NK2000

多設定2位置式調節計
NK2000は、48mm×96mmサイズの多設定2位置式調節計で、入力1点に対し4設定・4出力の2位置調節が可能です。
項目ガイド表示により、パラメータの設定・確認がわかりやすく簡単に行えます。

■形 式
NK2000-000■調節出力ランプの詳細測定値■特 長●4設定4出力●項目ガイド表示により、設定値の確認・変更操作が容易

設定1出力不感帯●フルマルチレンジ
出力1消灯
H-C間OFF
L-C間ON

出力1点灯

出力1消灯

出力1点灯

H-C間ONL-C間OFF

H-C間OFF
L-C間ONH-C間ONL-C間OFF

不感帯：入力範囲の0.1〜9.9％で設定可能（4出力共通）■入力種類一覧
入力種類

熱 電 対

測温抵抗体
直流電圧

入力範囲
B

0 〜 1820℃

R

0 〜 1760℃

S

0 〜 1760℃

N

0 〜 1300℃

K−200 〜 1370℃

E−199.9 〜 700.0℃

J−199.9 〜 900.0℃

T−199.9 〜 400.0℃

U−199.9 〜 400.0℃

L−199.9 〜 900.0℃

Pt100−199.9 〜 850.0℃

JPt100−199.9 〜 649.0℃

5V

0〜5V
（初期値：1〜5V）

精度定格

詳細規定
400℃未満：規定外
400℃以上800℃未満：±0.5％±1digit
0℃以上400℃未満：±0.5％±1digit±0.25％±1digit−200℃以上0℃未満：±0.5％±1digit±0.25％±1digit±0.25％±1digit

1PC-120-1

NK2000■各部の名称

運転時：測定値表示
設定時：パラメータ名表示
運転時：設定値表示
設定時：パラメータ設定値表示

選択キー
設定No.の切替を行います。
2秒以上押すとパラメータ設定表示になり、パラメータ設定ができます。

ステータス表示
設定1〜4：
選択されている設定No.表示出力1〜4：
調節出力表示

格納キー
設定値の確定、パラメータ設定の切替を行います。
設定値のアップ、ダウン●パラメータディレクトリ

キー2秒以上

運転画面

パラメータ設定表示
入力種類

設定1レンジ（ゼロ）
設定2レンジ（スパン）設定3

リニア小数点
リニアスケール（MIN）

設定4

リニアスケール（MAX）
設定値リミット（下限）
キー2秒以上または1分以上キー操作なし

設定値リミット
（上限）
出力不感帯
センサ補正
デジタルフィルタ

PC-120-12

入力種類が直流電圧の時のみ表示します■入力仕様■一般仕様

入 力 信 号 ：熱電対…B、R、S、N、K、E、J、T、U、L
測温抵抗体…Pt100、JPt100
直流電圧…0〜5V
直流電流…0〜20mA（別売の受信抵抗250Ω
（RX-EZ250）を使用し、0〜5V DC 入力レンジを使用）
測定精度定格 ：測定レンジ±0.25％±1digitただし、詳細規定あり（■入力種類一覧参照）（基準動作条件において）直流電流（mA）
は、指定の電流入力用受信抵抗を使用の場合…±0.25％±1digit
基準点補償精度 ：周囲温度13〜33℃のとき…±1.0℃以下
周囲温度−10〜50℃のとき…±2.0℃以下
サンプリング周期 ：約0.5秒
バ ーン アウト：上限バーンアウト装備（熱電対入力、測温抵抗体入力）
許容信号源抵抗 ：熱電対入力…250Ω以下
直流電圧入力…1 kΩ以下
測温抵抗体入力…1線当たり10Ω以下
入 力 抵 抗 ：熱電対、直流電圧…1 MΩ以上
測 定 電 流 ：測温抵抗体…約110 μA
測定入力シフト：SV設定分解能の0.1倍の分解能で設定可（センサ補正） （−1999〜9999）
デジタルフィルタ：0.0〜99.9秒
スケーリング ：直流電圧入力時レンジ／スケール任意設定（−1999〜9999）
スケール小数点 ：0〜3
最大許容入力範囲 ：直流電圧、熱電対…±10V DC
測温抵抗体…±5V DC
最大コモンモード電圧 ：30V AC
コモンモード除去比 ：130dB以上（50/60Hz）（ただし、信号源抵抗1Ω以下）
シリ−ズモード除去比 ：50dB以上（50/60Hz）（ただし、信号源抵抗1Ω以下）

