リムーバブル ファネルカテーテル（腎盂タイプ）

医療機器承認番号

16100BZZ01757000

リムーバブルファネルカテーテル（腎盂タイプ）は、幾多の臨床例に使用されることによって磨き抜かれた腎盂バルーンカテーテルの品質に“必要な時に分岐ファネルを脱着することができるという新しい機能”を付与したもので、経皮的腎尿管切石術（PNL）や観血的な腎瘻造設術における腎盂内留置カテーテルとして安全性が高く使いやすい製品です。

バルーンチューブ

医療機器認証番号

20100BZZ00191000

腎盂バルーンカテーテル・腎盂バルーンカテーテル（Fタイプ）
自己融着テープ

分岐ファネル

特長と利点
1．脱着可能な分岐ファネル
ファネルを付けない状態で挿入できるので硬性鏡外套を容易に抜去できます。結石の一期的摘出のみならず二期的摘出に便利です。
2．挿入しやすいバルーンチューブ
バルーンとシャフトの段差が少ないので、硬性鏡外套の内腔を無理なく通過します。
3．堅牢なプラスチックコネクター
バルーンチューブと分岐ファネルとはプラスチックコネクターで隙間なく接続でき、尿もれの心配がほとんどありません。
4．接続部を補強する自己融着テープ
付属の自己融着テープを巻くことによって、逸脱やコネクター周辺部のキンクを防げます。
5．デプスマーク（目盛）と造影ライン
挿入や交換が安全に行え、留置状態の確認も容易です。

リムーバブル ファネルカテーテル（腎盂タイプ）
品目コード001 340 0120
001 340 0140
001 340 0160
001 340 0180
001 340 0200
001 340 0220

サイズ シャフト外径
呼称
（mm）
4.0
12Fr
4.7
14Fr
5.3
16Fr
6.0
18Fr
6.7
20Fr
7.3
22Fr

バルーン外径
（mm）
5.0
5.7
6.3
7.0
7.7
8.3

ホワイト造影ライン入バルーン容量（mL）
235JAN コード
4542187003215
4542187003222
4542187003239
4542187003246
4542187003253
4542187003260

包装：5 本／箱・滅菌済

使用上の注意①バルーンチューブをカットする場合は、コネクター部でチューブが曲がらぬように長さを調節して下さい。
②バルーンチューブのカット面はなるべく垂直になるようにカットして下さい。
③自己融着テープをはがす時は、手でゆっくりとはがして下さい。
④バルーンには滅菌蒸留水を注入して下さい。
⑤使用前に必ず硬性鏡外套の内径を調べてから、使用するカテーテルのサイズを決定して下さい。
◦当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なく製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
◦ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読下さい。

Nephrostomy Balloon Catheter
本社

横 浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページht tps: //w w w.createmedic.co.jp

CREATE MEDIC CO.,LTD.
泌 -026-G

2024. 01. 2,000腎盂バルーンカテーテル

医療機器認証番号

20100BZZ00191000

豊富な種類・サイズ等から症例に応じて最適なものを選択できるクリニー腎盂腎盂バルーンカテーテル（F タイプ）

医療機器認証番号

20100BZZ00191000

多様化するニーズにお応えすべく開発された、バルーン部段差がほとんどない

バルーンカテーテルは業界に先駆け発売して以来、シリコーンの特性を生かしたフラットバルーンタイプの腎盂バルーンカテーテルです。

確かな性能と高い品質により信頼をいただいています。
B タイプ

特長と利点

B＋2穴

1．豊富な種類種類が豊富にあるので、症例に応じて最適なものが選択できます。また、先端部が短く、腎盂内で余分なスペースを取らず効率的な排尿ができます。

先端一穴
側孔二穴

サイズ呼称

2．偏平バルーン

先端一穴
側孔二穴
バルーン後方に小孔 2 穴

チューブ

先端タイプ

全特殊成型の偏平バルーンにより僅かなスペースで留置・固定ができ、尿の漏出がほとんどありません。
長GBM

G グリーン

B タイプ

M340mm

WBS

W透明

B タイプ

S240mm

WBM

W透明

B タイプ

M340mm

WBL

W透明

B タイプ

L430mm

WBL+2W透明B+2 穴

L430mm

3．オールシリコーン製
オールシリコーン製なので尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます。
4．デプスマーク付き
チューブに施されているデプスマーク（深度目盛）は見やすく、挿入や交換時に便利です。

腎盂バルーンカテーテル（透明）WBS
全長 240mm

ホワイト造影ライン入
包装：10 本／箱・滅菌済

サイズ呼称 バルーン容量 バルブカラー● 001 070 0100 10FrWBS 1.5mL イエロー
● 001 070 0120 12FrWBS
2mL ホワイト● 001 070 0140 14FrWBS
3mL グリーンオレンジ● 001 070 0160 16FrWBS● 001 070 0180 18FrWBS
5mL レッド● 001 070 0200 20FrWBS
イエロー
品目コード

