Plasticシンチ： 部品図

検出器：PLシンチ交換式
Ref) 211019_mail120→12570

シンチ交換式・ライトガイド

有効： □ 64 x 64

φ297080

製作図： ㈱ ジーテック
http://www.ggg-tech.co.jp/

シンチ固定枠t 5mm 落込みt3

ライトガイド遮光Box
外□70x70内□64x64
厚 t 1.5

ライトガイド遮光Box

シンチ交換式・ライトガイド

製作図： あ吉田工務店

PMT首元遮光遮光膜：Al-Mylar
Mylar t 2.54 μm
Al 蒸着 ～ 0.1 μm 両面を、両面２層重ね∴ Mylar = 10.16 μm+ Al = 0.4 µm

PMTHamamatsu
H7415

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

1Plasticシンチ： 組立て(概要)シンチ板

検出器：PLシンチ交換式Ref) 201220Ph_PL組立①②固定枠Optical グリースを塗る
ライトガイド③④

アニュラー型シンチ を はめた場合

Rev.230428

遮光Box を はめる

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

2検出器：PLシンチ交換式

Plasticシンチ： 黄色くなる例

2018.07 PL 500um 交換の時Arでずっと照射していたモノ。
真中の黄色が濃い点は、間違ってFocusビームを照射した跡らしい。

横から見ると、黄色(茶色)がはっきり見える。

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

3

Plasticシンチ： 組立て：遮光Box編(1)

検出器：PLシンチ交換式
Ref) 2201Kr / 220105_PLシンチ組立

曲げ加工用工具（板）レーザーカットして貰った薄板を、自分で曲げ加工する。
曲げ加工用工具（板）とトンカチを使ってガンガンと折り曲げる。折り曲げの順番をよく考える事！

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

4検出器：PLシンチ交換式

Plasticシンチ： 組立て：遮光Box編(2)
①③②

光漏れ注意

ver5 2301(長)

(短)

(短)

(長)
切込みを入れ綺麗に折曲げる

角２辺を黒アルミテープで接着遮光膜をプラケース蓋上に伸ばす

Box貼合わせ前に、アルコールで良く拭く。

【用意B】 Al-Mylar膜 t 2.54 um□75x75 x ４枚【用意A】 黒アルミテープ(t100um)
W20 x L200 x １枚
接着後、シンチとのハマリ具合を確認。
特に、Fish Tail 部； 曲げが適切である事！
膜を張ってからでは修正困難の為。

Boxに両面テープを貼る【用意C】 両面テープ
W5 x L70 (長) x ８枚
W5 x L64 (短) x ８枚

Al-Mylar膜(予備)入れプラケースの蓋に描いてある、Box寸法図に合わせて、膜を置く。
膜の上に紙を載せて、しわを綺麗に伸ばす。静電気除去：息を十分吹きかける。

④Boxの両面テープをはがし、プラケースの外枠線に合わせて、Boxを置き、押さえつけて接着する。
静電気に注意Al-Mylar膜のしわが残らない様に！

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

5検出器：PLシンチ交換式

Plasticシンチ： 組立て：遮光Box編(3)ver5 2301⑥⑤【用意D】 黒アルミテープ(t100um)
W10 x L80 x ８枚【用意E】 銀色アルミテープ(t50um)
Ea: W25 x L(85x3辺=255) x １枚
Eb: W15 x L200 x １枚【用意F】 黒アルミテープ
W10 x L200 x １枚

四隅は重ねて貼る

黒テープ片辺は、□64x64穴
黒テープ片辺を、Box穴□64x64にに合わせる事合わせる必要があるので、ここでは４辺を別々に処理する。

Al-Mylar膜 ２枚目(重ね貼り) の準備。
Box両面の２枚重ね完了後、１枚目の上に、再び 【用意C】両面テープ を貼る。 黒アルミテープ【用意D】で、４隅を遮光する。
両面テープは白いので、光が透過するため。
②～⑤を繰り返す。
Boxの両面・四隅に、黒テープを張る

Ea

Eb⑦Ea

更に、
【用意Ea】 銀アルミテープで、Box両面の３辺を遮光する。
特に、角２か所は、テープに切込みを入れて丁寧に重貼りすること。
【用意Eb】 で、Box首元の表裏面１周を巻く。

