DB2000

デジタル指示調節計
DB2000は、指示精度±0.1％、制御周期約0.1秒、96×96mmのデジタル指示調節計です。
伝送2出力、通信2ポート、外部信号入力任意割付など多彩なオプション機能を用意し、高機能システムの構築が可能です。

■特 長●大きく見やすい5桁表示●READY機能を搭載
制御運転をREADY状態に切り替えることが可能です。
また、
READY時の出力値（MV）
は任意設定ができます。

測定値（PV）、設定値（SV）表示を大きく見やすい5桁表示を実現しました。
1000℃以上でも0.1℃の表示が可能です。
●高機能な運転画面と設定画面
従来から慣れ親しんでいるLCD（液晶表示器）
を採用した
運転画面と設定画面を継承し、さらに高品位かつ高機能になりました。

●外部DI任意割付
外部信号入力（DI）を付加した場合、それらのDIにどの機能を割り付けるかの任意割付ができます。
例えば、DI1に「READY/RUN」、DI2に「手動出力運転／
自動出力運転」
といったような割付ができる機能です。

●優れた制御性
位置形PIDアルゴリズムと速度形PIDアルゴリズムの2タイプのPIDアルゴリズムを搭載し、制御対象に合わせたPIDアル
ゴリズムの選択が可能です。

●ヒータ断線警報
オンオフパルス出力形、またはSSR駆動パルス形に限り、
ヒータ
断線警報を付加することができます。

●多彩な制御機能を搭載
あらかじめ設定しておいたSV区間ごとのPIDにより制御を行う自動PID方式や2出力タイプで2出力制御方式をPID方式とスプリット方式の2種から選択など多彩な制御機能を外部に指定されたCTを接続してヒータの電流値を測定します。

搭載しています。

そのヒータ電流値を運転画面に表示させることができます。

●通信2ポートタイプを用意
2つの通信ポートを備えたタイプを用意し、また通信速度の高速化も図り、通信高機能化を実現しました。例えば、1ポートはパソコンとの上位通信、別の1ポートは通信リモート（デジ
タルリモート）機能として使用することも可能です。
もちろん、●その他の機能
多種オートチューニング、
外部信号入力（DI）を使ったタイマ機能、
制御ループ異常警報、
客先目盛校正機能などの多彩な機能を搭載しています。
●国際安全規格・CE、UKCAマーキング適合品
安全規格のCE、
UKCAマーキング適合品です。
また、
ULおよびc-ULにも認証されています。

通信プロトコルは「MODBUS」と「PRIVATE」の任意選択が可能です。
●伝送信号2出力タイプを用意
高精度タイプ（0.1%FS）の伝送信号出力と安価な一般タイプ（0.3%FS）の伝送信号出力の2タイプを用意しました。
それら
２つとも搭載した伝送信号2出力タイプや伝送器電源付きも選択可能です。

