PTCDキット関連製品■ PTCD キット（内瘻用カテーテル）
医療機器承認番号 16200BZZ00586000

挿入時（全造影性スタイレット装着）

PTCD 及び内外瘻（内外瘻の場合にはルアーキャップを装着）
ルアーキャップ

皮下埋込内瘻（カテーテル留置後、末端を切断しストッパーを装着）

内瘻用カテーテルを用いることにより、経皮経肝胆管ドレナージから容易に内瘻化することを可能にしました。
内瘻化することにより悪性及び良性の胆道狭窄に対する減黄術が生理的な方法で行え、特に切除不能例では患者さんの精神的・肉体的苦痛の軽減など QOL の向上が期待できます。

全造影性スタイレット・造影性のあるスタイレットを使用することで、柔軟なシリコーン製カテーテルに腰を持たせ挿入性を向上させるだ
けではなく、透視下での挿入を行えます。また、カテーテルからの抜去、ガイドワイヤーの滑りも良好です。

オールシリコーン製・内瘻用カテーテルはオールシリコーン製で組織に対する刺激が少なく、胆汁液や薬剤などによりカテーテルの劣化や硬化なども起こしにくくなっています。

ルアーキャップ、ストッパー付・内瘻用カテーテルは皮下埋め込み法による内瘻化の際には、カテーテル末端を切断後、付属のストッパーで密閉できます。また、皮下に埋め込まない内外瘻にはカテーテル末端のルアーキャップをご使用いただけます。

閉塞しにくい構造と材質
・10 ヶ所の側孔が大きく、滑らかに開けられていますので閉塞しにくくなっています。

品目コード

サイズ呼称

対応ガイドワイヤー

003 040 0080

8Fr

0.64mm（0.025”）以下

003 040 0100

10Fr003 040 0120

12Fr003 040 0140

14Fr

003 040 0160

16Fr

003 040 0180

18Fr

0.89mm（0.035”）以下0.97mm（0.038”）以下

側孔

デプスマーク全長

Percutaneous Transhepatic Cholangiole Drainage Kit

JAN コード
4542187005813

先端から先端から10 〜 100mm まで

100 〜 300mm まで

10mm 間隔で 10 穴10mm 間隔4542187005820
400mm

4542187005837
4542187005844■ PTCD キット

4542187005851■ US 対応 ONE STEP 穿刺カテーテル

4542187005868■ドレナージチューブ

包装：5 本 / 箱・滅菌済●当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
●ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。

■ 胆道バルーンチューブ■ 胆道バルーンチューブハードタイプ■ 内外瘻用カテーテル■ 内瘻用カテーテル

本社

横 浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページ

CREATE MEDIC CO.,LTD.

8
外 -007-L

ht tps: //w w w.createmedic.co.jp

2023.04.1,000

9■ PTCD キット
医療機器承認番号 16200BZZ00586000■ ONE STEP TYPE・ 全 7 種類のチューブ形状から、症例・手技に最適なものを選択可能です。
・胆道バルーンⅠ型は胆道用、Ⅱ型は胆嚢用です。

品目コード

ドレナージチューブ

JAN コード

003 420 1070

ストレート型

4542187007039◦固定針：15G × 75mm

003 420 2070

ピッグテール型

4542187007046◦超音波穿刺針：18G × 200mm

003 420 5072

糸付ρ型

4542187007077

003 420 3070

胆道バルーンチューブⅠ型

4542187007053

003 420 4070

胆道バルーンチューブⅡ型

4542187007060◦固定板：C 型 No.1003 420 6070

胆道バルーンチューブハードタイプⅠ型

4542187007084◦ T ハンドルピールアウェイシース：9Fr

003 420 7070

胆道バルーンチューブハードタイプⅡ型

4542187007091

キット内容◦ガイドワイヤー：0.89mm（0.035”）× 800mm◦ダイレーター：7Fr × 203mm◦ドレナージチューブ：7Fr（糸付ρ型のみ 7.2Fr）※シースはバルーン型のみ添付

