③整理_RunLog_2203Xe_220327.xlsx1_RunLog

2203Xe10.75

136Xe20+ 10.75MeV/u 18.25MHz(RRC+RILAC2) 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView

条件全て書くこと
AttFnamestartstop

HeaderEnder / LogNote
Elapsepg.
LogNote: E5exp(9)_

実験前

コメント

100 10 5

32TrigDet.Setup
Wob AuF Kap IC1 PL1 PL2 IC2 Air1 Air2 PL2,IC2,SSD

SSD= Ar-gain : 2203Ar,Xe で共通
実験中：Beam調整時
22/03/13
CapR02同席で調整

PL:2110Arのママ

ZnSスポット調整
1 21:20:00
234567

Gaf焼き(1)

Cam@Z～200 良レンズ に変更：低強度で調整可にした

p.80

Cap01_Qmag furu
Cap02_Zslide150
Cap03_Zslide0-85
Cap04_Au2um_Z0-85-50-0
Cap05_Au2-1.4-0.7um
Cap06_WobR15,20,25,30,35
Cap07_Au2.0-R20
Gaf:: HD-V2 □85x85mm @ Ysld

mpg
mpg
mpg
mpg
mpg
mpg
mpg

2 2 0 0 1
2 1 1 0 0××25u ×××

25

1 2 1 0 1

p.81

無し：Att vs IC2@Air2Gaf

オシロstudy

1 22:40:00
23456
23:30:00

22/03/14

R02帰った見送り、小休憩

回路調整
22/03/14

IC2@Xclmt

Au2.02um R=0
Au1.4um R=0
Au2.02um R=35
Au1.4um R=20Au1.4um R=25
Au1.4um R=30
PL1=500uΦ35新品交換した PL2=100u#1(2203Krで使用)

0:00:00
0:30:00

p.81

60sec
60sec
60sec 薄すぎた！
50sec 薄すぎた！
50sec 薄すぎた！
50sec 薄すぎた！

2 1 0 0 1 ZnS：Spot調整と同じ強度でGafが可能となった
2 0 1 0 0PL2, PL1 1 0 08k, 3k 2 2 1600k, 250k 1 2 1
1.8M, 600k 1 2 0
2.7M, 1M 1 2 0
3.5M, 1.7M 1 1 1
3.5M, 2.5M 1 1 0
PL1 Thr1=291mV, Thr2=520, PL2 Thr=203mV

00000000 = 1pnA 許可最大0010010:30:00

PL HV（１：利用「前」）plhv01-1234
5

0:56:25
1:01:12
1:04:12
1:11:49
1:16:18

0:57:02 plhv01-01 PL1_500anu 700V PL2_100#1 1100V
1:02:05 plhv01-02 PL1,2=800,1200V
1:05:08 plhv01-03 PL1,2=900,1300V
1:12:44 plhv01-04 PL1,2=1000,1400V
1:16:54 plhv01-05 PL1,2=1100,1500
p.81
回路調整（2）

Trig= PL1 or PL2
0:00:37
PL2=2k, PL1=3k 2 2 1 0 2 PorS(0) R30 1.4uだった
PL1(500uΦ35)
0:00:53 Vis SCL で PL1:PL2=1:2.8～2.9間違え
PL2(25u:Xe用)
0:00:56でもR30なのでほぼOK
0:00:55
0:00:36
PL1 Thr1=307mV, Thr2=520->2245mV(1000V->800V PH 1/2で再調整)にした。

scnAtt： PL1Φ35 vs PL2
scnAtt01gomi_202203140142
1:42:00 1:53:00
scnAtt011 1:42:57 0.07186～
12 1:53:06 0.08588

PL1=1100V, PL2=1400V IC2 @ Air2(X=0 Center)p.82
0:11:00 ゴミ：前回と同じく0:00:32 PL1～PL2になっていた。