1

PC-116-5

DB2000■測定レンジ■形 式
DB2□□□□□□□−□□□

＊
※1
※2

●マルチレンジ
入力信号
0 ：マルチレンジ
4 ：測温抵抗体4線式
調節モード（第1出力）
1 ：オンオフパルス形PID式
2 ：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3 ：電流出力形PID式
5 ：SSR駆動パルス形PID式
6 ：電圧出力形PID式
8 ：オンオフサーボ形PID式（微少負荷仕様）
調節モード（第2出力）＊
0 ：なし
1 ：オンオフパルス形PID式※1
3 ：電流出力形PID式※1
5 ：SSR駆動パルス形PID式※1
6 ：電圧出力形PID式※1
第1ゾーン＊
0 ：なし
5 ：リモート信号入力（4〜20mA）
6 ：リモート信号入力（0〜1V）
7 ：リモート信号入力（0〜10V）
8 ：リモート信号入力（その他）
9 ：ヒータ断線警報※2
P ：外部信号入力6点
M ：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
第2ゾーン＊
0 ：なし
1 ：伝送信号出力（高精度タイプ：4〜20mA）
2 ：伝送信号出力（高精度タイプ：0〜1V）
3 ：伝送信号出力（高精度タイプ：0〜10V）
4 ：伝送信号出力（高精度タイプ：その他）
J：伝送信号出力（一般タイプ：4〜20mA）
K ：伝送信号出力（一般タイプ：0〜1V）
L ：伝送信号出力（一般タイプ：0〜10V）
9 ：ヒータ断線警報※2
P ：外部信号入力6点
M ：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
第2ゾーンの付加仕様＊
0 ：なし
J：伝送信号出力第2出力※3（一般タイプ：4〜20mA）
K ：伝送信号出力第2出力※3（一般タイプ：0〜1V）
L ：伝送信号出力第2出力※3（一般タイプﾟ：0〜10V）
H ：伝送器電源 ※4
第3ゾーン＊
0 ：なし
R ：通信1ポート（RS-232C）＋外部信号入力2点
A ：通信1ポート（RS-422A）
S ：通信1ポート（RS-485）＋外部信号入力2点
B ：通信2ポート（RS-232C＋RS-232C）
C ：通信2ポート（RS-232C＋RS-422A）
D ：通信2ポート（RS-232C＋RS-485）
E ：通信2ポート（RS-485＋RS-232C）
F ：通信2ポート（RS-485＋RS-422A）
G ：通信2ポート（RS-485＋RS-485）
9 ：ヒータ断線警報※2
P ：外部信号入力6点
M ：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
U ：外部信号入力8点
V ：外部信号入力6点＋ヒータ断線警報※2
ケース色
G ：グレー
B ：ブラック
防水仕様と端子カバー＊
0 ：なし
1 ：防水仕様なし＋端子カバーあり
2 ：防水仕様あり＋端子カバーなし
3 ：防水仕様あり＋端子カバーあり
電源電圧
A ：100〜240VAC
D ：24VAC／24V DC

測定レンジ

R
S
K

E

J
熱 電 対
T
C
（WRe5-WRe26）
W-WRe26
NiMo-Ni
CR-AuFeN
PR5-20PtRh40-PtRh20
PlatinelⅡ

直流電圧

直流電流

U
L
10mV
20mV
50mV
100mV
5V
10V
20mA
JPt100

測温抵抗体

旧Pt100Pt50
Pt100

0.0〜1820.0℃
0.0〜1760.0℃
0.0〜1200.0℃
0.0〜1760.0℃−200.0〜1370.0℃
0.0〜 600.0℃−200.0〜 300.0℃−270.0〜1000.0℃
0.0〜 700.0℃−270.0〜 300.0℃−270.0〜 150.0℃−200.0〜1200.0℃−200.0〜 900.0℃−200.0〜 400.0℃−100.0〜 200.0℃−270.0〜 400.0℃−200.0〜 200.0℃
0.0〜2310.0℃
0.0〜2310.0℃−50.0〜1410.0℃
0.0〜 280.0K
0.0〜1300.0℃
0.0〜1800.0℃
0.0〜1880.0℃
0.0〜1390.0℃
0.0〜 600.0℃−200.0〜 400.0℃−200.0〜 900.0℃−10 〜 10mV
−20 〜 20mV
−50 〜 50mV
−100 〜 100mV−5 〜
5 V−10 〜 10 V
0 〜 20 mA−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 850.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃●測温抵抗体 4線式
測定レンジ

測定範囲
JPt100Ω
JPt100

測温抵抗体

旧Pt100Ω
旧Pt100
Pt50
Pt-Co
Pt100

オプション
調節モード
（第1出力）
が1、3、5、6に限り選択可。
調節モード（第1出力）、
または調節モード（第2出力）
が1、5（パルス形）に限り選択可。
ヒータ断線警報は、他のゾーンと重複選択不可。
第1出力、第2出力ともパルス形の場合、第1出力側で警報判定。
※3 第2ゾーンが1、2、3、4に限り、選択可。
※4 第2ゾーンが0、1、2、3、4、J、K、
Lに限り、選択可。
注： 第1、第2、第3ゾーン共通のオプションは「9」「P」「M」の順に第3ゾーンから優先して指定します。

