JC3037757-8

盤埋込型電子式電力量計
普通級／精密級／無効,屋内耐候形, 通信機能付,SmaMe－TypeV ※１

型式承認取得品■概要
本製品は埋込取付背面接続に適応したスマートメーターです。普通電力量計、精密電力量計、無効電力量計をラインアップしており、スマートコミュニティの高圧配電盤や発電機毎の電力関連データ収集にご利用頂けます。

■特長●通信機能搭載
電力量、30 分値、瞬時電流値などを電文データで出力しますので、検針システムやエネルギー管理システムの構築にご利用いただけます。
●普通電力量計、精密電力量計、無効電力量計※2 をラインアップ
普通電力量計、精密電力量計に加え、無効電力量計もラインアップしておりますので、平均力率の計算などにご利用いただけます。
●停電時表示機能搭載※3
本体に電源電圧が供給されない場合でも計量値を表示しますので、定期点検等における停電時の計量値確認にご利用いただけます。

SP3PS-RLNS17V※1：『SmaMe』は東光東芝ﾒｰﾀｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱の登録商標(第 5542012 号)です。 ※2：無効電力量計は遅れ電流用です。 ※3：停電時表示(電池)の有効期間は累積停電時間 8 年間です。

■仕様
種類

普通電力量計項目

精密電力量計単相 2 線式
S1PS-RLNS17V

単相 3 線式
S2PS-RLNS17V

三相 3 線式
S3PS-RLNS17V

三相 4 線式
S4PS-RLNS17V

第 4765-1 号

第 4766-1 号

第 4768-1 号

第 4771-1 号

定格電圧（V）（三相 4 線式は相電圧/線間電圧）

100､/110
200､240100

100、/110
200/110､100/173、/110/190､240/415

定格電流（A）
定格周波数（Hz）
計量値
表
負荷使用状態
示
その他
乗率
出出力方式
力
接点容量
パ
パルス幅
ル
パルス出力設定ス(パ ル ス 重 み )精度(誤差許容限度)
停電補償
外形寸法(mm)
外装色質量（kg)取付・接続方式
設定
準拠規格/550、60※2
7 桁 LCD 表示
整数位 5 桁：00000.00(10 の整数べき倍、1/10 合成変成比倍) 、整数位４桁：0000.000 (合成変成比倍)0～125％を 5％単位で表示(LCD 表示) ※130%以上は「oF」を表示
動作(LCD 点滅)、無負荷、負荷、逆電流、相順、通信動作、通信速度(LCD 点灯)
10 の整数べき倍、合成変成比倍または 1/10 合成変成比倍
無電圧無接点(半導体リレー)
AC/DC125V 150mA
120±5msn
10 倍パルスまたは計器固有パルス(2000pulse/kWh 等 ※3)を選択
n※10 倍パルスの場合「出力パルス(pulse/kWh)＝1／(乗率×パルス重み)」。パルス重みは 10 倍、1/1 倍、1/10 倍、1/100 倍に設定できます。
普通級(2.0％級)
精密級(1.0％級)
無効(2.5％級)
計量値は不揮発性メモリ(EEPROM)で保持。停電時も表示(累積停電 8 年間)
W72×H144×D76.5（端子カバー込み）
ケース：黒
前面カバー：透明0.5
埋込取付・背面接続
変成比定数(合成変成比/乗率)、パルス重み、パルス出力：ロータリースイッチ
JIS C 1216-2
JIS C 1263-2※1※2※5※7

三相 3 線式
SP3PS-RLNS17V
第 4767-1 号/110

三相 4 線式
SP4PS-RLNS17V
第 4770-1 号/110､100/173※5、/110/190､240/415

無効電力量計
(正相順、平衡電圧)※6※7
三相 3 線式
三相 4 線式
SV3PS-RLNS17V
SV4PS-RLNS17V
第 4769-1 号 ※4
第 4772-1 号※4/110､100/173※5、/110/110/190､240/415

相線式
形名※1
型式承認番号

形名の記号は右記のとおりです。
R：逆方向電流の場合に計量しないこと、 S17：発信装置の種類、Ｌ：表示補償型、Ｖ：埋込み取付背面接続
ご注文時に 50Hz または 60Hz を指定してください。
※3 計器固有パルスは、定格電圧によって異なります。
※4 遅れ電流用のみ型式承認を取得しております。
三相４線式（精密・無効電力量計）の 100/173V 定格は型式取得しておりません。
※6 無効電力量計の進み電流用はございません。
無効の計量範囲 180°形をご注文の場合は、ご注文時にご指定ください。