回路調整（3）
2:00:00
scnAtt02_202203140305
3:05:00
scnAtt021 3:06:21
2 3:07:22
3 3:08:18
4 3:08:52
5 3:09:44
6 3:10:36
7 3:11:28
8 3:12:28
9 3:13:22
10 3:14:20
11 3:15:30

p.83

2:55:00

R30 1.4uだった〇〇

PL2@Air2

R30 1.4uだった〇〇

PL2@Air2

R30 2uに戻した〇☓〇IC2大Zsld〇☓〇SSD Zsld

PL1 の CamSCLに PL1 orPL2Trig が入っていた。-->回路組み直し
0:55:00

scnAtt本番
3:15:00
3:06:53
3:07:53
3:08:49
3:09:21
3:10:15
3:11:07
3:12:01
3:13:01
3:13:55
3:14:52
3:15:59

1 1 1 0 2 ～2 1 1 0 3

p.82
0:10:00 PL1 vs PL2 正しくなった！
scanAtt001 Mul 40000
scanAtt002 Mul 80000
scanAtt003 Mul 800000
scanAtt004 Mul 100000
scanAtt005 Mul 200000
scanAtt006 Mul 400000
scanAtt007 Mul 800000
scanAtt008 Mul 1000000
scanAtt009 Mul 2000000
scanAtt010 Mul 4000000
scanAtt011 Mul 8000000

1 1 1 0 2 ～2 1 1 0 3

scnZic： ExpRmm サーチ、Au膜厚さ測定
scnZic01_202203140346
3:46:00
scnZic02_202203140353
3:53:00
scnZic03_202203140403
4:03:00
scnZic04_202203140414
4:14:00
scnZic05_202203140431
4:31:00
scnZic06_202203140449
4:49:00

10mmStep ラフ x 30sec
3:52:00 Au 2.02 R=30 ラフ
10mmStep ラフ x 30sec
4:00:00 Au 1.44 R=30 ラフ
10mmStep ラフ x 30sec
4:09:00 Au 0.72 R=30 ラフ
0~40:Step5 ~80:Step2mm x 30sec
4:30:00 Au 2.02 R=30 本番
0~40:Step5 ~80:Step2mm x 30sec
4:48:00 Au 1.44 R=30 本番
0~40:Step5 ~80:Step2mm x 30sec
5:07:00 Au 0.72 R=30 本番

scnZｓｓｄ： Espc PL1Φ35有り
scnZssd011
2345678910111213
1322/03/1422/03/14

p.83

IC2大(Zsld=0) @ Kap=25+113mm
0:06:00 PL1=300K, IC2=1.6-7A
0:07:00

R30 0.72u
0:06:00
p.84

1 2 0 0 2E(Xe) = 10.84 MeV/u

R30 2u0:16:00
R30 1.44u
0:17:00
R30 0.72u
0:18:00
p.84

Ar-gain で測定
5:33:59 5:34:59 scanZ001 0.0 mm
5:35:21 5:36:23 scanZ002 5.0 mm
5:36:31 5:37:31 scanZ003 10.0 mm
5:37:39 5:38:39 scanZ004 15.0 mm
5:40:27 5:41:27 scanZ005 20.0 mm
5:41:31 5:42:31 scanZ006 25.0 mm
5:42:51 5:43:53 scanZ007 30.0 mm
5:43:57 5:44:58 scanZ008 35.0 mm
5:45:03 5:46:05 scanZ009 40.0 mm
5:46:09 5:47:09 scanZ010 45.0 mm
5:47:15 5:48:17 scanZ011 50.0 mm
5:48:21 5:49:21 scanZ012 55.0 mm
5:49:27 5:50:27 scanZ013 60.0 mm
5:50:34 17:26:40 scanZ014 65.0 mm
5:55
ビーム調整終了
p.84
6:00
SRC減磁(加速器MTの都合で)8:00（R02）準備スタート
p.85
10:30
(R02)利用スタート
p.41
16:10
利用終了、MT終了、R02片付け
18:00
E5->E3コース切替え(加速器MTの都合で)8:30:00

1 2 1 0 0
R30 1.44u

PL1=3k, Sor=1.5kcps
0:01:00
0:01:02
0:01:00
0:01:00
0:01:00
0:01:00
0:01:02
0:01:01
0:01:02
0:01:00 オシロではZ=60マデ見えていたが0:01:02 SCRノイズ以下なので、Thr以下で0:01:00 Trigが掛かっていない
0:01:00
11:36:06
R02準備に時間がかかった
加速器ロスタイム＝0min

加速器E測定： タマキ、小山
22/03/14以上。

13p.91

1 / 1 ページ

2 2 0 0 2

R30 2u