PC-116-5

測定範囲
B−200.0〜649.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃−200.0〜649.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃−200.0〜649.0℃
4.0〜 374.0K−200.0〜850.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃［規格一覧］
K、
E、
J、
T、
R、
S、
B、
N：IEC584（1977、
1982）、JIS C 1602-1995、JIS C 1605-1995
C（WRe5-WRe26）：JIS C 1602-2015
W-WRe26、
NiMo-Ni、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTMVol.14.03
U、
L：DIN43710-1985、PR5-20：Johnson Matthey資料
Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983）、JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981

2

■各部の名称

表 示 部
運転状態
（RUN）
表示
運転中点灯します。

操 作 部
運転画面とモード0のモード画面の切替、および設定画面からモード画面への切替に使用します。
運転画面の切替、および設定画面の切替に使用します。

勾配（SLOPE）
表示
SVの勾配動作中点灯します。
READY状態（READY）
表示
アイドリング中点灯します。

自動出力運転と手動出力運転の切替に使用します。
カーソル送りや項目選択に使用します。
設定値
（または、
設定項目）
の降順、
昇順に使用します。

警報待機（WAIT）
表示
待機状態中、警報解除時点灯します。

設定の登録に使用します。

リモート
（REM）
表示

エンジニアリングポート

実行設定値番号
（NO.）
表示
エラー
（ERR）
表示
入力取込異常時点灯します。
オートチューニング動作（AT）
表示
オートチューニング動作中点灯します。
手動運転時（MAN1／MAN2）
表示
第1出力／第2出力が手動運転時点灯します。
測定値
（PV）
表示
設定値
（SV）
表示
警報動作
（AL1〜4）表示
運転および設定画面表示
（LCD）

3

PC-116-5

DB2000■入力仕様■調節仕様（第1出力、第2出力ともに同じ仕様）

入 力 信 号 ：熱電対 B、
R、
S、
K、
E、
J、
T、
N、
PtRh40-PtRh20、
NiMo-Ni、
U、L、C（WRe5-WRe26）、
PR5-20W-WRe26、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe
直流電圧 ±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V
直流電流 0〜20mA
測温抵抗体 Pt100、JPt100、
旧Pt100、
Pt50、Pt-Co（4線式のみ）測 定 レ ン ジ：熱電対28種、直流電圧6種、
直流電流1種、
測温抵抗体14種※詳細は「測定レンジ一覧」
を参照
温 度 単 位 ：℃、K
精 度 定 格 ：測定レンジの±0.1%FS ±1digit

制 御 周 期：約0.1秒
オンオフサーボ形、
電流出力形、
出 力 形 式：オンオフパルス形、SSR駆動パルス形、
電圧出力形
オンオフパルス形：出力信号 オンオフパルス導通信号
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
接点保護 小形CR素子を内蔵
オンオフパルス周期 1〜180秒
オンオフサーボ形：出力信号 オンオフサーボ導通信号
標準負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
微少負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 20mA以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 20mA以下
最小負荷 5VDC 1mA以上
フィードバック抵抗 100Ω〜2kΩ
接点保護 小形CR素子を内蔵
電 流 出 力 形：出力信号 4〜20mA
負荷抵抗 750Ω以下
SSR駆動パルス形：出力信号 オンオフパルス電圧信号
出力電圧 ON電圧 12VDC±20%OFF電圧 0.8VDC以下
負荷電流 21mA以下
パルス周期 1〜180秒
電 圧 出 力 形：出力信号 0〜10V
出力インピーダンス 約10Ω
負荷抵抗 50kΩ以上
出 力リミッタ：−5.0〜105.0％
出力変化量リミッタ：0.1〜100.0％（㈵.D＝0設定）のときで出 力プリセット：P動作
PV＝SV時の出力−100.0〜100.0％（P＝0に設定）の場合、
出 力 不 感 帯：2位置式制御
設定範囲0.1〜9.9％
調 節 動 作：正／逆切換付
アンダーレンジ、
内部データ異常PV異常時出力：オーバーレンジ、
手動出力操作：手動設定による出力 −5.0〜105.0％
MAN→AUTO時バランスレスパンプレス
AUTO→MAN時AUTO時の出力保持※詳細は「精度定格の詳細規定」
を参照

