フィガロ評価用モジュール対応 通信ボード

EM7000

取扱説明書

目次

１．概要
２．各部の名称と仕様
３．シリアル通信方式とセンサの取付け3-1）本通信ボードの設定
3-2）CO2 センサの取付け方法
3-3）各種 EM シリーズ評価用モジュールの取付け方法
４．専用アプリと USB ドライバーのインストール方法
4-1) 専用アプリ一式のダウンロード
4-2）USB ドライバーのインストール方法
4-3）専用アプリのインストール方法
4-4）Framework 3.5 SP1 のインストール方法
4-5）専用アプリのアンインストール方法
５．EM7000 の使い方
5-1）専用アプリの設定と測定データ収集の手順
5-2）保存ファイルについて
６．コンピュータと接続しない場合の使用方法（CO2 センサ限定）
７．注意事項7-1）EM7000 とコンピュータの接続について
7-2）専用アプリのエラーメッセージについて

１．概要
EM7000 は、外部パソコンに接続して EM シリーズ評価用モジュールからの出力を取得し、ガスセンサの特性評価を容易に行うための通信ボードです。
本通信ボードには、EM シリーズ評価用モジュールからの出力をシリアル通信で外部パソコンに送信するための USB コネクタ、CDM71 シリーズ CO2 センサからの濃度信号を PWM 出力するための端子、および PWM 出力から変換した電圧信号の出力端子を備えており、当社製各種ガスセンサの特性評価をすぐに始めることができます。外部パソコンに専用 PC アプリをインストールすると、シリアル信号で出力した測定データをパソコンに転送し、モニター画面上にリアルタイムでの出力グラフ表示を行うことができます。測定データは、CSV ファイル形式でパソコン内に保存可能で、測定終了後にExcel などの表計算ソフトに取り込んで加工することができます。本通信ボードの出荷時には、USBケーブルが付属しています。専用 PC アプリは弊社のホームページよりダウンロード可能です。ガスセンサおよび各種 EM シリーズ評価用モジュールは付属しておりませんので、評価目的に応じて各種EM モジュールおよびガスセンサをご購入ください。

２．各部の名称と仕様
通信モード設定スイッチ：

SW2

SW3

SW4
CO2 センサ取付用
コネクタ
CN2

接地(GND)CN5
USB 端子LED (TXD)

CN1

LED (RXD)
電源スイッチ (SW1)

DC5V 電源入力端子（電源電圧モニター端子）

DC5.0V 入力ジャック
φ5.5×2.1（センター＋）（J1）

CN7接地(GND)

警報出力端子

電圧出力端子

図１CN6PWM 出力端子
GND

各部の名称仕様
形式番号

EM7000

名 称

フィガロ評価用モジュール対応 通信ボード

対 象

フィガロ製の EM シリーズ評価用モジュール

入力電源

USB コネクタ接続 および DC 5.0V

USB 出力二酸化炭素(CO2): 0 ～ 65,535ppm に対応（注 1）

および CDM716x

CO2 センサモジュール以外：各種 EM（評価用モジュール）の仕様による（注 1）
PWM 出力 (1kHz) CO2 センサモジュール：デューティー比 0～100% (CO2: 0～5,000 ppm に対応)
電圧出力

CO2 センサモジュール：0～5V (CO2: 0～5,000 ppm に対応)

警報出力

CO2 センサモジュール：CMOS 出力（1,000ppm 以上で High、900ppm 未満で Low）
2

使用温湿度条件 0℃～50℃, 0～95%RH（結露無きこと）
寸法

約 60 x 68 x 22.6 mm（突起部を含まず）
高さはスペーサーを含む

標準付属品

ミニ-B USB ケーブル

１本

専用ＰＣアプリケーションソフトウェアの仕様：
対応ＯＳ：日本語版 Windows®10, 64bit 版、英語版 Windows®10, 64bit 版（注 2、注 3）
モニター画面表示：

グラフ表示 0～5V, CO2 濃度表示値 0～65,535ppm（注 1）

測定データ保存形式： CSV ファイル
測定データ保存間隔:

2 秒、4 秒、10 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分、10 分、30 分、又は 60 分

保存可能データ量：

約 24 時間までの測定データを１ファイルに保存可能

注１） 各評価用モジュールの仕様については、製品情報をご参照下さい。
注２） Windows、Excel は、Microsoft Corporation の登録商標です。
注３） 上記のＯＳに対して専用アプリの動作をテスト済ですが、動作を保証するものではありません。