包装：1 キット / 箱・滅菌済

ストレート型

ピッグテール型

L-350

L-350

胆道バルーンⅠ型

超音波穿刺針・特殊な構造を有する内針先端部やホーニング加工により、超音波画像下で確実性の高い穿刺が可能です。

カテーテル・バルーン、ピッグテール、糸付きρ型など、胆管外逸脱防止に有用な各種カテーテルを取り揃えております。

L-350

胆道バルーンⅡ型

L-400

糸付ρ型

L-400

胆道バルーンハードⅠ型
L-350■ TWO STEP TYPE・ 全 5 種類のチューブ形状から、症例・手技に最適なものを選択可能です。
・ 内針付拡張用カテーテルの採用により 0.46mm（0.018”）から0.89mm（0.035”）ガイドワイヤーへの交換が容易に行えます。 キット内容
・ 胆道バルーンⅠ型は胆道用、Ⅱ型は胆嚢用です。
◦固定針：18G × 75mm
◦超音波穿刺針：21G × 200mm・ポリ塩化ビニル（PVC）を用いた胆道バルーンチューブハードタイプは、適度な腰を有し先端部が細径化している為、挿入手技が容易に行えます。

ONE STEP TYPE と TWO STEP TYPE
・手技が簡便な ONE STEP 法と、細径の穿刺針と 2 本のガイドワイヤーの使用により確実に手技が行える TWO STEP 法の 2 種類の手技方法が選択できます。

トレイ包装
・超音波誘導穿刺による経皮経肝的胆管ドレナージに必要な器具を、滅菌済でトレイに納めました。術前の準備の簡略化、緊急時などに有用なキットです。

2胆道バルーンハードⅡ型
L-350◦内針付拡張用カテーテル：内針 19G × 300mm
品目コード

ドレナージチューブ

JAN コード

003 425 1070

ストレート型

4542187007176

003 425 2070

ピッグテール型

4542187007183

003 425 3070

胆道バルーンチューブⅠ型

4542187007190

拡張用カテーテル 5Fr◦ガイドワイヤー：0.46mm（0.018”）× 800mm◦ガイドワイヤー：0.89mm（0.035”）× 800mm◦ダイレーター：7Fr × 203mm◦ドレナージチューブ：7Fr

003 425 6070 胆道バルーンチューブハードタイプⅠ型

4542187007213◦固定版：C 型 No.1003 425 7070 胆道バルーンチューブハードタイプⅡ型

4542187007220◦ T ハンドルピールアウェイシース：9Fr

包装：1 キット / 箱・滅菌済※シースはバルーン型のみ添付

3

■ PTCD キット（US 対応 ONE STEP 穿刺カテーテル）■ PTCD キット（ドレナージチューブ）

医療機器承認番号 16200BZZ00586000

医療機器承認番号 16200BZZ00586000■ ストレート■ ストレート
先端の精巧なテーパー加工により胆管壁損傷の危険性を低減させ、挿入しやすくなっております。

