取扱説明書

多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダ

KK11A
KK12A
KK12B
KK13A
KK13B
KK14A

本体ユニット
本体ユニット
計測ユニット
計測ユニット（
ユニット（２線式）
線式）
計測ユニット
計測ユニット（
ユニット（３線式）
線式）
パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット
アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニット
延長ケーブル
延長ケーブル● ご使用の使用の前に必ずこの取扱説明書
ずこの取扱説明書をお取扱説明書をお読
をお読みください。
みください。
この取扱説明書は最終のお客様までお届けください。

はじめに
このたびは「多回路電力レコーダ」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本取扱説明書は、多回路電力レコーダについて、安全上のご注意事項、使用上のお願い、設置工事の仕方、機能、操作方法などについて説明したものです。
設置工事前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく設置してください。
お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

お願い
本製品の設置・取り外し作業の実施については、有資格者が行ってください。
自家用電気工作物については電気主任技術者の指示に従って行ってください。また、一般用電気工作物については電気工事士が行ってください。

梱包内容の梱包内容の確認
多回路電力レコーダの梱包内容は下記の通りです。梱包物に不足がないかはじめにご確認ください。
本体ユニット
本体ユニット（
ユニット（KK11A）
KK11A）●

機器本体●

取扱説明書（本書）

×１台
×１冊
※

●

通信コネクタカバーラベル●

ユーザ登録／保証書登録 FAX カード ×１部

●

連絡先一覧

×１部

計測ユニット
計測ユニット（
ユニット（KK12AKK12A-□□□）
□□□）

●

機器本体

×１台

（KK12BKK12B-□□□）□□□）●

安全上のご注意／取扱い上のご注意 ×１部

パルス入力
パルス入力ユニット
KK13A）
入力ユニット（
ユニット（KK13A）

●

機器本体

×１台

●

取扱い上のご注意

×１部

●

機器本体

×１台

●

取扱い上のご注意×１部●

ショートワイヤ

×１本

●

機器本体

×１台

●

安全上のご注意／取扱い上のご注意 ×１部

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニット（
ユニット（KK13B
KK13B）
3B）

延長ケーブル
延長ケーブル（ケーブル（KK14A）
KK14A）

×３枚※通信コネクタカバーラベルは一番最後に接続する計測ユニット（またはパルス、アナログ入力ユニット）のコネクタ開口部をふさぐために使用します。

1

安全上のご注意
本取扱説明書には、お使いになる方（設置工事をされる方）や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明
表 示

危険

表 示 の 意 味
“誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険が差し迫って発生する可能性のあること”を示します。

警告“誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”

注意“誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生を示します。
＊１＊２

する可能性のあること”を示します。

＊１：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
＊２：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明
図記号

図 記 号 の 意 味
禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文章で指示します。

2

安全上のご注意（つづき）
免責事項について・ 地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能あるいは設定の誤りから生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

設置工事をされる方について・ 本取扱説明書は、有資格者を対象としています。
・ 本製品を設置する方は、この取扱説明書を熟読し内容を理解した上で作業を行なってください。
・ 本製品の設置・取り外し作業の実施については、有資格者が行ってください。
・ 自家用電気工作物については電気主任技術者の指示に従って行って下さい。また、一般用電気工作物については電気工事士が行ってください。

用途制限について・ 本製品は、人の生命に直接関わる装置(※1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置(※2)に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの装置に本製品を使用しないでください。
※1：生命維持装置や手術室用機器などの医療機器や、火災報知器などの防災設備など。
※2：集団輸送システムの運転制御・航空管制システムや原子力発電所の装置など｡

3

安全上のご注意（つづき）
警告■病院など電波の使用が禁止された場所には設置しないこと
医療用電子機器に悪影響を与える恐れがあります。
禁止■機器やコード類の分解・改造・修理はしないこと
感電・火災・けがの原因となります。
修理が必要な場合は、購入先へご連絡ください。
分解禁止■屋外や浴室など、水のかかる場所に置かないこと
感電・火災の原因になります。

水ぬれ禁止■ぬれた手で、設置・取り外し作業・操作をしないこと
感電の原因になります。
ぬれ手禁止■定格電圧を超える電源に接続しないこと
感電・火災の原因になります。
禁止■インバータの二次側など定格商用周波数以外での使用はしないこと
商用周波数以外の周波数（高周波含む）で使うと火災や破壊の原因になります。
禁止

4

安全上のご注意（つづき）
警告■機器を設置した後、測定箇所の電源を入れた状態で充電部には触れないこと
感電・火災の原因になります。

禁止■配線後、端子台に透明保護カバーを取り付け、端子カバーを閉じること
感電・火災の原因になります。
強制■落としたり、製品ケースを破損した場合は、すぐに機器の使用を中止することそのまま使用すると、感電・火災の原因になります。
強制点検・修理を購入先へご依頼ください。

■異臭がしたり、発煙・過熱したときは、機器の使用を中止すること
そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。
点検・修理を購入先へご依頼ください。
強制■設置および取り外し作業を行なう前に、測定箇所の電源を切っておくこと
電源を切らないで作業すると感電の原因になります。
強制5安全上のご注意（つづき）
警告■定期的に、ケーブル等の接続状態を目視で確認することケーブルが外れていると、感電や火災および測定不良の原因になります。
万一、ケーブルが外れていたときは、測定箇所の電源を切ってから、再度接続してくだ
強制さい。

■設置および測定中は、接続ケーブルや本体・計測ユニットに不要な力がかからないよう、ケーブルを固定すること
ケーブル類の断線や接続箇所が外れるなど、感電や火災および測定不良の原因になりま強制す。

■ブレーカの一次側に、計測ユニットおよび電圧測定ケーブルを配置しないこと
ブレーカの仕様によっては、開閉時に一次側からアークなどが出るタイプがあり、火災の原因となります。
強制使用条件を十分考慮してから配置してください。

■設置するとき、接続ケーブルをむやみにねじったり、引っ張ったりして接続しないこと
ケーブル類や接続箇所に力がかかり、断線や接続が外れるなどで、感電や火災および禁止

測定不良の原因となります。

6

取扱い上のお願い
製品の故障や性能低下などを防ぐために、以下の事項をお守りください。

■次のような場所への設置および保管はしないでください
本製品の寿命を短くしたり動作不良の原因となります。
・周囲温度が－１０～＋５０℃の範囲を超える場所

・周囲湿度が８０％ＲＨを超える場所

・直射日光が当たる場所

・ほこり、腐食性ガスが多い場所

・強い電界、磁界が発生する場所

・高温になる場所

・振動、衝撃が加わる場所

・水滴がかかる場所

・過電流が流れる場所■本製品は強い振動、衝撃を加えないようにていねいにお取り扱いください
運搬や取り付けの際に、強い振動、衝撃を加えると故障の原因となります。

■強いノイズサージの発生する環境での使用には、計量・通信・時計などに影響が出る場合があります
本製品には、ノイズに対する処置が施されていますが、極端なノイズ発生源のある環境での使用はお控
えください。（対策処置を施して使用願います。）■計測ユニットの電流センサは、相線式や電流方向を誤ると、誤計量またはエラーなどになります
ので十分確認して取り付けてください■パルスユ入力ニット、アナログ入力ユニットの入力信号ケーブルのコネクタ接続を誤ると、誤計
量またはエラーなどになりますので十分確認して接続してください■本製品を、赤外線を使用して通信を行う場合は、次に示す環境では通信に支障をきたすことが有りますので、そのような環境下での通信はお控えください
・直射日光を受けている場所
・すぐ近くで蛍光灯が点灯している場所、など■赤外線通信窓に汚れなどの異物が付着しますと、通信距離に支障をきたす場合があります。
汚れ等の異物を取り除いて通信してください。

■強い磁界を発生する機器周辺には、電流センサを設置しないでください。
・トランス類・ 大容量負荷、など
・■本製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(＊３)に依頼してください。
本製品は産業廃棄物として処置してください。
産業廃棄物の収集・運搬および処分は、認定を受けていない方が行うと、法律により罰せられます。

＊3：専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」「産業廃棄物処分業者」をさします。

７

目 次
はじめに ------------------------------------------------------------------------------------------1
安全上のご注意 ------------------------------------------------------------------------------------2
取扱上のお願い ------------------------------------------------------------------------------------3
目次 ----------------------------------------------------------------------------------------------8

1 多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダ ································································································································································································································································································ 10多回路電力レコーダについて ------------------------------------------------10多回路電力レコーダの構成 -------------------------------------------------11
計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの接続台数
データ収集のシステム構成--------------------------------------------------13
PDA でデータ収集する、オンラインでデータ収集する

2 各部の各部の名称 ···························································································································································································································································································································· 15
本体ユニットの外観および各部の名称-----------------------------------------15
計測ユニットの外観および各部の名称-----------------------------------------16
パルス入力ユニットの外観および各部の名称 -----------------------------------17
アナログ入力ユニットの外観および各部の名称 ---------------------------------18
延長ケーブルの外観および各部の名称----------------------------------------19

3 本体ユニット
本体ユニットのユニットの取付けと取付けと配線
けと配線 ···································································································································································································································································· 20
本体ユニットの取付け方法 --------------------------------------------------20
IEC レールへ取付ける、IEC レールから取外す、ネジ止めで取付けする
本体ユニットの配線方法 ----------------------------------------------------22
計測電圧線を接続する、RS-485 ラインを接続する
RS-485 で本体ユニットと上位装置を接続する-----------------------------------25
本体ユニットを一台接続する場合、本体ユニットを複数台接続する場合（半二重通信の場合）、本体ユニットのアドレスを設定する

4 計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットの取付けと取付けと接続
けと接続························· 28
計測ユニットの取付け方法（形名：KK12A-□□、KK12B-□□） ---------------------28
電流センサを取付ける
各ユニットを接続する ------------------------------------------------------30
通信コネクタカバーラベルを貼る、計測ユニット（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）のアドレスを設定する、相切替スイッチを設定する（形名が KK12A-□□の場合）
計器用変成器との接続方法 -------------------------------------------------33
パルス入力ユニットの取付け方法 --------------------------------------------37
結線方法、端子台の結線図、入力モード切替スイッチの設定
アナログ入力ユニットの取付け方法 -------------------------------------------39
結線方法、端子台の結線図
延長ケーブルの取付け方法 -------------------------------------------------40
接続方法
計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの接続を確認する-----------41
計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの追加と取外し -------------42
計測ユニット（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）を追加する、計測ユニッ
ト（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）を取外す

5 本体ユニット
本体ユニットの画面と操作 ································································································································································
ユニットの画面と············································································································ 43
画面と操作部-------------------------------------------------------------43
画面遷移マップ -----------------------------------------------------------44８

6 現在値を
現在値を見る ······················································································································································································································································································································ 45
メイン画面遷移マップ ------------------------------------------------------45
現在値画面 --------------------------------------------------------------46
他のアドレスを見る、他の計測項目を見る
一括表示画面 ------------------------------------------------------------48
他のアドレスを見る
設定確認画面 ------------------------------------------------------------49
他のページを見る
端末ステータス画面 -------------------------------------------------------50
接続されている各種計測ユニットの種類を見る、接続されている各種計測ユニットにリセットをかける
本体ステータス画面 -------------------------------------------------------52
画面をクリアする

7 初期設定をする
初期設定をする ·············································································································································································································································································································· 53
初期設定画面遷移マップ ---------------------------------------------------54
時計設定 ----------------------------------------------------------------55
ID 設定 ------------------------------------------------------------------56
相線式設定 --------------------------------------------------------------57
変圧比設定 --------------------------------------------------------------58
端末係数設定 ------------------------------------------------------------59/5A 計測ユニットの端末係数設定、パルス入力ユニットの端末係数設定、アナログ
入力ユニットの端末係数設定、時限設定 ----------------------------------------------------------------66
保存データ設定 -----------------------------------------------------------68
上位速度設定 ------------------------------------------------------------69

8 メンテナンス画面
メンテナンス画面 ·········································································································································································································································································································· 70
メンテナンス画面遷移マップ -------------------------------------------------71
積算値リセット ------------------------------------------------------------72
記録データ消去 -----------------------------------------------------------72
コントラスト設定 -----------------------------------------------------------73
バージョン情報------------------------------------------------------------73
ログ確認 ----------------------------------------------------------------74
LCD 表示テスト -----------------------------------------------------------74
キー操作テスト -----------------------------------------------------------75
通信確認 ----------------------------------------------------------------75
フォント一覧 --------------------------------------------------------------76

9 困ったときは ·························································································································································································································································································································· 77
基本動作、計量動作 -------------------------------------------------------77
通信動作 ----------------------------------------------------------------78

10 一般仕様 ································································································································································································································································································································ 79
本体ユニット(KK11A) -------------------------------------------------------79
計測ユニット（KK12A-□□、KK12B-□□） -------------------------------------80
パルス入力ユニット(KK13A) -------------------------------------------------81
アナログ入力ユニット(KK13B) ------------------------------------------------81
延長ケーブル(KK14A) ------------------------------------------------------81

11 外形寸法図 ························································································································································································································································································································ 82
本体ユニット(KK11A) -------------------------------------------------------82
計測ユニット（KK12A-□□、KK12B-□□） -------------------------------------83
KK12A-/5 、 KK12B-/5 、 KK12A-50 、 KK12B-50 、 KK12A-100 、 KK12B-100 、KK12A-250、KK12B-250、KK12A-400、KK12B-400、KK12A-600、KK12B-600
パルス入力ユニット(KK13A) -------------------------------------------------89
アナログ入力ユニット(KK13B) ------------------------------------------------89
延長ケーブル(KK14A) ------------------------------------------------------90

９

1 多回路電力レコーダ

１ 多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダについて
レコーダについて
多回路電力レコーダは、既存の設備に容易に導入でき、簡単な設定で高精度なデータを計測できます。
本体ユニット１台につき最大１６点の計測が可能であり、計測したデータは本体ユニットに記録されます。それらのデータはパソコンやＰＤＡでデータを収集することができます。
多回路電力レコーダは以下のもので構成されます。
本体ユニット
本体ユニットには計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力
ユニットを接続します。本体ユニットは、それらが計測した電力量や(KK11A)
パルス入力、アナログ入力を表示、記録します。
計測ユニット(KK12A-□□)(KK12B-□□)

