本 社〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-15-17 Tel 03-3311-9911 Fax 03-3311-7722
大 阪〒577-0013 大阪府東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル7F-B Tel 06-6743-3328 Fax 06-6743-3329
名古屋〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル9F Tel 052-218-1702 Fax 052-218-1703

Hirox Co.,Ltd. http://www.hirox.com
2-15-17 Koenji Minami,Suginami-ku,Tokyo166-0003,Japan
Tel:(+81) 3-3311-9911 Fax:(+81) 3-3311-7722 E-mail:tokyo2@hirox.com■お問い合わせは

Hirox China Co.,Ltd. http://www.hirox.com.cn
Room 809, 8th Floor, Fortune International Plaza, No.43 Guo-Quan Road, Shanghai 200433, China.
Tel:+86-21-6564-7772 Fax:+86-21-3362-5017 Email:info@hirox.com.cn

Hirox-USA Inc. http://www.hirox-usa.com
100 Commerce Way, Hackensack, NJ 07601
Tel:(201)342-2600 Fax:(201)342-7322 Toll-Free:(866)HIROX-US E-mail:info@hirox-usa.com

Hirox Korea Co.,Ltd. http://www.hiroxkorea.com#719 Metrokhan Bldg, 1115 Bisan-dong, Dongan-ku, Anyang-city, Gyeonggi-do,431-058, Korea
Tel:+82-31-385-1130 Fax:+82-31-385-9730 E-mail:bgkim@hiroxkorea.com
Hirox Asia Ltd. http://www.hirox-asia.com
Unit 827, 8/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Tel:+852 8198-9679 Fax: +852 3015-7657 E-mail:info@hirox-asia.com
Hirox Europe http://www.hirox-europe.com
Jyfel, 9 rue des Gantries, F-69130 Ecully, France
Tel:+33 426 25 03 40 Fax:+33 426 23 68 13 E-mail:info@hirox-europe.com

本書の内容はお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

1300和文.indd 1

PHP-1002-C009-F_

12.9.4 0:31:29 PMG息をのむ美しさ、今観察 の原点へ
クラス初、アナログRGB接続で、24フレーム/秒によるモニタ出力を実現
UXGAモニタ上最大24fpsの画像出力だからこそ実現できる、本物の動画観察です。

業界初、IEEE1394.b標準搭載で、15フレーム/秒の動画をPCへ高画質転送
クラス初、パソコン画面上での動画観察を実現。
次世代の高速シリアルバス規格であるIEEE1394.b採用で高速伝送を可能にしました。

1300和文.indd 2

12.9.4 0:31:37 PM

RGB24FPS

新開発CCD

新開発 CCD

デジタル表現の限界を超えた画質

RGB24FPS

心を動かすスコープ画像の世界
レンズに合わせたCCDカメラをKH-1300のためにゼロから設計。

IEEE1394.b

大画面UXGA（1600×1200）モニタに鮮明出力

アナログRGB出力24フレーム/秒の実力
正真正銘「リアル」な画像。

自然な色を再現するため、求めていた画像を豊かに描きだすため、新開発２１１万画素デジタルCCDカメラを高解像度、高画質映像をあますことなくフレームレートを向上させる為に、実装回路も新たに開発しま開発しました。RGB出力24fps、IEEE出力15fpsの最速フレームでありながら、解像度高く、豊かな諧調とした。高い周波数でのデータを一定の表示タイミング転送する技術は、従来まで実装してきた全ての高画質画像を同時に得ることに成功しました。又、色再描性を高めるために、色再現性に優れたRGB原色部品ひとつひとつ見直すことと、新たな技術導入により、2メガピクセルCCDカメラ搭載のデジタルマフィルタの採用、加えて新設計ローパスフィルタとの融合により最高の画像を提供します。

イクロスコープとしては、ダイレクトアウト24fpsという画期的な画像転送スピードに成功しました。
24fps転送の実現により、滑らかな動画、すなわちリアルタイム画像を描きだします。まずはピントを合わせるシーン、ズームイン/ズームアウト時、サンプルを動かしながら観察するシーンなどにおいては、オファイバ金口