品目コードカテーテルサイズ
呼称003 421 1070

7Fr003 421 1080

8Fr

有効長280mm

穿刺針対応ガイドワイヤー

外径0.97mm（0.038”）以下

1.26mm（18G）

1.09mm（0.043”）以下

1.48mm（17G）

有効長300mm

JAN コード

対応ガイドワイヤー

品目コード

サイズ呼称

003 440 1060

6Fr

003 440 1070

7Fr

0.97mm（0.038”）以下

4542187007107

003 440 1080

8Fr

1.09mm（0.043”）以下

4542187007114

003 440 1090

9Fr

包装：5 本 / 箱・滅菌済

003 440 1100

10Fr

全長

対応ガイドワイヤー
0.89mm（0.035”）以下

350mm

JAN コード
4542187007237
4542187007244
4542187007251

0.97mm（0.038”）以下

4542187007268
4542187007275■ ピッグテール

包装：5 本 / 箱・滅菌済

穿刺針装着時

品目コード

カテーテル

サイズ
呼称

003 421 2070

7Fr003 421 2080

8Fr

有効長280mm■ ピッグテール

穿刺針対応ガイドワイヤー

外径0.97mm（0.038”）以下

1.26mm（18G）

1.09mm（0.043”）以下

1.48mm（17G）

有効長300mm

JAN コード

対応ガイドワイヤー

胆管外逸脱防止に有用です。

0.97mm（0.038”）以下

4542187007145

1.09mm（0.043”）以下

4542187007152

品目コード

サイズ呼称

包装：2 本 / 箱・滅菌済

003 440 2070

7Fr003 440 2080

8Fr003 440 2090

9Fr003 440 2100

10Fr

■ 糸付ρ型

全長350mm

対応ガイドワイヤー

JAN コード

0.89mm（0.035”）以下

4542187007282
4542187007299

0.97mm（0.038”）以下4542187007305
4542187007312
包装：5 本 / 箱・滅菌済

ループ形成時

穿刺針装着時■ 糸付ρ型
先端部のループを糸で固定することができ、胆管外逸脱防止に有用です。
品目コード003 421 5072

カテーテル

サイズ
呼称

有効長対応ガイドワイヤー

7.2Fr

225mm0.97mm（0.038”）以下

穿刺針

JAN コード

有効長

対応ガイドワイヤー

1.06mm（19G） 250mm0.81mm（0.032”）以下

外径4542187007169

品目コード

サイズ呼称

全長対応ガイドワイヤー

JAN コード

003 440 5072

7.2Fr

350mm

0.89mm（0.035”）以下

4542187007329
包装：5 本 / 箱・滅菌済

包装：2 本 / 箱・滅菌済・カテーテルに内針を装着していることによりガイドワイヤーやシース操作を必要としないので手技が容易です。
・穿刺針は US 対応であり、刃先の位置の確認が容易に行えます。
・穿刺針の刃先は、特殊な三角ベベルですので針先が逃げにくく、より確実な穿刺が行えます。

4ループ形成時

5■ 胆道バルーンチューブ■ PTCD キット（内外瘻用カテーテル）

側孔：先端から7・32・37mm に 3 孔
先端開孔

医療機器承認番号 20100BZZ00005000

医療機器承認番号 16200BZZ00586000
側孔：先端から７mm に１孔
先端開孔

Ⅰ型（胆道用）Ⅱ型（胆嚢用）均一で丈夫なバルーン・シリコーン製で弾力性に富み、胆管に対して刺激を少なくした固定が行えます。また、均一性、弾性にも優れています。

柔軟で腰のあるカテーテル・挿入が容易であるばかりでなく、体壁にそわせて留置することができます。

X 線不透過のカテーテル

留置チューブ：オールシリコーン製

・体内での留置状態の確認が容易です。
バルーン部
対応シースサイズ
バルブカラー サイズ呼称（外径） サイズ呼称（内径） 対応ガイドワイヤー バルーン容量 デプスマーク
呼称

製品名

品目コード

胆道バルーンチューブ
Ⅰ型（胆道用）
胆道バルーンチューブ
Ⅱ型
（胆嚢用）

003 020 0070

7Fr

オレンジ

8.5Fr

11Fr

003 020 0080

8Fr

レッド

11Fr

13Fr

003 021 0070

7Fr

オレンジ

8.5Fr

11Fr

003 021 0080

8Fr

レッド

11Fr

13Fr

0.89mm（0.035"）以下

1.0mL

0.89mm（0.035"）以下

1.0mL

JAN コード
4542187005639

先端から50 〜 150mm 4542187005646
まで
4542187005677
50mm 間隔
4542187005684

包装：5 本 / 箱・滅菌済※バルーンへの注入量は規定量以下とし、バルーンへの生理食塩液、造影剤の注入は行わないでください。
※胆道バルーンチューブⅠ型（胆道用）は胆嚢留置には絶対に用いないでください。

内瘻と外瘻・固定板により体表面での固定が行え、固定板の内瘻用キャップと外瘻用キャップにより、内瘻化・外瘻化の選択が可能です。

10 穴タイプと 15 穴タイプ
・留置チューブには多数の側孔がありますので十分なドレナージが行えます。また側孔が 10 穴と 15 穴の 2 タイプをご用意しておりますので症例に適した選択が可能です。