Ea
切込みを入れ綺麗に折曲げる

Rev.230428

完成図

⑧F

Boxの両面に、膜を２層貼る。

※ 接着力が強くて丈夫な、「黒」と「銀」アルミテープを重ね貼りする理由は、アルミテープの糊面(透明)から光漏れするのを防ぐため。黒の面幅を広めにとり、反射を防ぐ。

Eb で 表裏１周巻く

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

最後に、【用意F】 黒アルミテープで、Box首元だけ、重ね粘りする。
PMT首元遮光カバーと重なる部分の遮光の為。
6Plasticシンチ： 組立て：首元遮光カバー編(1)Fish Tail ライトガイド(LG)に接するカバー内側（１層目）は、反射面にする①a①d

ver5 2301【用意A】 銀アルミテープ(t50um)
W15 x L200 x １枚【用意B】 アルミシート（ユニホビーt100um)
W30 x L130 x １枚Ca

【用意C】 銀アルミテープ
Ca: W20 x L115 x ４枚
Cb: W10 x L 115 ｘ ２枚

ズレ止め

Al-Mylar膜 を貼る前の Box枠を、LGに取付け、奥までしっかり入れてから、首元を、ペンキ用養生テープ(薄青)で固定。

検出器：PLシンチ交換式①e①b【A】 裏紙を剥がし、養生テープでズレ止めしてから、【Ca】 を裏返しで、重ねしろをつけて、貼ってゆく。
Fish Tail の斜面角で、裏側に綺麗に折り返す。
表面と裏面を交互に貼ってゆく。
Fish Tail 部：全体も、養生テープで固定。Boxが抜けない様に。
また、後で、首元カバーを抜き取り易いように。

B①c【Ca】 片側２回重ねで、首元にたどり着く。
【B】 裏紙を剥がし、最後は細めの【Cb】で、首元を巻く。

CbBA【A】 と 【B】 を裏返し(Al反射面を内側)で巻く。
後で抜き取るので、あまりきつ過ぎない程度で。
特に【B】は、PMT筒径で巻いてから、Fish Tail首元へずらす。
Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

貼り終えたら、全体を指で押さえてスキマをなくす。
LGとPMTのつなぎ部は、押さえすぎない様に。ここが細くなると後で抜けなくなる。
必要に応じて銀アルミテープでメバリする。

7

Plasticシンチ： 組立て：首元遮光カバー編(2)

カバー２層目は、黒アルミで、遮光層にしてスキマを無くす。

②d②a

検出器：PLシンチ交換式
ver5 2301【用意A】 黒アルミテープ(t100um)
W15 x L200 x １枚【用意B】 黒アルミテープ
Ba: W20 x L115 x ４枚
Bb: W10 x L 115 ｘ ２枚A

最後の首元部は、【Bb】 を巻く。
【A】 を、黒面を表にして1周巻く。

②e②b

２層目が終わったら、一度、首元カバーを抜き取ってみる。
１、２層をきつく巻きすぎると、なかなか抜けない。
カバーを少し回転させながら引き抜く。

②f【Ba】 を、黒面を表にして前頁の銀アルミテープと同じ要領で、順次重ね貼りして行く。

カバー内側を、指で押さえて、凸凹を無くす。
１層目の銀アルミテープが剥がれていたら、ベタベタ防止のために、銀アルミテープでメバリする。

②c

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

8Plasticシンチ： 組立て：首元遮光カバー編(3)

カバー３層目は、厚い銀アルミで、丈夫なカバーキャップに仕上げる。

検出器：PLシンチ交換式
ver5 2301【A】 の裏紙を剥がし、２層目：黒アルミの上に被せる。

③a

先ず、Box重なり部：w10 ｘ 切込み20を折曲げて、キツすぎない様に固定。

③b

1070

切込み作って綺麗に折り重ねる

Fish Tail 部： w35 x 切込み 45
は、LG斜辺形状に合わせて裏面まで折曲げて固定。
折曲げの角は、適宜切込みを入れてスキマの無いように綺麗に重ね貼り。
でもキツ過ぎない様に。

13020 切込み

3545 切込み

PMT首部：w25
は、PMTに巻き付ける。

25

スキマが残って良い PMT首元のスキマは、後で 【B】 でメバリする。

③c【用意A】 アルミシート（ユニホビー t100um)□ 130 x 70 切込み付 ｘ ２枚

裏面からも同様に 【A】を貼る。
W5 切飛ばし

余り部分
切飛ばし【用意B】 銀アルミテープ(t50um)
W20 x L40 x ２枚【用意C】 黒アルミテープ(t100um)
W10 x L100 x ２枚