計測ユニットは電力量・電力・電圧・電流・力率（演算による）を計測します。50A、100A、250A、400A、600A、さらに/5A と幅広く対応できます。

パルス入力ユニット(KK13A)

パルス入力ユニットは接点の ON/OFF 回数や接点が ON になっている
時間（ON 時間積算）、接点のステータスを計測します。

アナログ入力ユニット(KK13B)

アナログ入力ユニットは 4～20mA、0～5V、1～5V のアナログ入力を計測します。

延長ケーブル

本体ユニットと計測ユニット等の距離を延長するために使用します。
そのときの総延長距離（本体ユニットから、一番最後に接続する計測ユニット等までの距離）は 50m 以内です。1m、3m、5m、10m のライン
ナップがあります。

(KK14A-□□)10

1 多回路電力レコーダ

多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダのレコーダの構成
多回路電力レコーダは、本体ユニット 1 台に計測ユニットやパルス入力ユニット、アナログ入力ユニ
ットを自由な組合せで接続できます。また延長ケーブルを用いることで、離れた個所を計測することができます。
本体ユニットは計測ユニット（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）が接続されると自動で認識し計測を開始します。

本体ユニット

計測ユニット ２線式

計測ユニット ３線式

パルス入力ユニット

アナログ入力ユニット

延長ケーブル（1m・3m・5m・10m）

・ 一番最後に接続する計測ユニット等の接続コネクタ部にはゴミ・ホコリの進注意入を防ぐため、本体ユニット同梱の通信
通信コネクタカバーラベル
通信コネクタカバーラベルを張付けてく
コネクタカバーラベル
ださい。
・ 延長ケーブルを用いる場合、総延長距離（本体ユニットから、一番最後に接続するの計測ユニット等までの距離）は５０５０ｍ
５０ｍ以内にしてください。

11

1 多回路電力レコーダ

計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットの接続台数
本体ユニット１台に対し、計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットは複数台接続できます。ただし、これら計測ユニット類は本体ユニットより電流を供給されるので、それらの組合
せにより接続できる台数が異なります。延長ケーブルはその長さにかかわらず接続台数には影響しま
せん。
計測ユニットのみ接続する場合
計測ユニットのみの場合は最大 16 台まで接続できます。

計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットを組合せて接続する場合
次に示す制限範囲内で接続します。

本体ユニット
本体ユニットの供給電流(320mA) ≧ 計測ユニット
計測ユニット等
消費電流の合計
ユニットの供給電流(320mA)
ユニット等の消費電流の本体ユニットの供給電流

320mA

計測ユニットの消費電流20mA

パルス入力ユニットの消費電流

35mA

アナログ入力ユニットの消費電流

30mA（例）本体ユニット１台に対し、計測ユニットを 6 台、パルス入力ユニットを 3 台、ア
ナログ入力ユニットを 3 台接続する場合20mA（計測ユニットの消費電流）

×6 台＝

120mA

35mA（パルス入力ユニットの消費電流）

×3 台＝

105mA

30mA（アナログ入力ユニットの消費電流）

×3 台＝

90mA

合計

315mA

注意

本体ユニットの供給電流以下なのでＯＫ・ 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの消費電流の合
計は３２０
３２０ｍＡ
３２０ｍＡを超えないようにしてください。
ｍＡ※接続台数の制限は予告なく変更することがあります。

12

1 多回路電力レコーダ

データ収集
データ収集の収集のシステム構成
システム構成PDA でデータ収集
データ収集する
収集する
多回路電力レコーダをパソコンと通信線等でつながず、単体で動作させる場合のシステムです。取付け工事を最小限にすることができます。
本体ユニットに記録されているデータを赤外線通信で PDA に取込み、PDA とパソコンを USB でつな
ぐことで、パソコンにデータを転送することができます。
PDA によるデータ収集の詳細については「多回路電力
多回路電力レコーダ
データ収集用ソフト
多回路電力レコーダ データ収集用
収集用ソフト（ＰＤＡ
ソフト（ＰＤＡ用（ＰＤＡ用）」（別売）、もしくは「多回路電力
多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダ データ収集用
データ収集用ソフト
収集用ソフト（ＧＥＮＩＯ
ソフト（ＧＥＮＩＯ用（ＧＥＮＩＯ用）」（別売）をご覧ください。

本体ユニット

赤外線通信
ＵＳＢ

ＰＤＡによるオフラインシステム

13

1 多回路電力レコーダ

オンラインでオンラインでデータ収集
データ収集する
収集する
多回路電力レコーダを上位側のセンタ装置（パソコン）と RS-485 通信で接続します。またシリアル
サーバーなどを用いることで、LAN に接続することができます。
オンラインシステムでは、センタ装置で本体ユニットに記録されているデータを直接読み出すことができます。
本体ユニット 1 回線につきは最大 16 台接続でき、センタ装置は最大３２回線まで管理できます。
センタ装置の詳細については「多回路電力
多回路電力レコーダ
多回路電力レコーダ データ分析用
データ分析用ＰＣ
分析用ＰＣソフトウェア
ＰＣソフトウェア」（別売）の取ソフトウェア
扱説明書をご覧ください。

上位側のセンタ装置（パソコン）

最大32回線
接続可能

RS-485
本体ユニット

・・・
最大16台
接続可能

・・・

・・・

・・・

オンラインシステム14

2 各部の名称

２ 各部の
各部の名称
本体ユニット
本体ユニットの外観および各部ユニットの外観およびおよび各部の各部の名称
取付け取付 けネジ 穴

ＬＣＤ表示画面
ＬＣＤ表示画面

赤外線通信窓操作キー
操作 キー

ＰＤＡでデータ収集するときに使用します

主な操作はここで行います

拡張スロット
拡張スロット ※２（オプション）
オプション）

ENTER

4

C

0

ADDRESS8

透明保護カバー
透明保護カバー

リセットボタン ※１

アドレススイッチ

通常は押さないでください

本体ユニットを複数台つなげるときは、それぞれ異なる値を設定してください

取付け
取付 けネジ 穴

端子カバー
端子 カバー

安全のためにカバーは必ずつけてください

電源接続端子（M A、MB）

計測電圧ライン
計測電圧 ライン接続端子
ライン接続端子（R、S、T）

本体ユニットを動作させるための端子です

計測する基準となる電圧ラインを接続します注意

計測ユニット計測 ユニット
接続コネクタ接続 コネクタ

不使用

ＲＳ－４８５
ＲＳ－４８５通信端子
４８５通信端子（T A2、TB2、G2）
上位装置（センタ装置）と通信するとき接続します※１ リセットボタンは本体に異常が起きた時以外は押さないでください。
※２ 拡張スロットのカバーは開けないでください。

15

2 各部の名称

計測ユニット
計測ユニットのユニットの外観および外観および各部
および各部の
各部の名称
Ｒ相側電流センサ

Ｔ相側電流センサ
接続プラグ

リセットボタン ※１

通信ＬＥＤ（通信ＬＥＤ（緑ＬＥＤ（緑）

銘板

通常は押さないでください

本体ユニットと通信しているときに点滅します

製品名、形名、定格、製造番号が記されています。

リセット

通信
計測ユニット
型名：ＫＫ１２□－□□□
定格：□Ｐ□Ｗ、□□□Ａ

Ｎｏ．
アドレス

計量

アドレススイッチ

通信ＬＥＤ（通信ＬＥＤ（橙ＬＥＤ（橙）

相切替スイッチ
相切替スイッチ

他の計測ユニット、パルス・アナロ
グ入力ユニットと値が重ならないよ
うに設定してください

計量しているときに点滅します

単相２線式（ＫＫ１２Ａ）の場合、側面に相切替スイッチがあります※１

注意

リセットボタンは計測ユニットのデータが合わないときや、本体ユニットの表示で、“機器異常”等の異常が表示されるなど、異常と思われる状態が起きた時だけ押してください。

※形名 KK12A（単相 2 線式）の場合、電流センサはＲ相側のみとなります。

16

2 各部の名称

パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニットのユニットの外観および外観および各部
および各部の
各部の名称
接地線

信号入力コネクタ
信号入力コネクタ

接続プラグ
接続 プラグリセットボタン ※１

通信ＬＥＤ（通信ＬＥＤ（緑ＬＥＤ（緑）

銘板

通常は押さないでください

本体ユニットと通信しているときに点滅します

製品名、形名、入力、製造番号が記されていますリセット

通信
パルス入力ユニット
型名：ＫＫ１３Ａ
入力：オープンコレクタ／無電圧接点

Ｎｏ．
アドレス

計量

アドレススイッチ

通信ＬＥＤ（通信ＬＥＤ（橙ＬＥＤ（橙）

入力モードスイッチ
入力モードスイッチ

他の計測ユニット、パルス・アナロ
グ入力ユニットと値が重ならないよ
うに設定してください

計量しているときに点滅します

側面に、高速モードと低速モードを切替えるスイッチがあります※１

注意

リセットボタンは計測ユニットのデータが合わないときや、本体ユニットの表示で、“機器異常”等の異常が表示されるなど、異常と思われる状態が起きた時だけ押してください。

17

2 各部の名称

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットの外観および外観および各部
および各部の
各部の名称
接地線

信号入力コネクタ
信号入力コネクタ

接続プラグ
接続 プラグリセットボタン ※１

通信ＬＥＤ（通信ＬＥＤ（緑ＬＥＤ（緑）

銘板

通常は押さないでください

本体ユニットと通信しているときに点滅します

製品名、形名、入力、製造番号が記されていますリセット

通信
アナログ入力ユニット
型名：ＫＫ１３Ｂ
入力：０～５Ｖ／４～２０ｍＡ

Ｎｏ．
アドレス

計量

アドレススイッチ

通信ＬＥＤ（通信ＬＥＤ（橙ＬＥＤ（橙）

他の計測ユニット、パルス・アナロ
グ入力ユニットと値が重ならないよ
うに設定してください

計量しているときに点滅
します

※１

注意

リセットボタンは計測ユニットのデータが合わないときや、本体ユニットの表示で、“機器異常”等の異常が表示されるなど、異常と思われる状態が起きた時だけ押してください。

18

2 各部の名称

延長ケーブル
延長ケーブルのケーブルの外観および外観および各部
および各部の
各部の名称

接続プラグ
接続 プラグ

コネクタ

19

3 本体ユニットの取付けと配線

３ 本体ユニット
本体ユニットのユニットの取付けと取付けと配線
けと配線
本体ユニット
本体ユニットのユニットの取付け
取付け方法
ＩＥＣレール
ＩＥＣレールへの
レールへの取付への取付け
取付け
下図のように、本体ユニットの背面の突起部（２箇所）にレールの上部を引っ掛け、押し込んで、レールの下部をロック爪に固定してください。
ＩＥＣレールに取付ける場合は、木ネジは使用しないでください。

ロック爪

突起部
ＩＥＣレール

突起部をレール
上部に引っ掛ける
押し込んでロック爪で固定する

横から見た図

押し込む

ＩＥＣレール
ＩＥＣレールからのレールからの取外からの取外し取外し
下図のように、マイナスドライバ等を用いてロック爪を下げ、本体ユニットを引き上げて取外してください。

本体ユニットを引き上げて取り外す

ＩＥＣレール

ロック爪を下げる
マイナスドライバ等

20

3 本体ユニットの取付けと配線

ネジ止
ネジ止めで取付
めで取付けする
取付けする
下図のように、取付けネジ穴（２箇所）から木ネジで固定してください。

取付けネジ穴

木ネジ

木ネジ
取付けネジ穴本体ユニットの固定は、取付けネジ穴に呼び径 4.5mm の丸木ネジを通して固定してください。また、
木ネジはゆるまないよう確実に締めてください。
14mm

取付けネジ穴

取付け部

本体ユニット

ネジがケースに埋まる長さは 14mm です。取付け部の厚みに応じてネジの長さを選定してください。

21

3 本体ユニットの取付けと配線

本体ユニット
本体ユニットのユニットの配線方法
計測電圧線を
計測電圧線を接続する
接続する
計測電圧線を接続するときは、端子カバーを開け、端子台に付属している透明保護カバーを取外して作業してください。配線作業終了後は、透明保護カバーを必ず取付けて、端子カバーを閉めてください。その後、本体ユニットの「相線式設定画面」で相線式を正しく設定してください。
計器用変圧器との接続方法は P33 を参照してください。
相線式により下記の接続方法があります。

単相２線式の場合
R、S端子に電圧L、Nを接続する。

ENTER

4

C

0

ADDRESS8

Ｍ３．５ネジ用丸型圧着端子（絶縁被覆付）

AC100～240V
AC100～240V

ＬＮ

単相３線式の場合
R、S、T端子に電圧R、N、Tを接続する。

ENTER

4

C

0

ADDRESS8

Ｍ３．５ネジ用丸型圧着端子（絶縁被覆付）

200V
100V

AC100～240V

Ｒ

100V

Ｎ

Ｔ

22

3 本体ユニットの取付けと配線

三相３線式の場合
R、S、T端子に電圧R、S、Tを接続する。

ENTER

4

C

0

ADDRESS8

M3.5ネジ用丸型圧着端子（絶縁被覆付）

AC100～240V
AC100～
240V

Ｒ

AC100～
240V

Ｓ

Ｔ

・停電すると本体ユニットが動作せず、外部からデータを読出すことが出来なくなりますので、できるだけ停電しない電源に接続してください。
・計測電圧線は、計測ユニットが測定する負荷の電圧線に接続してください。

