ストレートドレーン

平面と波型の特殊リブを交互に配置した内面構造と適度なコシに歯車型・多孔型
医療機器承認番号

より、常に流路が確保され、良好な排液がえられます。

16000BZZ00091000

外科用ドレーン

ソラシックカテーテル
医療機器承認番号

歯車型（S 型・M 型・L 型）

多孔鋭角カッティングされた挿入しやすい後端と大口径の側孔により、効率のよいドレナージが行えます。

16300BZZ00716000

型

ドレーン関連製品●創口に合わせ幅を調節できます●留置部分を切り離してドレーンすることもできます●特殊リブのはたらきで流路が確保されます

〈先端〉

〈後端〉

■組織にやさしいオールシリコーン製

血液やフィブリンが付着しにくいオールシリコーン製なので詰まりの危険性がほとんどありません。
また、柔軟性に富み、生体組織への刺激が少なく傷口への癒着を起こしにくい為、容易に抜管が可能です。
さらにチューブは造影ライン入り及び全造影タイプなので留置状態の確認が容易に行えます。

■大量のドレナージに適した多孔型

多孔型は内径約 2 ㎜のチューブが連なったもので、手で適当な幅に切り分けることができます。
※ 切断のおそれのある大きな孔、鋭角なノッチや切れ目などをあけないでください。

外径（mm）

折り径（mm）

003 120 0050

品目コード

No. 55.07.04542187006124

003 120 0080

No. 88.012.04542187006131

No.10

10.015.0● 003 120 0120

No.1212.0

17.04542187006155

003 121 0050

No. 55.07.04542187006162

003 121 0080

No. 8

8.0

12.04542187006179

No.1010.0

15.0

No.1212.017.0003 121 0100

後端切面角度を 20 度にする事によりチューブ挿入時の抵抗が少なくなり、また先端部が肉薄になる為柔軟性に富み、組織損傷はほとんどありません。

■数字マーク（目盛）と造影ライン○歯車型（X 線造影ライン入り）

003 120 0100

■挿入しやすい後端カッティング

サイズ呼称

Ｓ型

Ｍ型

003 121 0120

全長（mm）

200300

JAN コード

4542187006148

チューブ中央寄り（手元寄り）の側孔を通過する造影ラインやその側孔を起点とした数字マークにより、側孔の位置、留置状態等の確認ができます。
大きく滑らかな側孔で効率のよいドレナージが行えます。

4542187006186

品目コード

品

4542187006193

003 360 0240

No. 5

5.0

7.0

4542187006209

No. 8

8.0

12.0

4542187006216

003 360 0320

No.10

10.0

15.0

No.12

12.0

17.0

003 122 0120

◦デュアルドレーン

柔軟で生体組織に対して刺激が少なく、抗血栓性に優れたオールシリコーン製のソラシックカテーテルです。

003 122 0080

400

◦キャップドレーン■オールシリコーン製

003 122 0050
Ｌ型

◦マルチドレーン■大口径の側孔003 360 0280

003 122 0100

外科用ドレーン目

ソラシックカテーテル
ストレートタイプ

仕RC − T 字ドレーン◦標準タイプ／多目的タイプ

JAN コード

サイズ呼称

外径（mm）様24Fr

8.0◦全長 500mm・後端切面角度 20 度

4542187006858

28Fr

9.3

◦デプスマーク・最終側孔から 50mm 〜 300mm まで 10mm 間隔

4542187006865

32Fr

10.7

◦Ｘ線造影ライン入り

4542187006872
包装：滅菌済・5 本／箱4542187006223◦歯車型／多孔型

外科用ドレーン◦ソラシックカテーテル

4542187006230●印は受注生産品です。

ストレートドレーン

包装：50 本／箱・滅菌済○多孔型（全造影タイプ）
品目コード

サイズ呼称

003 123 0200

No.2020003 123 0250

No.25259003 123 0350

No.35

30

12

全幅（mm）

ドレーン数（本）

全長（mm）

7JAN コード
4542187006247

4004542187006254◦弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
◦ご使用にあたっては必ず添付文書をご一読ください。