基準点補償精度 ：K、
E、
J、
T、
N、
PlatinelⅡ･･･±0.5℃または、±20μV相当のいずれか大きい方（周囲温度：23℃±10℃において）±1.5℃または、±60μV相当のいずれか大きい方（周囲温度：上記以外）
その他の入力信号･･･±1.0℃または、±40μV相当値のいずれか大きい方（周囲温度：23℃±10℃において）±3.0℃または、±120μV相当のいずれか大きい方（周囲温度：上記以外）
分
解
能 ：約1／30000
入力取込周期 ：約0.1秒
バ ーン アウト：熱電対、
直流電圧（±50mV以下）
、
測温抵抗体
（3線
式）
に限り、
上限バーンアウトを標準装備
バーンアウト時、第1出力側の出力値は任意設定可能、第2出力側の出力値は0％、上限警報はON（上限バー
ンアウト時）※直流電圧（±100mV以上）
、
直流電流、
測温抵抗体
（4線式）
は装備せず
入力インピーダンス：熱 電 対 1MΩ以上
直流電圧 1MΩ以上
直流電流 約250Ω
許容信号源抵抗 ：熱 電 対
100Ω以下直流電圧（mV）
100Ω以下
直流電圧（V） 300Ω以下
許容配線抵抗 ：測温抵抗体5Ω／1線以下（全線共通のこと）
測温抵抗体の測定電流 ：約1mA
最大許容入力 ：熱 電 対±20V、直流電圧±20V、直流電流±30mA、±7.5V、
測温抵抗体 500Ω、±5V
最大コモンモード電圧：30VAC以下
コモンモード除去比：130dB以上（50／60Hz）（50／60Hz）
ノーマルモード除去比：50dB以上■表示仕様
表 示 素 子：第1表示部 LED
第2表示部 LCD
（バックライト付）
108×24ドット
SV5桁、ステータス表示など
表 示 内 容：第1表示部 PV5桁、第2表示部 MV、出力状態、設定画面などPC-116-54■設定仕様■対応規格

S V 関 係 ：SV8種（最大5桁設定）
、
SV範囲、
SV変化率
調 節 関 係 ：PID8種 P 0〜999.9%
Ｉ ∞、1〜9999秒
D 0〜9999秒
A.R.Ｗ.
（アンチリセットワインドアップ）
上限…0.0〜100.0％
下限…−100.0〜0.0％
出 力 関 係 ：出力不感帯8種
出力プリセット8種
出力リミッタ8種
出力変化量リミッタ8種
警 報 関 係 ：警報値4点8種、警報形態、
警報不感帯、
警報遅延

E M C 指 令 ：EN61326-1適合 Class A
（CE、
UKCA）
※試験中、
最大±10％、
または最大±2mVのいずれか大きい方に相当する
指示値や出力値が変動することがあります。

