PC0-0766

防爆・堅牢構造で5成分同時検知可能！

仕 様検知原理

検知範
囲（ サ ービ スレンジ ）
1デジ

熱伝導式

隔膜ガルバニ電池式

0〜100％LEL（−）

0〜100vol％（−）

0〜25.0vol％（〜40.0vol％）

1％LEL

1vol％

0.1vol％0.5ppm

L警報 18.0vol％
H警報 25.0vol％
OVER 40.0vol％1st5.0ppm
2nd30.0ppm
TWA10.0ppm
STEL 15.0ppm
OVER 100.0ppm

1st10％LEL
2nd50％LEL
OVER 100％LEL−

警 報 の 種 類

ガス警報：2段警報、TWA、STEL、OVER警報
故障警報：システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下

警 報 の 表 示

ガス警報時：ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度表示点滅
故障警報時：ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示

警報ブザー音圧95dB（A）以上（30cmにて）検ポンプ吸引式知方式

定電位電解式
0〜30.0ppm（〜100.0ppm）

LCDデジタル（7セグメント＋記号＋バーメーター）

電リチウムイオン電池ユニット（標準）又は（オプション）
乾電池ユニット※2〈単3形アルカリ乾電池×3本〉

1ppm

連 続 使 用 時 間

リチウムイオン電池ユニット ： 約12時間（満充電後、25℃、無警報、無照明時）
乾電池ユニット： 約 6時間（25℃、無警報、無照明時）

保級

IP67相当性

本質安全防爆構造（防爆等級：Ex ia ⅡC T4 X）

証

・TIIS防爆検定合格品 ・ATEX防爆検定合格品 ・IECEx合格品 ・JG型式承認合格品
・MED適合品 ・CE Marking適合品 ・JIS T8201：2010適合

護

防各等
爆種

認0〜150ppm（〜500ppm）
1st
2ndTWA
STEL
OVER

25ppm
50ppm
25ppm
200ppm500ppm

外形寸法／質量約154（W）
×81（H）×127（D）mm（突起部は除く）／約1.1kg（リチウムイオン電池ユニット使用時）、約1.0kg（乾電池ユニット使用時）

使用温湿度範囲−20〜+50℃、95％RH以下（結露無きこと）

機・LCDバックライト ・データロガ ・ピーク値表示※1※2

能MODEL GX-8000

可燃性%LEL

可燃性vol%・ログデータ表示

O2

H2S

CO

TIIS（（公社）産業安全技術協会）防爆検定合格品
ATEX（欧州防爆機器指令）防爆検定合格品
IECEx（IEC防爆電気機器規格適合試験）合格品
JG（国土交通省）型式承認合格品
MED（舶用機器指令）適合品
CE Marking適合品
JIS T8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計適合

吸引流量：0.75L/min以上（オープン流量）

ガ ス 濃 度 表 示
源

一酸化炭素
CO

硫化水素
H2S

ニューセラミック式ッ ト

警 報 設 定 値

酸素O2

可燃性ガスHC or CH4 or H2 or C2H2

検 知 対 象 ガ ス※1・ポンプ停止

2成分タイプから5成分タイプまでお選びいただけます。タイプごとの検知対象ガスは下記「タイプ一覧」をご参照下さい。
防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用下さい。

タイプ一覧
可燃性ガス
（HC/CH4/H2/C2H2）
％LEL

VOL％

5成分タイプTYPE A●（HC/CH4）

4成分タイプTYPE B●（HC/CH4）−

TYPE C●（HC/CH4/C2H2）−

TYPE D●（HC/CH4）−

TYPE E●（HC/CH4/H2）

TYPE F●（HC/CH4/C2H2）

TYPE G●（H2）

3成分タイプ

2成分タイプ酸素（O2）

硫化水素（H2S）

各種現場作業での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に！

一酸化炭素（CO）

船舶−−−−−−−−−

http: //www.rikenkeiki.co.jp/※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札岩仙
水埼
千神 奈
浜名 古幌 ☎（011）757−7 5 0 5 ㈹手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）306−9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476−7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹電設−石油精製
石油化学

特長

四 日
金大
神
水四広福熊大土木・トンネル

市 ☎（059）333−7 2 2 1 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37−3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹

上下水道・マンホール

警察・消防

●

小型・軽量、楽々持ち運び●

水素防爆対応：Ex ia ⅡC T4 X、過酷環境下でも安心な保護等級IP67相当●

大流量ポンプによる強力吸引●

バックライト付の見易い大画面●

見易い高輝度ランプ、聞き取りやすい大音量ブザー● デジタル数字、アナログバーメーター同時濃度表示●

PC0-0766-190830 S

電力・ガス

専用腰ベルト（オプション）使用で装着性と作業時の安定性大幅UP

安全・安心・確実な作業のための機能が満載！
ブザー放音口警報ランプ

本体動作マーク〈実物大〉

付属品
ポンプ駆動マーク

充電用 ACアダプター

肩掛けベルト

ガス採集チューブ
（1ｍスパイラル）

ガス採集棒
リチウムイオン電池ユニット

・高輝度LED/3方向ランプ搭載により抜群の警報視認性
・95dB以上の大音量ブザー

オプション（別売品）ラインナップ

・約70×40（mm）の大画面表示
・デジタル/アナログバーメーター同時表示で、より確実な濃度確認● バッテリー・本体動作、ポンプ駆動状態も画面で確認可能
充電用ACアダプター

リチウムイオン電池ユニット

本

乾電池ユニット

単3形アルカリ乾電池×3本● チューブ/フィルター/バルブ体

リチウムイオン電池ユニット
乾電池ユニットフィルター管と中継チューブ（オプション）

・充電池はリチウムイオン電池を採用
乾電池ユニット（オプション）への交換可能（お客様自身の手で交換頂けます）● ベルト/ケース

浮子付サンプリング
チューブ
（8m）

錘付サンプリング
※チューブ
（30m）

ウォータートラップデマンドフローバルブ

・0.75L/min以上の大流量ポンプ採用
・最大30mまでの延長チューブ使用可
ワンタッチカプラで着脱も簡単
腰ベルトと腰ベルト固定具

キャリングケース

アルミトランクケース

船用予備品箱● その他

希釈器

採集棒ホルダーフィルター管固定ベルト

交換用フィルター

腰ベルト

〈実物大〉
・作業中厚手のグローブをしたままでも押しやすい大型のボタン・腰ベルト（オプション）の採用により抜群の装着性を実現

保護フィルム

ガス袋セット

スパンガス缶データロガ用マネジメントプログラム※ 錘付サンプリングチューブはフィルター管とセットでご使用下さい。