Custom-made Pressure Transmitter

VMS series●Reference Examples●Reference Examples 1Pressure Range

Positive perssure／Compound pressure

Massproduction

Delivery tocustomer

DC10〜30V, DC5V
（Output 0.5〜4.5V, I 2C※1 only）

Output

4〜20mA, 1〜5V, 0〜10V, 0.5〜4.5V, I 2C※1, 20mV/V, Other

Protection rating ※2

IP67（M12 connector, Pack connector）, IP66（Pigtail cable）,IP65（DIN connector）①M12②Pigtail cable④DIN connector（DIN43650A） ⑤Mini DIN connector

1/8NPT（M）, 3/8NPT（M/F）, M10X1（M）, M12X1（M/F）,21.8⑥Other

M14X1（M/F）, M16X1.5（M/F）, M20X1.5（M/F）, M22X1.5（M）,Cable□□ m, Optional end connector (Y/N) / Connector type

Storage temperature range ※2−40〜125℃

Throttle※4

φ0.7, φ0.5

Safe overload rating ※2

200％F.S.

Oil-free & water-free

Oil-free, water-free

Burt overload rating ※2

500％F.S.

Europe conformity

CE mark, RoHS2

Stability±0.25%F.S./year

Vibration resistance ※222196m/s（10Hz〜2kHz）, 490m/s（10Hz〜2kHz）●Product Examples

R1/4405M

019 −0.1

R1/4 1.5

40Sensor
Pin1＋V Pin2
OutputPin3ーV

Contact our sales oﬃce for details.

Power＋VPressure Range
PowerOutput signal
Accuracy（※1）
Compensated temperature range
Operating temperature range / Storage temperature range
Safe overload rating
Burst overload rating
Stability
Temperature eﬀect on zero balance/Temperature eﬀect on span load
Shock-proof
Vibration-proof
Response time
Protection rating
Diaphragm / Screw
Case
Dielectric strength
Withstand voltage
Sensor weight
Load ResistanceOperating current
CE marking

0〜20MPa
10〜30V DC1〜5V±0.5％F.S.
（＠25℃）−20〜85℃−40〜125℃
200％、500％±0.25％F.S.／year±0.5％F.S.／10℃
980m/s²（11msec or less）
196m/s²（10Hz〜2kHz）＜1.5ms
IP66（Body）
17-4PH
SUS304＞100MΩ
（＠250V DC）
100V AC（1 minute between all terminals and case）
70g（Body）
≧2kΩ
5mA
（Max）
EMC directive, Europe RoHS directive conformity product（※1）
Non Linearity/Hysteresis/Repeatbility

12±0.2

φ2214

φ15.6

117.2
（Ref）

108.7

G1/4
DIN-3852-E

φ1910.5

R

Model:VMS12L-A-70
Range:(0〜70)MPaOutput:(4〜20)mA
Accuracy：0.5%
Power:(10〜30)V DC
S/N:Pin1:+V Pin2：Output

ED Ring FKM90°
11.6X16.5X1.5

7φ2

HIRSCHMANN
GDM 3009
schwarz/black

34.2

70.
φ

N.C＋V

Output0V＋ −load

Manuals and related documents are available.
（※1）
Inter-Integrated Circuit（※3）
Total Error Band（※4）
Available for 5 MPa or above

10●Wiring diagram

pressure range.

Other32

S=24
Pressure Range
PowerOutput signal
Accuracy（※1）
Compensated temperature range
Operating temperature range
Storage temperature range
Safe overload rating
Burst overload rating
Stability
Temperature eﬀect on zero balance
Temperature eﬀect on span load
Response time
Protection rating
Diaphragm
Screw
Case
Dielectric strength
Withstand voltage
Sensor weight
Load ResistanceCE marking

118●Wiring diagram
SensorPin1＋V
OutputPin2

Power＋V0V＋ −load

0〜70MPa
10〜30V DC
4〜20mA±0.5％F.S.
（＠25℃）−20〜85℃−40〜125℃−40〜125℃
200％
500％±0.25％F.S.／year
0.25％F.S.／10℃
0.25％F.S.／10℃＜1.5msIP65（Body）
17-4PH
17-4PH
SUS304＞100MΩ（＠250V DC)
100V AC（1 minute between all terminals and case）
150g（Body）
150Ω
（@11V）, 500Ω
（@24V）
EMC directive, Europe RoHS directive conformity product（※1）
Non Linearity/Hysteresis/Repeatbility

Pressure Sensor
VMS

0〜70MPa
10〜30V DC
4〜20mA±0.5％F.S.
（＠25℃）−20〜85℃−40〜125℃−40〜125℃
200％
500％±0.25％F.S.／year
0.25％F.S.／10℃
0.25％F.S.／10℃＜1.5ms
IP67（Using mating connectors）
17-4PH
17-4PH
SUS304＞100MΩ
（＠250V DC）
100V AC（1 minute between all terminals and case）
95g（Body）
150Ω（@11V）, 500Ω
（@24V）
EMC directive, Europe RoHS directive conformity product101 10.38×※Some connecting threads are not available depending on theCompensated temperature range ※2 −40〜125℃, −20〜85℃
Operating temperature range ※2 −40〜125℃

32

12.8

7/16-20UNF（M/F）, 9/16-18UNF（M/F）, 3/4-16UNF（M/F）, Other①±0.1%F.S./10℃ ②±0.25%F.S./10℃ ③±0.5%F.S./10℃
（3）
Other