安

全 ：EN61010-1、EN61010-2-030適合
（CE、
UKCA）
UL61010-1認証（UL）
CSA C22.2No.61010-1認証（cUL）
過電圧カテゴリーⅡ、
汚染度2
環 境 規 制 ：RoHS
（CE、
UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
UL File No ：E214646■基準動作条件
周 囲 温 度：23℃±2℃（結露しないこと）周 囲 湿 度：55%rh±5%
電 源 電 圧：一般電源仕様 100VAC±1%24V電源仕様 24VDC±1%
電 源 周 波 数：一般電源仕様 50／60Hz±0.5%24V電源仕様 DC、
左右±3°
取 付 姿 勢：前後±3°
設 置 高 度：標高2,000m以下
振動：0m／s2衝
撃：0m／s2（上下左右空間のこと）
取 付 条 件：単体パネル取付：なし
風
外 部 ノ イ ズ：なし
ウォームアップ時 間：30分以上■警報仕様
警 報 点 数：4点
偏差警報、
絶対値偏差警報、
警 報 形 態：絶対値警報、
設定値警報、
出力値警報、
制御ループ異常警報、
FAIL、
タイマ、
ヒータ断線警報（a接点）
出 力 信 号：リレー出力信号
AL1とAL2でCOM共通、
AL3とAL4でCOM共通
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 3A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 1.5A以下
最小負荷 5VDC 100mA以上■一般仕様
定格電源電圧：一般電源仕様 100〜240VAC
24V電源仕様 24VAC／24VDC
定格電源周波数：一般電源仕様 50／60Hz
24V電源仕様 50／60Hz（24VAC）
最大消費電力：一般電源仕様 オプションなし 100VAC 10VA
240VAC 15VA
オプションあり 100VAC 15VA
240VAC 20VA
24V電源仕様 オプションなし 24VAC 10VA
24VDC 5W
オプションあり 24VAC 15VA
24VDC 10W
使用温度範囲：−10〜50℃
使用湿度範囲：20〜90％rh
停 電 対 策：EEPROMによる設定内容の保持（書換回数100万回以下）
端 子 ネ ジ：M3.5（500VDC）
絶 縁 抵 抗：一次端子と二次端子間 20MΩ以上
一次端子と接地端子間 20MΩ以上（500VDC）
二次端子と接地端子間 20MΩ以上（500VDC）■正常動作条件
周 囲 温 度：−10℃〜50℃（密着計装時は−10℃〜40℃）
周 囲 湿 度：20〜90%rh（結露しないこと）電 源 電 圧：一般電源仕様 90〜264VAC
24V電源仕様 21.6〜26.4VDC／AC
電 源 周 波 数：一般電源仕様 50／60Hz±2%24V電源仕様 DC、
50／60Hz±2%
取 付 姿 勢：前後±10°、
左右±10°
設 置 高 度：標高2,000m以下
振動：2m／s2衝
撃：0m／s2
取 付 条 件：単体パネル取付（上下空間のこと）
外 部 ノ イ ズ：なし
周囲温度変化率：10℃／hour以下■輸送条件
周 囲 温 度：−20℃〜60℃
周 囲 湿 度：5〜90%rh（結露しないこと）2
振動：4.9m／s（10〜60Hz）
衝
撃：392m／s2
ただし、工場出荷梱包状態のこと。

※ただし、一次端子は、
電源端子（100〜240VAC）、
制御出力端子、
警報出力端子とする。

耐

電

（1分間）
圧：一次端子と二次端子間 1,500VAC
一次端子と接地端子間 1,500VAC（1分間）
二次端子と接地端子間
500VAC（1分間）

■保管条件

※ただし、
一次端子は、
電源端子（100〜240VAC）、
制御出力端子、
警報出力端子とする。

周 囲 温 度：−20℃〜60℃
ただし、長期的保管周囲温度は10℃〜30℃とする。
（結露しないこと）周 囲 湿 度：5〜90%rh
振動：0m／s2衝
撃：0m／s2
ただし、工場出荷梱包状態のこと。

外 郭 材 質：難燃性ポリカーボネート：グレー、またはブラック
色
取 付 方 法：パネル埋込取付
外 形 寸 法：H96×W96×D127mm※パネル面からの奥行寸法は120mm

