③整理_RunLog_2312Xe_240116.xlsx1_RunLog

2312Xe40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView
AttFnamestartstopHeader

実験前Ender / LogNote
Elapsepg.
LogNote: E5exp(11)_コメント

100 10 532Trig

Wob AuF Kap IC1 PL1 ED

イオン源= 18G

PL2IC2 Air1 Air2
SSD

23/12/22
bef-無し実験中：Beam調整時

ZnSスポット調整

23/12/22
Cap123405:00p.104

Cap01_ZnS_Zsld
Cap02_Qdef
Cap03_WobR var
Cap04_R25Au9.7um

mpg
mpg
mpg

Xe35+ max 0.5pnA : FC5A1 = 17enAMaxBeam

Gaf焼き
Gaf

123456

Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld
Au 9.74um R=0(WobOFF)
Au 9.74 R=25
同上 GafODテスト
同上
同上
同上

05:29

PL回路調整p.104

PL HV： 利用「前」(1)
1234
5
6

6:05:50
6:07:06
6:08:02
6:09:18
6:10:39
6:13:47

p.105

6:06:49 plhv01-01 PL1,2=25,25um 800,800V
6:07:43 plhv01-02 900,900V
6:08:42 plhv01-03 1000,1000V
6:10:21 plhv01-04 1100,1100V
6:11:37 plhv01-05 1200,1200V
6:14:54 plhv01-06 IC2out 1100,1100V

scnEDic： ExpR (1)
06:20
scnEDic01_202312220625
06:25

p.104

PL1= 25u:23#01 今回交換
PL2= 25u:23#02 今回交換

5:55:00

plhv01-0 2 0 1 2

p.105

手動でラフscan 129～134umの間で落ちた
本番 30s x 30/61点で終了
06:47

IC1[A]

25uΦ40145 200

Ar95 で R=25
1.8-8A だと少し弱かった
50sec
100sec
35sec
150sec200sec50sec

0 2 0 0 2
0 0 0 0 2 15μSv/h
0 3 1 0 2無し ×

PL=9kcps 1 2 0 1 3 PorS(0) R25
9.7 〇（決定） HV PL1=1100V（決定） Thr PL1= 600mV(CFD値), PL1peak= 750～900mV
PL1low = -3000mV(CFD値) ～1/3peak
0:00:59PL2=1100V PL2peak= 600～800mV Thr=600mV
0:00:37
0:00:40
0:01:03
0:00:58
0:01:07
IC1,2= 7.1-8A 0 2 0 1 3〇 〇 〇0u

IC2@Xclmt〇500 0u

PL2@Air2〇〇var

IC2@Air2〇〇0u(決定) ExpR= 245um 25.5 ℃ 1015.5 hPa
0:22:00 （前回）2301Xe-MS2 262um より17um 浅い※ Mk04-1は Lair2=150 で間違ってfitしていた ゴメン

scnAtt： IC1 vs PL1
scnAtt01_202312220700
30sec x 22点まで
07:00
07:21 Step = 1/2,3,4,5,6,8,10
scnAtt01- camac 1run 7:01:08
無し
7:01:39～ camac run あり
21 7:20:30 7:21:02

p.106

PL HV： 利用「前」(2) 重照射後

p.106

plhv02-123456
7

7:24:44
7:26:43
7:27:55
7:29:02
7:30:35
7:32:25
7:34:47

7:26:24 plhv02-01 PL1,2=800,800V
7:27:33 plhv02-02 900,900V
7:28:43 plhv02-03 1000,1000V
7:30:01 plhv02-04 1100,1100V
7:32:08 plhv02-05 1200,1200V
7:34:09 plhv02-06 1300,1300V
7:36:15 plhv02-07 1400,1400V

0:21:00
p.106〇 〇IC1= 1.3-6A PL1<120kまで低下 0 2 0 0 0 ～1 3 0 0 3(決定) PL[cps]= 1.133E+13 * IC1[A], 実測/予想=0.94 Kap穴Φ=40〇（前回）2301Xe-MS2 1.365E+13 1.15