4542187006261
包装：20 本／箱・滅菌済
H25.09.3,000

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2−5−25

ホームページ：http://www.createmedic.co.jp

札

幌TEL.011（727）5611（代）FAX.011（727）8990

千葉

TEL.04（7141）2945（代）FAX.04（7141）2946

広島

TEL.082（261）5401（代）FAX.082（261）5402

盛岡

TEL.019（606）1020（代）FAX.019（606）1022

横浜

TEL.045（943）2617（代）FAX.045（943）2618

福岡

TEL.092（474）9911（代）FAX.092（474）9912

仙台

TEL.022（234）2541（代）FAX.022（234）2530

名古屋

TEL.052（238）5670（代）FAX.052（241）5033

鹿児島

TEL.099（250）6391（代）FAX.099（250）6392

さいたま TEL.048（640）6161（代）FAX.048（640）6162

金沢

TEL.076（260）1085（代）FAX.076（260）1086

東大阪

TEL.06（6944）0401（代）FAX.06（6944）0400

京TEL.03（3815）7861（代）FAX.03（3815）7943

販 売推進室

TEL.045（943）3929（代）FAX.045（943）9074

CREATE MEDIC CO.,LTD.
外 -002-G

外科用ドレーン

１本で外溝通路・毛細管通路・リブ付内腔通路の三重構造を持ち、マルチドレーン
医療機器承認番号

あらゆる症例に対して、合理的で確実な排液を可能にします。

16300BZZ00716000

外科用ドレーン

マルチドレーンの基本性能を継承した、チューブドレーン専用タイプです。

キャップドレーン
医療機器承認番号

マルチドレーンやストレートドレーンとの併用にご利用ください。

16300BZZ00716000

RC − T 字ドレーン

生体性に優れたシリコーン製の T 字ドレーンであり、標準タイプ・多目的タイプ
医療機器承認番号

標準と多目的の 2 タイプから選択出来ます。

15900BZZ00061000③①②① 外溝通路② 毛細管通路③ 内腔通路■外溝効果■毛細管効果■チューブ効果

浸出液を逃さない画期的な外溝構造

毛細管効果を生む被覆

折れに強いリブ付内腔通路■キャップ付きコネクター

折れに強いリブ付内腔通路

体外誘導を容易にするテーパーキャップ

多量の分泌液や血液、固形物などを排出させる役割を担
う内腔通路は留置に伴うチューブの屈曲に対しても閉塞が起こりにくいリブ付で、さまざまな留置部位にも効果的な排液を可能にします。キャップドレーンのリブはさらに屈曲に強い構造を採用しています。
（キャップドレーンは外溝通路等の特殊排液機能のない汎用チューブドレーンタイプです。）

テーパーキャップは開腹下に体内に設置されたチューブの体外誘導を行なう際、皮膚開口部の通過を容易にするテーパー形状が施されています。また、コネクター外径とチューブ外径の差を少なくすることにより、体外誘導時に皮膚開口部を必要以上に広げることなく、留置後の皮膚開口部周辺からの漏れを防止します。

リブ被覆外溝■チューブ効果

品目コード

サイズ呼称

外径（mm）

断面形状

JAN コード

003 480 0060

20Fr（No. 6）

6.64542187007374

003 480 0080

24Fr（No. 8）

8.24542187007381

003 480 0100

30Fr（No.10）

9.84542187007398

003 480 0120

34Fr（No.12）

11.24542187007404

・Ｘ線造影ライン入り

包装：10 本／箱・滅菌済◦標準タイプ■胆道鏡が入れ易い

外科用ドレーン

外溝

従来のチューブでは効率的な排出が困難なわずかな浸出液に対しても外溝構造はそれを逃しません。外溝は組織への接触面積が大きく、全周囲・全方向からの排液を可能とします。

被覆部分は外溝通路を伝う浸出液をチューブ内に取り込む役目だけでなく、毛細管通路として働きます。外溝と被覆部分（毛細管通路）の連携による相乗効果で、浸出液の排出をより効果的に行います。

多量の分泌液や血液、固形物などを排出させる役割を担う内腔通路は留置に伴うチューブの屈曲に対しても閉塞が起こりにくいリブ付で、さまざまな留置部位から良好な排液を可能にします。

オープンドレナージ、クローズドドレナージなど様々なドレーン法に対応

デュアルドレーン
医療機器承認番号

可能なスタンダードタイプのドレーンチューブです。

16300BZZ00716000

被覆部分

コネクター＊注1

把持部分＊注2

切断部分＊注2

排液取込孔（被覆内） コネクター

＊注 1.
＊注 2.