質

量：オプションなし 約450g
オプションあり 約580g

5PC-116-5

DB2000■オプション仕様●下限バーンアウト
バーンアウト時にPV表示を下限に振り切らし、下限警報を出力します。

●伝送信号出力設定値、測定値、出力値などに比例した信号を出力します。

●メモリRAM格納
設定値を頻繁に変更する場合、設定値をRAMにバックアップするた
めに、
書き込み回数制限がありません。

出 力 点 数 ：最大2点
出 力 信 号 ：4〜20mA（負荷抵抗400Ω以下）
0〜1V（出力抵抗 約10Ω、
負荷抵抗50kΩ以上）
0〜10V（出力抵抗 約10Ω、
負荷抵抗50kΩ以上）
精 度 定 格 ：高精度タイプ ±0.1%FS
一般タイプ±0.3%FS
出 力 分 解 能 ：約1／30000●後付オプション対応仕様
あらかじめオプション用のマザーボードと全端子を装着し、あとからオプションを追加しやすくしています。
●防水仕様
パネルに設置して「IP54準拠」相当の防水機能をもたせます。
●防湿処理
製品内部のプリント基板に、防湿コーティングの処理をします。

●リモート信号入力※
外部接点によりリモートとローカルを切換、リモート時は外部信号で調節点の設定が行えます。
ただし、
リモート信号入力用R／L切替の外部信号入力は、
個別ス
イッチやリレー出力出力などの独立接点をご使用ください。
子器が複数の場合、異なる機器間のR／L COM同士を接続すると子器のリモートSV値に誤差が生じて正常動作しなくなります。
入 力 点 数 ：1点
入 力 信 号 ：4〜20mA（入力インピーダンス 約50Ω）
0〜1V （入力インピーダンス 約500kΩ）
0〜10V （入力インピーダンス 約100kΩ）
精 度 定 格 ：±0.1%FS ±1digit
外部信号入力：R／L（リモート／ローカル）●画面復帰OFF
設定画面から運転画面への自動復帰機能をOFFにします。
●端子カバー（コード：RZ-TC1）
安全のため端子部をカバーします。
端子カバーは透明です。
●通信1ポート（＋外部信号入力）
通信インターフェイス1ポートと外部信号入力2点を付加します。
（第1ゾーンもしくは第2ゾーンのどちらか）
通 信 点 数 ：1点
通 信 種 類 ：RS-232C、RS-422A、RS-485
外 部 信 号 ：入力2点（通信種類RS-422Aの場合は外部信号入力はありません）※Z制御時は設定できません。

●外部信号入力
外部接点入力信号により下記の切換ができます。

●通信インターフェイス
RS-232C、RS-422A、またはRS-485により調節計の設定値、測定値を上位CPUへ伝送、
上位CPUより各種パラメータ設定ができます。

入 力 信 号 ：無電圧接点、オープンコレクタ出力
外部接点容量 ：5VDC・2mA機
能 ：①実行NO．
選択（4点）②手動出力運転／自動出力運転（2点）③READY／RUN切換④PVのHOLD⑤SV勾配動作のHOLD⑥SV勾配動作のRESET⑦タイマのスタート／リセット（4点）⑧警報出力解除⑨プリセットマニュアル／自動出力運転

通 信 点 数 ：最大2点
通 信 種 類 ：RS-232C、RS-422A、RS-485通 信 速 度 ：2400／4800／9600／19200／38400bps
プ ロト コ ル：MODBUS（RTU）、MODBUS（ASCII）、PRIVATE
外部信号入力：R／L（リモート／ローカル）●2出力形
正・逆動作の2種を出力し、冷却・加熱ができます。
制 御 周 期 ：約0.1秒
出 力 形 式 ：オンオフパルス形、
電流出力形、
電圧出力形、
SSR駆動パルス形で、任意組み合わせが可能
出 力 仕 様 ：第1出力と同じ
制 御 方 式 ：PID方式、
スプリット方式●ヒータ断線警報
CT入力によりヒータの断線を検知する機能です。
測 定 範 囲 ：10〜100A AC（50／60Hz）
精 度 定 格 ：±5.0%FS±1digit
入 力 対 象 ：カレントトランス
別売品 LTA-P208（穴径12mm）●PID式電流・電圧出力
電 流 出 力 形 ：出力信号1〜5mA（負荷抵抗2.8kΩ以下）
電 圧 出 力 形 ：出力信号±10V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗50kΩ以上）●ヒータ断線警報第2出力
第1、第2出力ともパルス形の場合に、第2出力にヒータ断線警報を付加します。