ペレータのストレスになることなく拡大観察が可能です。ストレスの感じる動画では違和感さえ覚え観察の限界さえ感じます。さらにサンプル自体が時間経過と共に変化するような物質などには威力を発揮。
リアルタイムは観察の原点。使い易さを追求したひとつの進化がここに誕生しました。

高画質・高速実装回路技術

リアリティあふれる表現と高速転送をささえる
Hiroxの高画質回路テクノロジ

CCD素子・211万画素（DIGITAL Charge Coupled Device）

高速高画質画像を描きだすには、最先端回路技術が重要な役割を果たします。
マイクロスコープのパイオニアとして得たノウハウと独自のデジタル画像技術により最高の映像を表現します。

ローパスフィルタ

フレームレート:
動画の再生において、1秒間に何回画面を書き換えることができるかを表 す 指 標 。単 位はf p s ( f r a m e p e rsecond)。フレームレートが24fpsの場合、1秒間に24回描画が行われる。この数値が高いほど画面表示は滑らかになります。

レンズ固定ネジロック部
バックフォーカス調整ダイヤル

CCD保護枠

電装基板

ロゴラベル

摺動枠

バックフォーカス固定ネジ

CCD固定枠

IEEE1394.b

着脱可能なファイバ・アダプタ

ファイバの着脱を可能にすることにより様々な照明に対応可能
新開発CCDにあわせバックフーカスを一から設計することにより使い易さを更に向上。多種多様なレンズに対応するため、バックフォーカス固定ネジを緩めるだけでフォーカス固定を解除でき、又指標を合わせることで、簡単にデフォルト状態に戻せます。

次世代につなぐインターフェイス

高解像度画像をあますことなくすばやく転送
高速転送800Mbps業界初。PC画面上で最高15fpsの画像観察が可能。
次世代インターフェイスＩ
ＥＥＥ1394（※1）はSCSI I/Fに代わる高速ハードウェアインターフェースとしてローパスフィルタ：

注目され転送速度は、100Mbps、200Mbps、400Mbpsが規定されております。一般的にこのタイプ

空間周波数の低い領域を通し、対極の高周波数をカット、モアレと呼ばれる画像劣化を抑え美しい画像を描きだします。

は Ｉ
ＥＥＥ1394.a と呼称し、KH-1300は最新の高速転送技術を投入。転送速度800Mbpsを実現した IEEE1394.b を搭載いたしました。
デスクトップパソコンにダイレクト接続し、高解像度大容量画像データを最高15fpsの動画で、すばやく快適に表現できるKH-1300は、従来までのマイクロスコープの常識を打ち破る新しいシステムづくりや、新たな観察環境のご提案ができます。
（※2）
例えばデスクトップパソコンで、臨場感のあるリアルな動画観察をおこなうだけでなく、静止画の保存はもとより、簡単操作で動画保存も可能にいたしました。
（※3）
又お手持ちのさまざまな画像関連ソフトも、保存された画像を再生することにより活用もできます。
（※4）

ダイナミックマクロ機能

いままでのマイクロスコープは、パソコンと接続することは可能でしたが、使用に関しさまざまな制限が広いコントラストレンジが再現性の高い画像で、サンプルの中のさまざまな情報をあますことなく表現します。

あり、単に静止画保存装置としての利用が大半でした。次世代インターフェイスIEEE1394.bの備えは、ユーザビリティを更に向上させ、あらゆるシーンに適応できるシステムづくりをお約束いたします。

SNR
3次元ノイズリダクション処理方式により高dBを達成。又、ハイゲインモードにおいてもノイズの少ない鮮明な画像をクリアに表現します。

マスキング機能
6色の独立した可変マスキング機能により、とらえた画像をきめ細かい情報量で忠実に色再現します。

4

DIGITAL MICROSCOPE KH -1300

1300和文.indd 3

IEEE1394.b

800
390

USBIEEE1394.a390

Ultra Wide SCSI（※1）IEEE1394（FireWire）とは米Apple社で開発され後に標準化されたデータ転送/通信の規格で、高速で取扱いが容易なインターフェイスです。
（※2）パソコン画面上での表示速度最高15fpsはCPUのスペックにより表示されない場合があります。
（※3）オプション設定KH-1300用PCキット/KIT-13b1とIEEE1394.b画像入力ボード/ZenkumanPFW-86が必要となります。
（※4）保管形式静止画：TIFF、jpg、bmp/動画：ａｖｉ方式です。

