２０２４年 ５月（第１０版）＊＊

医療機器認証番号：１６１００ＢＺＺ０１５３６０００

２０２３年 ６月（第９版）＊
機械器具５１医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル ３４９１７００２

オールシリコーンフォーリーカテーテル（３ウェイ グリーンタイプ、透明タイプ）
再使用禁止【使用方法等】
以下の使用方法は一般的な使用方法である。

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

①外尿道口、外陰部を消毒（洗浄、清拭）する。
【形状・構造及び原理等】②本品を衛生的に開包し、尿道、膀胱に挿入する。

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済である。

③（男性）カテーテル先端が膀胱内に達したと思われたら（外尿道括約筋部から４～５cm 進めたとき）陰茎を下方へ倒すと排尿口から尿が流出し始める。

〈形状〉＊

（女性）
陰唇開排を続けながら、カテーテル先端を外尿道口に挿入し、側孔 バルーン

キャップ付 ※１
コネクター

イリゲーション口４～５cm 進めると排尿口から尿が流出し始める。
④流出した尿を容器に受ける。

排尿口
先端チップ
ファネル
(造影性有り)カテーテルチューブ ※２⑤カテーテルを更に３～４cm 進める。
⑥バルーンに規定容量の滅菌蒸留水をゆっくり注入し、拡張させる。

バルブ⑦カテーテルを軽く牽引してバルーンが膀胱頚部に当たるようにする。
カテーテルが正しく挿入されているか疑わしいときは、排尿口から生理食塩液を１０～２０mL 注入し、排尿口を開放すると直ちに生理食塩※１ キャップ付コネクターの付いているルーメンは、イリゲーション液が排出されることを確認する。

ルーメンとなっており、洗浄液を注入する際に使用する。

⑧カテーテル排尿口を尿バッグに接続するか、プラグで蓋をする。

※２ 透明タイプは造影性有り⑨カテーテルを皮膚に絆創膏等で固定する。
⑩膀胱洗浄をおこなう場合は、イリゲーション口又はキャップ付コネク

下記の一覧表に記した規格は弊社規格品の仕様である。特注品の製品規

ターのコネクターにシリンジ等を接続し、洗浄液を注入する。＊

格については、個包装に記載された規格を参照すること。

⑪カテーテルを抜去する場合は、バルーンの滅菌蒸留水をシリンジで吸・グリーンタイプ
サイズ呼称
16Fr
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr

外径5.3mm
6.0mm
6.7mm
7.3mm
8.0mm

・透明タイプ
サイズ呼称
14Fr
16Fr
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr

外径
4.7mm
5.3mm
6.0mm
6.7mm
7.3mm
8.0mm

全長

バルーン容量

430mm

20mL

全長

バルーン容量
15mL
20mL

430mm
30mL

引し、バルーンを収縮させ、ゆっくりとカテーテルを引き抜く。

バルブカラー
オレンジ
レッド
イエロー
バイオレットブルー〈膀胱への洗浄液の注入方法〉
・カテーテルチップタイプのコネクター又はシリンジ等を使用する場合

バルブカラー
グリーン
オレンジ
レッド
イエロー
バイオレット
ブルー

(図１)

〈原材料〉

キャップ付コネクターごと取り外し、コネクター又はシリンジ等を接続する。

・ルアーチップタイプのコネクター又はシリンジ等を使用する場合

カテーテル：シリコーンゴム
キャップ付コネクター：ポリプロピレン＊〈原理〉
バルブからシリンジで滅菌蒸留水を注入することによりバルーンが拡張し、留置が可能となる。注入した滅菌蒸留水を吸引することによりバルーンが収縮し、抜去が可能となる。尿は側孔から内腔を通り、排尿口に排出される。
【使用目的又は効果】
短期的使用を目的として膀胱に留置する柔軟なチューブをいう。本品に(図２)は膨張性バルーンが遠位端に付いている。