●伝送信号出力（高精度・その他）
出 力 信 号 ：1〜5mA（負荷抵抗1.6kΩ以下）
1〜5V （出力抵抗 約10Ω、
負荷抵抗50kΩ以上）
精 度 定 格 ：±0.3%FS（1〜5mA）±0.1%FS（1〜5V）
出 力 分 解 能 ：約1／30000●オープンループ方式オンオフサーボ形
オンオフサーボ形PID式でコントロールモータのフィードバック抵抗を使用しないで時間制御を行います。

●ヒータ短絡警報
ヒータの異常な短絡状態を判断するために、制御出力がOFFしている
ときのヒータ電流値を測定し、警報判定をします。
●RUN/READY外部入力のON位相
外部信号ON時RUN、OFF時READY動作となります。
●伝送器電源2線式伝送器と接続するための、センサ用供給電源です。
。

●出力スケーリング
制御出力をスケーリングします。

電 源 電 圧 ：24VDC±10%
最大電流容量：30mA●警報出力位相
通電中に限り、4点の警報出力の出力位相を反転させます。

●READY時の警報ON
READY状態でも警報演算を行います。

●開平演算
リニア入力に対し開平演算します。

●リモート信号入力※●出力リミッタOFF
マニュアル出力値が設定されている出力リミットに制限されません。

PC-116-56■端子板図オプション端子

1

12

19

26

35

H

2

13

20

27

36

C

14

21

28

37

L

M3
M2
M1

3

15

22

29

38

3線式・4線式測温抵抗体
（B）
端子

4

16

23

30

39

RC

mA
（−）
端子

5

17

24

31

40

R2

25

32

41

33

42

34

43

10

11

8

電流・電圧・SSR駆動パルス（＋）

35

電流・電圧・SSR駆動パルス
（−）

36
37
38

H

39

C

40

L

41

コモン

第３警報出力端子

コモン

18
9

第４警報出力端子

第２警報出力端子

第１警報出力端子7R1

第2出力端子オンオフパルス形

熱電対・mV・V・mA（−）
端子
3線式・4線式測温抵抗体
（B）
端子

6

オンオフサーボ 形

熱電対・mV（＋）
端子
3線式・4線式測温抵抗体（A）
端子第１出力端子オンオフパルス形

V・mA
（＋）
端子
4線式測温抵抗体（A）
端子

電流・電圧・SSR駆動パルス（＋）
電流・電圧・SSR駆動パルス
（−）

42
43

100-240V AC
24V AC/DC●オプション端子
各ゾーン共通オプション

9

P

M

第１

第2

CT

DI

CT

12

19

26

CT

DI

CT

13

20

27

DI

DI

14

21

28

DI

DI

15

22

29

DI

DI

16

23

30

DI

DI

17

24

31

COM

COM

18

25

32

第3

9：ヒータ断線警報

33

P：外部信号入力6点

他のオプションとの兼ね合いで上記の順に使用ゾーンを決めます

M：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報

リモート信号入力（第1ゾーン）

伝送信号出力（第2ゾーン）

5・6・7・8

1・2・3・4

J・K・L

＋

＋

＋

Ｈ

Ｈ

1・2・3・4

Ｈ

1・2・3・4

J・K・L

J・K・L

12

＋

＋

＋

19

＋

13

−

−

−

20

−

14

＋

＋

＋

21

15

−

−

−

22

16

＋

＋

＋

23

17

−

−

−

24

R／L専用
※

34

COM

25

18

※R／L専用端子は、「●リモート信号入力（6ページ）」の説明をご確認ください。

1・2・3・4：高精度タイプ

J・K・L：一般タイプ

Ｈ：伝送器電源

第3ゾーン
端子

R

A

S

B

C

D

E

F

G

U

V

26

RD

RDA

SA

RD1

RD1

RD1

SA1

SA1

SA1

DI

CT

27

SD

RDB

SB

SD1

SD1

SD1

SB1

SB1

SB1

DI

CT

28

SG

SDA

SG

SG1

SG1

SG1

SG1

SG1

SG1

DI

DI

29

DI

SDB

DI

RD2

RDA2

SA2

RD2

RDA2

SA2

DI

DI

30

DI

SG

DI

SD2

RDB2

SB2

SD2

SDB2

SB2

DI

DI

31

R/L専用

R/L専用

R/L専用

SG2

SDA2

SG2

SG2

SDA2

SG2

DI

DI

32

COM

COM

COM

DI

DI

R/L専用 R/L専用

R/L専用

R/L専用

R/L専用

R/L専用

DI

DI