注意・本体ユニットの「相線式設定画面」にて相線式を正しく設定してください。
・ケーブルに接続する圧着端子は、M3.5 ネジ用を使用してください。
・端子台の端子部ネジは、ゆるまないよう確実に閉めてください。
（ネジ締めトルクの推奨値：0.78 N.m( 8 kgf･cm)）
・感電の危険がありますので、通電部分が露出しないように配線してください。
・端子台への配線終了後は、透明保護カバーを必ず取付けてください。
・作業終了後は、端子カバーを閉めてください。

・活線での接続工事は行わないでください。
禁止

23

3 本体ユニットの取付けと配線

RSRS-485 ラインを
ラインを接続する
接続する
TA2、TB2、(G2)に上位装置からの RS-485 伝送線を接続します。

ENT ER

4C

0

ADD RES S

8

Ｍ３ネジ用圧着端子（絶縁被覆付き）
ＴＡ ＴＢ ＳＧ（シールド）

上位装置（RS-485変換ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ）へ注意

・ケーブルに接続する圧着端子は、M3 ネジ用を使用してください。
・端子台の端子部ネジは、ゆるまないよう確実に閉めてください。
（ネジ締めトルクの推奨値：0.49N.m( 5 kgf･cm)）

24

3 本体ユニットの取付けと配線

RS-485 で本体ユニット
本体ユニットとユニットと上位装置を
上位装置を接続する
接続する
本体ユニット
本体ユニットをユニットを一台接続する
一台接続する場合
する場合
上位装置（パソコン）と本体ユニットの接続には、RS-232C と RS-485 の変換インターフェイスが必要です。
推奨変換インターフェイス：㈱システム・サコム製 KS-485PT 相当（半二重通信方式）

変換インターフェイスが半二重通信の場合（推奨）上位装置（パソコン）

COM ポート

変換ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（半二重通信）本体ユニット

TA

TA2

TB

TB2

RS-232CSG

RS-485G2変換インターフェイスが全二重通信の場合
上位装置（パソコン）

COM ポート

変換ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（全二重通信）RS-232C

本体ユニット

TXA

TA2

TXB

TB2

RXA

G2

TERM
RXB
SG
RS-48525

3 本体ユニットの取付けと配線

本体ユニット
本体ユニットをユニットを複数台接続する
複数台接続する場合
する場合（
場合（半二重通信の半二重通信の場合）
場合）

上位装置（パソコン）

変換ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（半二重通信）本体ユニット

最大１６台
接続可能（それぞれ異なるアドレスを設定してください）TA
COM ポート

RS-232CTB
SG

TA2 TB2

G2

TA2 TB2

G2

TA2 TB2

G2

TA2 TB2

G2

RS-48526

3 本体ユニットの取付けと配線

本体ユニット
本体ユニットのユニットのアドレスを
アドレスを設定する
設定する
本体ユニットを同一通信ライン上に 2 台以上接続して使用する場合は、それぞれの本体ユニットを区別するためにアドレスを設定します。
アドレスの設定は、下図のアドレススイッチの矢印を先の細いマイナスドライバ等で回し、設定するアドレスに合わせて行います。

ENTER

4

C

0

ADDRESS8（例） アドレス“３”に設定した場合

アドレススイッチ

27

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

４ 計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入アナログ入力ユニットのユニットの取付けと取付けと接続けと接続
計測ユニット
計測ユニットのユニットの取付け
取付け方法（方法（形名：
形名：KK12AKK12A-□□、□□、KK12BKK12B-□□）
□□）
電流センサ
電流センサを
センサを取付ける
取付ける

Ｌ

Ｒ側

（例） ５０Ａ用電流センサの取付け

Ｋ

電流センサは本体ユニットに接続されている計測電圧線と同じ相に取付けます。取付ける電線を確認して、正しい電線に取付けてください。電流センサは、電流センサのクランプを開き、ブレーカの二次側の電線をクランプで挟み込んで接続します。
なお、KK12A-/5、KK12B-/5 は計器用変流器の二次側に取付けます。（計器用変流器との結線方法は
P33 を参照してください。）

電線

挟み込む

ラベルに表記されている相と電流方向を合わせてください

フェライト面のホコリ、ヨゴレを良く落とし、しっか
りはめ合わせてください

電流方向・電流センサの相と電線の相は、同一になるように取付けてください。
・電流センサは、負荷側が矢印シールの矢側になるように電流の方向を合わせて取付け

強制てください。
・計測ユニットは、流れる電流の大きさに従い、適正な定格のものを使用ください。
・ 電流センサは、クランプ部に測定電線を通して、クランプ部の爪をカッチと音がするまで確実に閉じてください。

注意

・作業はメインブレーカを落として、電源を切った状態で行ってください。
・クランプ内のフェライトコア接合部部分に、ホコリやヨゴレが付かないように気をつけてください。（ホコリやヨゴレが付くと計測精度が悪くなります。）
28

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続（例） ５０Ａ用電流センサの取付け
一次側

ブレーカ

電流方向

二次側
ラベルの電流方向と、電線の電流方向を合わせてください。

50A 用

100A 用
電流方向

電流方向

250A 用400A 用
電流方向

電流方向

600A 用電流方向

29

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

各ユニットをユニットを接続する
接続する
多回路電力レコーダの各ユニットを接続するには、接続プラグを前段のコネクタに接続します。余分なケーブルは束線バンドや固定治具で固定してください。（束線バンド、固定治具は付属していません。）

本体ユニットとの接続

本体ユニット

接続プラグ

前段の計測ユニット（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）との接続
前段の計測ユニット等

接続コネ
クタに差
込む

接続コネクタ

取付ける計測ユニット
等の接続プラグ・接続プラグは、差し込む向きが有ります。無理に押し込まないでください。

注意・計測ユニット等のケーブルは、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
・電流センサは、相線式と電流方向を間違えずに接続してください。

30

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

通信コネクタカバーラベル
通信コネクタカバーラベルをコネクタカバーラベルを貼る
末端の計測ユニット（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）の接続コネクタには、ホコリ・ヨゴレ等から保護するために、本体に同梱の通信コネクタカバーラベルを貼ってください。

通信コネクタカバーラベル

計測ユニット
計測ユニット（
パルス入力ユニット
アナログ入力ユニット
アドレスを設定する
設定するユニット（パルス入力
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
入力ユニット）ユニット）のアドレスを
本体ユニットに接続している計測ユニット（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）を区別するために、それぞれ異なるアドレスを設定して下さい。
アドレスは、アドレススイッチの矢印を先の細いマイナスドライバ等で回して設定します。

リセット

通信

計測ユニット型 名 K K 1 2 □- □□□

定格

□ P□

W、 □ □ □ A

株式会社 東芝
No.
アドレス

計量

（例） アドレス“３”に設定した場合

アドレススイッチ

31

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

相切替スイッチ
相切替スイッチをスイッチを設定する
設定する（する（形名が形名が KK12AKK12A-□□の□□の場合）
場合）
2 線用の計測ユニット(KK12A-□□)は、相切替スイッチで相線形式に合った設定をします。

（例）単相３線式電気回路に２線式計測ユニットを取付ける場合
計測ユニットの電流センサを取付けた相線と、相切替スイッチの設定を合わ
せてください。
本体ユニット

電源端子台
MA

MB

R

S

T

NC

FG

メインブレーカ

AC100～240V
子ブレーカ

計測ユニット1の相切替スイッチ→“Ｒ－Ｎ １００Ｖ”
計測ユニット1

計測ユニット2の相切替スイッチ→“Ｎ－Ｔ １００Ｖ”
計測ユニット2

計測ユニット3の
相切替スイッチ→“Ｒ－Ｔ ２００Ｖ”
計測ユニット332

Ｒ Ｎ Ｔ

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

計器用変成器との計器用変成器との接続方法との接続方法240V 以上の電圧や 600A 以上の電流の計測を行うには、計器用変圧器（以下、PT）、計器用変流器（以下、CT）を使用することにより計測できます。（図中の計器は短絡の場合もあります。）（例）単相2線式（CTとの組合せ）
LN

本体ユニット

電圧100
～240V
電源端子台

AC100～240V

MA

MB

R

S

T

NC

FG

/5A用計測ユニット
KK12A-/5

Ｋ

ｋ

計器

5A

ＣＴ
Ｌ

ｌ

（例）単相2線式（PT、CTの組合せ）
LN

本体ユニット

電圧100
～240V
電源端子台

AC100～240V

MA

MB

R

S

T

NC

FG

PＴ(VT)
UuAC110V

V

Ｋ/5A用計測ユニット
KK12A-/5

v

ｋ

計器

5A

ＣＴ
Ｌ

ｌ

33

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続（例）単相３線式（CTとの組合せ）

R

N

T

本体ユニット
100V

100V

電源端子台
200V

AC100～240V MA MB

R

S

Ｋ

ｋ

計器

5A
Ｌ

ｌ

T側
Ｋ

ｋ

Ｌ

計器

5A

ＣＴ

NC

FG

/5A用計測ユニット
KK12B-/5

R側
ＣＴ

T

ｌ

34

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続（例）三相３線式（CTとの組合せ）

R

S

T

本体ユニット
電源端子台

電圧AC100～
240V

AC100～240V

MA

MB

R

S

ｋ

計器

5A

ＣＴ
Ｌ

ｌ

T側
Ｋ

ｋ

Ｌ

計器

5A

ＣＴ

NC

FG

/5A用計測ユニット
KK12B-/5

R側
Ｋ

T

ｌ

35

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続（例）三相３線式（CT、PTとの組合せ）

R

S

T

本体ユニット
電源端子台

AC100～240V

MA

MB

R

S

T

NC

FG

u1

V1

v1

U2

u2

V2

v2

110V

U1

110V

PＴ(VT)

R側
Ｋ/5A用計測ユニット
KK12B-/5

ｋ

ＣＴ

計器

5A
Ｌ

ｌ
T側
Ｋ

ｋ

Ｌ

計器

5A

ＣＴ
ｌ

36

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニットのユニットの取付け
取付け方法（方法（形名：
形名：KK13A）
KK13A）
パルス入力ユニットを他のユニットに接続する方法は、計測ユニットと同じ方法です。P30～31 の「各ユニットを接続する」を参照してください。
結線方法
電線のむき出し長は 8～9mm にし、下図のようにマイナスドライバを差し込んで端子台内部のスプリ
ングを押し下げて電線を挿入します。結線作業は必ず適合するドライバを使用するようお願いします。
結線後は電線を軽く引いて、接続を確認してください。
推奨ドライバの刃先寸法3.5×0.5mm

マイナス ドライバ等

コネクタ
8～9mm

横から見た図

導線部

被覆部

端子台の
端子台の結線図
結線図は下図の通りです。極性によく注意して結線を行ってください。
パルス入力ユニットから無電圧接点、またはオープンコレクタに印加する電圧、電流の定格はそれぞ
れ 5V、5V、5mA です。定格に合った無電圧接点、オープンコレクタを接続してください。

配線には0.5～0.75mm２の2心シールド線を使用して、距離は50m以内としてください。

接地する（Ｄ種接地）

接地線

橙（＋）
青（－）
または

１ｃｈ
２ｃｈ

オープン
コレクタ

白（＋）
灰（－）

注意

無電圧接点

・接点信号の配線のシールドは必ずＤ種接地に接続してください。
ノイズなどの外乱により正しくカウントしない恐れがあります。
・有電圧信号を接続しないでください。
パルス入力ユニットの信号入力部に逆電圧がかかり、パルス入力ユニットを破損する恐れがあります。
・オープンコレクタは極性を逆に接続しないでください。

禁止

逆電圧がかかり、オープンコレクタを破損する恐れがあります。
・屋外等、水のかかる場所に設置しないようにしてください。感電や火災の原因となります。
・パルス入力ユニットのケーブル類をむやみにねじったり、引っ張ったりしないでください。
ケーブル類や接続箇所に力がかかり、断線や接続が外れるなどで、感電や火災および測定不良の原因となります。また、パルス入力ユニットを破損する恐れがあります。
37

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

入力モード
入力モードのモードの切替スイッチ
切替スイッチのスイッチの設定
高速／低速パルスモード切替スイッチで、入力パルスの頻度に合った設定をしてください。

入力モード

仕様
入力パルス幅パルス追従性

高速パルス

ON 時間 ：5msec 以上
OFF 時間：5msec 以上

100 パルス/sec

低速パルス

ON 時間 ：30msec 以上
OFF 時間：30msec 以上

16 パルス/sec

38

主な用途
入力パルスの頻度が高い場合に使用します。パルス追従性が高いので接点のチャタ
リングも検出する可能性があります。
入力パルスの頻度が低い場合に使用します。接点のチャタリングは検出しません。

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

アナログ入力ナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットの取付け
取付け方法（方法（形名：
形名：KK13B）
KK13B）
アナログ入力ユニットを他のユニットに接続する方法は、計測ユニットと同じ方法です。P30～31 の「各ユニットを接続する」を参照してください。
結線方法
結線方法はパルス入力ユニットと同じです。Ｐ３７のパルス入力ユニットの「結線方法」を参照して
ください。
端子台の
端子台の結線図

0～5V(1～5V)入力の場合接地する（Ｄ種接地）

接地線

配線には0.5～0.75mm２の2心シールド線を使用してください。

橙（＋）
青（－）

+
未接続

白（＋）
灰（－）

0～5V

4～20mA入力の場合接地する（Ｄ種接地）

接地線

配線には0.5～0.75mm２の2心シールド線を使用してください。

橙（＋）
青（－）

+
付属のショートワイヤを接続

白（＋）
灰（－）

39

4～20mA

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

・アナログ信号の配線のシールドは必ずＤ種接地に接続してください。

注意ノイズなどの外乱により正しい計測が行えない恐れがあります。
・4～20mA 入力時には必ずショートワイヤにて端子台の白－灰間を接続してください。
ショートワイヤを接続しないと正しい計測が行えません。
・定格以上のアナログ信号を入力しないでください。
過入力によりアナログ入力ユニットを破損する恐れがあります。
・プラス、マイナスの極性を逆に接続しないでください。
逆電圧がかかり、アナログ入力ユニットを破損する恐れがあります。
・アナログ信号線から信号を出力した状態で配線を行わないでください。感電の原因となります。

