サンプリング装置紹介
・フィルタ各種・ハイボリュームエアサンプラー・ローボリュームエアサンプラー
・多段捕集式サンプラー(カスケードインパクタ―)各種・可搬型ミニボリュームエアサンプラー
・ナノ粒子用サンプラー各種・分級器各種・ガスサンプリング装置

エアロゾルサンプリング用 フィルタ各種表（サンプリング面）

PTFEフィルター：テフロー(Teflo)
膜材質：PTFE
サイズ：
円形のみ； Ø25*/37/41/47* mm（*ナンバリング付）
孔径（膜厚）： 2 (46) µm/ 3 (30.4) μm
サポートリング材質：PMP●膜自体が軽量で正確な質量分析が可能●ガス吸着が少なく、高精度のPM計測が可能●気体・有機溶媒のろ過に最適●PM2.5質量濃度測定や、水溶性イオン成分分析、無機元素分析などに利用可能

裏

石英繊維フィルター: 2500 QAT-UP
材質：純石英（バインダー不使用）
サイズ：
円形；Φ25/35/37/47/55/70/80/110/150 mm
角形；8’×10’
最高使用温度：1093℃
厚さ：432 μm●優れた粒子捕集効率●繊維フィルターのため低圧力損失●煙道中など高温でのサンプリングに最適●PM2.5中の炭素成分分析(熱分離・工学補正法)に 利用可能
●他、PM2.5水溶性イオン成分分析、原子吸光分析、蛍光X線分析など幅広い分野に利用可能

表（サンプリング面）

裏

フィルタ保管用ケース
フッ素樹脂バインダーガラス繊維フィルター:TX40HI20-WW
材質：
・ ほとんどの顕微鏡の試料台に適合
フッ素樹脂加工ホウケイ酸マイクロファイバー ・ 気密性保持用内側カバーリング＋ガラス繊維織布・ポリスチレン製
サイズ：
円形；Φ25/35/37/47/55/70/80/110/150 mm ・Φ47mmフィルタ専用
角形；8’×10’・ 便利な「スライドパック」ボックス最高使用温度：260℃
厚さ：178 μm●水溶性の残留物が除去済みで、化学分析用試料の採取が可能●過酷なサンプリングにも適合●作業環境測定の粉じん測定（フィルタ捕集法）に使用可能（T60A20の後継)●吸湿度が低く強度があるため、ディーゼル排ガス中の粉じんのサンプリングに使用可能

サイズ各種ご用意ございます。
その他フィルタについてもお気軽にご相談ください。

フィルタ自動交換機能付きシーケンシャルハイボリュームエアーサンプラー

Digitel社製 DHA-80+ シーケンシャル型ハイボリュームサンプラー+ 吸引流量：100～1000L/min+ フィルタセット可能枚数は15枚+ インレットはTSP/PM10/PM2.5/PM1から選択可能+ 筐体内に冷蔵庫が付いており、捕集後のフィルタを冷蔵可能

3

お客様の用途に応じ様々なオプションを用意
インレット
TSP

フィルタ＆PUF
PM10

PM2.5

オプションセンサー

PUFホルダPM1

冷蔵ユニットPUFも4連チェンジャー
搭載可能

温度計

風向風速計
(ウィンドセレクション対応)

捕集後フィルタを筐体内で冷蔵保存・復電後自動復旧
・イーサネットでの遠隔監視・大流量でも非常に静かな運転音

粉体多段分級捕集

大気粉塵多段分級採取装置
型式：KOVI-2C-1200Z● 0.2～2.5μm、2.5μm以上の微粒子を粉末状で捕集(2系統)● 1系統型(0.2～2.5μmのみ)もあり● 捕集後のサンプルはガラス瓶内に収集● 様々な粉体試料の収集に利用可能● 吸引流量：1200 L/min※本装置は 慶應義塾大学理工学部 奥田准教授との共同開発製品です。
5PM2.5 標準測定法 / 成分分析用捕集に用いられるサンプラー
ローボリュームサンプラー 2000i