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

33
34

SDB2
COM

SDB2

R：通信RS-232C＋外部信号入力2点

C：通信RS-232C＋通信RS-422A

G：通信RS-485＋通信RS-485

A：通信RS-422A

D：通信RS-232C＋通信RS-485

U：外部信号入力8点

S：通信RS-485＋外部信号入力2点

E：通信RS-485＋通信RS-232C

V：外部信号出力6点＋ヒータ断線警報

B：通信RS-232C＋通信RS-232C

F：通信RS-485＋通信RS-422A

7

PC-116-5

■精度定格の詳細規定
入 力 種 類

精 度 定 格

B
R、
S
N
K
E
J
T
U
L
熱電対
C
（WRe5-WRe26）
W-WRe26
NiMo-Ni
PlatinelⅡ
CR-AuFe
PR5-20PtRh40-PtRh20
直流電圧／直流電流
Pt100
旧Pt100JPt100
測温抵抗体
Pt50
Pt-Co

例 外 規 定400℃未満：規定外／400℃以上800℃未満：±0.2%FS ±1digit
0℃以上400℃未満：±0.2%FS ±1digit−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±60μV相当値のいずれか大きい方−270℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±80μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±80μV相当値のいずれか大きい方±0.1％FS ±1digit−270℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±40μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±40μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit
0℃以上400℃ 未満：±0.3%FS ±1digit

0K以上20K 未満：±0.5%FS ±1digit／20K以上50K 未満：±0.3%FS ±1digit±0.2％FS ±1digit

0℃以上100℃ 未満：規定外／100℃以上200℃ 未満：±0.5%FS ±1digit
0℃以上400℃ 未満：±1.5%FS ±1digit／400℃以上800℃ 未満：±0.8%FS ±1digit±0.1％FS ±1digit
測定レンジが「−100℃以上100℃」の場合に限り、±0.15%FS ±1digit±0.1％FS ±1digit±0.15％FS ±1digit

4K以上20K 未満：±0.5%FS ±1digit／20K以上50K 未満：±0.3%FS ±1digit
Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983)、JIS C 1604-1989、
JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、
JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981※基準動作条件における測定レンジ換算精度。
さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。
※K、
E、
J、
T、
R、
S、
B、
N：IEC584（1977、
1982）、
JIS C 1602-1995、
JIS C 1605-1995
C（WRe5-WRe26）：JIS C 1602-2015、
W-WRe26、
NiMo-Ni、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTM Vol.14.03
U、
L：DIN43710-1985、PR5-20：Johnson Matthey資料●圧着端子について

7以下φ3.7以上

●Y形

7以下

（つぶした状態にて）（つぶした状態にて）■外形寸法※絶縁チューブ付のものを使用してください。

取付金具

7

96

88×88

115

96

91×91

端子カバー

7

120

115

7以下

91×91

7以下φ3.7以上

●丸形

120
147

＋

120

＋

92 0.8092 0.80120●パネルカット（96×Nー4）20＋

N：計器取付台数

92 0.80＋

単位：ｍｍ

安全に関するご注意

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PC-116-5

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

※記載製品は、
一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年2月現在のものです。

8

発行 2023.2

PDF
初版 2007.7