禁止

・屋外等、水のかかる場所に設置しないようにしてください。感電や火災の原因となります。
・アナログ入力ユニットのケーブル類をむやみにねじったり、引っ張ったりしないでください。
ケーブル類や接続箇所に力がかかり、断線や接続が外れるなどで、感電や火災および測定不良の原因となります。また、パルス入力ユニットを破損する恐れがあります。

メモ

パルス入力
パルス入力ユニット
入力 ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力 ユニットについてユニットについて何らかの原因により、ケーブルと端子台が外れてしま った場合は下の図を元にケーブルをつなぎなおしてください。

赤

橙

黒
青
白
白
灰
緑

延長ケーブル
延長ケーブルのケーブルの取付け方法（
方法（形名：
形名：KK14A）
KK14A）
接続方法
延長ケーブルを他のユニットに接続する方法は、計測ユニットと同じ方法です。ただし延長ケーブルにはアドレスがありませんので、アドレスを設定する必要はありません。P30～31 の「各ユニットを接続する」を参照してください。
延長ケーブルを用いる場合は、総延長距離（本体ユニットから末端の各種計測ユニットまで）を 50m以内にしてください。
以内40

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットの接続を接続を確認する
確認する
本体ユニットの画面を操作して、本体ユニットが計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力
ユニットの接続を確認します。本体ユニットの画面操作方法は P43「5 本体ユニットの画面と操作」
を参照してください。

1

現在値表示画面で現在値表示画面で現在値に現在値にカーソルを
カーソルを移動させ
移動させ、
させ、

adr0 電力量

0現在値
000adr000.kWh02

で一覧に一覧にカーソルをあわせ
カーソルをあわせ、
をあわせ、

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

4

で端末に
端末にカーソルをあわせ
カーソルをあわせ、をあわせ、2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr0
ｸﾘｱ

6

本体ユニットが計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユ
ニットを認識している場合は、各アドレスが反転表示になります。
ここではアドレスを「0、1、2、3」と設定している計測ユニット（パルス入力ユニット、アナログ入力ユニット）が本体ユニットに接続していることを示しています。

で各アドレス
アドレスのレスの端末情報を
端末情報を表示する
表示する。
する。

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
・・・
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr0
ｸﾘｱ

各アドレスとアドレスと端末情報が
端末情報が、実際のものと一致のものと一致していることを一致していることを確認していることを確認する
確認する。
する。

2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr0
ｸﾘｱ

5

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

本体ユニット
本体ユニットにユニットに接続している
接続している計測
している計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットのアドレスが反転表示していることを反転表示していることを確認していることを確認する
確認する。
する。

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

3で接続状況画面を
接続状況画面を表示する
表示する。
する。

「アドレス 0」に「50A 用 2 線式計測ユニット」が接続していることを示しています。
実際に、本体ユニットに「アドレス 0 に設定している 50A 用 2 線式計測ユニット(KK12A-50)」が接続していることを確認してください。

で一括表示画面を一括表示画面を表示する
表示する。
する。

2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr0
ｸﾘｱ

00000.78kWh 206V
0.07kW 1.26A
19%
一括 adr0

各アドレスにおいてアドレスにおいて、
において、データのデータの表示を表示を確認する
確認する。
する。

00000.78kWh 206V
0.07kW 1.26A
19%
一括 adr0

で adr0 にカーソルをあわせ、で他のアドレスを表示できます。
それぞれのアドレスで、データの表示を確認してください。

41

4 計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの取付けと接続

計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットの追加と追加と取外し取外し
計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットをユニットを追加する
追加する

1

追加する
追加する計測パルス入力ユニット
アナログ入力ユニット
アドレスを設定する
設定する。
する計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
入力ユニットのユニットのアドレスを
する。
リセット

通信
計測ユニット
型名：ＫＫ１２□－□□□
定格：□Ｐ□Ｗ、□□□Ａ

アドレスは、既存の計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットと重複しないように設定してください。
アドレスの設定の仕方は P31 を参照してください。

Ｎｏ．
アドレス

2

計量

追加する
追加する計測する計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットをユニットを接続する
接続する。
する。
それぞれの機種の取付け方法は次のページを参照してください。
・
計測ユニットの取付け方法→P28
・
パルス入力ユニットの取付け方法→P37
・
アナログ入力ユニットの取付け方法→P39
末端になる計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの接続コネクタ部は、
本体ユニットに付属の通信コネクタカバーラベルを張ってください。

3

本体ユニット
本体ユニットが追加された計測
パルス入力ユニット
アナログ入力ユニット
認識していユニットが追加されたされた計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
入力ユニットをユニットを認識していることを確認ることを確認する
する。
。
確認する
P41 を参照し、正しく追加されたことを確認してください。

計測ユニット
計測ユニット、
ユニット、パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットをユニットを取り外す

1

計測ユニット
計測ユニット、
パルス入力ユニット
アナログ入力ユニット
ユニット、パルス入力
入力ユニット、
ユニット、アナログ入力
入力ユニットをユニットを取り外す。

！adrF取り外し・
ｱﾄﾞﾚｽ重複を検出。
削除しますか?
選択 いいえ はい2

数秒でこの画面を表示します。
取り外した計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットのアドレスと、同じアドレスが表示されていることを確認してください。

で はい にカーソルをあわせてカーソルをあわせて、をあわせて、 ENTER を押す。

！adrF取り外し・
ｱﾄﾞﾚｽ重複を検出。
削除しますか?
選択 いいえ はい！adrF取り外し・
ｱﾄﾞﾚｽ重複を検出。
削除しますか?
選択 いいえ はい・ 「はい」を選択すると、削除したアドレスに該当するデータが本体ユニット

注意

から収集できなくなります。
・ 計測ユニットを取り外してデータを収集する場合は「いいえ」を選択してください。

※計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットを取り外していないのに、この画面が表示された場合には、「いいえ」を選択して下さい。
ノイズ等の影響で本体ユニットと計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットとの通信が一時的に失敗し、この画面が表示されることがあります。この場合には、「いいえ」を選択して ENTER キーを押して下さい。
その後、端末ステータス画面で「リセット」を実行して下さい。

42

5 本体ユニットの画面と操作

５ 本体ユニット
本体ユニットのユニットの画面と画面と操作
画面と画面と操作部
矢印キー
E N T ER キーで表示
矢印キーおよびEキーキー
項目の切替やデータの設定などの操作を行います。
本文中では矢印キーと ENTER
ＬＣＤ画面に各種の表示を行います。

キーを次のように表します。

ENTER

矢印キー：
4

C

0

ADDRESS

8

ENTER キー：

ENTER

画面操作は全て矢印キーと ENTER キーで行います。
下図に示すようにアンダーバーがついている文字にはカーソルを移動できます。矢印キーで画面遷移や値の入力を行います。

adr0 電力量

adr0 電力量

adr0 電力量

0現在値
000adr00 0.kWh0

現在値adr0000000.kWh0

0現在値
000adr00 0.kWh0

メモ

通信表示について
表示部右上隅に上位機器との通信状態をあらわす菱形の表示があります。この表示は右のように通信状態を表わしています。

表示

通信状態
上位機器とは通信していませんadr0 電力量

赤外線通信中です

9現在値
999adr90 9.kWh9

上位機器と通信中です

43

5 本体ユニットの画面と操作

画面遷移マップ
画面遷移マップ
本体ユニットの画面は大きく分けるとメイン
メイン画面
メイン画面とサブ
画面 サブ画面
サブ画面に分かれます。メイン画面において画面を押すとサブ画面に移ります。
メイン画面では主に現在値の確認、本体ユニット、各種計測ユニットの状態の確認を行います。サブ
画面では各種設定や状態確認を行います。

画面遷移マップ
サブ画面

メイン画面

ENTER

ENTER

初期設定

現在値表示

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

一括表示

設定確認
時計設定

積算値ﾘｾｯﾄ
端末ｽﾃｰﾀｽ

ＩＤ設定

記録ﾃﾞｰﾀ消去
本体ｽﾃｰﾀｽ

相線式設定

ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定

変圧比設定

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

端末係数設定

ﾛｸﾞ確認

時限設定

LCD表示ﾃｽﾄ

保存ﾃﾞｰﾀ設定

ｷｰ操作ﾃｽﾄ上位速度設定通信確認

ﾌｫﾝﾄ一覧

44

6 現在値を見る

６ 現在値を
現在値を見る
メイン画面遷移
メイン画面遷移マップ
画面遷移マップ
３線式計測ユニットの場合

パルス入力ユニットの場合

アナログ入力ユニットの場合

adr0 ﾊﾟﾙｽ 1

adr0 ｱﾅﾛｸﾞ瞬時

adr0 電力量

adr0 電力量

adr0 電力量

0現在値
000adr000.kWh0

0現在値
000adr00 0.kWh0

0現在値
000adr000.kWh0 現在値
000adr000count00 現在値adr0

adr0 電力量

adr0 T 相電流

0現在値
000adr0F 0.kWh0

現在値adr0

現在値表示画面

・・・

0V
0.0A
0V
0.0A

一括表示画面

現在値adr000000.00kWh0.00kW0%
一括 adr0

0V
0.0A
0V
0.0A

現在値adr000000.00kWh0.00kW0%
一括 adrF

0V
0.0A

現在値adr0FF
0V 現在値adr0 Oｽﾃｰﾀｽ

adr0 力率

adr0 ON 時間 1

現在値adr00% 現在値
000adr0000min0

adr0 ﾊﾟﾙｽ 2

adr0 R 相電流

0V
0.0A
0V
0.0A

adr0 ｽﾃｰﾀｽ 1

adr0 電力
現在値adr0

0.kW0

IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:00:00:00
設定確認
1/3
設定
時限:30 分上位:19200BPS
設定確認

縦のラインはラインは横のラインは
ラインは3/3で画面遷移します
画面遷移します相線式:三相３線
変圧比:000110 / 110V
設定確認
2/3

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ
端末ｽﾃｰﾀｽ画面

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

3線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 600A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adrF
ｸﾘｱ・・・

2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr0
ｸﾘｱ

停電発生
端末通信ｴﾗｰ
ｽﾃｰﾀｽ

↑↓

停電発生
端末通信ｴﾗｰ
ｸﾘｱ

本体ｽﾃｰﾀｽ画面

ｽﾃｰﾀｽ

↑↓

停電発生
端末通信ｴﾗｰ
ｸﾘｱ

ｽﾃｰﾀｽ

45

↑↓

ｸﾘｱ

0%

adr0 ｱﾅﾛｸﾞ最大000adr000count00 現在値adr0
0.0A 現在値

adr0 R 相電圧0%

adr0 ｱﾅﾛｸﾞ最小000adr0000min0 現在値adr0
0V 現在値

0現在値
000adr01 0.kWh0

・・・
・・・

IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:00:00:00
設定確認
1/3
設定 設定確認画面

adr0 ON 時間 2

adr0 T 相電圧

00000.0kWh
0.0kW
0%
一括 adr1

adr0 ｱﾅﾛｸﾞ平均

0.0A 現在値adr0 Oｽﾃｰﾀｽ
FF 現在値adr0

adr0 電力量

00000.00kWh0.00kW0%
一括 adr0

adr0 ｽﾃｰﾀｽ 20%0%

6 現在値を見る

現在値表示画面
計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットが測定した現在値を表示します。

3 線式計測ユニット
線式計測ユニット

パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニットadr0 ﾊﾟﾙｽ 1

adr0 電力量
積算電力量

電力の
現在値

パルスカウントの積算値

0現在値
000adr00 0.kWh0

adr0 ON 時間 1

adr0 電力

接点 ON 時間の
積算値

0.kW0
現在値adr0

現在の接点の状態
ON ：接点閉
OFF：接点開adr0 力率
力率の現在値（演算による）

R 相電圧の現在値

0%

現在値adr0000000min0

現在値adr0

adr0 ｽﾃｰﾀｽ 1
現在値adr0

OｽﾃｰﾀｽFF

adr0 R 相電圧

0V

現在値adr0
R 相電流の現在値

00000count00

現在値adr0

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニットadr0 ｱﾅﾛｸﾞ瞬時

adr0 R 相電流
現在値adr0

アナログ現在値

0.0A

現在値adr0
adr0 ｱﾅﾛｸﾞ最大
アナログ最大値（現時限内の最大値）

adr0 T 相電圧
T 相電圧の現在値

0V

現在値adr0

現在値adr0

現在値adr00%

adr0 ｱﾅﾛｸﾞ最小
アナログ最小値（現時限内の最小値）

adr0 T 相電流
T 相電流の
現在値

0%

0.0A

現在値adr0
アナログ平均値（現時限内の平均値）

adr0 ｱﾅﾛｸﾞ平均
現在値adr0※２線式計測ユニットは R 相のみとなります。

46

0%
0%

6 現在値を見る

他のアドレスを
アドレスを見る1

で adr0
adr0 にカーソルを
カーソルを移動させる
移動させる。
させる。

adr0 電力量

adr0 電力量

0現在値
000adr00 0.kWh0

0現在値
000adr00 0.kWh02で他のアドレスを
アドレスを表示する
表示する。
する。

adr0 電力量

adr1 ﾊﾟﾙｽ 1

0現在値
000adr00 0.kWh0

現在値adr1 count0000000

adr2 ｱﾅﾛｸﾞ瞬時
現在値adr20%

他の計測項目を計測項目を見る

1

カーソルを移動させる。
で kWh にカーソルソルを移動させる
させる。

adr0 電力量

adr0 電力量

0現在値
000adr000.kWh0

0現在値
000adr00 0.kWh02で他の計測項目を
計測項目を表示する
表示する。
する。

adr0 電力量

adr0 電力

0現在値
000adr000.kWh0

0.kW0
現在値adr0

メモ

adr0 力率
現在値adr0/5A 計測ユニット
計測 ユニット、
ユニット、 パルス 入力ユニット
入力 ユニット、
ユニット、アナログ入力
アナログ 入力ユニット
入力 ユニットのユニットの 値 について
/5A 計測ユニットの値や、パルス入力ユニッ ト・アナログ入力ユニットの値と単位はサブ
画面の「初期設定」－「端末係数設定」で設定します。 詳細については P59 ～を参照してく
ださい。