３．シリアル通信方式とセンサの取付け
本通信ボードとパソコン間のシリアル通信は、RS232-USB 変換にて行います。
CO2 センサと本ボード間の通信方式は I2C 通信のみとなり、出荷時は以下に設定されています。
3-1）本通信ボードの設定
SW2、SW3、SW4(1～4)は、以下のように設定されています。
SW2、SW3：

I2C 側にセット(図２では下側へ)

SW4-1、SW4-2： ＯＮ側にセット（図２では上側へ）
SW4-3、SW4-4： ＯＦＦ側にセット（図２では下側へ）
SW2

SW3

SW4–

SW1
LED：TXD
LED：RXD

図 2 I2C 通信の設定
注意‼

SW2, SW3, SW4 の設定を変更すると、CDM716x が壊れる恐れがありますので注意ください。

33-2）CO2 センサの取付け方法
工場出荷時には、CO2 センサは付属していません。CDM716x シリーズ CO2 センサを装着する際は、EM7000 上のコネクタ CN1、CN2 のピン番号と、CDM716x のピン番号を合わせるようにして装着します。（図３）
注意‼

CDM716x の装着/取外しを行う前に、必ず電源(SW1)を OFF（写真では下側）にして下さい。

注）CO2 センサモジュール CDM716x の標準品には、接続用ピン端子が付いていません。
CDM716x をご購入の際は、市販の接続用ピン端子を CDM716x に半田付けした後、本通信ボードに装着して下さい。
CDM716x

USB ケーブル

ピン No.1
電源(SW1)

図３ CDM716x センサの取付け
3-3）各種 EM シリーズ評価用モジュールの取付け方法
工場出荷時には、各種 EM モジュールおよびセンサは付属していません。装着する際は、EM7000上のコネクタ CN5 または CN6 にピン番号を合わせるようにして装着します。（図４参照）

図４ 各種 EM モジュールの取付け（例）４．専用アプリと USB ドライバーのインストール方法
コンピュータに USB ドライバーをインストールする前に、マイクロソフト社のサイトに記載された説明に従って、ご使用中のコンピュータの WindowsＯＳのバージョンを確認してください。

4マイクロソフト社のサイト：(1) Windows のバージョン確認方法：
https://www.microsoft.com/ja-jp/safety/pc-security/ver_win.aspx(2) 32 ビット版、64 ビット版の確認方法：
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/827218
注意‼

USB ドライバーのインストールを完了する前に、本通信ボードをコンピュータに接続しないでください。

4-1) 専用アプリ一式のダウンロード
弊社 HP の下記 URL より、専用アプリケーション一式をダウンロードしてください。
(日本語版) https://www.figaro.co.jp/product/entry/em7000.html(英語版)

https://www.figaro.co.jp/en/product/entry/em7000.html(中国語） https://www.figaro.co.jp/cn/product/entry/em7000.html「専用アプリケーションのダウンロード」ボタンをクリックすると、お客様情報登録フォームが表示されますので、必要事項をご入力いただき送信してください。
ご登録いただいたメールアドレス宛に専用アプリケーションソフトのダウンロード用 URL をお送りします。コンピュータ上の任意の場所（例：デスクトップ等）にダウンロード後、圧縮ファイル（ZIP）を解凍してインストールの準備をしてください。
4-2）USB ドライバーのインストール方法
解凍したフォルダ内にある[USB Driver]を、以下の手順に従って、コンピュータにインストールしてください。以下の手順と図は、Windows 7 の場合です。バージョンの異なる WindowsＯＳでは、手順や画面表示が一部異なります。
① [USB Driver]フォルダを開き、以下の実行ファイルをダブルクリックします。
・32bit 版 Windows OS の場合"dpinst-x86.exe" をダブルクリックします。

・64bit 版 Windows OS の場合"dpinst-amd64.exe"をダブルクリックします。

② 使用許諾契約が表示されたら、内容をご確認後、[同意します] を選択して、[次へ] をクリックすると、インストールを開始します。
③ USB ドライバーのインストールが完了したら、[完了] ボタンを押して、インストール画面を閉じます。
④ 本通信ボードの USB 端子とコンピュータ側の USB 端子を、付属の USB ケーブルで接続します。
⑤ EM7000 上の電源スイッチ SW1 を ON にし、コンピュータの画面で USB ドライバーが認識されたことを確認します。
5