0:01:40
PL=9kcps 1 2 0 1 3 PorS(0)0:00:50 ※ 実施前に PL1,2 共に PH. X1/2 まで劣化してしまった！
0:00:48 --> 次回から、scnEDic, scnAtt もっと弱めで！
0:00:59
0:01:33
0:01:44
0:01:28
PLΦ10ありで=2kcps 1 2 0 1 0 PorS(0)PL1 Φ10コリで= 3 kcps 1 2 0 1 0 PL1
0:00:20

23/12/22
p.132
scnXYpl(1)： PL#1,2: 25um23#01, 02
scnXYpl01_202312220806
20sec x 26点: 12.5mmStep □50x50まで
scnXYpl111 8:06:21 8:06:41 PL1:Xe用 25um:23#01 1200V で
上側 ～--> PH場所依存 ひどい！
26 8:20:01 8:20:21
0:00:20
scnXYpl02_202312220822
20sec x 26点: 同上
同上
Trig=PL2に変更
scnXYpl121 8:22:40 8:23:00 PL2:Xe用 25um:23#02 1200V で
0:00:20
下側 ～--> PH場所依存 ひどい！
26 8:36:27 8:36:47
0:00:20 PL1 1200->1100V に戻した
23/12/22
8:37
ビーム調整終了
Vacc= 3.9-7Torr
23/12/22
10:30(Ma02-1) 12h 利用スタート
p.107
23/12/22
19:30
利用終了
plhv111 21:28:19 21:28:59 plhv11-01 PL1 1100V now
p.108
0:00:40
PL=3kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)2 21:29:46 21:30:19 plhv11-02 1150V
0:00:33
3 21:30:57 21:31:47 plhv11-03 1200V
0:00:50
4 21:33:41 21:34:56 plhv11-04 1300V
0:01:15 -->PL1 1100->1400V に変更 Thr等は前のママ
5 21:44:57 21:45:57 plhv11-05 1400V
0:01:00
23/12/22
21:50(R06) 12h 利用スタート
p.108
plhv121 23:25:23 23:27:31 plhv12-01 PL2 ni koukan 1100V
p.108
0:02:08
PL=2kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)2 23:28:18 23:30:15 plhv12-02 PL2 1400V
0:01:57 -->PL2 に交換 先ずは 1100V からにする
23/12/230:30※ Flux多すぎ問題解決 Kap膜穴φ40をφ50で計算していた ゴメン
23/12/23
7:40
利用終了
plhv131 9:31:06 9:32:09 plhv13-01 PL#2 1100V R02end
p.118
0:01:03
PL=2kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)2 9:33:25 9:34:11 plhv13-02 1200V
0:00:46 -->PL2 1100 -> 1200V に変更
3 9:35:06 9:35:53 plhv13-03 1300V 274uA
0:00:47
23/12/23
9:45(T01) 12h 利用スタート
p.118
23/12/23
20:00
利用終了
plhv141 21:44:01 21:45:16 plhv14-01 PL#2 1200V aft T01
p.120
0:01:15
PL=1.8kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)2 21:46:25 21:47:33 plhv14-02 1100V sageta
0:01:08 PL2 1200V に変化なし T01 は弱ビームだった為
3 21:51:13 21:52:20 plhv14-03 1300V
0:01:07 でも、次のMa02は強ビームなので ->1400Vに変更
4 21:53:18 21:54:58 plhv14-04 1400V 295uA
0:01:40
23/12/23
22:00(Ma02-2) 24h 利用スタート
p.120
23/12/24
10:15
利用終了
利用終了後測定23/12/24
11:15
Ma02片付け完了
23/12/24
PL HV： 利用「後」(1) PL#2
plhv211 11:37:40 11:38:45 plhv21-01 aft Ma02-2 PL#2 1400V 2.96uA
p.127
0:01:05
PL=1.5kcps 1 3 0 1 0 PorS(0)2 11:41:44 11:43:41 plhv21-02 1000V
0:01:57 PL#2 1400V で 400ch低下していたが TrigはOKだった
3 11:44:35 11:46:16 plhv21-03 1100V
0:01:41
4 11:46:45 11:48:13 plhv21-04 1200V
0:01:28
5 11:49:01 11:50:58 plhv21-05 1300V
0:01:57
6 11:51:41 11:53:15 plhv21-06 1500V 317uA
0:01:34
p.127
IC1,2= 5.6-8, 7.7-8A 0 2 0 1 3 == Fluxで 5E+4 で測定可能なのに、
scnEDic(2)： PL#2で ExpR
23/12/24
11:55
EDeg#3 動作不良 --> Cylコネ接触不良だった
Flux 5E6 で Ma02は利用していた
scnEDic21_202312241252
少し間引いて 20s x 22/54点で終了
12:52
13:05
0:13:00
同上
scnEDic(3)： PL#1に戻して Lair2=200 (利用設定)で再測定
scnEDic22_202312241316
20s x 21/54点
p.128
13:16
13:28
0:12:00 scnEDic(1) を再現した
同上
scnEDic(4)： PL#1で Lair2=150
scnEDic23_202312241341
20s x 30/54点
p.128
Lair2=150でも、User架台 XclmならOK
13:41
13:59
0:18:00 架台#Aだと干渉する --> ExpR測定はLair2=200標準が良い
23/12/24
PL=1.8kcps 1 3 0 1 0 PorS(0)PL HV： 利用「後」(2) PL#1