③e 完成

切込み作って綺麗に折り重ねる③d
カバーを取外し、２か所を切飛ばし。
切飛ばしの内側に 【C】 を貼る。光漏れ防止用

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

9検出器：PLシンチ交換式

Plasticシンチ： 交換作業(1)Ref) 220622Ph_PL100u#12交換_2206Kr

120→125(new)
LGを長くしたので
２type ある交換前①

125(new：Long型)① LGの首元部の黒ビニテープを外す。
Al-Mylarを破かない様にゆっくりと！
② LGの角部のテープを外す。

②120(old：Short型)③ 首元カバーのテープも外すと遮光Boxとカバーが分離できる③※シンチ板の方向に注意
PMT表面のシールが下流側になる。
なので、シンチ板の Left Right はこの方向に合わせる事。

LG-typeに合わせ、首元カバーも異なる

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

12検出器：PLシンチ交換式

Plasticシンチ： 交換作業(2)Optグリスを拭き取る。
先端をヘラ状に削った割り箸とティッシュでLGを傷つけないように。
指でシンチをゆっくり押すと、押え枠と一緒にとれる。
Opticalグリースをティッシュで綺麗に拭き取る。

※以降の作業では、頻繁に指をアルコールで洗浄し、ティッシュを惜しみなく使う事！
LG部をアルコール洗浄しない事！
ひび割れの原因になる

使用後シンチは、ビニール袋に入れて記録として残す事。

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

スパーテルを使って、Optグリスを塗る。

※厚く塗り過ぎない事“穴溝側面”にも塗布押え枠が摂政くするように

Optical グリース13

検出器：PLシンチ交換式

Plasticシンチ： 交換作業(3)

シンチ取付Light Guide
再利用

LG 四角穴の溝に、交換用シンチ板をそっと置き、割り箸で空気抜き。

シンチ板交換用

押え板にもOptグリスを塗り、シンチ板の上に置く。

シンチ
押え板再利用

割り箸で再度空気抜き。
※はみ出したOptグリスは割り箸とティッシュで綺麗に拭き取る事！
遮光BoxのAl-Mylarにグリスが付着しない様に！

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

14検出器：PLシンチ交換式

Plasticシンチ： 交換作業(4)遮光Box をハメて、首元を養生テープで固定

でもこの余裕の為に、角が光漏れしやすいので、アルミ黒テープで重点的に遮光する。

※ Scotch 黒ビニールテープ
Super 33+ は、接着力が弱い！
モノタロウの黒アルミテープ(アクリル系接着剤)が良い

両側の角部の後で、直線部にもアルミ黒テープを１周貼って完成。

Boxとの重なり部に余裕が無いとダメ。

※テープとめする前に、遮光Boxと首元カバーの表面を、アルコールでよく拭いておく事テープが剥がれて光漏れするので。
Rev.230428E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

15

Plasticシンチ： 遮光テスト(1) 光漏れの補強

検出器：PLシンチ交換式
Ref) 220622Ph_PL100u#12交換_2206Kr

J8室で遮光テストができる

光漏れテストのHVは、・H7415 旧式 = -1000V
・H7415 新規 = -1200Vでやる。
特に、遮光Boxとの取合い部分からの光漏れが多い

ペンライト ＋ 遮光シート
で、漏れ場所を特定する。

CAEN の Geco で HV=ONする
PMTによってHV異なるので注意

漏れ場所に補強。
アルミ黒テープではなく、Scotch Super 33+ で補強。

遮光BoxのAl-Mylarにテープがかかる場合は後で剥がせる必要がある為

Scotch テープ補強位置

オシロでPMT信号を見ながら…

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

16

Plasticシンチ： 遮光テスト(2) PHに位置依存無いか？確認

検出器：PLシンチ交換式

PLシンチ Pulse Height(P.H.) 位置依存性 検査治具
検査治具を取付ける

Φ4穴を９か所開けた板に、Am-αを置いて PH をオシロで見る。

P.H. テストのHVは、・H7415 旧式 = -1200V
・H7415 新規 = -1400V
でやる。

Am-α の穴位置を変えながら、オシロで見て、PH が低い部分が無いかチェック。
→ PH低下が激しい箇所がある場合は、遮光Boxを外して、Optグリス接着部に空気が入っていないか確認する事！

Rev.230428

E5Aman: 検出器_PLシンチ交換式

17