310
150

Ultra SCSIFast Wide SCSI

150

Fast SCSI70

SCSI-1
050
100

200

300

400

500

600

700

800

DIGITAL MICROSCOPE KH -1300

512.9.4 0:31:44 PM

選べる光源

選べる光源

ロータリヘッド

ユーザモード設定

豊かな描写力で環境に応じて優れたパフォーマンスをみせます

ユーザモード設定

探究心を刺激する2つの選択レンズアダプタ

これまでにない画質とお求めやすさ求める画像が実現する
わずらわしい操作は必要なくなりました。切替ボリュームで適正設定。

使用目的に最も適した 光 をお選びください。
メタルハライドランプ（KH-1300M）

観察角度を選ぶように、サンプルに応じてピクチャスタイルを選ぶ ユーザモード 。サンプルの色を鮮CCDカメラの感度特性（分光特性/300nm〜800nm）を生かすためには、その可視光範囲を光源側やか描きたい、画像に深みをもたせたいなど、一歩踏み込んださまざまな表現への要求に応え、ユーザもカバーする必要があります。全てのサンプル画像をあますことなく表現するには、他の光源では検出モードは、目的別に12種類のスタイルから選択することができます。

できないサンプルも、演色性の高いメタルハライドランプ光源においてはその限りではありません。しか金属組織も従来機に比べランプ寿命も約6倍と改善され、更に身近な存在となりました。

蛋白クリスタルハロゲンランプ（KH-1300H）
蒸発したタングステンが管壁に付着しない為、ガラス球の黒化による光束維持率の低下もなく、最後まで明るさが変わりません。又ハロゲンサイクルにより、更に長寿命を実現。安定した実績を確立した光源でもあります。比較的使用頻度の高い生産現場など、インラインに近いセクションでの導入事例

基本

エッジ強調

基本

色合いを濃くが多くさまざまな環境で、ご利用になれます。
光の強さ

可視光領域

メタルハライドランプ

クリエイティブ

映像技術から生まれたユーザモード設定

ハロゲンランプ

100

求めている画像を描くために、画像の明るさの変化に対する電圧換算値の変化比と素子とのズレを、補正設定する技術、色情報を含んだコントラスト設定、低周波数から高周波数に至るエンハンス設定技術、マイクロスコープメーカーとしての20数年間の映像技術から生まれたユーザ
モード設定は、サンプルに最もあった味付けができます。

806040200300350400450500550600650700750800850900

12種類のスタイル:
エッジ強調、色合い強調、エッジ強調しながら色合いを濃く表現するなど、あらゆるシーンでオペレータが望む画像を描きます。

波長（nm）

ライトスイッチ

さまざまな観察シーンに対応する光のON/OFF
光 に影響をおよぼすサンプルに対し、観察環境を壊すことがないように、フロントパネルにメイン電源とは別に独立した LIGHT スイッチを標準装備しました。