1 / 2 ページ

③整理_RunLog_2312Xe_240116.xlsx1_RunLog

2312Xe40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView
AttFname
plhv22-1234
56start
14:04:25
14:07:33
14:09:57
14:12:25
14:14:36
14:18:08

stop Header
14:05:18 plhv22-01 PL#1 ni modosu 1000V
14:09:01 plhv22-02 1100V
14:11:25 plhv22-03 1200V
14:14:03 plhv22-04 1300V
14:17:32 plhv22-05 1400V 295uA
14:19:35 plhv22-06 1500V 316uA

Ender / LogNote
Elapse
pg.
コメント
p.128
0:00:53 PL#1 1000V では TrigLoss 多い
0:01:28 1100V では ギリギリ Loss 無し
0:01:28
0:01:38
0:02:56 1400V は、plhv11とほぼ同じ
0:01:27

scnEDic(5)： PL#1 ->遮光Boxで Lair2=200
scnEDic24_202312241431
14:3120s x 26/54点

PL2IC2 Air1 Air2〇〇〇〇〇var

SSD@Air2

1 2 0 1 1 PandS〇〇〇〇〇var

SSD@Air2

1 2 0 1 2 PandS〇〇〇〇〇var

SSD@Air2

32Trig0 2 0 1 3p.129

14:46

0:15:00

scnEDic(6)： 再度PL#1 付けて Lair2=60 (Xsldのみで上流一杯)
scnEDic25_202312241459
14:59

Wob AuF Kap IC1 PL1 ED

100 10 5

20s x 38/54点

同上

p.129
0:22:00 60um 深くなった

15:21

scnZic： 空気で厚さ精密測定

同上

scnZic21_202312241549_Gomi
20s x 34/116点 でヤメ 細かすぎ
p.129
15:49
16:04 ED=2,3,6=85.4umでscnZic22_202312241607
20s x 20/39点
p.130
16:07
16:16 ED=2,3,6=85.4um(基準)でscnZic23_202312241617
20s x 17点
16:17
16:25 ED=2,3,6(基準)++5=89.8umでscnZic24_202312241626
20s x 17点
16:26
16:34 ED=2,3,6(基準)++4=87.6umでscnZic25_202312241635
20s x 23点
p.131
16:35
16:45 ED=2,6 =(基準)--3= 75.5umでscnZic26_202312241647
20s x 20点
16:47
16:57 ED=3,6 =(基準)--2= 60.6umでscnZic27_202312241703
20s x 24点
17:03
17:14 ED=2= 24.5umでscnZic28_202312241715
20s x 8点
17:15
17:19 ED=2= 24.5umで タメ増し
scnZic29_202312241720
20s x 30点
17:20
17:34 ED=6= 50.7umで23/12/24
p.132
scnXYpl(2)： PL#3: 25um23#03
scnXYpl21_202312241802
20sec x 26点: 12.5mmStep □50x50まで
scnXYpl211 18:03:12 18:03:32 PL#3: 25um23#03 予備予備 1200V
上側 ～--> PH場所依存 あり
