Protec P3000 (XL)氦气检漏仪

查漏效率高 —成本适中Protec P3000 —同类产品中性能最好的氦气检漏仪
低成本、可靠，几乎免维护：即使操作不当，也能可靠检测适用严苛工业环境的高性能检漏仪

久经考验的Protec  P3000特别适合使用­在 甚 至 三 班 制 的 严 苛 生 产 条 件 下 。产 品­
采用INFICON  Wise  Techno­logyTM传感器 ­不 需 要 安 装 涡 轮 分 子 泵 和 真 空 。我 们 的­
Protec系列产品由此在生产效率、可靠性和运行成本上均树立起行业标杆。
Protec  P3000已在所有工业领域的密封性­检测中证明了自身，它在制冷/空调、汽车­
和 新 能 源 等 行 业 的 系 统 和 部 件 检 测 中­
占据了重要意义。得益于其快速响应时间Protec  P3000  (XL)  能够完美地利用可用的­
周期时间。丰富的功能即使新手也能简单 ­便捷地使用。

除了使用寿命长且免维护的INFICON
Wise  Technology传感器外，我们的嗅探­检漏仪还具有一项独一无二的优点Protec  P3000XL是市场上气体流量最大的­检测仪，最高可达3000  sccm。 这意味着 ­您可以在被检测部件上方以较大的距离或较高的速度移动探尖，令泄漏检测效率­更高。
质量来自测量由于我们在设计P3000(XL)时令通过吸枪线的气体流量特别高，所以它能够在明显更大的距离上发现泄漏。
例如，您也能够快速、可靠地探测到管道背面的泄漏。
高效率、高产能Pro t e c    P 3 0 0 0 系列产品功能丰富，能够­
提高嗅探查漏­的 效率和可靠性。“I·Guide”
用户引导可在泄漏检测过程中为用户提供
指导，确保他用正确的工作方法检测所有必要的连接点。探尖中内置的照明灯方便用户
更精确地接近检测位置。
此外，P3000(XL)可以通过内部的参照泄漏
方便、快速地进行校准。这将确保您的嗅探泄漏检测的持续有效性。
多样化的报警功能冗余报警功能确保操作人员不会忽略任何超出预设不合格率的泄漏：手柄显示屏的背景色从绿色变为红色时，探尖照明LED开始闪烁，整个手柄振动，并发出声音报警

100%

泄漏率 [%]

60%

与管道的距离 [MM]Protec P3000(XL)

30%

传统的嗅探检漏仪

10%0%0510152025

PROTEC P3000RC
用于集成式泄漏检测系统INFICON Protec P3000RC是Protec P3000
家族的又一个成员。它特别适合集成到无法访问内置设备显示屏的自动化泄漏检测系统内。

在 进 行 设 置 和 维 护 操 作 时 ，可 以 将Protec  P3000RC连接到一个外部操作单元 ­而在日常运行时，使用吸枪线显示屏就已足够。外壳中的两个小LED可以为您显示状态­(准备就绪、错误等)。

3000 SCCM高流量• 市 场 上 首 次 ：流 量 比 传 统 检 测 仪 高 5 0 倍­
• 可 靠 的 泄 漏 探 测 ，即 使 在 难 以 到 达 的 位 置­
• 因此泄漏检测更快，并且对操作人员的要求不高­• 最 高 的 测 量 灵 敏 度 ，即 使 在 更 大 的 距 离 、­
更高的速度时

经过cTÜVus认证­(通过NRTL检测)您的受益一览
••• 行成本低运
INFICON Wise Technology氦气传感器不需要真空、涡轮泵 ­也不需要维护。
这可以降低您的运行成本，避免停产时间。

 速、可靠快
可靠定位即使最小的泄漏，响应时间快，无误测。
因此您能完美利用甚至最短的节拍时间。
­ 靠识别泄漏可INFICON高达3000 sccm的流量即使在不精确的操作下也能可靠识别泄漏。
­•  冗余泄漏报警

由声、光、振动组成的冗余报警保证您不会忽略任何泄漏 ­并且可以通过手柄上的显示屏随时查看泄漏率。

•完整的操作引导在 “I·Guide” 模式下，可以为被检测的泄漏位置设定时间­流程和重复率。
因此，即使无经验的新手也能高效率地发现泄漏。

智能化吸枪

• 符合人体工程学设计的吸枪通过内置的显示屏持续显示测得的泄漏率­• 操作人员可以在专注于嗅探过程的同时监控泄漏率­• 超出触发水平时，通过手柄的振动和报警功能提醒客户