47

0%

・・・

6 現在値を見る

一括表示画面
現在値表示画面の内容を一括して表示します。
２線式計測ユニット
線式計測ユニット
積算電力量
電力
力率

00000.00kWh0.00kW0%
一括 adr0

３線式計測ユニット
線式計測ユニット

0V
0.0A

電圧

積算電力量

電流

電力
力率

00000.00kWh0.00kW0%
一括 adr0

0V
0.0A
0V
0.0A

R 相電圧
R 相電流
T 相電圧
T 相電流

パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット0000000count0000000min
接点の状態 ｽﾃｰﾀｽ OFF
一括 adr0
1/2

パルスカウントの積算値
接点 ON 時間の積算値

カーソルを合わせてを押すと 1ch と 2ch を切替

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニット
アナログ現在値
アナログ最大値
アナログ最小値

0 %0 Max 00 Min
一括 adr0

Ave

アナログ平均値

他のアドレスを
アドレスを見る1

で adr0
adr0 にカーソルを
カーソルを移動させる
移動させる。
させる。

00000.00kWh0.00kW0%
一括 adr0

2

0V
0.0A
0V
0.0A

00000.00kWh0.00kW0%
一括 adr0

0V
0.0A
0V
0.0A

で他のアドレスを
アドレスを表示する
表示する。
する。

00000.00kWh0.00kW0%
一括 adr0

0V
0.0A
0V
0.0A

0000000count0000000min
ｽﾃｰﾀｽ OFF一括 adr1
1/2

48

0 %
0 Max 00 Min
一括 adr2Ave・・・

6 現在値を見る

設定確認画面
サブ画面の初期設定
初期設定で設定した内容を確認する画面です。
特に、正確な日付と時刻でデータを保存す
初期設定
るため、日付と時刻の確認は必ず行ってください。
設定確認画面
ID ナンバー
日付
時刻

相線式
変圧比

時限
上位速度

IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:00:00:00
設定確認
1/3
設定
相線式:三相３線
変圧比:000110 / 110V
設定確認
2/3

カーソルを合わせてを押すとページを切替

カーソルを合わせてを押すとページを切替

時限:30 分上位:19200BPS
設定確認

3/3

カーソルを合わせてを押すとページを切替

他のページを
ページを見る1

で 1/3 にカーソルを
カーソルを移動させる
移動させる。
させる。

IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:00:00:00
設定確認
1/3
設定

2

IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:00:00:00
設定確認
1/3
設定

で他のページを
ページを表示する
表示する。
する。

IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:00:00:00
設定確認
1/3
設定

相線式:三相３線
変圧比:000110 / 110V
設定確認
2/3

49

時限:30 分上位:19200BPS
設定確認

3/3

6 現在値を見る

端末ステータス端末ステータス画面
ステータス画面（
画面（接続状況確認）
接続状況確認）
本体ユニットに接続している計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットの接続状況を表示します。反転表示しているアドレスには、各種計測ユニットの接続を本体ユニットが認識していることを示します。
アドレス表示
反転表示のアドレスは各種計測ユニットが接続していることを表します
カーソルを合わせてを押すと各アドレスの接続状況を表示します接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

端末リセット
各種計測ユニットを増設したり、取り外したりしたときに、本体ユニ
ットがうまく認識できなかったときに、カーソルを合わせて ENTER
を押してください

２線式計測ユニット
線式計測ユニット
２線式計測ユニットが接続していることを示します。
定格
接続している計測ユニットの定格を表示します。

2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr0ｸﾘｱ

端末ステータスクリア
エラーステータスが発生した場合、カーソルを合わせて ENTER を押してください。

３線式計測ユニット
線式計測ユニット
３線式計測ユニットが接続していることを示します。
定格
接続している計測ユニットの定格を表示します。

3線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 600A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr1
ｸﾘｱ

端末ステータスクリア
エラーステータスが発生した場合、カーソルを合わせて ENTER を押してください。

パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット
パルス入力ユニットが接続していることを示します。
入力モード接続しているパルス入力ユニットの入力モードを表示します
入力モードの切替は P38 を参照
してくださいﾊﾟﾙｽﾕﾆｯﾄ
設定:低速ﾊﾟﾙｽ
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr1
ｸﾘｱ

端末ステータスクリア
エラーステータスが発生した場合、カーソルを合わせて ENTER を押してください。

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニット

アナログ入力ユニットが接続していることを示します。

ｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr3

50

ｸﾘｱ

端末ステータスクリア
エラーステータスが発生した場合、カーソルを合わせて ENTER を押してください。

6 現在値を見る

接続されている
接続されている各種計測されている各種計測ユニット
各種計測ユニットのユニットの種類を
種類を見る

1

で一覧に
一覧にカーソルを
カーソルを移動させる
移動させる。
させる。

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

2

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

で他のページを
ページを表示する
表示する。
する。

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr0ｸﾘｱ

3線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 600A
・・・
ﾎﾟｰﾄ:1
端末 adr1
ｸﾘｱ

ｋｋ
接続されている
されている各種計測接続されている各種計測ユニット
各種計測ユニットにユニットにリセットをかける
リセットをかける
接続されている各種計測ユニットにリセット信号を出します。

1

でリセットにカーソルを移動させる
移動させる。
させる。
リセットにカーソルを

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

2

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

ENTER を押す。

接続状況
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
端末 一覧 ﾘｾｯﾄ

メモ

各種計測ユニット
各種計測 ユニットのユニットのエラーステ ータスについてータスについて
端末ステータス画面で、各種計測ユニットのエラーステータスを確認することができます。
表示されるエラーメッセージを下表に示します。

端末ステータス画面

2線式計測ﾕﾆｯﾄ
定格:240V 050A
ﾎﾟｰﾄ:1 通信 機器
端末 adr0
ｸﾘｱ

表示

発生要因

通信

各種計測ユニットとの通信エラーが発生

機器

各種計測ユニットに何らかの異常が発生

51

6 現在値を見る

本体ステータス本体ステータス画面
ステータス画面
停電や本体ユニットに何らかのエラーが発生した場合、ここに表示されます。また本体ユニットはロロ
グ記録機能をもっており設定変更や故障等の情報をログに残しています。
記録機能
ログ記録機能により保存されたログを見るには、サブ画面の「メンテナンス」－「ﾛｸﾞ確認」で確認できます。

停電発生
端末通信ｴﾗｰ

本体ユニットのエラーステータスを表示

エラーステータスの表示が多いと
きはカーソルを合わせてを押すと画面がスクロールしますｽﾃｰﾀｽ ↑↓

ｸﾘｱ

表示クリア
カーソルを合わせて ENTER を押すと表示をクリアします

画面を画面をクリアする
クリアする

1

でクリアに
カーソルを移動させる
移動させる。
させる。
クリアにカーソルを

停電発生
端末通信ｴﾗｰ
ｽﾃｰﾀｽ

2

↑↓

停電発生
端末通信ｴﾗｰ
ｸﾘｱ

ｽﾃｰﾀｽ ↑↓

ｸﾘｱ

ENTER を押す。

停電発生
端末通信ｴﾗｰ
ｽﾃｰﾀｽ ↑↓

メモ

ｽﾃｰﾀｽなし

ENTER

ｸﾘｱ

ｽﾃｰﾀｽ ↑↓

ｸﾘｱ

本体ユニット本体 ユニットのユニットのエラーステータスについて
エラーステータスについて
本体ステータス画面で、本体ユニットのエラーステータスを確認することができます。
表示されるエラーメッセージを下表に示します。

本体ステータス画面

停電発生
端末通信ｴﾗｰ
ｽﾃｰﾀｽ

↑↓

表示

ｸﾘｱ

発生要因

停電発生

停電処理が正常に行われた後に再起動した

ﾘｾｯﾄ発生停電処理が正常に行われずに再起動した

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｴﾗｰ

再起動時に保存データがチェックサムエラー

端末通信ｴﾗｰ

各種計測ユニットとの通信エラーが発生

端末R応答

各種計測ユニットにリセット発生

端末機器異常各種計測ユニットに何らかの異常が発生

RTCｴﾗｰ

RTCの読み出し・書き込みリトライオーバー

FRAM書込みｴﾗｰ

FRAM書き込み後、ベリファイ結果が不一致

FRAM設定値ｴﾗｰ

保存データのバックアップエラー発生時、FRAM設定値データの再読込でチェックサムエラー

FRAM積算値ｴﾗｰ

保存データのバックアップエラー発生時、FRAM積算値データの再読込でチェックサムエラー

52

7 初期設定をする

７ 初期設定をする
初期設定をする
多回路電力レコーダをはじめて設置したときは必ず初期設定を行います。
ご使用の目的により、必要な設定項目と不要な設定項目がありますので、お客様の環境にあわせまして設定してください。

時限データ
時限データを
データを収集せず
収集せず、せず、単に現在値のみを
現在値のみを計測
のみを計測する
計測する場合する場合
・ 相線式設定（P57）・ 変圧比設定（P58）※計器用変成器を用いる場合
・

端末係数設定（P59）※/5A 用計測ユニット、パルス・アナログ入力ユニットを用いる場合

PDA を用いて、いて、時限データ
時限データを収集する場合データを収集する
する場合
・ 時計設定（P55）・ ID 設定（P56）・ 相線式設定（P57）・ 変圧比設定（P58）※計器用変成器を用いる場合
・ 端末係数設定（P59）※/5A 用計測ユニット、パルス・アナログ入力ユニットを用いる場合
・ 時限設定（P66）
・ 保存データ設定（P68）

RSRS-485 を用いて上位装置
いて上位装置（
上位装置（PC）
PC）と通信し通信し、時限デ
時限データをータを収集する収集する場合する場合
・ 時計設定（P55）・ ID 設定（P56）・ 相線式設定（P57）・ 変圧比設定（P58）※計器用変成器を用いる場合
・ 端末係数設定（P59）※/5A 用計測ユニット、パルス・アナログ入力ユニットを用いる場合
・ 時限設定（P66）
・ 保存データ設定（P68）・ 上位速度設定（P69）53

7 初期設定をする

初期設定画面遷移マップ
初期設定画面遷移マップ
P44 の画面遷移マップも参照してください。

日付:2002/01/01
時刻:00:00
ｷｬﾝｾﾙ

ＯＫ

ID:000000
ｷｬﾝｾﾙ

ＯＫ

時計設定
ID 設定
相線式設定
変圧比設定
端末係数設定
時限設定
保存ﾃﾞｰﾀ設定
上位速度設定
初期設定
戻る

初期設定
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ﾒﾆｭｰ

戻る

相線式:三相３線
でカーソルを合わせて

ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ
変圧比
00110 / 110V
(110Vの倍数のみ)ｷｬﾝｾﾙＯＫ
端末係数設定adr:00
種別:ｱﾅﾛｸﾞ
戻る 確認 設定

ENTER で画面遷移します

時限:30分
ｷｬﾝｾﾙ
次へ
保存ﾃﾞｰﾀ設定
kW:瞬時 PF:瞬時
V:瞬時 A:瞬時
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ
通信:19200BPS
ｷｬﾝｾﾙ

ＯＫ

54

7 初期設定をする

時計設定
本体ユニットの日付と時刻を設定します。ここで設定した時刻にもとづいて本体ユニットは時限デー
タを保存しますので、必ず設定してください。
初期値は「 2002/01/01 00:00 」です。

1

時計設定に
時計設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

時計設定
ID 設定
相線式設定
初期設定 戻る2

3

で値を入力し入力し、でカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、日付と日付と時刻をすべて
時刻をすべて入力をすべて入力する
入力する。
する。

日付:2002/01/01
時刻:00:00

日付:2003/01/01
時刻:00:00

ｷｬﾝｾﾙ

ｷｬﾝｾﾙ

ＯＫ

ＯＫ

最後に
最後にＯＫに
ＯＫにカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押し、設定を設定を保存する
保存する。
する。

日付:2003/10/16
時刻:20:10
ｷｬﾝｾﾙ

ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。

ＯＫ55

7 初期設定をする

ID 設定
本体ユニットを区別するために、本体ユニットに固有の ID 番号を設定します。特特に、本体ユニット
本体ユニットを 2 台以上使用するときは台以上使用するときは必
設定してください。
するときは必ず設定してください
してください。
初期値は「 000000 」です。

1

ID 設定に設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

時計設定
ID 設定
相線式設定
初期設定
戻る

2

で値を入力し入力し、ID:000000
ｷｬﾝｾﾙ

3でカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、ID 番号を番号を入力する
入力する。
する。

ID:L00000

×15

ＯＫ

ｷｬﾝｾﾙ

ＯＫ

最後に
最後にＯＫに
ＯＫにカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押し、設定を設定を保存する
保存する。
する。

ID:LAB001
ｷｬﾝｾﾙ

ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。

ＯＫ56

7 初期設定をする

相線式設定
相線式を設定します。測定する回路にあわせて設定してください。
初期値は「 三相３線 」です。

1

相線式設定に相線式設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

ID 設定
相線式設定
変圧比設定
初期設定
戻る

2

で設定する
設定する相線式
する相線式を
相線式を選択する
選択する。
する。
「三相
三相３
単相３
単相２
三相３線」、「単相単相３線」、「単相単相２線」から設定できます。

相線式:三相３線
ｷｬﾝｾﾙ

3

ＯＫ

単相２
単相２線と単相３単相３線を混在して混在して計測して計測するときは計測するときは「するときは「単相３単相３線」に設定してください
設定してください。
してください。

で OK にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押し、設定を設定を保存する
保存する。
する。