Mating connector
Housing：DJ7034Y-1.5-21/12078090
Terminal：12103881-L

Cable diameter 4.5〜7mm

φ5G1/4（M/F）, G3/8（M/F）, 1/2NPT（M）, 1/4NPT（M/F）,Temperature eﬀect on zero balance, Temperature eﬀect on span load
Screw
（M：Male／F：Female）※2

Pressure Range
PowerOutput signal
Accuracy（※1）
Compensated temperature range
Operating temperature range
Storage temperature range
Safe overload rating
Burst overload rating
Stability
Temperature eﬀect on zero balance
Temperature eﬀect on span load
Response time
Protection rating
Diaphragm
ScrewCase
Dielectric strength
Withstand voltage
Sensor weight
Load ResistanceCE marking

2000±50mm17-4PH (Integral structure）①±0.25%F.S. ②±0.5%F.S. ③±1%F.S.
selected from ①〜③

17.1＋ −load●Reference Examples 4R1/2（M）, R1/4（M/F）, R1/8（M）, R3/8（M/F）, G1/2（M）,（2）
Non Linearity, hysteresis, repeatability @25℃ selected from ①〜③0V

46.2

1φ2

Materials of diaphragm/connecting thread

Output PinB（※1）
Non Linearity/Hysteresis/Repeatbility●Reference Examples 3TEB※3【±1.0%F.S.
（−20〜85℃）、±1.5%F.S.
（−40〜−20℃）、±1.5%F.S.
（85〜125℃）】

Power＋V

PinC：N.C−0.1〜3MPa
10〜30V DC
4〜20mA±0.25％F.S.
（＠25℃）−40〜125℃−40〜125℃−40〜125℃
200％
500％±0.25%F.S.／year±1.5％F.S.
（−40〜−20℃）、±1.0％F.S.
（−20〜85℃）、±1.5％F.S.
（85〜125℃）＜1.5ms
IP67（Using mating connectors）
17-4PH
17-4PH
SUS304250V DC／＞100MΩ
100V AC（1 minute between all terminals and case）
105g（Body）
150Ω
（@11V）, 500Ω
（@24V）
EMC directive, Europe RoHS directive conformity product

64.6
（Ref）
Electrical connectors ※2SensorPinA＋V

8.50V

PinB：Output③Pack connector①±0.1% ②±0.25% ③±0.5% ④±1%

speciﬁcations.

Output Pin2

PinA：V＋22980m/s（6msecor lower）, 1960m/s（6msecor lower）（1）
Non Linearity, hysteresis, repeatability @25℃ selected from ①〜④

depending on thePressure Range
Power
Output signal
Accuracy（※1）
Compensated temperature range
Operating temperature range
Storage temperature range
Safe overload rating
Burst overload rating
Stability
Total Error Band（includes the following）
Response time
Protection rating
Diaphragm
ScrewCaseDielectric strength
Withstand voltage
Sensor weight
Load ResistanceCE marking※For use in Japan. Non-SI Units (other than kPa, MPa) not available

Power※2：Some restrictions apply

M12X1

φ20.3
R1/4

Impact resistance ※2（Unit：kPa, MPa, bar, mbar, psi, kgf/cm2, Other）※−100 to 300 kPa or above, up to 100 MPa Pressure Range

from (1)〜(3)Power＋V1050 or more

Accuracy level to be selected

SensorPin1＋V

41④Environmental temperature（℃）⑤Viscous or notQuantity※Absolute pressure not supported24.3（※1）
Non Linearity/Hysteresis/Repeatbility①Application ②Type of ﬂuid ③Fluid temperature（℃）

S=24●Wiring diagram●Wiring diagram

φ5

Speciﬁcation change,
if necessary,
based on evaluation result

Submission ofsamples for evaluation●Survey Form
Application

Metri-Pack 150
Round Packard

10

φ25.4

Model designation(Proposal included)

10.3
12.8
14.1

＋ −load●Flow from Order to Delivery
Arrangements/Hearing

14.1（5000）(Customer-designated connectors also available)

Inquiry.7
φ0Model:VMS14P-A-70

Range:(0〜70)MPa
Output:(4〜20)mA
Accuracy:0.5%
Power:(10〜30)V DC
S/N:PinA:+V PinB:Output

18●Various connecting thread types

43
Pin1／Red：+V
Pin2／White:Output

10φ18.8

Pressure Sensor
VMS●Abundant output support

7φ21727.1●CE and RoHS2 compliant（Material：17-4PH）

12.8

S=24

●Wide pressure and temperature ranges ●IP65~67 equivalent●Selectable connectors types

68.5
38.5

Pin1：+VR

10.3【ATTENTION】・Cannot be used in applications involving viscous fluids.
・Cannot be used in explosion-proof areas.
・Minimum order quantity: 50●Safe overload rating 200%F.S.

１8×M

High Accuracy,Long-termStability●Rigid structure integrated with sensor

Pin2：Output

φ20.3.7
φ2

Custom-made pressure transmitters oﬀered by a pressure
measurement expert are available with a variety of ranges,
accuracy levels and output signals to suit to your applicationneeds. High cost performance product specialized in desired
specs, without any unnecessary features.

●High-accuracy total error band (TEB)40

φ22High Cost
Performance

82.6（Ref）

80.6（Ref）

Low-cost, custom-made pressure transmitters(pressure sensors with built-in ampliﬁer) available at aminimum order quantity of 50 units per lot.
Abundant
Speciﬁcation
Choices●Reference Examples 2