JAN コード
4542187001259
4542187001266
4542187001273
4542187001280
4542187001297
4542187001303※ WBM
全長 340mmデプスマーク・先端から 5 〜 15cm まで 1cm 間隔

サイズ呼称 バルー
ン容量 バルブカラー● 001 072 0080 8FrWBM
1mL レッド● 001 072 0100 10FrWBM 1.5mL イエロー
● 001 072 0120 12FrWBM
2mL ホワイト● 001 072 0140 14FrWBM
3mL グリーン● 001 072 0160 16FrWBM
オレンジ● 001 072 0180 18FrWBM
レッド● 001 072 0200 20FrWBM
5mL イエロー● 001 072 0220 22FrWBM
バイオレット● 001 072 0240 24FrWBM
ブルー
品目コード

バルーン部

特長と利点
1．フラットタイプ

JAN コード

バルーン部はフラットタイプなので段差がほとんどなく、挿入・操作がスムーズに行えます。

4542187001327
4542187001334
4542187001341
4542187001358
4542187001365
4242187001372
4542187001389
4542187001396
4542187001402

2．偏平バルーン
特殊成型の偏平バルーンにより僅かなスペースで留置・固定ができ、尿の流出がほとんどありません。
3．オールシリコーン製

デプスマーク・先端から 5 〜 25cm まで 1cm 間隔※ WBL
全長 430mm

サイズ呼称 バルーン容量● 001 074 0080
8FrWBL 1mL● 001 074 0100 10FrWBL 1.5mL● 001 074 0120 12FrWBL
2mL● 001 074 0140 14FrWBL
3mL● 001 074 0160 16FrWBL● 001 074 0180 18FrWBL● 001 074 0200 20FrWBL
5mL● 001 074 0220 22FrWBL● 001 074 0240 24FrWBL
品目コード

バルブカラー

JAN コードレッドイエロー
ホワイトグリーン
オレンジレッドイエロー
バイオレットブルー

4542187001419
4542187001426
4542187001433
4542187001440
4542187001457
4542187001464
4542187001471
4542187001488
4542187001495

WBL ＋ 2
全長 430mm

サイズ呼称 バルーン容量
● 001 075 0100 10FrWBL+2 1.5mL● 001 075 0120 12FrWBL+22mL● 001 075 0140 14FrWBL+23mL● 001 075 0160 16FrWBL+2● 001 075 0180 18FrWBL+25mL● 001 075 0200 20FrWBL+2● 001 075 0220 22FrWBL+2
品目コード

バルブカラー

JAN コード

イエロー
ホワイト
グリーン
オレンジ
レッド
イエロー
バイオレット4542187001518
4542187001525
4542187001532
4542187001549
4542187001556
4542187001563
4542187001570

デプスマーク・先端から 5 〜 34cm まで 1cm 間隔

デプスマーク・先端から 5 〜 34cm まで 1cm 間隔

オールシリコーン製なので尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます。
4．デプスマーク付き
チューブに施されているデプスマーク（深度目盛）は見やすく、挿入や交換時に便利です。

※腎盂バルーンカテーテル（F タイプ）
品目コード

腎盂バルーンカテーテル（グリーン）※ GBM
全長 340mm

品目コード

サイズ呼称

● 001 061 0080

8FrGBM
10FrGBM
12FrGBM
14FrGBM
16FrGBM
18FrGBM
20FrGBM
22FrGBM
24FrGBM● 001 061 0100
● 001 061 0120
● 001 061 0140
● 001 061 0160
● 001 061 0180
● 001 061 0200
● 001 061 0220
● 001 061 0240

バルーン容量1mL
1.5mL
2mL3mL

5mLグリーン造影ライン入
包装：10 本／箱・滅菌済

バルブカラー

JAN コード

レッド
イエロー
ホワイト
グリーン
オレンジ
レッド
イエロー
バイオレットブルー

4542187000979
4542187000986
4542187000993
4542187001006
4542187001013
4542187001020
4542187001037
4542187001044
4542187001051

デプスマーク・先端から 5 〜 25cm まで 1cm 間隔※は軽量化されたタイプとなっております。

001 066 0080
001 066 0100
001 066 0120
001 066 0140
001 066 0160
001 066 0180
001 066 0200
001 066 0220
001 066 0240

バルー
サイズ呼称 ン容量 バルブカラー
デプスマーク
8FrF
レッド
1mLイエロー
10FrF
1.5mL ホワイト
12FrF
先端から2mL グリーン
14FrF
5 〜 20cm までに
3mL オレンジ16FrF
1cm 間隔レッド
18FrFのドット
イエロー
20FrF
5mL
バイオレット
22FrF
24FrF
ブルー

※は軽量化されたタイプとなっております。

全長 340mm
側孔

先端開孔
側孔二穴

JAN コード
4542187001150
4542187001167
4542187001174
4542187001181
4542187001198
4542187001204
4542187001211
4542187001228
4542187001235

ホワイト造影ライン入
包装：10 本／箱・滅菌済