相線式:単相２線
ｷｬﾝｾﾙ

ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。

ＯＫ57

7 初期設定をする

変圧比設定
計器用変圧器（PT または VT）を使用するときは変圧比を設定します。計器用変計器用変圧器
計器用変圧器を圧器を用いない場合
いない場合
は設定せず
設定せず、
初期値のままお使いください。
せず、初期値のままおのままお使いください。
初期値は「 110/110V 」です。

1

カーソルをあわせて ENTER を押す。
変圧比設定に変圧比設定にカーソルをあわせて

相線式設定
変圧比設定
端末係数設定初期設定
戻る

2

で値を入力し入力し、変圧比00110 / 110V
(110Vの倍数のみ)ｷｬﾝｾﾙＯＫ

3

でカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、変圧比を
変圧比を入力する
入力する。
する。

×2

変圧比
004410 / 110V
(110Vの倍数のみ)ｷｬﾝｾﾙＯＫ

×3

最後に最後に OK にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押し、設定を設定を保存する
保存する。
する。

変圧比
00440 / 110V
(110Vの倍数のみ)ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

メモ

一次側電圧 / 二次側電圧
一次側電圧の一次側電圧の設定範囲：
設定範囲：110～
110～77000
二次側電圧は二次側電圧は 110V
110V 固定
一次側電圧は 110 の倍数となるように設定してください。
一次側電圧が 110 の倍数でない場合は、OK で ENTER を押しても設定できません。
また、ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。

変圧比 の設定範囲について設定範囲について
変圧比の設定範囲は 110 ～ 77000 ですが、変圧比 × 変流比 ＜ 16000の制限があります。これを満たさない場合は設定できません。

変流比は用いる計測ユニットの定格電流によって決定します。
/5A用計測ユニットを用いる場合は「初期設定」－「端末係数設定」で設定します。
/5A用以外の計測ユニッ トを用いる場合は、 変流比はそれぞれ右表の通りとなります。

58

定格電流

変流比

/5A

端末係数設定で設定

50A

10

100A

20

250A

50

400A

80

600A

120

7 初期設定をする

端末係数設定/5A 用計測ユニット、パルス入力ユニット、アナログ入力ユニットを使用する場合は、端末係数設定を行います。
/5A 用計測ユニット
用計測ユニットのユニットの端末係数設定

1

端末係数設定に端末係数設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

変圧比設定
端末係数設定
時限設定
初期設定
戻る

2

で接続されている
接続されている/5A
されている/5A 用計測ユニット
用計測ユニットのユニットのアドレスを
アドレスを選択し選択し、設定に設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

端末係数設定adr:00
種別:3線式計測
戻る 確認 設定

3

で値を入力し入力し、端末係数設定adr:1
5A
種別:3線式計測
戻る 確認 設定

でカーソルを
カーソルを移動させ移動させ変流比
させ変流比を
変流比を入力する
入力する。
する。

adr1
変流比
01005 / 5A
(5Aの倍数のみ)
ｷｬﾝｾﾙ
登録

4

/5A 用以外の計測ユニットでは設定で ENTER を押しても設定で
きません。

adr1
変流比
0 / 5A
1005(5Aの倍数のみ)
ｷｬﾝｾﾙ
登録

最後に
最後に登録に登録にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押し、設定を設定を保存する
保存する。
する。

adr1
変流比
1200 / 5A(5Aの倍数のみ)
登録
ｷｬﾝｾﾙ

メモ

一次側電流 / 二次側電流となっています。二次側電流は 5A 固定です。
一次側電流は 5 の倍数となるように設定してください。
一次側電流が 5 の倍数でない場合は、登録で ENTER を押しても設定できません。
設定範囲 ： 5～2500A
また、ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。
変圧比 × 変流比 ＞ 16000 を超える値は設定できません。
（Ｐ58 メモ参照）/5A 用計測ユニット
用計測 ユニットのユニットの表示/5A 用計測ユニットの場合は下図に示すように、「5A」の表示があります。
/5A 用計測ユニット
用計測 ユニット/5A 用以外の用以外の計測ユニット
計測 ユニット

端末係数設定adr:1
5A
種別:3線式計測
戻る 確認 設定

端末係数設定adr:0
種別:3線式計測
戻る 確認 設定59

7 初期設定をする\ パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニットのユニットの端末係数設定
パルス入力ユニットを使用するときは、必ず設定します。入力が 2ch ありますので、パルスレート１(1ch)、パルスレート２(2ch)を順番に設定します。
初期値は 1ch、2ch とも「 1/1P count 」です。

1

端末係数設定に端末係数設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

変圧比設定
端末係数設定
時限設定
初期設定
戻る

2

で接続されている
接続されているパルス
されているパルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニットのユニットのアドレスを
アドレスを選択し選択し、設定ににカーソルをあわせて設定
カーソルをあわせて ENTER を押す。

端末係数設定adr:2
種別:ﾊﾟﾙｽ
戻る 確認 設定

端末係数設定adr:00
種別:3線式計測
戻る 確認 設定

3

で値を入力し入力し、でカーソルを
カーソルを移動させ移動させパルスレート
させパルスレート１
パルスレート１の分子を分子を入力する
入力する。
する。

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
00001. / 00001 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

4

×5

で小数点へ
小数点へカーソルを
カーソルを移動させ
移動させ、
させ、

で小数点位置を
小数点位置を変更する
変更する。
する。

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
15000.. / 00001 P
戻る 0ｷｬﾝｾﾙ 次へ

5

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
150000. / 00001 P
戻る
0 ｷｬﾝｾﾙ 次へ

でパルスレート分母
パルスレート分母へ分母へ移動させ移動させ、させ、で値を入力する
入力する。
する。

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
150.00 / 000001 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ
0 次へ

6

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
15000.
5/ 00001 P
戻る
0
ｷｬﾝｾﾙ 次へ

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
150.00 / 00100
1 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ 1次へ

で次へへカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、 ENTER を押す。

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
150.00 / 00100 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

60

7 初期設定をする

7

8

で単位を
単位を設定し設定し、で次へへカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、 ENTER を押す。

adr2 設定(2/4)
単位1:[ count]adr2 設定(2/4)
単位1:[ count]

戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

3

～

7

の手順で
手順で、パルスレート２
パルスレート２（2ch）2ch）を設定する
設定する。
する。

adr2 設定(3/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ2
00001. / 00001 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

9adr2[ pcs]
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ200010. / 00001 P戻る
2/2

２つのパルスレート
つのパルスレートとパルスレートと単位をそれぞれ
単位をそれぞれ入力
をそれぞれ入力したら入力したら、
したら、登録のとこ
登録のところへのところへカーソル
ろへカーソルを
カーソルを移動さ移動させて ENTER を押す。

adr2 設定(4/4)
単位2:[ count]

設定内容に
設定内容にエラーがあるときはエラーがあるときは、があるときは、エラーのある
エラーのある画面のある画面に
画面に
戻ります。
ります。
設定内容を修正して、もう一度登録しなおしてください。

戻る ｷｬﾝｾﾙ 登録

10

で確認へ
確認へカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、 ENTER を押す。

端末係数設定adr:2
種別:ﾊﾟﾙｽ
戻る 確認 設定11

adr2
[ count]
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
00001. / 00001 P戻る
1/2

で 1/2 へカーソルを
カーソルを移動させ
移動させ、
させ、

adr2
[ count]
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
150.00 / 00100 P
戻る
1/2

12

でページを
ページを切替え
切替え、1ch、
1ch、2ch の設定を
設定を確認する
確認する。
する。

adr2
[ pcs]
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ200010. / 00001 P
戻る
2/2

で戻るへカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、 ENTER を押す。

adr2
[ pcs]
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ200010. / 00001 P
戻る
1/2

ENTER

端末係数設定adr:22
種別:ﾊﾟﾙｽ
戻る 確認 設定

61

7 初期設定をする

メモ

パルスレートについて
パルスレートについて

パルスレート ＝XXXXXXYYYYYY

分子（XXXXXX）：分母に設定したパルスが入力されたときの表示のカウントアップ値を設定します。
（有効数字5桁＋小数点： 0.0001～99999.）
分母（YYYYYY）： 入力パルス数を設定します。
（有効数字5桁： 00001～99999)（例） パルスが60回入力されたときに、1．0カウントするように設定する場合。

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
0001.0 / 00060 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

ただし、小数点を除いた数値部分の計算値が10000以上の値は設定できません。

adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
99999. / 00010 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ
adr2 設定(1/4)
ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ1
1.0000 / 00001 P
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

99999 = 9999.9
10< 10000 なので設定可能

10000
1

= 10000 なので設定不可能

62= 10000

7 初期設定をする

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットの端末係数設定
アナログ入力ユニットを使用するときは、必ず設定します。
初期値は「 4mA:+000.0、20mA:+100.0

1% 」です。

端末係数設定に端末係数設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

変圧比設定
端末係数設定
時限設定
初期設定
戻る

2

で接続されている
接続されているアナログ
されているアナログ入力
アナログ入力ユニット
入力ユニットのユニットのアドレスを
アドレスを選択し選択し、設定ににカーソルをあわせて設定
カーソルをあわせて ENTER を押す。

端末係数設定adr:00
種別:3線式計測
戻る 確認 設定

3×3で入力レンジ
入力レンジを
レンジを選択する選択する。
する。

adr3 設定(1/2)
4mA: +000.04mA
20mA: +100.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

4

端末係数設定adr:3
種別:ｱﾅﾛｸﾞ
戻る 確認 設定

「44-20mA」
0-5V」
1-5V」
20mA 、「05V 、「1
5V
から選択できます。

で符号へ
符号へカーソルを
カーソルを移動させ
移動させ、
させ、

で＋－を
＋－を入力する
入力する。
する。

adr3 設定(1/2)
4mA: ++000.020mA: +100.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

5でカーソルを
カーソルを移動させ
移動させ、
させ、

adr3 設定(1/2)
4mA: -+000.020mA: +100.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

6

小数点へ
小数点へカーソルを
カーソルを移動させ
移動させ、
させ、

adr3 設定(1/2)
4mA: -+000.020mA: +100.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へで下限値の下限値の値を入力する
入力する。
する。

adr3 設定(1/2)
4mA: -000.0320mA: +100.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

×3

で小数点位置を
小数点位置を変更する
変更する。
する。

adr3 設定(1/2)
4mA: -030.0.
20mA: +100.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

adr3 設定(1/2)
4mA: -03000.
20mA: +10.00
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

63

このとき上限値の小数点も動きます。
下限値と上限値の小数点位置は同じになります。

7 初期設定をする

7

4

5

の手順で
手順で、上限値を
上限値を入力する
入力する。
する。

adr3 設定(1/2)
4mA: -030.0
20mA: ++100.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

8

adr3 設定(1/2)
4mA: -030.0
20mA: +130.0
2
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

で次へへカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、 ENTER を押す。

adr3 設定(1/2)
4mA: -030.0
20mA: +120.0
戻る ｷｬﾝｾﾙ 次へ

9で単位を単位を設定し設定し、adr3 設定(2/2)
単位1:[
%]

で登録へ
登録へカーソルを
カーソルを移動させ移動させ、させ、 ENTER を押す。

adr3 設定(2/2)
単位1:[
℃]

×3

戻る ｷｬﾝｾﾙ 登録

戻る ｷｬﾝｾﾙ 登録64

7 初期設定をする

メモ

アナログ入力アナログ 入力ユニット
入力 ユニットのユニットの 演算について
演算 について4～ 20mA（1～5V）入力の入力の場合・入力信号が4mA(1V)以下の場合はローカットとなり、表示値は4mA(1V)の設定値と同じ値になります。
・網掛け部分（入力信号が1mA(0.25V)以下、および23mA(5.75V)以上はデータエラーとなります。

表示・保存データ

20mA(5V)の設定値
4mA(1V)の設定値

1mA(0.25V)

4mA
(1V)

20mA
(5V)

23mA
(5.75V)

入力信号（例）設定が4～20mAで、4mA＝0.0℃、20mA＝100℃の場合は、次のようになります。
入力
4mA
12mA
20mA
2mA
0.5mA
24mA

表示・保存データ
0.0℃
50.0℃
100.0℃
0.0℃
データエラー
データエラー0～ 5V入力の入力の場合・網掛け部分（入力信号が1mA(0.25V)以下、および23mA(5.75V)以上はデータエラーとなります。

表示・保存データ

5Vの設定値

0Vの設定値
0V

5V

入力信号

5.75V

（例）設定が0～5 Vで、0V＝0.0℃、5V＝100℃の場合は、次のようになります。
入力
0V
2.5V
5V
5.5V
5.8V

表示・保存データ
0.0℃
50.0℃
100.0℃
110℃
データエラー65

7 初期設定をする

時限設定
本体ユニットは各種計測ユニットのデータを 1 分または 30 分毎に保存します。このデータのことを
時限データ
時限データといいます。
1 分時限なら 30 時間分、30 分時限なら 40 日分のデータを保存することがでデータきます。時限時限を時限を変更した
変更した場合した場合、場合、これまで記録
これまで記録した
記録した過去した過去の過去の時限データ
時限データは
データは全て消えてしまいます。
えてしまいます。
初期値は「 30 分 」です。

1

時限設定に
時限設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

端末係数設定
時限設定
保存ﾃﾞｰﾀ設定
初期設定
戻る

2

で値を変え、設定する
設定する時限選択する。
する時限を時限を選択する
する。

時限:30分
ｷｬﾝｾﾙ

3

次へ

で次へにカーソル
へにカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

時限:01分ｷｬﾝｾﾙ

4

ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。

次へ

で OK にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

！時限を変更するとﾃﾞｰﾀは全て消去
されます。
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

5

「1
1 分」、「3030 分」から設定できます。
■1 分時限の場合：30 時間分のデータを保存■30 分時限の場合：40 日間分のデータを保存※保存可能なデータ量を超えた場合は古いデータから消去してゆき、新しいデータが上書き保存されます。