定格電源電圧：100−240V AC
許容電源電圧：90−264V AC
消 費 電 力：最大 約12VA
周囲温度変化率：10℃/h以下
ウォームアップ時間：30分以上
条 件 動 作：項目

50/60Hz フリー電源

基準動作条件周 囲 温 度 23℃±2℃
55％±5％RH（結露しないこと）電 源 電 圧 100V AC±1％
電源周波数 50Hz/60Hz±1％
周 囲 湿 度

正常動作条件−10〜50℃（密着計装時最大40℃）
20〜90％RH（結露しないこと）90〜264VAC
50Hz/60Hz±2％

停 電 対 策：EEPROMにより、設定内容を保持（書込約100万回）
絶 縁 抵 抗：1次側端子（＊1）…2次側端子（＊2）間500V DC 20MΩ以上
耐電圧：1次側端子（＊1）…2次側端子（＊2）間1500V AC 1分間＊1＝AC電源（L , N）、調節出力の各端子＊2＝上記以外の各端子
前 面・ケース：前面…難燃性ABS
ケース…難燃性ポリカーボネート樹脂
ケ ー ス 色：グレー
取 付 方 法：パネル埋込取付
質量：約350g■輸送・保管条件
周 囲 温 度：−20〜60℃
周 囲 湿 度：5〜95％RH（ただし結露しないこと）
振動：0〜4.9m/s2（10〜60Hz）
衝撃：400 m/s2以下＊上記は工場出荷時の梱包状態■表示・設定仕様■調節仕様

表 示 方 式：7セグメントLEDによる4桁2段
個別LEDによるステータス表示8個
自 動 復 帰：設定表示にて約1分以上キー操作をしない場合、運転表示に自動復帰

制 御 形 態：リレー出力
制御切換周期：約0.5秒
調 節 方 式：2位置制御
調 節 設 定 値：入力1点に対して4設定、4桁表示
設定値リミッタ：測定値範囲内調節設定精度定格：指示値との相対誤差は±1digit
出 力 不 感 帯：0.1〜9.9％
リレーの接点容量：抵抗負荷 5A （100〜240V AC、30V DC）
誘導負荷 2.5A（100〜240V AC、30V DC）
最小負荷 5V DC 10ｍA以上
リレーの電気的寿命…10万回以上
接点保護素子…内蔵せず（必要に応じ別売の接点保護素子を外付）■標準付属品
取付具2ヶ、取扱説明書1冊

■別売品
品
端名備考

子 カ バ ー カバー取付により奥行きが25mm長くなります

電流入力用受信抵抗 精度±0.05％、直流電流4〜20mAで測定する（250Ω）
場合に使用します
開閉電流0.2A以下
軽負荷用 0.01μF＋120Ω、接点
保護端子 重負荷用 0.5μF＋47Ω、
開閉電流0.2A以上

3PC-120-1■端子板図
測温抵抗体12345678910A＋熱電対電圧（電流※） −

B
B

H
出力4CL

電源
100-240VAC
50/60HzL
N1112131415161718192021222324252627282930HC

出力1LH
出力2CLH

出力3CL※別売の受信抵抗250Ω
（RX-EZ250）
を＋、−間に接続します。

■外形寸法

111
96

96

48

794×44

端子カバー
（別売品）

91×44

取付具

100
132
単位：ｍｍ

■パネルカット寸法
●個別取付

●密着取付

120

92 0＋0.870

48×Nー3 20＋

92 00.8＋

N：台数
単位：ｍｍ

45 00.6＋

URL : http://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PC-120-1

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
前 橋
大 宮

千東立川厚
静葉京
川崎
木岡

安全に関するご注意
安全注意
高 松
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2007年7月現在のものです。

4

発行 2007.7

古紙配合率100％
再生紙を使用しています

初版 2007.7