キャップ付コネクターのキャップを取り外し、コネクター又は シリンジ等を接続する。

導尿、圧迫止血及び／又は膀胱洗浄用に使用される。
尚、本品は導尿及び膀胱洗浄に使用する。＊

1／3

ＤＣ６７００２

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉〈重要な基本的注意〉①バルーンを拡張・収縮する際は、以下のことに注意すること。

①経尿道的前立腺切除術（ＴＵＲＰ）等の術後圧迫止血には使用しないこと。

1)バルーン拡張には滅菌蒸留水以外を使用しないこと。
［生理食塩液、造影剤等を使用した場合は、成分が凝固し抜水でき［経尿道的前立腺切除術（ＴＵＲＰ）等の術後圧迫止血に使用するこなくなる恐れがある。
］とでバルーンに過度の負荷が掛かり、バルーンがバーストする恐れ

2)バルーンを拡張又は収縮させる際は、一般的なスリップタイプのがある。
］

ディスポーザブルシリンジを用いること。

②カテーテル留置中はカテーテルの留置状態を適切に管理すること。必［ロックタイプのシリンジではバルブ奥まで確実に挿入できない。

要に応じてＸ線透視等によりカテーテルの留置状態を確認すること。

また、テーパーの合わないものはバルブの損傷につながる。
］［カテーテルの折れ、曲がり、捻れ、又は尿成分及び結石等により、3)バルーンを拡張又は収縮させる際は、シリンジ先端をバルブの奥まカテーテル内腔が閉塞する場合がある。
］

で確実に挿入し、操作を行うこと。

［結石によりバルーンがバーストしたり、自然リークによりバルーン［バルブへのシリンジ先端の挿入が不十分な場合、バルブ内の弁がが収縮する場合がある。
］

作動せず、バルーン操作が行えない場合がある。
］［カテーテル先端部が膀胱壁に接触することにより、潰瘍化、穿孔等

4)バルーンを拡張する際はゆっくり慎重に行うこと。の恐れがある。
］［急激に注入するとその圧力によりまれにバルブがズレ、時には外③バルーン内の滅菌蒸留水を交換する際は、追加注入せずに一旦すべてれることがある。
］

抜いてから、再度バルーン容量の滅菌蒸留水を注入すること。

5)バルーンには規定容量以上の滅菌蒸留水を注入しないこと。

④本品を鉗子等で強く掴まないこと。

［過度に注入するとバルーンに負荷がかかり、バーストの原因とな［カテーテルの切断、ルーメンの閉塞、バルーンの破損を引き起こす恐れがある。
］2）

る。
］
6)シリンジを外す際は、必ずバルブを押さえ、シリンジを回転させな⑤非臨床試験によって本品はMR Conditionalであることが示されている。
本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である。[自己認証（当社データ）
による]

がら外すこと。
［まれにバルブがズレ、時には外れることがある。
］②カテーテル留置の際は、尿の流出を確認した後、十分な長さを挿入してから、バルーンを規定容量の滅菌蒸留水で拡張し、軽く牽引すること。尿の流出が確認できないときは、排尿口から生理食塩液を１０～２０mL 注入し、排尿口を開放すると直ちに生理食塩液が排出されることを確認すること。又は、時間を置き、尿の流出を確認した後、バルーンを拡張すること。1）③カテーテル排尿口にチューブ等を接続する場合は、確実に嵌合するも静磁場強度

1.5T

3.0T

静磁場強度の勾配

85 T/m

85 T/m

MR 装置が示す全身最大 SAR(Specific Absorption Rate)

2.5 W/kg

3.2 W/kg

B1+RMS

4.24 μT

2.28 μT

上記条件で 15 分のスキャン時間において温度上昇は見られなかった。
本品が 3.0T の MR 装置におけるグラディエントエコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 3mm、スピンエコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 3mm である。＊＊のを選択すること。また使用中は接続部の漏れや緩みがないか適宜確認し、確実に接続された状態で使用すること。
④カテーテル排尿口に竹の子状コネクター等を接続する際は、竹の子状コネクター等を排尿口内腔に沿ってまっすぐに挿入すること。この状態で、排尿口を曲げる、捻る、あるいは挟むといった負荷をかけない〈不具合・有害事象〉
その他の不具合①バルーンのバースト。