オープンタイプにはコネクターが付きません。
把持部分はドレーン設置後に切断します。

■複数の多角形の断面形状を持つ毛細管ルーメンに加え、内腔にはペンローズドレーンなどでも実績のある歯車形状の小リブが設置されており、折れに強くさらに内腔面での毛細管効果も期待できます。

切断部分

造影ライン

■先端加工

先端は滑らかに加工され、挿入に際して組織損傷を防止します。

歯車形状の小リブ 多角形の断面形状■キャップ付きコネクター

テーパーキャップは、開腹下に体内に設置されたチューブの体外誘導を行う際、皮膚開口部の通過を容易にするテーパー形状が施されています。
サイズ呼称

外径（mm）

003 460 0060

20Fr（No. 6）6.6003 460 0080

24Fr（No. 8）8.2003 460 0100

30Fr（No.10）

9.8003 460 0120

34Fr（No.12）

11.2

・Ｘ線造影ライン入り側孔数

断面形状

JAN コード
4542187007336

24542187007343
4542187007350
4542187007367
包装：10 本／箱・滅菌済■接続コネクターにはクリニー「外科用ドレーン」シリーズで高い評価をいただいた把持部分付コネクターを採用しており、ドレーン設置をより安全に簡便に行えます。＊注 1〈断面形状〉■多目的ルーメン

胆道造影目的：側管死腔容量 0.5mL 以上を予めシリンジ等で吸引し、胆汁で充満したのちメインルーメンをクランプします。側管より造影剤を注入する事により、エアーが入らず胆道を造影できます。
胆管洗浄目的：側管より洗浄液を注入する事により、胆管内で還流が起き、高い洗浄効果が得られます。
胆汁採取・検査目的：胆管内胆汁を検査する場合、側管死腔容量わずか 0.5mL 吸引後に直接採取することができます。

品目コード

横チューブ（mm）

サイズ呼称

外径

内径

縦チューブ（mm）
長さ

外径

内径

JAN コード

長さ003 062 0090

9Fr

3.0

1.6

3.0

1.64542187005998

003 062 0120

12Fr

4.0

2.2

4.0

2.24542187006001

003 062 0150

15Fr

5.0

3.0

5.0

3.0

4542187006018

003 062 0180

18Fr

6.0

4.0

6.0

3.7

003 062 0210

21Fr

7.0

5.0

7.0

4.6

003 062 0240

24Fr

8.0

6.0

8.0

5.6

4542187006049

003 062 0270

27Fr

9.0

6.5

9.0

6.5

4542187006056

003 062 0300

30Fr

10.5

8.0

10.5

8.0

4542187006063

1804542187006025

4504542187006032

・X 線造影ライン入り・デプスマーク：T 字部より 50 〜 200mm まで 50mm 間隔）
品目コード

名称

サイズ呼称

外径20Fr（No. 6）

6.64542187006919

24Fr（No. 8）

8.24542187006926

30Fr（No.10）

9.84542187006933

003 365 0012

34Fr（No.12）

11.2003 366 0006

20Fr（No. 6）

6.64542187006957

24Fr（No. 8）

8.24542187006964

30Fr（No.10）

9.8003 365 0006
品目コード

シリコーン製により、組織への刺激が少なく胆汁・血液などの付着による、詰まりの危険性が軽減されます。

◦標準タイプ

毛細管ルーメン
側孔■組織への刺激が少ない

横チューブに比べ、縦チューブはやや硬めに成形することで、留置の際にキンクや屈曲によるチューブ閉塞の危険が少なくなります。

◦多目的タイプ

把持部分
外溝露出部分■チューブの閉塞防止

特殊成形による接合部のより大きくなめらかな曲線で、術後の胆管内への挿入がスムーズにできます。

003 365 0008

デュアルドレーン

003 365 0010

接続タイプ

003 366 0008
003 366 0010
・Ｘ線造影ライン入り

デュアルドレーン
オープンタイプ

有効長360末端形状

コネクター付きコネクター無し

JAN コード

4542187006940

4542187006971
包装：10 本／箱・滅菌済

包装：3 本／箱・滅菌済◦多目的タイプ（コネクター・キャップ付側管用コネクター付属）
品目コード

サイズ呼称

003 063 0150

横チューブ（mm）
樋幅

樋深さ

15Fr

5.0

2.3 以上003 063 0180

18Fr

6.0

3.0 以上003 063 0210

21Fr

7.0

3.5 以上003 063 0240

24Fr

8.0

4.0 以上● 003 063 0270

27Fr

9.0

4.5 以上長さ

樋幅・樋深さ表示
樋深さ

80

樋幅

・X 線造影ライン入り・デプスマーク：T 字部より 50 〜 200mm まで 50mm 間隔）●印は受注生産品です。

縦チューブ（mm）
外径

内径

5.0

3.0

6.0

4.0

7.0

5.0

8.0

6.0

9.0

6.5

長さ

JAN コード
4542187006070
4542187006087

4504542187006094
4542187006100
4542187006117
包装：3 本／箱・滅菌済