300 SCCM低流量• 300 sccm：是精确定位溢出的示踪气体的最佳流量­• 快速从高流量切换到低流量，精确定位显示的泄漏精益求精

INFICON可为测量技术、传感器技术和过程控制领域提供世界领先的技术。尤其在制冷和空调技术、半导体生产及汽车制造领域，INFICON密封性检测仪器对提高过程效率质量保证和环保作出了重要贡献。

选择INFICON，您将拥有一位称职的伙伴，他能帮助您发现行业的各种挑战，与您共同找出最适合自身要求的解决方案。INFICON凭借经验丰富的专家和遍布世界各地的分支机构
力求为您提供最好的服务和最大的支持。
我们在美国、欧洲和亚洲拥有最先进的生产设备。

P ROTEC P3000 ( XL ) 氦气检漏仪技术参数

最小的可检测的泄漏率测量范围传感器响应时间PROTEC P3000

PROTEC P3000XL

1 x 10-7 mbarl/s

1x10 mbarl/s，3000 sccm时
1x10-7 mbarl/s，300 sccm时

5 个十进位数4个十进位数，3000 sccm时
5个十进位数，300 sccm时

-6450 ms含吸枪线在内的响应时间< 0.7 s泄漏率单位mbar l/s；Pa m3/s；ppm

加速时间

约5分钟

制冷剂当量泄漏率单位

g/a；oz/yr；lb/yr

尺寸 (宽x深x高)610 x 265 x 370 mm

重量27 kg

气体流量300 sccm

环境温度

10–45°C订单信息产品

Protec P3000
230 V，50 Hz
100/115 V，50/60 Hz
Protec P3000XL
230 V，50 Hz
100/115，50/60 Hz

遥控器版，不带外部操作单元
Protec P3000，RC，230 V，50 Hz
Protec P3000，RC，110/115 V，50/60 Hz
Protec P3000XL，RC，230 V，50 Hz
Protec P3000XL，RC，110/115 V，50/60 Hz
Protec P3000R的外部操作单元桌面版安装版
显示单元连接线5 m长度
0.7 m长度

物品号520-001
520-002520-003520-004
520-103520-104
520-105
520-106551-100
551-101551-102551-103

Protec P3000的吸枪线，内置显示和按钮
SL3000-3，3 m长度
SL3000-5，5 m长度
SL3000-10，10 m长度
SL3000-15，15 m长度

525-001525-002525-003525-004

Protec P3000的吸枪线，内置显示和按钮
SL3000XL-3，3 m长度
SL3000XL-5，5 m长度
SL3000XL-10，10 m长度
SL3000XL-15，15 m长度

521-011521-012521-013521-014

用于系统集成的吸枪线适配器
用于Protec P3000
用于Protec P3000XLw w w . infico n. co m

300 / 3000 sccm

reachu s @in f icon .com

产品规格会随着产品的持续改进而发生变动，恕不另行通知。
kiba26ZH-e (1911)    © 2019 INFICON

525-005521-015产品

SL3000的探尖 (Protec P3000)
ST 312，120 mm，刚性
FT 312，120 mm，柔性ST 200，200 mm，刚性
FT 250，250 mm，柔性ST 385，385 mm，刚性
FT 385，385 mm，柔性FT 600，600 mm，柔性ST 400，400 mm，45°弯头

SL3000XL探尖 (Protec P3000XL)
ST312XL，120 mm，刚性
FT312XL，120mm，柔性
ST385XL，385 mm，刚性
FT385XL，385 mm，柔性
FT250XL，250 mm，柔性

PRO-Check参照泄漏 — 选配(不包含在Protec P3000的供货范围内)
PRO-Check备用储气筒经校准的氦气测试泄漏
S-TL 4，用于10-4 mbar l/s以下的泄漏率
S-TL 5，用于10-5 mbar l/s以下的泄露率
S-TL 6，用于10-6 mbar l/s以下的泄露率吸枪线支架参照泄漏端口盖SL3000防水头

油/水防护头
防护头备用过滤器
XL过滤器滤筒

Protec和Wise Technology是INFICON的商标。

物品号
12213
12214
12218
12266
12215
12216
12209
12272
521-018521-019521-020521-021521-022521-001
521-010122 37
122 38122 39525-006
525-007
122 46521-016521-017521-018