26 18:16:58 18:17:20

0:15:00
0:09:00 0～125:25step,130～300:5step
0:08:00 #5= 4.5um ～ 2mm深くなった
0:08:00 #4= 2.2um の差は見えなかった
0:10:00 #3= 9.9um トル -> 約20mm 浅くなった
0:10:00 #2= 24.75um トル -> 約50mm 深くなった
0:11:00 コレが Z=300mmギリギリ
0:04:00 #2= 24.75um のみ -> 約100mm 深くなった
0:14:00 #6= 50.7um のみ -> 約70mm 深くなったPLΦ10ありで=2kcps 1 2 0 1 0 PL1
0:00:20
0:00:22

scnEDssd： Ecal , ED厚 較正用scnEDssd21_202312241858
p.132
18:58:00 19:25:00 60s x 22/23点
scnEDssd212305Ar,Kr のママで Ecal 用
1 18:58:36 18:59:31 scanED001 0.0 um 0000000000000～22 19:24:51 19:25:51 scanED022 150.9 um 0000001100000
scnEDssd22_202312241931
p.132
19:31:00 19:51:00 60s x 16点
scnEDssd22ED厚較正用
1 19:31:21 19:32:17 scanED001 0.0 um 0000000000000～
16 19:50:12 19:51:14 scanED016 150.9 um 0000001100000
scnEDssd23_202312242015
p.132
20:15:00 20:43:00 60s x 22/23点
scnEDssd23SSDセット変更(2305ArKr)で Ecal用
1 18:58:36 18:59:31 scanED001 0.0 um 0000000000000～
22 19:24:51 19:25:51 scanED022 150.9 um 0000001100000※ EDリストはssd21と同じ
23/12/24
aft-20:44

PL 10K, Sor 500 cps, Trig=AND
0:27:00 ２連ｘ２：コリΦ7,Φ7 遮光 AyMy 2.5um

PL 30K, Sor 800 cps, Trig=AND
0:20:00

SSDは同上
0:00:56
0:01:02
PL 10K, Sor 500 cps, Trig=AND
0:28:00 ２連ｘ２：コリΦ7,Φ5 遮光 AyMy 2.5um

200新-2000, 100-100um
0:00:55 Sel# 23004516新, 20-195D, 27-054F, 27-054G

HV(uA): 定格130(1.85) 400(4.89), 40(5.06), 40(3.36)
0:01:00 TFA: all x6x50% Int,Dif=20,20SA(Att) all 0.5u, x7.0; x20(2+8), x20(0), x20(1+2+8), x20(0)※ B2にも来ない。B1は100umより厚い？

MT終了

無し

加速器E測定：23/12/22
以上。

08:52

E(Xe) = 35.63 MeV/up.101

1 2 0 1 2 PandS

700替-2000, 500新-2000um
0:00:55 Sel# 22152551, 23-573D, 23010089新, 20-195E
HV(uA): 定格120(1.88) 380(3.06), 230定格(5.06), 400(5.81)
0:01:00 TFA: all x6x50% Int,Dif=20,20SA(Att) all 0.5u, x7.0; x20(2+8), x20(0), x20(4+8), x20(0)Bm調整直後に測定

2 / 2 ページ