HLD6000 CO2™

Détecteur de fuites

RÉDUISEZ CONSIDÉRABLEMENT LES FAUSSES ALARMES ET DIMINUEZ LE TEMPS DE RÉPONSE
Le détecteur de fuites INFICON HLD6000 CO2 a été conçu
pour détecter les fuites de CO2 dans les environnements
industriels de manière rapide, fiable et précise, avec un minimum de fausses alarmes.
Pour une détection précise des fuites, une compensation
ambiante adéquate reste indispensable. L'air normal comprend approximativement 300 à 400 ppm de CO2. Les niveauxde concentration de fond en CO2 peuvent augmenter jusqu'à
20 000 ppm lorsqu'un individu situé à proximité respire normalement. Cela crée une concentration ambiante variable dans ladétection des fuites.

CARACTÉRISTIQUES D'UN COUP D'ŒIL
■

■

■
■

■

INFICON utilise une technologie DUAL-Inlet (double entrée)unique, associée à une cellule de détection de l'absorption
infrarouge longue durée. Seule cette technologie DUAL-Inletcompare les concentrations ambiantes variables et réduit lesfausses alarmes à un minimum. Pour plus d'informations,consultez la brochure HLD6000.
Le détecteur de fuites HLD6000 CO2 s'intègre facilement dansles réseaux locaux par le biais de différentes interfaces.
Pour augmenter le temps de disponibilité pour l'utilisateur, ledétecteur de fuites HLD6000 CO2 inclut un capteur infrarougerésistant à l'usure. Ce détecteur permet à l'utilisateur de bénéficier de coûts d'entretien et de maintenance bas.

■

 a technologie brevetée DUAL-Inlet réduit les faussesLalarmes à un minimum
 ne meilleure sensibilité grâce au capteur infrarougeUoptimisé
Excellent temps de réponse : moins d'une seconde oignée du renifleur de conception fine et ergonomiquePavec voyants DEL et de statut
 lavier tactile intuitif affichant le graphique desC
tendances du taux de fuiteInterface USB de stockage des données de mesure etd'accès aux mises à jour logicielles■Détection des fuites jusqu'à 1 g/an (0,03 once/an).

■Fonctionnement possible dans huit langues■■

 e module d'entrée / sortie en option et les modules
Lde bus standard opérationnel en option facilitentl'intégration avec les réseaux locaux
 ests de fuites externes optimisés pour le calibrage duTCO2APPLICATIONS DE DÉTECTION DES FUITESDE CO2 :La poignée du renifleur HLD6000 CO2 est ergonomique pourune manipulation et une utilisation faciles.

■

Climatisation automobile■

Distributeurs automatiques■Pompes à chaleur■

Extincteurs à main■Armoires réfrigérées

■Refroidisseurs à absorption

DONNÉES TECHNIQUESFrigorigènes détectables:avec poignée pour détection d‘un seul gaz
avec poignée Smart universelle

R600a / R290, R744 (CO2)Frigorigènes à base d‘halogène

Taux de fuite minimum détectable:
avec poignée pour détection d‘un seul gaz
avec poignée Smart universelle

1,0 g/a (0,03 oz/a)
0,5 g/a (0,014 oz/a)

Temps de réponse< 1s

Unités de taux de fuite

g/a, mbar, l/s, oz/a, lb/a, Pa m3/s

Durée de préchauffage< 30 sEntrées/sorties numériques

10 entrées, 8 sorties (pour une utilisation avec le module I/O1000)

Interface série

RS232 (pour une utilisation avec le module I/O1000) ou systèmesField bus (pour une utilisation avec le module Profibus,
Module PROFINET IO etc.)

Dimensions (diamètre; hauteur)

260 mm (10,25 po) ; 365 mm (14,4 po)

Poids

4,5 kg (10 lb)

Température de fonctionnement permissible

5 - 50 °C (40 – 120 °F)

Débit de gaz

320 sccm

Garantie

3 ans

INFORMATIONS POUR LA COMMNA NDE
Unités de base:Produit

Réf.catalogue

Produit

Réf.catalogue

HLD6000 avec poignée R744 (CO2) etadaptateur pour étalonnage R744(CO2)*

510-025

HLD6000 avec poignée R600a / R290*

510-028511-021511-024511-022

HLD6000 avec poignée Smart et fuitede test COOL-Check

510-027

Embout renifleur (100 mm / 3.9 po)
Embout renifleur (400 mm / 15 po)
Embout renifleur (400 mm / 15 po)courbé en demi-cercle

Les unités de base contiennent une
conduite de renifleur (4,8 m / 15.5 pi) et
un embout renifleur standard(100 mm / 3.9 po).
Poignées pour échange avec conduite
de renifleur (4,8 m / 15.5 pi)Poignée R744 (CO2)
Poignée Smart
Poignée R600a / R290

511-045511-047
511-048

Options, accessoires
Module I/O1000(module d‘entrées/sorties)

560-310

Module Profibus
Module PROFINET IO
Module Device Net
Module Ethernet/IP
Systèmes Fieldbus supplémentaires surdemande560-315560-316560-317560-318

Câble de données (HLD6000-I/O1000)
Longueur de câble de 2 m
Longueur de câble de 5 m
Longueur de câble de 10 m

560-332560-335
560-340

Extension:
400 mm / 15.7 po
500mm / 19.7 po, 45°

511-020511-029

Embout de protection contre l‘eau

511-025

Rallonge de câble de poignée,
4,8 m /15.5pi

511-040

Adaptateur pour étalonnage R744 (CO2)
Inclus dans l‘unité de base HLD6000
avec poignée R744 (CO2)511-042

Fuite de test externe R134a, (2-5 g/a)
Fuite de test externe R600a, (2-5 g/a)
Fuite de test externe R290, (7-8 g/a)
Fuite de test externe R744(CO2), (2-3.5 g/a)
Fuite de test externe R1234yf, (2-5 g/a)
Fuite de test externe R32, (2-8 g/a)

122 20122 21
122 31
122 32
122 35122 36SConsommables:
Support de filtre pour embout renifleur (20)
Cartouches de filtre (20)COOL-Check de rechange(uniquement pour HLD6000 avec
poignée SMART)*sans Cool Checkwww.inficon.com

reachus@inficon.com

Au vu de notre programme continu d'amélioration de nos produits, les spécifications sont sujettes à modifications sanspréavis.
kica43fr1-03 (1607)©2016 INFICON

511-027511-018511-010