ロータリヘッド

演色性:
色温度と演色指数で評価されるもので、太陽光線で見たときの色の見え方と、その他の光線で色を見たときの差が少ない程、演色性が良い光源です。

レンズアダプタ

光学技術のノウハウが生きる観察の原点

それぞれの被写体にあった光を提供する豊富な照明技術
あなたが求めていた画像を簡単操作で描きだします。

独自の観察技術であらゆる拡大観察をサポートします

素直にありのままを表現する

拡散照明アダプタ
あらゆる方向に拡散した、やわらかな照明です。
金属等のハレーションや強い光の反射を防ぎます。

視覚リアリティを生むハイロックスのレンズ・照明アダプタ。
360度回転するミラーを介して斜めからリアルタ

落射照明

拡散照明

偏光

偏光

イムで、臨場感溢れる観察ができます。レンズを偏光アダプタ

傾けるのと違い、簡単、省スペース、そしてなによ

射光板

り動画で観察することで、手にとって観ているように自由に形状を把握できます。また、サンプルスナップレバー
プリズムリングが大きい場合にも有効です。

サンプルの偏光特性の差を利用した観察です。
表面反射を除去したり、自然光では見えない樹脂等の歪みに色を出して観察したりすることができます。

アダプタマウント

ロータリヘッドの描画構造

8第二ミラー

可変照明アダプタ12第一ミラー移動レバー

37角度稼働部6445°
35°4155655°
水平方向360度、垂直方向25〜55度
角度を変えての観察ができます。

照明を当てる角度を落射からサイドへの連続的に可変する照明です。何を観るかによって照明の角度は決まってきますが、簡単に最適サイド照明（75度）な照明角度が得られます。

2345678

DIGITAL MICROSCOPE KH -1300

1300和文.indd 4

落射照明（12度）

同軸落射照明同軸片射照明同軸落射照明同軸片射照明アダプタ
明視野観察ができる同軸落射照明に片射機能をプラスしました。同軸落射照明で見える微細なキズや凹凸を強調し立体的に観察できます。 サイド照明

6複合照明

25°

DIGITAL MICROSCOPE KH -1300

712.9.4 0:32:13 PM

システム 構 成 図仕様

ST-Gシリーズ

MXG-2016Z/MX-2016Z20-160倍ズームレンズ

System
1・2・3・4

STAND■ AD-2016H
非接触アダプタ■ AD-2016S
可変照明アダプタ

AD-2016LOW■ AD-2016SV
接触アダプタAD-2016HI

低倍率アダプタ

AD-2016RLD

高倍率アダプタ

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

STAGE・UNIT

AD-2016LOWR
低倍率ロータリヘッド

MXG-5040RZ※/MX-5040RZ※

以下の1〜4をご覧ください

50-400倍ズームレンズ

超高精度スタンド

AD-2016L(S/L)

AD-2016D

AD-2016HIS

側視アダプタ

拡散照明アダプタ

高倍率可変照明アダプタ■ AD-5040HS
非接触アダプタ

AD-5040DS

AD-5040SVS

AD-5040LOWS

AD-5040HIS

AD-5040SS

AD-2016P

AD-2016C

偏光アダプタ・ベース板・ポール部（ST-G）
・高精度ブロック（FB-M）

AD-2016RLM

同軸落射アダプタ

XYステージユニット

・XYステージ（XY-G2）・ステージブロック（XY-C）

ロータリヘッド

MXG-5040SZ/MX-5040SZ
50-400倍ズームレンズ

MXG-10C/MX-10C

接触アダプタ

拡散照明アダプタ

AD-5040LOWRS

AD-5040HIRS

AD-5040SHIS

AD-5040CS

低倍率ロータリヘッドアダプタ

高倍率ロータリヘッドアダプタ

AD-5040RVS

角度可変ロータリヘッドアダプタ

AD-5040RVD

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

透過用XYステージユニット

・ベース板・ポール部（ST-G）
・電動ブロック（FB-E）

・透過用XYステージ（XY-GB2）
・透過用ステージブロック（XY-CB）
・透過ユニット用ファイバ（R578）

超高精度アングルスタンド

電動アングルスタンド

電動スタンド同軸落射10倍ズームレンズ

MXG-2500REZ

低倍率アダプタ

レボズームレンズ35〜2500倍

KH−1300M

高倍率可変照明アダプタ

可変照明アダプタ

高倍率アダプタ

AD-5040VLS

AD-5040PS

リフトオフアダプタ

偏光アダプタ

同軸落射アダプタ

・ベース部・アングルポール部（ST-GA）
・ベース部・アングルポール部（ST-GA）
・高精度ブロック（FB-M） ＸＹステージ（XY-G2）
・電動ブロック（FB-E） ＸＹステージ（XY-G2）