■負担
相線式・定格電圧(V)

単相２線式

単相３線式
100

三相３線式
100,/110

三相４線式

200/110√3/110

100/173、/110/190

240/415

100,/110

200

240

50Hz

P1-P2:0.24

P1-P2:0.33

P1-P2:0.39

P1-P2: 0.24 P1-P2: 0.24
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01

P1-P2:0.33
P3-P2:0.04

P1-P0:0.21
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.24
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.39
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05

60Hz

P1-P2:0.24

P1-P2:0.33

P1-P2:0.39

P1-P2: 0.24 P1-P2: 0.24
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01

P1-P2:0.33
P3-P2:0.04

P1-P0:0.21
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.24
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.39
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05

50Hz

P1-P2:0.24

P1-P2:0.33

P1-P2:0.39

P1-P2: 0.24 P1-P2: 0.24
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01

P1-P2:0.33
P3-P2:0.04

P1-P0:0.21
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.24
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.39
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05

60Hz

P1-P2:0.24

P1-P2:0.33

P1-P2:0.39

P1-P2: 0.24 P1-P2: 0.24
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01

P1-P2:0.33
P3-P2:0.04

P1-P0:0.21
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.24
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01

P1-P0:0.39
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05

50Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

60Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

50Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

60Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.051S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

項目

電圧
回路

皮相
電力
(VA)

電力損失
(W)

負担

電流
回路

皮相
電力
(VA)

電力損失
(W)

©Toshiba Toko Meter Systems Co.,Ltd.

JC3037757-8■パルス出力仕様■通信仕様

出力ｽｲｯﾁの種類
S1（C1A－C1B）

半導体ﾘﾚｰ（D1－D2）ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ方式
接 点 構 成無電圧無接点ｵﾝ抵抗 8Ω(MAX)

接点容量

パルス幅

AC/DC125V
150mA

120±5ms

DC12V 10mA 以下

約 0.13ms■外形寸法図 (単位 mm)

通信方式

半二重通信方式(RS-485 準拠)

同期方式
通信速度(bps)
接続台数
配線距離
推奨ｹｰﾌﾞﾙ

調歩同期方式
9600, 19200(出荷時設定済み)
最大 32 台(上位機器含む)
最大 500m
FCPEV-φ0.9-2P■パネルカット寸法(単位 mm)＋０．７(Ｎ×７２－４) ー０

１３８ ー０

１３８ ＋１．０－０．０

144
72

＋１．０

６８＋０．７－０．０

1066.5

1 台取付の場合

Ｎ台取付の場合■接続図●単相２線式（CT 付の場合）●単相３線式・三相３線式（CT 付の場合）●三相４線式（CT 付の場合）
３Ｐ４Ｗ，ＣＴ，TypeV

12

1S
1L

123

C1A
C1B

C1A

1L

C1B

1230

NC

NC

1S

C1A

1L

C1B

2S

NC

NC

2L

NCSG

3S

SG

3S

SGNC

D13L

D13L

D1NC

D2NC

D2P0

D2P1P1P1
P2P2P2NC

P3P3******************************●単相２線式（VT・CT 付の場合）

12

1S

1S

C1A

1L

C1B

●三相３線式（VT・CT 付の場合）
2 トランスの場合

3 トランスの場合

123

123

1S

C1A

1L

C1B

NC

NC
NC

1S

C1A

1L

C1B

1S

C1A

1L

C1B

2L

NC

P012302S

NCNC●三相４線式（VT・CT 付の場合）

NC

SG

3S

SG

3S

SG

3S

SG

NC

D13L

D13L

D13L

D1NC

D2NC

D2NC

D2P0

D2P1P1P1P1P2P2P2P2NCP3P3P3****************************************※D1,D2 端子は本計器の器差試験用・オープンコレクタパルス出力端子で、器差試験時に使用するものです。
●【営業部】〒105-0003
東京都港区西新橋 1 丁目 5 番 13 号（8 東洋海事ビル 5 階）TEL：03-6371-4359 FAX：03-6371-4332
製品に関するお問合せは、弊社のホームページ『お問合せフォーム』もご利用いただけます。

注 意●●

正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。
製品の取付・接続の詳細については、取扱説明書を必ずお読みください。
安全のため、接続・交換作業は、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

●記載内容は、設計変更その他の理由により、変更させて頂くことがあります。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、日本およびその他の国における商標または登録商標です。

©Toshiba Toko Meter Systems Co.,Ltd.