OK を押すと設定が保存され、本体ユニットに記録されている過去の時限データは全て消去されます。
過去のデータを消去したくない場合は、ここでキャンセルを選択し、上位装置などによるデータ収集後に時限設定をやり直してください。
なお、設定前
設定前と設定前と同じ時限を時限を設定した
設定した場合した場合でも場合でもデータ
でもデータは
データは消去されます
消去されます。
されます。

表示メッセージ
表示メッセージをメッセージを確認し確認し ENTER を押す。

時限を01分に変更
しました。
ＯＫ

66

7 初期設定をする

メモ

時限と時限と 時刻について
時刻について多回路電力レコーダは設定された時限（１分か３０分）にもとづいて、データを保存します。
このデータのことを時限
時限データ
時限データと呼びます。データを保存するタイミングは、本体ユニット
データに設定されている時刻を元に保存します。

1分時限の場合（1分おきにデータを保存、30時間分を保存可能）

30分時限の場合（30分おきにデータを保存、40日間分を保存可能）

IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:08:23:00
設定確認
1/3
設定
IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:12:00:00
設定確認
1/3
設定
IDNo:000000
日付:2002/01/01
時刻:12:30:00
設定確認
1/3
設定

67

例では「8時23分00秒」を示しています。
“00秒“になったときにデータの保存を行います。次にデータの保存を行うのは「8時24分00秒」です。

例では「12時00分00秒」を示しています。
“00分00秒“と“30分00秒“になったときにデータの保存を行います。次にデータの保存を行うのは「12時30分00秒」です。

7 初期設定をする

保存データ
保存データ設定
データ設定
時限ごとに保存する時限データについて設定します。
初期値は「 瞬時 」です。

1

保存データ
保存データ設定
データ設定に設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

時限設定
保存ﾃﾞｰﾀ設定
上位速度設定初期設定
戻る

2

で値を変え、保存データ
保存データのデータの形式を
形式を選択する
選択する。
する。

保存ﾃﾞｰﾀ設定
kW:瞬時 PF:瞬時
V:瞬時 A:瞬時
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

3

「瞬時
瞬時」
最大」
最小」
平均」から設定できます。
瞬時 、「最大最大 、「最小
最小 、「平均
平均■瞬時：時限最終値■最大：時限内最大値■最小：時限内最小値■平均：時限内平均値

で次の項目に項目にカーソルを
カーソルを移動させて移動させて順番
選択していく。
させて順番に順番に選択していくしていく。

保存ﾃﾞｰﾀ設定
kW:最大 PF:瞬時
V:瞬時 A:瞬時
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

4

で OK にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押し、設定を設定を保存する
保存する。
する。

保存ﾃﾞｰﾀ設定
kW:最大 PF:最小
V:平均 A:瞬時
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ
メモ

ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。

保存 データ形式
データ 形式について
形式 について
電力、力率、電圧、電流は時限内で逐次変化しています。

8kW
平均値5KW■「最大」と設定した場合 ⇒ “8kW”と保存■「最小」と設定した場合 ⇒ “2kW”と保存■「平均」と設定した場合 ⇒ “5kW”と保存■「瞬時」と設定した場合 ⇒ “4kW”と保存

4kW

2kW

12:00

例として30分時限で左図のように電力が変化したとします。保存形式の違いにより、保存されるデー
タは次のようになります。

12:30

68

7 初期設定をする

上位速度設定RS-485 を用いて上位装置（PC）と通信する場合に設定します。
初期値は「 19200BPS 」です。

1

上位速度設定に
上位速度設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

時限設定
保存ﾃﾞｰﾀ設定
上位速度設定初期設定
戻る

2

で値を変え、通信速度を
通信速度を選択する
選択する。
する。
「4800BPS
4800BPS」
9600BPS」
19200BPS」
38400BPS」
4800BPS 、「9600BPS
9600BPS 、「19200BPS
19200BPS 、「38400BPS
38400BPS

通信:19200BPS
ｷｬﾝｾﾙ

3

から設定できます。

ＯＫで OK にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

通信:38400BPS
ｷｬﾝｾﾙ

ここでキャンセルを選択した場合は、設定は保存されません。

ＯＫ69

8 メンテナンス画面

８ メンテナンス画面
メンテナンス画面
積算電力量やパルス積算値のリセット、記録された時限データの消去等を行います。また、本体ユニ
ットの起きた事象や、設定変更の履歴の表示等も行います。

積算電力量やパルス積算値をリセットする

積算値リセット
積算値リセット（Ｐ72）
リセット

記録した時限データを消去する

記録データ
記録データ消去
データ消去（Ｐ72）消去

LCD 画面のコントラストを調整する

コントラスト設定
コントラスト設定（Ｐ73）
設定

ファームウェアのバージョン情報を見る

バージョン（Ｐ73）
バージョン

本体ユニットに発生した事象や、操作・設定の履歴を確認する

ログ確認
ログ確認（Ｐ74）
確認

LCD 表示テストを行う

LCD 表示テスト
表示テスト（Ｐ74）
テスト

キー操作テストを行う

キー操作
キー操作テスト
操作テスト（Ｐ75）
テスト

赤外線や RS-485 の通信状態を見る

通信確認（Ｐ75）
通信確認

本体ユニットに内蔵しているフォントを見る

フォント確認フォント確認（Ｐ76）確認

70

8 メンテナンス画面

メンテナンス画面遷移
メンテナンス画面遷移マップ
画面遷移マップ
積算値ﾘｾｯﾄ:
adr:0
種別:3線式計測
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ！ﾃﾞｰﾀ全消去
ｷｬﾝｾﾙ

次へ

ｺﾝﾄﾗｽﾄ:1
ｷｬﾝｾﾙ

ＯＫ

積算値ﾘｾｯﾄ
記録ﾃﾞｰﾀ消去
ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾛｸﾞ確認
LCD 表示ﾃｽﾄ
ｷｰ操作ﾃｽﾄ
通信確認
ﾌｫﾝﾄ一覧
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

KK11A VX.X.XX
date:XXX XX XXXX
time:XX:XX:XX
ＯＫ

初期設定
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾆｭｰ

戻る

でカーソルを合わせて端末取り付け2002/09/01
10:01:35 1031-0FＯＫ008/100

ENTER で画面遷移します
画面遷移します[LCD表示ﾃｽﾄ]
ｷｰを押すと画面が進みます。
[ｷｰ操作ﾃｽﾄ]
ON
OFF OFF OFF
ADR:F OFF
[通信確認]
赤外線:受信
: 送信
RS485 :受信 送信
ＯＫ@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~71

8 メンテナンス画面

積算値リセット
積算値リセット
積算電力量とパルス積算値をリセットします。リセット後は 0 から積算を開始します。

1

積算値リセット
積算値リセットにリセットにカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

積算値ﾘｾｯﾄ
記録ﾃﾞｰﾀ消去
ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
戻る

2

でアドレスを
アドレスを選択し選択し、積算値ﾘｾｯﾄ:
adr:0
種別:3線式計測
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

3

ENTER

で OK にカーソルを
カーソルを移動させ移動させ ENTER を押す。

積算値ﾘｾｯﾄ:
adr:0
種別:3線式計測
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

でキャンセルにキャンセルにカーソルを
カーソルを移動させ移動させ ENTER を押し、メンテナンスメニュー画面
メンテナンスメニュー画面に画面に戻る。

積算値ﾘｾｯﾄ:
adr:0
種別:3線式計測
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

ENTER

積算値ﾘｾｯﾄ
記録ﾃﾞｰﾀ消去
ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
戻る

記録データ
記録データ消去
データ消去
本体ユニットに記録された時限データを消去します。

1

記録データ
記録データ消去
カーソルをあわせて ENTER を押す。
データ消去に消去にカーソルをあわせて

積算値ﾘｾｯﾄ
記録ﾃﾞｰﾀ消去
ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

2で次へにカーソルを
カーソルを移動させ移動させ ENTER を押す。

！ﾃﾞｰﾀ全消去
ｷｬﾝｾﾙ

3

次へ

！ﾃﾞｰﾀ全消去
ｷｬﾝｾﾙ

次へ

で OK にカーソルを
カーソルを移動させ移動させ ENTER を押す。

！ﾃﾞｰﾀを全て消去します。よろしい
ですか?
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

4

ENTER

ENTER

！ﾃﾞｰﾀを全て消去します。よろしい
ですか?
ｷｬﾝｾﾙ
ＯＫ

表示メッセージ
表示メッセージをメッセージを確認し確認し ENTER を押す。

ﾃﾞｰﾀを消去しまし
た。
ＯＫ

72

8 メンテナンス画面

コントラスト設定
コントラスト設定
LCD 画面のコントラストを変更します。初期値は「 4 」です。

1

コントラスト設定
コントラスト設定に設定にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

積算値ﾘｾｯﾄ
記録ﾃﾞｰﾀ消去
ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
戻る

2でコントラスト値
コントラスト値を変更する
変更する。
する。

ｺﾝﾄﾗｽﾄ:4
ｷｬﾝｾﾙ

3

ＯＫ

0～8 の範囲で設定できます。
0
4
8
薄い
初期値
濃い

で OK にカーソルを
カーソルを移動させ移動させ ENTER を押す。

ｺﾝﾄﾗｽﾄ:5
ｷｬﾝｾﾙ

ＯＫ

バージョン
ファームウェアのバージョンを確認します。

1

バージョンにバージョンにカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾛｸﾞ確認
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

2バージョン情報バージョン情報を
情報を確認し確認し ENTER を押す。

KK11A VX.X.XX
date:XXX XX XXXX
time:XX:XX:XX
ＯＫ

73

8 メンテナンス画面

ログ確認
ログ確認
本体ユニットに発生した事象や、操作・設定の履歴を表示します。100 件まで記録し、100 件を超えると古い記録から消去され、新しい記録が上書き保存されます。

1

ログ確認
ログ確認に
確認にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾛｸﾞ確認
LCD 表示ﾃｽﾄ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

2で 001/100 にカーソルを
カーソルを移動させる
移動させる。
させる。

端末取り付け2002/09/01
10:01:35 1031-0F
ＯＫ
001/1003

端末取り付け2002/09/01
10:01:35 1031-0F
ＯＫ
001/100

でページをページを切替える
切替える。
える。

ﾃﾞｰﾀｸﾘｱ
2002/09/01
10:01:30 1026-00
ＯＫ002/100

端末取り付け2002/09/01
10:01:35 1031-0F
ＯＫ
001/100

4

ログ番号の小さいほうが、新しいログとなります。

で OK にカーソルを
カーソルを移動させ移動させ ENTER を押し、メンテナンスメニュー画面
メンテナンスメニュー画面に画面に戻る。

ﾃﾞｰﾀｸﾘｱ
2002/09/01
10:01:30 1026-00
ＯＫ002/100

ENTER

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾛｸﾞ確認
LCD 表示ﾃｽﾄ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

LCD 表示テスト
表示テスト
LCD 画面の表示テストを行います。何もキー操作を行わず、10 秒間放置するとメイン画面に戻ります。

1

LCD 表示テスト
表示テストにテストにカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

ﾛｸﾞ確認
LCD 表示ﾃｽﾄ
ｷｰ操作ﾃｽﾄ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

2

いずれかのキー
いずれかのキーをキーを押し、テスト画面
テスト画面を画面を進める。
める。

[LCD表示ﾃｽﾄ]
ｷｰを押すと画面が進みます。

3

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄOFF

全てのテストてのテスト画面表示し、メンテナンスメニュー画面
メンテナンスメニュー画面にテスト画面を
画面を表示し画面に戻る。

ﾛｸﾞ確認
LCD 表示ﾃｽﾄ
ｷｰ操作ﾃｽﾄ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

74・・・

8 メンテナンス画面

キー操作
キー操作テスト
操作テスト
操作キーの押されている状態と、アドレススイッチの状態を表示します。

1

キー操作
キー操作テスト
操作テストにテストにカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

LCD 表示ﾃｽﾄ
ｷｰ操作ﾃｽﾄ
通信確認
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

2のいずれかを押のいずれかを押すと、すと、該当する
該当するキー
するキーがキーが ON になることを確認になることを確認する
確認する。
する。

[ｷｰ操作ﾃｽﾄ]OFF
ON OFF OFF OFF
ADR:0 OFF3

[ｷｰ操作ﾃｽﾄ]
ON
OFF OFF OFF
ADR:0 OFF

アドレススイッチを
アドレススイッチを回転させ回転させ、させ、表示が表示が正しいことを確認
しいことを確認する
確認する。
する。

[ｷｰ操作ﾃｽﾄ]OFF
ON OFF OFF OFF
ADR:0 OFF

4

ENTER キーの確認は、 １ のところでENTER キーを押したとき、真中の表示が ON から OFF に切り替わることを確認してください。

[ｷｰ操作ﾃｽﾄ]OFF
ON OFF OFF OFF
ADR:1 OFF

ここではアドレススイッチ
を 0→1 と回転します。

ENTER を押し、メンテナンスメニュー画面
メンテナンスメニュー画面に画面に戻る。

[ｷｰ操作ﾃｽﾄ]OFF
ON OFF OFF OFF
ADR:0 OFFENTER

LCD 表示ﾃｽﾄ
ｷｰ操作ﾃｽﾄ
通信確認
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
戻る

通信確認
赤外線と RS-485 の送受信の状態を確認します。

1

通信確認に
通信確認にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

ｷｰ操作ﾃｽﾄ
通信確認
ﾌｫﾝﾄ一覧
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

2

赤外線または赤外線または RSRS-485 の通信をさせ通信をさせ、をさせ、受信または受信または送信または送信が送信が反転表示することを反転表示することを確認することを確認する
確認する。
する。