こと。
［竹の子状コネクター等の先端がファネル内腔を傷付け、排尿口の亀［下記のような原因によるバースト。
］

裂、断裂に至る恐れがある。
］

・挿入時の取扱いによる傷（ピンセット、鉗子、はさみ、メス、そ⑤当社製の採尿バッグと接続する場合は、採尿バッグのコネクターの竹の他の器具での損傷）。の子４段目までをカテーテルの排尿口へ確実に差し込むこと。

・注入量の過多（規定容量以上の注入）。

［接続が外れて、尿が漏れる可能性がある。
］

・バルーン拡張に誤った物質の注入（生理食塩液や造影剤等成分の⑥カテーテルを皮膚に固定する場合は絆創膏等を使用し、カテーテルを凝固が起こりやすい物質）。

糸で直接固定しないこと。

・患者の結石による傷。

［閉塞や断裂の恐れがある。
］

・自己（事故）抜去等の製品への急激な負荷。

⑦カテーテルの固定位置は適宜変更すること。特に男性の場合は、鼠径・結晶化した尿のバルーンへの付着。

部又は腹部側（腸骨稜付近）に固定し、大腿部への長時間の固定は避・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。

けること。また、尿が逆流しないように、膀胱部よりも低い位置に固②カテーテルの閉塞。

定すること。

［カテーテル内腔が尿成分の付着や血塊等により、閉塞することがある。
］【使用上の注意】③カテーテルの抜去不能。

〈使用注意〉（次の患者には慎重に適用すること）［バルーン拡張に生理食塩液や造影剤を用いると、成分の凝固に伴い①尿道に狭窄のある症例には、適用可能かを事前に確認すること。

バルーンルーメンが閉塞し、抜水ができなくなる恐れがある。
］［組織、尿道粘膜の損傷の恐れがある。
］④カテーテルの切断。

②意識障害の患者には十分注意して使用し、自己抜去を防止する対策を［下記のような原因による切断。
］

施すこと。

・ピンセット、鉗子、はさみ、メス、その他の器具での損傷。

［無意識に自己抜去すると膀胱、尿道粘膜の損傷及びバルーンの破損やカテーテルの切断を引き起こし、カテーテルの一部が膀胱内に残・患者の結石による傷。

存する可能性がある。
］

・自己（事故）抜去等の製品への急激な負荷。
・絆創膏等を急激に剥がした場合に製品にかかる過度な負荷。
・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。

2／3

ＤＣ６７００２その他の有害事象
本品の使用により、以下の有害事象が発症する恐れがある。
・尿路感染症
・菌血症
・尿道損傷
・膀胱結石
・血尿（出血）・発熱・疼痛・潰瘍化、穿孔・カテーテル脇からの尿漏れ
・カテーテル抜去後の尿失禁
・カテーテル周囲の尿道浮腫、潰瘍・カテーテルの切断に伴う体内遺残〈妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〉
妊娠している、あるいはその可能性がある患者にＸ線を使用する場合は、注意すること。
［Ｘ線による胎児への影響が懸念される。
］【保管方法及び有効期間等】〈保管方法〉
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。
〈有効期間〉
適正な保管方法が保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照のこと。
［自己認証（当社データ）による。
］〈使用期間〉
本品の留置期間は３０日以内である。
【主要文献及び文献請求先】〈主要文献〉
1)医療事故情報収集等事業 医療安全情報 No.80 2013 年 7 月
膀胱留置カテーテルによる尿道損傷
2)平成 25 年 12 月 MTJAPAN 安全性情報委員会
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルに関する安全性情報の提供について―挿入時の注意点―【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】〈製造販売業者〉
クリエートメディック株式会社
電話番号：0120-853598＊＊（文献請求先も同じ）

3／3

ＤＣ６７００２