⑥ "スタートメニュー"の“設定”から、”デバイス"を選び、関連する設定から"デバイスとプリンター" を選択します。
⑦ USB ドライバー "FT232R USB UART" のアイコンを右クリックし、"プロパティ" を選択します。（図５）

図５

USB ドライバーアイコン（デバイスとプリンターの表示画面）⑧ "プロパティ"画面にある "ハードウェア"のタブをクリックして、表示された COM ポート番号を確認します。（図６） 専用アプリの初期設定時（5-1）⑥参照）に必要ですので、COM ポー
ト番号をメモしておいてください。

図６

COM ポート番号64-3）専用アプリのインストール方法
解凍したフォルダ内の ”Conc Measure”というフォルダを開き、専用アプリ実行ファイル
ConcMeasure.exe がインストールされていることを確認します。

専用アプリ実行ファイルのアイコン：
ConcMeasure.exe4-4）Framework 3.5 SP1 のインストール方法
お手持ちのコンピュータに、.NET Framework 3.5 SP1 というソフトがインストールされていない場合、ConcMeasure.exe を実行した際に、下図のエラーメッセージが出るので、以下のMicrosoft 社のホームページよりダウンロードしてインストールしてください。

(日本語版)
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22(英語版)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22(中国語版)
https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=224-5）専用アプリのアンインストール（削除）方法
以下のファイルを、フォルダごとコンピュータより削除します。
・ConcMeasure.exe

５．EM7000 の使い方（専用アプリを使用する場合）
専用アプリと USB ドライバー（FT232R－USB UART）をコンピュータにインストールした後、ミニ B-USBケーブルで EM7000 をコンピュータに接続すると、簡単にフィガロ製の各種 EM モジュールによるガス測定データや CDM716x による CO2 濃度の測定データの収集を開始することができます。

75-1）専用アプリの設定と測定データ収集の手順① EM7000に各種EMモジュール及び､又はCDM716xを装着します（3.参照）② EM7000上のDCジャック（J1）にDC5.0Vを供給します。
③ ミニB-USBケーブルでEM7000とパソコンを接続します。

SW1
(電源)

④ EM7000上のSW1(電源スイッチ)をＯＮにします。（図7参照）↑ON⑤ コンピュータにインストールされた専用アプリ(ConcMeasure.exe)↓OFFのアイコンをダブルクリックすると図 8 の起動画面が表示されます。
図７
ConcMeasure.exe

図８ 専用アプリ起動画面⑥ [COM No.] COM ポート番号の設定
画面左の"COM No."に、EM7000 が接続されている COM ポート番号を設定します。
※COM ポート番号の確認方法については 、4-2)の手順⑥～⑧をご参照ください。
⑦ [Save Interval] 記録周期の設定
CSV 形式で保存される測定データの記録周期は、画面右下の Save Interval のプルダウンメニ
ューから、2 秒, 4 秒、10 秒、20 秒，30 秒, 60 秒, 5 分, 10 分, 30 分, 60 分 のいずれかを選択します。
注）画面上の測定データグラフの表示測定周期は、2 秒で固定です。
⑧ [Communication] シリアル通信方式の選択
EM7000 上のシリアル通信方式の設定に合わせて、I2C 通信を選択します。

8⑨ [Save Folder] 保存先の設定
デフォルトの保存先フォルダへのディレクトリが表示されます。
測定を開始していない時に、[Change]ボタンを押すことで、測定データ（CSV 形式ファイル）の保存先を変更できます。
⑩ [Save File Name] 保存ファイル名の設定
測定データには、「SEB_20230919-1.csv」のように、[File name]の欄に入力されたファイル名に続けて日付(20230919)と連番（-1）からなるファイル名が付けられて自動的に保存されます。
⑪ [Free Word] フリーワードの入力測定に関する情報や備考を、[Free Word]の欄に入力することで、CSV ファイル上のヘッダー部に記録することができます。
⑫ 測定の開始
・[Start]ボタンを押すと、測定を開始し、測定データのグラフ表示を行います。
・測定周期は 2 秒周期で、画面上では最新の測定データから約 16 分前までの測定データが表示されます。（図 9）・設定された記録周期で測定データを CSV 形式でコンピュータに保存します。
（保存先や保存ファイル名の変更方法については、5-2）を参照してください。）

