項目型式

仕様標準仕様H

10 CH計計

測

項光測ー

目

O

S

Windows 7 Professional (32ビット)仕様CPU

インテルCore2Duo 1.4GHz以上

メモ

リ

2GB以上
WXGA+(1440ｘ900)以上

目

グラフィックス

OpenGL 2.0に対応

源

レーザダイオード

USBポートUSB2.0 ｘ 3ポート以上

ド部

16 CH

22 CH

705[ n m] ,83 0[ n m]

L

2 0 0 [ m s ]AN

ディスクドライブ

スタンドアロンモード／無線LAN接続モード[研究機関向け]

100BASE-TX ｘ 1
CD-ROM ｘ 1量

●ヘッドセットACアダプタ48時間

入

入力：2ｃｈ（アナログ)/出力：2ｃｈ（ＴＴＬ、取込間隔毎）

出力

データ出力形式

重２段階
アップグレード

項ス タ ン ド ア ロ ン 時 ／ 約 2 . 5 時 間
バ ッ テ リ ー 無 線 LA N( I E EE 802. 11 b) 接 続 時 ／ 約 2 時 間

計測時間外モ

１段階
アップグレード

WOT-220

ヘモグロビン変化(Oxy,Deoxy,Total)

データ取込間隔
計様

画面解像度

C測

仕
WOT- 100／寸法(専用遮光シート、専用遮光キャップ付属)●携帯制御ボックス

CSV(ヘモグロビン信号変化、受光強度変化）(ACアダプタ、バッテリパック、CFカード、専用携帯ソフトケース付属）

ヘッドセット：
約700[ｇ] /W:260/D:280/H:92[mm]最大頭囲長時
携帯制御BOX：
約650[ｇ](バッテリー含)/W:150/D:115/H:62[mm]●計測コントローラ(制御ソフトインストール済み）●付属品(無線LANアクセスポイント、CFカードリーダーライター、取扱説明書）

刺激呈示システム（SP-POST01）

専用キャリングケース(WOT-CC1)

・簡単な操作でオリジナルの刺激パターンをデザイン
・計測開始・終了の連動、マーク情報を自動的に同期入力
・論文に即したプリインストール刺激パターンを使用し、すぐに実験開始

・専用ケースに収納することで安全・容易に持ち運ぶことが可能

刺激呈示のオリジナル機能・ 脳科学の実験で用いられるランダマイズ機能・ 反応時間、回答ボタン記録
・ 回答ボタン種別により、次に呈示する刺激の変更
・ 振動刺激の呈示※写真はイメージです

寸法 W:448/D:295/H:618[mm]WOT専用ビデオキャプチャシステム
（WOT-VC1）
・脳計測時に実行環境を簡単に同時記録
・ 1台の計測コントローラで制御可能
・ スタンドアロンでの行動計測が可能<計測画面例>

頭部近赤外光計測装置（HOT121B）
・計測チャンネル数は2ch(前額部の左右）・血液量(Total Hb)変化のほか、脈拍数、頭部加速度(3軸)を同時に計測、表示
・ヘッドセットは１０秒で取り付け可能な簡単装着タイプ【ご注意】●本製品は、前額部(毛髪のかからない部分)の計測専用であり他部位を計測する仕様にはなっておりません。また頭部形状の個人差により計測ができない場合もございます。●本製品は、クラス１Ｍレーザー製品です。光学器具で直接ビームを見ないで下さい。●本製品は、国内での御使用を前提としております。●本製品は無線LAN(IEEE802.11b)を使用しております。ご購入前に、ご使用予定場所の無線LAN環境をご確認ください。
●製品仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
・Windows® 7は、米国Microsoft Corporation.の商品名称です。Windows® 7 Professionalは、Windows 7 Professionalと省略しております。
・インテル、Intel Core、Intel Core 2 Duo は、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
・OpenGLは米Silicon Graphics, Inc.の登録商標 です。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