・PM2.5、PM10、PM-CoarseサンプラーとしてUSEPAによる認証(RFPS-0498-118、RFPS-1298-127、RPFS-0509-176）
・環境省が定める以下PM2.5測定マニュアルに準拠-常時監視マニュアル フィルター捕集-質量法（標準測定法）-成分測定用微小粒子状物質捕集法
・JIS Z 8851 「大気中のPM2.5測定用サンプラ」準拠
・PM2.5分粒器は、WINS(インパクタ)、VSCC(サイクロン)より選択可
・日本での納入実績は、100台以上。（平成31年3月時点）

シーケンシャルサンプラー 2025i（自動フィルタ交換機能付）

・PM2.5、PM10、PM-CoarseサンプラーとしてUSEPAによる認証（RFPS-0498-118、RFPS-1298-127、RPFS-0509-176）
・環境省が定める以下PM2.5測定マニュアルに準拠-常時監視マニュアル フィルター捕集-質量法（標準測定法）-成分測定用微小粒子状物質捕集法
・JIS Z 8851大気中のPM2.5測定用サンプラ
・PM2.5分粒器は、WINS(インパクタ)、VSCC(サイクロン)より選択可
・フィルタを16枚セットでき、交換を自動で行うためフィルタ交換の手間を省くことが可能。
・日本での納入実績は、200台以上。（平成31年3月時点）
6PM2.5成分分析用サンプラーとしても使用可能な可搬型エアサンプラー
N-FRMサンプラー• 16.7 L /min（実流量）でのサンプリングが可能なポータブルサンプラー• 光散乱式PM2.5 / PM10リアルタイムセンサーオプションがあります⚫PM2.5 / PM10 / TSPサンプリングに対応⚫環境省が定めるPM2.5 成分測定用微小粒子状物質捕集法に準拠可能※分級器を標準SCCからオプションVSCCに変更⚫パラメーターのデータロギング機能(5分毎)⚫コンパクトサイズ・バッテリー駆動により、機動性の高いサンプリングを実現⚫オプションの気象センサーによる風向別サンプリング機能⚫気象計/PMリアルタイムセンサーのみの動作モード⚫USBフラッシュドライブでの簡単なデータ取得⚫分級器には、グリースやオイル不要⚫充電式バッテリーは1時間でフル充電完了⚫標準のFRM φ47mmフィルターカセット
7

多段捕集式サンプラー(カスケードインパクタ―)

MOUDIⅡ

Mini-MOUDIHigh Flow Impactor

HT DLPI+

DLPI+

LP-20
AN-200MAIS

詳細は次項へ↓8主なカスケードインパクタ―の比較表
製品(カッコ内は型式)
メーカー

MOUDI ⅡTM
(120R, 122R, 125R)

MSP
衝突板の回転により、再飛散を抑特徴
制、均一な捕集面
0.01～18μm
粒径範囲

120R: 10
インパクタ―
122R: 13
ステージ数
125R: 13High Flow Impactor(128-131)

Mini-MOUDITM
(135)

MSP

MSP

高流量

携帯型

0.25～10μm
128: 3
129: 4130: 5
131A: 6131B: 6

DLPI+

AN-200
東京ダイレック

0.18～10μm

Dekati
180℃対応モデルあり
0.016～10μm

6, 8,又は10148

標準型
0.43～11μm

LP-20

MAIS

東京ダイレック 東京ダイレック
安価でナノ粒径 微量分析にの捕集が可能
最適
0.06～12μm 0.03 ～ 8.6µm

1210

120R: 0.056, 0.10, 0.18, 0.32, 0.56,
128: 0.25, 1.0, 10
1.0, 1.8, 3.2, 5.6, 10 μm, +18 μm イ
6ステージ：0.56, 1.0, 1.8, 3.2, 5.6,
ンレット
129: 0.25, 1.0, 2.5, 1010μm
122R: 0.010, 0.018, 0.032, 0.056,0.03, 0.06,
130: 0.25, 0.44, 0.77,
0.016, 0.03, 0.06,0.06, 0.13, 0.22,0.10, 0.18, 0.32, 0.56, 1.0, 1.8,
8ステージ：
0.43, 0.65, 1.1,0.095, 0.15,
1.4, 2.5
0.108, 0.17, 0.26, 0.4,0.33, 0.52, 0.76,
ステージカッ
3.2, 5.6, 10 μm、0.18, 0.32, 0.56, 1.0,2.1, 3.3, 4.7, 7.0,0.24, 0.49, 0.88,0.64, 1.0, 1.6,2.5, 4.4,
1.25, 2.5, 3.9,
ト径
+18 μm インレット
1.8, 3.2, 5.6, 10μm
11 μm
2.3, 4.1,
131A: 0.25, 0.44,6.8, 10 μm
5.7, 8.5, 12 μm
8.8 μm
0.77, 1.4, 2.5, 10
125R: 0.01, 0.018, 0.032, 0.056,
10ステージ：0.056,
0.10, 0.18, 0.32, 0.56, 1.0, 1.8, 3.2,0.10, 0.18, 0.32, 0.56,
131B: 0.25, 0.44, 1.0,5.6, 10 μm
1.0, 1.8, 3.2, 5.6, 10μm
1.4, 2.5, 10+18μmインレット
捕集板径
流量