[通信確認]
赤外線:受信
: 送信
RS485 :受信 送信ＯＫ

3[通信確認]
赤外線:受信
: 送信
RS485 :受信 送信
ＯＫ

ENTER を押し、メンテナンスメニュー画面
メンテナンスメニュー画面に画面に戻る。

[通信確認]
赤外線:受信
: 送信
RS485 :受信 送信
ＯＫ

ENTER

ｷｰ操作ﾃｽﾄ
通信確認
ﾌｫﾝﾄ一覧
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

75

ここでは赤外線通信をさせています。

8 メンテナンス画面

フォント一覧
フォント一覧
本体ユニットに内臓しているフォントを表示します。何もキー操作を行わず、10 秒間放置するとメイン画面に戻ります。

1

フォント一覧
フォント一覧に一覧にカーソルをあわせてカーソルをあわせて ENTER を押す。

ｷｰ操作ﾃｽﾄ
通信確認
ﾌｫﾝﾄ一覧
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る

2

ENTER のいずれかのキーのいずれかのキーを
ページを進める。
める。
キーを押し、ページを@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~3・・・

を押すと前のページに戻ります。
キー操作を行わず、10 秒間放置するとメイン画面に戻ります。

全てのフォントてのフォントを
フォントを表示し表示し、メンテナンスメニュー画面
メンテナンスメニュー画面に画面に戻る。

ｷｰ操作ﾃｽﾄ
通信確認
ﾌｫﾝﾄ一覧
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戻る76

9 困ったときは９ 困ったときは基本動作、基本動作、計測動作
症状

LCD に何も表示されない

計測ユニット等を接続したのに認識しない

延長ケーブルを接続したあと、
計測ユニット等を認識しない計測ユニットの現在値がおかしい（マイナスにな
る、数値が大幅に合わない）
パルス、アナログ
入力ユニットの現在計測値がおかしい（マイナスにな
る、数値が大幅に合わない）
変圧比を設定したのに計量値がおかしい／5A 計測ユニットの端末係数を設定したのに計量値がおかしい

調査項目

対処方法

本体ユニットの電源端子 MA、MB に電源 MA、MB 端子に 100V または 200V のが接続されていますか
電源を接続してください。
（RST 端子だけに電源をつないでも動作しません。本体の回路は MA、MB に接続された電源で動作します。）
コントラストの設定は適切ですか
適切なコントラストを設定してください。
アドレスが重複していませんか
空いているアドレスに設定してくだ（計測ユニット等は１台ずつ別々のアド さい。
レス設定が必要です。）
ケーブルが外れていませんか
ケーブルを接続し直してください。
通信 LED は点滅していますか
一部の計測ユニット等だけ点滅していない場合、まずケーブルの接続を点検してください。
次に点滅していない計測ユニット等のリセットボタンを押してください。
押したとき、緑色ランプが点灯しますか？ 点灯しなければケーブルが外れている可能性があります。
ケーブルが外れていませんか
ケーブルを接続し直してください。

該当
ﾍﾟｰｼﾞ

22

73
31
30

－

30
本体に設定した相線式は、測定回路の相線式と合っていますか
計測ユニットの電流センサ取付け間違い（電流センサのＲ相とＴ相が逆になっていませんか）
電流センサの向きは合っていますか
電流センサはしっかり閉じていますか
ゴミなどを挟み込んでいませんか
入力信号線は入力信号ケーブルのコネク
タに正しく接続されていますか

相線式設定をやり直してください。

57

正しく取付けてください。
28,29
正しい方向で取付けてください。
ゴミなどをふきとってから、しっか
り閉じてください。
コネクタに正しく接続し直してくだ
さい

28,29
28

37,39

計器用変圧器（ＰＴ、ＶＴ）は測定電圧線に正しく接続されていますか？

正しく取付けてください。

計器用変流器（ＣＴ）は/5A 用計測ユニットの電流センサと正しく接続されていますか？

正しく取付けてください。

77

33～36

33～36

9 困ったときは

通信動作
症状

調査項目

センタ通信でき「上位通信」接続端子の接続は合っていますか （線の取付けが逆だと通信できません。）

正しく接続してください。

通信速度は合っていますか（上位機器の通信速度と合った速度になっていますか）通信速度を正しく設定してください。

本体のアドレスは上位機器で設定したアドレスと合っていますか

本体または上位機器、どちらかでア
ドレスを合わせてください。

上位機器から呼び出したとき、画面右隅の菱形の通信状態表示マークの下側は点滅しますか

点滅していれば、本体は上位に応答を返しています。上位側機器を調査してください。

上位機器から呼び出したとき、「通信確認画面」で「RS485」表示の「受信」は点滅しますか

点滅する：
なんらかの信号は入っています。通信速度、アドレスを再確認してください。それで通信できない場合は上位側機器の動作に問題があります。

ない

PDA で赤外線通
信できない

対処方法

PDA にはデータ収集用ソフトがインストールされていますか

25,26

点滅しない：
信号が入っていません。配線がどこかで外れていないか。上位側機器から信号が出ているか。RS485 変換ア
ダプタが正常かなどを調べてください。
PDA にデータ収集用ソフトをインストールしてください。

PDA の赤外線窓は本体に正しく向き合っていますか（PDA によっては赤外線窓が横についている場合があります）

正しく向き合わせて通信してください。

計測ユニット（パルス、アナログユニッ
ト）は１台以上ついていますか

本体だけでも応答はしますが、「時限データ収集」は計測ユニット等がついていないと実行されません。

赤外線窓に太陽光線や蛍光灯の光が直接あたっていませんか

外部の光が強くあたる環境では通信できない場合があります。外部の光を遮ってから通信してください。

「通信確認画面」にして「赤外線」表示の「受信」が反転表示していませんか（PDA でも読み出しているときは反転しますが、何もしていないときに反転していませんか）

電源に重畳した高周波信号が赤外線通信回路に影響を与えている可能性があります。電源を取る場所を変えてください。

78

該当
ﾍﾟｰｼﾞ

69

27

43

75

－

－

－

－

75

10 一般仕様

１０ 一般仕様
本体ユニット
本体ユニット(KK11A)
ユニット(KK11A)
項目
形名
相線式
計測電源
表示
データ

データ
記録

仕様
KK11A
単相 2 線、単相 3 線、三相 3 線
AC100～240V、50／60Hz

計測ユニット

積算電力量、瞬時電力、瞬時力率（演算による）、瞬時電圧、瞬時電流

パルス入力ユニット

接点メーク回数、接点ＯＮ時間積算値、接点ステータス

アナログ入力ユニット

アナログ瞬時値、アナログ最大値、アナログ最小値、アナログ平均値

計測データ

SRAM（揮発性メモリ）に記録
30 分毎計測データを 40 日分または 1 分毎計測データを 30 時間分記録（大容量コンデンサにより 20 日間のバックアップ）

各種設定内容等

FeRAM（不揮発性メモリ）に記録
接続方法 ：専用コネクタによる接続
接続台数 ：下表参照（延長ケーブルを用いる場合、総延長距離は 50m 以下としてください）

計測ユニット
パルス入力ユニット
アナログ入力ユニット
の接続方法

通
信

本体ユニットの供給電流計測ユニットの消費電流
パルス入力ユニットの消費電流
アナログ入力ユニットの消費電流： 320mA： 20mA： 35mA： 30mA

ＰＤＡ

通信方式 ：赤外線通信
通信距離 ：50cm 以内（半値角：±15°）

上位装置

通信方式 ：RS-485
接続台数 ：16 台／1 回線（本体ユニットを複数使用する場合はロータリースイッチでそれぞれ異なるアドレスを設定してください）連続停電補償時間：約 20 日間
補償内容：30 分時限データ 40 日分または 1 分時限データ 30 時間分
RTC(現在時刻を保持)
1 秒以内／日差
MA-MB 端子間
R-S 端子間S-T 端子間

停電補償
時計
消費 VA
110V 入力時
220V 入力時
動作電源
動作温湿度範囲
外形寸法
質量
取付け

本体ユニット
本体ユニットのユニットの供給電流（
供給電流（320mA）
320mA） ≧ 計測ユニット
計測ユニット等
ユニット等の消費電流の
消費電流の合計で接続してください（延長ケーブルは接続台数に関係しません）

11VA

0.1VA

0.1VA

14VA
0.4VA
0.4VA
AC85～264V、50／60Hz-10℃～50℃、80％RH 以下(非結露)150(W) × 100(H) × 65(D) mm（電灯分電盤用協約配線用遮断器に関する規定 JIS C 8370-1996 附属書 5 に準拠）
約 500g
IEC レール取付け、またはネジ止めによる壁面取付け

79

10 一般仕様

計測ユニット
計測ユニット(KK12A
ユニット(KK12A(KK12A-□□、□□、KK12BKK12B-□□)
□□)
項

形名

目
KK12A－／5
KK12A－50
KK12A－100
KK12A－250
KK12A－400
KK12A－600
KK12B－／5
KK12B－50
KK12B－100
KK12B－250
KK12B－400
KK12B－600

計測データ
精度

積算電力量
瞬時電力量
瞬時電圧、瞬時電流

相線設定（単相 2 線のみ）
表示
接続
アドレス
消費電流
CT の負担動作温湿度範囲
外形寸法
取付け

仕
相線式

定格電流
／5A
50A
100A
250A
400A
600A
／5A
50A
100A
250A
400A
600A

単相 2 線単相 3 線／三相 3 線様
定格電圧、定格周波数

定格電圧：100～240V
定格周波数：
50／60Hz（本体ユニットより供給）

電力量、電力、電圧、電流±2％ （定格電流 1／10～1／1 の範囲内）±2％ FS±2％ FS
相切替スイッチによりR－N（100V）、N－T（100V）、R－T（200V）を選択

通信時

緑色 LED 点滅

計量時

橙色 LED 点滅
分割型電流センサによるロータリスイッチにより 0～F(16 進数)を設定
20mA（本体ユニットより供給）
0.1VA-10℃～50℃、80％RH 以下(非結露)50(W) × 25(H) × 16(D) mm （CT、ケーブルを除く）
マジックテープ、固定用バンドを推奨（付属はしていません）

80

質量
約 80g
約 80g
約 100g
約 230g
約 330g
約 380g
約 130g
約 130g
約 180g
約 450g
約 640g
約 740g10 一般仕様

パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット(KK13A)
ユニット(KK13A)
項目

仕様

形名
計測項目
計測点数
入力信号
入力モード
高速

入力パルス幅パルス追従性

低速

入力パルス幅パルス追従性
通信時
計量時

表示
アドレス設定消費電流
動作温湿度範囲
外形寸法
質量
取付け

KK13A
接点メーク回数、接点 ON 時間、接点ステータス
2点
無電圧接点またはオープンコレクタ（DC5V、5mA の電流をパルス入力ユニットより流します）
スライドスイッチにより高速パルス／低速パルスモードを選択
ＯＮ時間 ：5msec 以上
ＯＦＦ時間 ：5msec 以上
100 パルス/sec
ＯＮ時間 ：30msec 以上
ＯＦＦ時間 ：30msec 以上
16 パルス/sec
緑色 LED 点滅
橙色 LED 点滅
ロータリスイッチにより 0～F(16 進数)を設定
35mA（本体ユニットより供給）-10℃～50℃、80％RH 以下(非結露)50(W) × 25(H) × 16(D) mm （コネクタ、ケーブルを除く）
約 60g
マジックテープ、固定用バンドを推奨（付属はしていません）

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニット(KK13B)
ユニット(KK13B)
項目

仕様

形名
計測項目
計測点数
入力信号
入力信号定格
入力インピーダンス
分解能（定格時）
許容差
サンプリング間隔
通信時
表示
計量時
アドレス設定消費電流
動作温湿度範囲
外形寸法
質量
取付け

KK13B
アナログ値
1点
電圧信号
電流信号
DC0～+5V
DC4～+20mA
1MΩ以上
250Ω
2000 カウント1600 カウント±0.5％（定格信号入力時）
1 秒間隔
緑色 LED 点滅
橙色 LED 点滅
ロータリスイッチにより 0～F(16 進数)を設定
30mA（本体ユニットより供給）-10℃～50℃、80％RH 以下(非結露)50(W) × 25(H) × 16(D) mm （コネクタ、ケーブルを除く）
約 60g
マジックテープ、固定用バンドを推奨（付属はしてません）

延長ケーブル
延長ケーブル(KK14A)
ケーブル(KK14A)
項目
形名
ケーブル長
穴あけ寸法

仕様
KK14A－01

KK14A－03

KK14A－05

KK14A－10

1m

3m

5m

10m

約φ30mm 以上（パイプ等を通す場合は、屈曲部等を考慮して大きめのパイプを選択してください）81

11 外形寸法図

１１ 外形寸法図
本体ユニット
本体ユニット(KK11A)
ユニット(KK11A)
単位：mm

82

11 外形寸法図

計測ユニット
計測ユニット(KK12A
ユニット(KK12A(KK12A-□□、□□、KK12BKK12B-□□)□□)
KK12AKK12A-/5
単位：mm

KK12BKK12B-/5
単位：mm

83

11 外形寸法図KK12AKK12A-50
単位：mm

KK12BKK12B-50
単位：mm

84

11 外形寸法図KK12AKK12A-100
単位：mm

KK12BKK12B-100
単位：mm

85

11 外形寸法図KK12AKK12A-250
単位：mm

KK12BKK12B-250
単位：mm

86

11 外形寸法図KK12AKK12A-400
単位：mm

KK12BKK12B-400
単位：mm

87

11 外形寸法図KK12AKK12A-600
単位：mm

KK12BKK12B-600
単位：mm

88

11 外形寸法図

パルス入力
パルス入力ユニット
入力ユニット(KK1
ユニット(KK13(KK13A)
単位：mm

アナログ入力アナログ入力ユニット
入力ユニット(KK1
ユニット(KK13B(KK13B)
3B)
単位：mm

89

11 外形寸法図

延長ケーブル
延長ケーブル(KK1
ケーブル(KK14(KK14A-□□)
□□)
単位：mm

90

形名

長さ L

KK14A-01

1m

KK14A-033m

KK14A-055m

KK14A-1010m

お問い合わせについてご相談またはトラブルなどのお問い合わせにつきましては、購入先にお問い
合わせください。

多回路電力レコーダ
初

版

取扱説明書

2009 年 12 月

版権所有

東光東芝メーターシステムズ株式会社

2009 年

この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。また、この内容は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

406720085_