡このため､食品ﾓﾆﾀ､ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ､OHP､説明用ﾊﾟﾈﾙ及びﾊﾟﾝﾌ類を準備し､これらを自動車に積載して､本年度は 3 地区程度(各数地点)を巡回する｡
本事業は今後数年間継続の予定であり､気軽な説明会を心がけて行きたい｡なお､食品は参加者持参のものを測定の予定である｡

平成元年度事業報告(概要)第 23 回理事会(平成 2 年 5 月 28 日)で承認
平成元年度は､放射線測定器の点検校正､標準照射､研修講座のご案内
平成 2 年度の研修講座の 10 月以降の開催予定は下記のとおりです｡講座内容の詳細､その他ご不明の点

特性試験等校正関連業務及び放管試料､環境試料､ﾊﾞなど､協会研修部までお問い合わせ下さい｡

ｲｵｱｯｾｲ試料等の放射能測定業務を前年度に引き続き･放射線管理入門講座

実施するとともに､新たに放射性ﾖｳ素捕集材の性能

第 12 回

平成 2 年 10.15(月)〜10.19(金)試験を実施した｡

第 13 回

平成 3 年 1.21(月)〜1.25(金)また､科学技術庁から｢放射線計測機器の規格化に･放射線管理･計測講座

関する対策研究｣を引き続き受託するとともに､新た

第 34 回

平成 2 年 11.5(月)〜11.9(金)に｢簡易放射線測定器の開発･貸出し｣の受託業務を

第 35 回

平成 3 年 3.11(月)〜3.15(金)･原子力教養講座実施した｡
一方､研修事業では､定期講座を予定どおり実施したほか､原子力施設立入者の講習､資格試験の受験講

第 14 回

平成 3 年 2.18(月)〜2.22(金)問い合わせ先 TEL0292-82-5546･FAX0292-83-2157

座､原子力防災講座等を随時実施した｡
このほか､｢放計協ﾆｭｰｽ｣の発行､放射線計測協議会

放射線管理研修用ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟについての開催等の活動を行った｡｢放射線作業の実際｣(VHS またはβ:27 分)

第 10 回放射線計測協議会

頒布費 36,000 円(消費税､送料込)

平成 2 年 6 月 19 日表記の協議会が織田暢夫委員長
他約 15 名の出席を得て開催された｡議事の概略を以★職員の退職(平成 2 年 3 月 31 日)

下に示す｡
1.業務概況報告

人事往来

吉田芳和(放計協)

塚

越

亮

一

総務部長

平成元年度は従来からの業務に加えて､(i)PA 活動

上

沢

輝

夫

事業部校正課長用の簡易放射線測定器の開発と貸出し､(ii)放射線計★職員の採用(平成 2 年 4 月 1 日)

測器の校正等に関する海外調査団の派遣などの新規

大

高

義

雄

総務部長

事業を実施した旨報告があった｡

望

月

民

三

事業部校正課長

2.放射線計測器の校正等の海外調査報告

小

池

満

事業部調査役･部長

編

集(1)調査概要について田村務幹事から､(2)調査成果と日本の現状について南賢太郎委員から､それぞれ報告があった(関連記事:放計協ﾆｭｰｽ 6､7 号)｡
これに関してﾖｰﾛｯﾊﾟ諸国で取入れられている計測･校正事業所に対する国の技術認承制度を日本でも検討する必要があろう｡また今回実施しなかった
米国の現状についても調査することが望ましいとの提案があった｡

後記

本号の刊行が当協会の創立 10 周年記念の月に当たることから､巻頭言を当協会主管官庁の科学技術庁原子力安全課長谷宏氏にお願いしました｡

放計協ニュース No.7 October.1990

10 周年記念行事も終了したので､これからは一層身発 行 日

平成 2 年 10 月 15 日を引き縮めて､放射線計測技術の向上はもとより､技術

発行編集（財）放射線計測協会の進展､社会のﾆｰｽﾞに応えるよう幅広く業務を進めるこ〒319-1106 茨城県東海村白方白根 2-4とにより､原子力開発と放射線利用の推進と安全確保に

TEL 029-282-5546 FAX 029-283-2157

貢献すべく役職員一同頑張って行くつもりです｡

ホームページ http://www.irm.or.jp(吉田芳和)