47mm
120R: 30 L/min
122R: 30 L/min
125R: 10 L/min

75mm( final filter 90 mm)

37mm

25mm

80mm

80mm

25mm

100 L/min

2 L/min

10 L/min28.3 L/min

20 L/min

9 L/min9ナノ粒子用サンプラー各種スポットサンプラー

ナノ粒子サンプラー
本資料P8の以下製品
もナノ粒子に対応
・MOUDIⅡ・DLPI+
・LP-20・MAIS●粒子の跳ね返りなく、高い捕集効率
5nm～2.5μmのドライ捕集 >95%
5nm～10μmの液中捕集 >90%

●粒径範囲：2～100nm●新しい3段式の凝縮成長技術に気流の加熱を最小限にすることで、揮発性成分の損失を最小化し、熱分解を低減させ、微生物の生存能力を維持。

●流量／電圧の調整可能●単分散粒子を捕集●高い捕集効率（2～100nm）●ポンプ／流量計の内蔵●1分～24時間で連続サンプリングが可能。
●濃縮サンプルの少量抽出により、分析感度を向上

10バイオエアロゾル用サンプラー

バイオエアロゾルサンプラー
Series 300 BioSpotVIVAS™Sampler

・浮遊ウイルスなどの微小なバイオエアロゾル（5 nm~10μm）を最大90%捕集可能
・サンプルを液体に濃縮捕集させて生存率を維持
・ゲノム解析のためのDNA/RNAの即時保存
11

分級器各種ハイボリューム用PM2.5分級器・PM2.5分級装置(520L/min or 740L/min)
・衝突板はオイル不要のゲルシートを適用可能
・柴田科学社製ハイボリュームエア―サンプラー(屋外型)に取り付け可能
本製品には、（国研）産業技術総合研究所の研究成果が活用されています（特願2015-156393号）。

ハイボリューム用
多段式分級器(カスケード型)

・分級範囲：1.1 , 2.0 , 3.3 , 7.0μm (4段+バックアップ)
・吸引流量：566 L/min
・柴田科学社製ハイボリュームエア―サンプラー(屋外型)に取り付け可能

ローボリューム用
分級器各種
インパクタ
流量1～30L/min、粒径0.5～10μmで各種取扱い(自社、TSI社、Thermo社、Dekati社)
オーダーメイドも可能
サイクロン
・VSCC
・SCC
・その他各種流量、粒径に対応(URG社、MesaLabs(BGI)社、Thermo社、Dekati社)
12ガスサンプリング用機材

ガス捕集用マルチチャンネルデニューダー

ＳＶＯＣガス捕集用8チャンネルグラスデニューダー• URG-2000-30x100-3CSS 3 Channel, 100mm Length• URG-2000-30x150-3CSS 3 Channel, 150mm Length• URG-2000-30x242-3CSS 3 Channel, 242mm Length• URG-2000-30x242-4CSS 4 Channel, 242mm Length• URG-2000-30x500-4CSS 4 Channel, 500mm Length• URG-2000-30CF 8 Channel, 285mm Length• URG-2000-30B8 8 Channel, 600mm Length*Custom Lengths Also Available

Reactive Gas Mercury (RGM)捕集用石英デニューダー

オゾン捕集用グラスデニューダーコイル

URG-2000-30CB-C
URG-2000-30CD

13エアロゾルのサンプリング装置は
東京ダイレックにご相談ください
東京ダイレック株式会社 営業部
TEL：03-5367-0891 FAX：03-5367-0892
Mail ： info@tokyo-dylec.co.jp

14