図９ 測定データの表示例⑬ 測定の終了[Stop]ボタンを押すと測定を終了します。
測定終了後、測定データはＣＳＶ形式で保存されます。
注意‼

各種 EM モジュールおよび CO2 センサの取付け、取外しは、必ず電源スイッチをＯＦＦにした後に実施して下さい。
95-2）保存ファイルについて① 測定データは、保存先で指定したフォルダ内にＣＳＶ形式のファイルで保存されます。
デフォルトの保存先は、C:\Users\個人名\Documents フォルダです。保存先の参照は以下の通りです。
・Windows10 の場合：スタートボタンを右クリック ⇒エクスプローラー⇒フォルダエリアのドキュメントを選択② 保存先は、測定を実施していない時に、以下の要領で変更できます。
・フォルダ名： Save Folder 欄の右にある[Change]ボタンを押します。
・ファイル名： File Name 横のテキストボックスに直接入力します。
（デフォルトのファイル名は、“SEB”です。）
実際に保存されるファイル名とフォルダ・ディレクトリは、Save File Name のテキストボックスエリアに表示されます。 File Name 欄に表示されたファイル名の後に、”_YYYYMMDD-N.csv”が自動的に付与されます。
・YYYY :コンピュータ上の時計の年(4 桁)を西暦表示
・MM:コンピュータ上の時計の月(2 桁)・DD:コンピュータ上の時計の日(2 桁)・N:１から自動的に連番を付与※１ファイルには、約 24 時間分までの測定データが保存可能です。それを超えた場合は、N が＋１ された連番の別ファイル名で保存されます。
③ 保存された CSV ファイルは、測定終了後に Excel®等の表計算ソフトにインポートして自由に加工することができます。（図 10）④図 10Microsoft Excel®で CSV ファイルを開いた時の画面例

10図 10 のように、以下の測定情報が記録されます。
●１～7 行目：
専用アプリの名称と Version 番号
測定日、開始時刻
保存周期(Save Interval)
COM 番号AD 変換の最大値［V］● 8～9 行目： 入力されたフリーワード●11 行目以降：
・A 列： 測定されたデータのサンプリング No.が、0 から連番で記録されます。
・B 列： CDM716x が装着されていた場合、測定された CO2 濃度(単位：ppm)が順番に記録されます。
・C 列～H 列：接続されていたＥＭモジュールの電圧出力が順番に記録されます。

６．コンピュータと接続しない場合の使用方法（CO2 センサ限定）
EM7000 をコンピュータと接続せずに使用する場合は、図１の電源接続端子と接地端子間に直流 5Vの電源を接続します。
・PWM 出力端子からは、CDM716x の 1kHz 周期の PWM 出力信号がそのまま出力されます。
（CDM716x の標準設定では、PWM のデューティー比 0～100% が、CO2 濃度 0～5,000 ppm に対応）
・電圧出力端子からは、PWM 出力を電圧に変換した濃度信号が出力されます。
（CDM716x の標準設定では、0～5V の出力電圧が、CO2 濃度 0～5,000 ppm に対応）
・警報出力端子からは、CO2 濃度に応じた CMOS 信号が出力されます。
CDM716x の標準設定では、1,000ppm を超えた時：High、900ppm を下回った時：Low となります。

７．注意事項7-1）EM7000 とコンピュータの接続について
・EM7000 をコンピュータに接続する前に、必ず先に各種 EM モジュールおよび CDM716x を EM7000上に装着してください。
・EM7000 をコンピュータに接続している時は、CDM716x を決して EM7000 から取外さないでください。
・専用アプリで測定中は、EM7000 とコンピュータの接続ケーブルを取外さないでください。
7-2）専用アプリのエラーメッセージについてエラーメッセージが表示された時は、以下のことを確認してください。
(但し、メッセージ内容はエラー発生箇所・原因によって異なります。)

11

① エラーメッセージ： [It failed on COM Port Open.]・専用アプリの画面上で、COM ポートの設定が正しいかどうかを確認してください。
デバイスマネージャー上では、"FT232R USB UART"と表示されます。
・EM7000 上に CDM716x が正しく装着されているかどうかを確認してください。
② エラーメッセージ：[It failed when Lamp Interval couldn’t get in I2C Communication.][Failed on Lamp Interval Data!]
・通信ボード上のシリアル通信方式の設定と、専用アプリ画面上の通信方式選択が一致していません。
以上※本通信ボード EM7000 は、フィガロ製の各種 EM モジュールによるガスセンサの評価用ツールです。
他の機器への組込用モジュールではありません。
また機能向上のため予告なく仕様を変更する可能性があります。

REV.10.23

12