MXG-MACROZ VI/
MX-MACROZ VI（メタルハライドランプ仕様）

AD-5040SD

マクロズームレンズ0〜50倍

KH−1300H

スナップ式対応アダプタ

AD-5040LOW■ AD-5040H
非接触アダプタ

AD-5040HI

低倍率アダプタ

高倍率アダプタスタンド・ステージ

AD-5040SHI

STAND

高倍率可変照明アダプタ

MX-MACROZ IV（ハロゲンランプ仕様）

CT-101

マクロレンズ0〜50倍

AD-10P■ AD-10S
片射アダプタモータコントローラ

AD-10R

偏光フィルタAD-10DIC

オプティカルロータアダプタ

DIC アダプタ

MX-BGAZ Ⅱ※MXG-5040RZ、MX-5040RZ、AD-2016LOWR、
AD-2016RLM制御用コントローラー。

BGAレンズ100〜180倍

ACS FUNCTION（Auto Calibration Select）

対物レンズ35-350倍

MX-STZ28-125ストロースコープレンズ
φ2.8〜5.8mm L120〜275mm

選択機能をいい、レンズのズーム部を回転させた場合、各クリック位置においてその倍率にあった計測に必要な校正値を自動的に認識する機能です。KIT-ACSをKH-1300に

ST-HE

AS-XY

標準スタンドXYステージ

NR-405-OL
OL-35

MXGシリーズはACS対応レンズです。ACSとは自動校正

STAGE・UNIT■ AD-25S1
片射アダプタ

OL-70 Ⅱ

OL-140/OL-140 Ⅱ

対物レンズ70-700倍

OL-350 Ⅱ

対物レンズ140-1400倍

AD-25S2

AD-25S3

固定絞りアダプタ

対物レンズ350-3500倍

AD-25S4

可変絞りアダプタ

中心絞りアダプタ

MT-C16

MX・MXG-10C用リンク照明

OL-700 Ⅱ

対物レンズ700-7000倍

AD-25P1

AD-25P2

偏光アダプタ
（2個1組）

単波長アダプタ

AS-XYL

AD-25R1

オプティカルロータ
アダプタ

大型スライドステージ

ST-HL

大型スタンドCマウントレンズ0〜20倍組込む事でMXGレンズが御利用になれます。
（ system2）

AD-STL28-125
NR-405-M4

MX-MACROZ IV用リング照明

側視アダプタAD-BGABL

その他

φ3.0〜6.3mm L120〜275mm

バックライトAS-BH■ は、付属品です。

BGA基盤ホルダ

システム構成図

System 1

System 2

System 3

System 4

仕 様

アナログRGB接続により、
UXGA（1600×1200）
画像を24fpsにて出力

IEEE1394.b接続−UXGA画像をパソコン上に最高15fpsにて出力
MXGレンズ対応−KIT-ACS組込みによりレンズの校正値を自動認識

System1＋2の仕様
同時に2台のモニター出力が可能です

電動XYステージ制御により、座標だけでなく画像表示保管も可能

撮像素子

1/1.8型CCD※KIT-ACSを本体に組込みMXGシリーズレンズの御利用も可能です※UXGA及び15fps出力はパソコンの仕様により異なります※UXGA及び15fps出力はパソコンの仕様により異なります※KIT-ACSを本体に組込みMXGシリーズレンズの御利用も可能です

有効画素1628（H）
×1236（V）

フレームレート

24f/s（アナログRGB出力）

ホワイトバランス

MANUAL（R, B Gain）, One push AUTO

シャッター

8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/24,

KIT-ACS※

1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000,

アナログ
RGB

Monitor※IEEE
1394.b
IEEE
1394.b

アナログ
RGB

カメラケーブル
ファイバーケーブル
ACSケーブル

KH-1300※（KIT-13b2、HIROX,drv）

アナログ
RGB

2D計測ソフト（ACS対応）※インストールIEEE
1394.b

KH-1300用※
PCキット（KIT-13b2、HIROX drv）

2D計測ソフト※
3D表示ソフト※

Monitor※

8

DIGITAL MICROSCOPE KH -1300

1300和文.indd 5

PC

KH-1300用PCキット※（KIT-13b2、HIROX drv）

インストール

専用
ケーブル

Monitor※PC

ゲイン

AGC：0dB〜12dB
固定：0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB
ON/OFF
ガンマ特性（RGB共通）,トリミング（RGB独立）制御装置（CT-701 etc）※