■お問合せ先株式会社〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル5階
TEL : 03-6260-9050
お問合せはお手数ですが、ホームページ内の「お問合せ」からお願い致します。
URL : http://neu-brains.co.jp
V4 2017.10

より日常に近い環境での計測を実現したウェアラブルデザイン
ウェアラブル光トポグラフィ（WOTシリーズ）は、近赤外分光法（Near Infrared Spectroscopy：NIRS）を用いた前額部専用の光トポグラフィ装置です。
計測チャンネルのアップグレード（増設）や複数人同時計測など導入後の機能拡張に対応しています。

２. アップグレード可能なブロック構造
・ WOT-100の計測チャンネル数は導入後であっても10chから16ch、22ch(最大)へアップグレードが可能

計測原理
近赤外光照射近赤外光検出

３. 複数人のリアルタイム同時計測が可能(最大4台)
・複数ヘッドセットでの同時計測を1台の計測コントローラで制御、データ表示が可能
・実験効率の向上や、集団活動・コミュニケーション時の脳機能計測への応用が可能
・計測チャンネル数の異なるWOT-220やWOT-100が混在した環境下でも同時計測が可能

同時計測の構成イメージ

WOT-100

活動領域 血液量増加

WOT-220

WOTシリーズの計測部位（前額部）
WOT-100(１段階アップグレード）

WOT-100

高次脳機能
ウェアラブルデザインにより、部屋間の移動も容易に可能●短期記憶 ●注意
●意思決定
●思考
●行動の制御 ●情動

１．計測環境を大きく広げる携帯機動性※アップグレードは有償サービスです・ ヘッドセットは約700g、携帯制御ボックスも約650gと小型軽量・リチャージャブルリチウムイオンバッテリの搭載により、電源コードを接続しなくても計測可能
・バッテリを装置本体から取り外さずに充電が可能
・無線LANにより計測コントローラで計測制御、データをリアルタイムに表示可能

システム構成ウェアラブル光トポグラフィは下記の3点から構成されています。

計測画面例

リアルタイム出力に対応
・簡単な接続で計測データをリアルタイムに出力可能
・サンプルコードにより、ご研究内容に即した開発が可能
・ブレインマシンインターフェース等の研究分野に活用可能※ミラーポート付きHUBをご用意いただく必要がございます。

２．携帯制御ボックス
・計測設定
・計測結果の保存

複数人同時計測イメージ

ミラーポート付きHUB

お客様環境(画面例：22ch計測時）

１．ヘッドセット（例：22ch仕様）
・前頭前野を計測
・光源・検出器内蔵[品名] WOTアップグレードサービス[型式] 10ch→16ch ： WOT1016
10ch→22ch ： WOT102216ch→22ch ： WOT1622

ウェアラブル光トポグラフィ（WOTシリーズ）

解析プラットフォーム「POTATo」に対応

脳活動と視線の同時計測

・POTATo（Platform for Optical Topography Analysis Tools）
は日立製作所中央研究所で開発しました。
・移動平均、加算平均、ベースライン補正などの関数を解析手順（レシピ）に追加することで、データ解析・表示が可能
・POTAToはwebサイトから無料*1でダウンロード可能

・視線計測装置と併用することで、脳活動と視線の同時計測が可能

トポグラフィ表示

３．計測コントローラ
・計測結果をリアルタイムに表示
・計測結果の蓄積、解析操作画面例

データ表示画面例*1 POTAToの利用にはMATLAB（MATH WORKS社製）が別途必要です。

●かばん１つに入るモビリティ●ヘッドセットと携帯制御ボックスのスタンドアローンでも動作可能

波形表示

計測イメージ
計測イメージ［Tobii TX300,WOT-220］ ［EMR ACTUS,WOT-220］※同時計測可能な機種については別途お問い合わせください。

※詳細の動作環境については別途お問い合わせください。

本製品は医療機器ではありませんので、医療用に使用することはできません。