患者さんの QOL に配慮
・キャップは体表面からの突起が小さく、内瘻化する際に外瘻用キャップを切断することにより、さらにコンパクトにすることができ、患者さんの QOL を高めることができます。

■ 胆道バルーンチューブ（ハードタイプ）
医療機器承認番号 20100BZZ00005000

Ⅰ型（胆道用）側孔：先端から2.5・31.5・36.5mm に 3 孔
先端開孔

Ⅱ型（胆嚢用）側孔：先端から2.5mm に 1 孔
先端開孔

内瘻用キャップ装着時

10 穴タイプ

全長 400mm

品目コード

サイズ呼称

対応ガイドワイヤー

800 000 5325

8Fr0.64mm（0.025”）以下

・ポリ塩化ビニル（PVC）を用いることにより、カテーテルに適度な硬度と腰を持たせてあります。

800 000 5326

10Fr・先端部においてはチューブを細径化しており挿入手技が容易に行えます。

800 000 5327

12Fr

800 000 5328

14Fr

800 000 5329

16Fr

800 000 5330

18Fr

挿入性に優れた PVC 製

シリコーン製バルーン
・カテーテルを固定し、尚且つ胆管の損傷、組織への刺激を抑える為、従来品の胆道バルーンチューブの技術を継承したシリコーン製のバルーンを使用しています。

数字マーキング・留置位置が確認できるように、マーキングには先端から 50mm ～ 200mm まで、10mm 間隔でドット表示を、また 50mm 間隔で数字表示を施してあります。
製品名

品目コード

003 025 0070
胆道バルーンチューブ
003 025 0080
ハードタイプⅠ型◦ 003 025 0090
（胆道用）
003 025 0100
胆道バルーンチューブ
003 026 0070
ハードタイプⅡ型（胆嚢用）
003 026 0080

サイズ バルブカラー
バルーン部
対応シース呼称
サイズ呼称（外径） サイズ呼称（内径） 対応ガイドワイヤー バルーン容量 デプスマーク
0.89mm（0.035"）以下
7Fr
ブラウン
7Fr
9Fr
先端から
8Fr
レッド
8Fr
10Fr
0.97mm1.0mL
50 〜 200mm
9Fr
ブルー
9Fr
11Fr（0.038"）以下
まで
10Fr
イエロー
10Fr
12Fr
10mm 間隔
7Fr
ブラウン
7Fr
9Fr
0.89mm（0.035"）以下
1.0mL
8Fr
レッド
8Fr
10Fr
0.97mm（0.038"）以下◦印は受注生産品です※バルーンへの注入量は規定量以下とし、バルーンへの生理食塩液、造影剤の注入は行わないでください。
※胆道バルーンチューブⅠ型（胆道用）は胆嚢留置には絶対に用いないでください。

JAN コード
4542187005721
4542187005738
4542187005745
4542187005752
4542187005776
4542187005783

包装：5 本 / 箱・滅菌済

外瘻用キャップ装着時

0.89mm（0.035”）以下

側孔

デプスマークJAN コード
4542187114966

先端から先端から10 〜 100mm まで

100 〜 300mm まで

10mm 間隔で 10 穴

10mm 間隔0.97mm（0.038”）以下

4542187114973
4542187114980
4542187114997
4542187115000
4542187115017
包装：2 本 / 箱・滅菌済

15 穴タイプ

全長 400mm

品目コード

サイズ呼称

対応ガイドワイヤー

800 000 5607

8Fr

0.64mm（0.025”）以下

800 000 5608

10Fr

800 000 5609

12Fr

800 000 5610

14Fr

800 000 5611

16Fr

800 000 5612

18Fr

0.89mm（0.035”）以下

0.97mm（0.038”）以下

側孔

デプスマークJAN コード
4542187115024

先端から先端から10 〜 150mm まで

150 〜 300mm まで

10mm 間隔で 15 穴

10mm 間隔

4542187115031
4542187115048
4542187115055
4542187115062
4542187115079
包装：2 本 / 箱・滅菌済67