PC
専用
ケーブル

電動XYステージ※

シャッター＝8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8の時有効

ガンマ

ステージコントロール
ソフト SHX-100※

インストール

3D表示ソフト※1/2000, 1/4000, 1/8000,1/15000, AUTO
蓄積機能

※ステージの詳細は当社ステージカタログをご参照ください。
※オプション

ユーザーモード

12段階（画質基本設定値）

フリーズ機能アナログRGB

出力インターフェース

アナログRGB・IEEE1394.b

動作環境

温度：5〜40℃ 湿度：60％以下

保存環境

温度：5〜40℃ 湿度：60％以下

電源

AC90-240V

50/60Hz,1.1A

KH-1300M 90W, KH-1300H 130W
寸法・重量330（w）
×98（H）
×303（D） 本体3.8k
DIGITAL MICROSCOPE KH -1300 912.9.4 0:32:27 PM

サンプル画像

Application Software
サンプル画像

最適な観察

IEEE1394.bピクチャソフト（KIT-13b2）

レンズと光のバランスで叶える技

KH-1300の2メガピクセル画像を専用のIEEE1394.bケーブルにて高速800 Mbpsでパソコンに転送します。
最高15fpsのライブ観察画像はもちろん静止画保存、動画保存も可能です。
※オプション設定：KH-1300用PCキット/KIT-13b1とIEEE1394.b画像
入力ボード/ZenkumanPFW-86が必要となります。パソコン画面上での表示速度最高15fpsはパソコンのCPUスペックにより表示されない場合があります。

真空電極接合部

80倍MXG-2016Z＋AD-2016C＋透過照明スタンド

ランド剥離（Pb free）

100倍

MXG-5040RZ＋AD-5040VLS＋スタンド

豊富な2D計測ソフト
パソコン画面上で様々な計測が可能です。複雑な操作はもう必要ありません。マウス操作ひとつで高精度計測。

2点間距離（垂直） 2点間距離（水平）

ＩＣチップ

350倍

半田接合面

50倍

MXG-2016Z＋AD-2016LOW＋スタンド

MXG-10C＋OL-350Ⅱ＋スタンド

円中心間距離

垂直距離

2点間距離

3点指定円

平行線間距離（垂直） 平行線間距離（水平）3点指定角度

4点指定角度

ポイント座標ポリゴン

ポリゴライン

平行線間距離

楕円直線

矩形

近似直線

中心指定円

3D表示ソフトパソコンに取り込んだ複数の画像を合成し3Ｄ表示します。
多彩な表現力で新たな観察シーンを提供いたします。
sample：単結晶（超伝導体）700倍
ソルダ過剰半田状態

80倍

サル脊髄神経筋

260倍

MXG-10C＋OL-70Ⅱ＋透過照明スタンド

MX-2016Z＋AD-2016RLM＋スタンド

マルチフォーカス合成

3D画像表示ワイヤーフレーム表示

ステージコントロールソフト（3軸制御）
金属組織

1000倍

ウィスカ

300倍

高精度測定・制御は、システムとの一体感から可能になる

MXG-5040RZ＋AD-5040RVS＋スタンド

MXG-10C＋OL-140＋スタンド・計測モード
・フィデューシャルアライメント機能
・始点登録
・プロパティシートＢＧＡ
MX-BGAZⅡ＋専用スタンド

10

DIGITAL MICROSCOPE KH -1300

1300和文.indd 6

100倍粒子（液中）

3500倍

MXG-10C＋OL-350Ⅱ＋偏光透過照明

DIGITAL MICROSCOPE KH -1300 11

12.9.4 0:32:48 PM