Develop the future with the lens technology.

光 学レンズとともに生 き る

HIROX

創業時から今まで、私たちには変わらず守り続けている 3 つの信条があります。まずは、心地よい、ストレス
フリーの観察環境。見る人の体の一部となるような扱いやすさで、人にやさしい 機 材 の 開 発を目 指します。
次に、絶対的なリアリティ。長年培ってきたレンズ技術をコアに、真実の画像をどこまでも追求します。そして
最後は、ユーザーの期待に応え、結果を出す誠意。細やかなカスタムメイドに対応できるのは、小回りのきく
ハイロックスの 強 みでもあります。妥 協を許さないものづくり。それは業界のパイオニアとしての使命です。

4

ハイロックスの歩み

創意工夫のルーツ
レンズ産業の黎明期を支え、日本のレンズ史に足跡を遺してきたハイロックス。昭和初期、創業者の先代はやがて来たるカメラの時代を予見し、レンズ先進国のドイツからレンズの研 磨 技 術を持ち帰りました。帰 国
後は郷里の村をあげて日本でいちはやくレンズづくりを始め、村は一気にレンズ景気に沸き立ちます。製造技
術にも磨きがかかり、本場ドイツの有名カメラメーカーにもレンズを供給。戦時中は軍用機器のレンズを受注
生 産するようになりました。戦 火が収まり世の中に活気が戻ると人々は生活に娯楽を求め、世界中にカメラ

デジタルマイクロスコープの誕生

ブームが訪れます。先代は広角レンズや高倍率レンズなど、持ち前の創造力で次々と新製品を生み出し、つ

世界各国さまざまな人の目となり、時代をつぶさに見いに日本初のズームレンズを誕生させました。

つめてきたハイロックスのレンズ。私たちはいつもそこに、人の存在を感じてきました。次なる世代のレンズを

初期のハイロックス製品生むためには、実際の現場でレンズがどんな仕事をしているか、正しく把握する必要があります。顕微鏡で創 業の当初は、テレビ用、8ミリ用の各 種レンズの生部品のキズや歪みをひたすらチェックしつづける検品

産が主軸だったハイロックス。8ミリ用レンズの技術は、の現場。試料を手で回しながら、そのつどピントの調

ロービジョン（ 弱視者 ）のために本の文字をモニタに大整に時 間をかけていた研 究 室での観 察 風 景。もっときく映し出すリーディングエイドのレンズにも生かされ、使う人に負担のない、心地のよい機材はできないもの

福 祉 大 国のスウェーデン政 府との取 引が 始まりましか。試行錯誤を重ね、そこに先代から受け継いだ創た。一方で、映画の撮影現場で監督が使用するディ

意 工 夫の精 神が加わり、1985 年、待 望のビデオマイレクターズ・ビューファインダーのレンズも製造。ビュー

クロスコープ KH-2000 が産声をあげました。それは、ファインダーとは、監督みずからがカメラの位置まで移長時間おなじ姿勢で顕微鏡をのぞきこむ観察者の疲動することなく、座ったまま手元で映像アングルを探る

労と負担を大きく緩和し、鮮やかな画像をモニタ上にためのツールで、海を越えたハリウッドで今日もなお映

大きく映し出すことで、複数の人が観察場面を共有で画の名シーンの演出に貢献しています。

きる、まったく新しい拡大観察の提案でした。

インク顔料1000 倍5テクノロジーへの挑戦を駆使して光、影、色を自在に操り、圧倒的な映像美をお届けしています。

よりやさしい操作性を求めて
初代モデルから20 余年が過ぎた 2006 年、ハイロック
エンドミル

40 倍

スは、なめらかな操 作 性でデジタルマイクロスコープの新しい可能性を拓くKH-7700を発売。これに続い他を圧倒する、映像美の世界て新機構 ACS（Auto Calibration Select）を開発し、オペレーターがより直感的に観察・計測・記録を行

デジタルマイクロスコープが 主 力 製 品となってから、える高機能型モデルKH-8700を発表しました。そして絶妙な陰影を映し出す照明装置の工夫や、クリアな

今、さらに拡張性に富む新型カメラユニットを搭載した

画像が広がる深い被写界深度を実現し、ハイロックス

RHシリーズがデビュー。次世代を見据えたユーザビ

はよりリアルな立 体 視の世 界 へと歩みを進めました。

リティが叶える、人へのやさしさ。環境へのやさしさ。

特にその“ 眼 ”にあたるレンズには、ハイロックスのこ時代のニーズに即した新しい価値がまたひとつ、生まだわりが凝縮されています。2D から3D へ。照明とのれようとしています。

一体化により、見たいものをより見やすく、さらに見えなかったものまで映し出すことに成功したレンズシステム。

レンズとともに

業界最高倍率を誇る7000 倍のズーム。機械内部のような狭く複雑な環境でも観察を可能にしたストロース

長 い 歳月をレンズ一 筋に歩 み 抜 いてきたハイロック

コープ。まるで対象物を手に持って眺め回しているか

スは、レンズを五 感で知り尽くした会 社です。ジェネのような、立体動画を実現させた 360 度回転のロータ

レーターの音、研磨工場の匂い、酸化セリウムの色、リヘッド。光学メーカーならではの、あらゆるテクニック

細やかなカーブの形 状、わずかな固さの違い……。
一つひとつの工程は、機械化、効率化が推進される現代にあってもなお、人の手と熟練の勘が頼りです。
そのためハイロックスでは、工程の最終段階、レンズに命を吹き込むファインチューニングは必ず自社内で行うようにしています。レンズをつくるとき何よりも大切なことは、そのレンズを覗いて映し出される像が、つくる前から頭の中で明確に描けていること。
“観るべきイメージを、観る”
脈々と受け継がれる独自の感性を信じ、ハイロックスは
未来へつながるレンズ、確かな光学技術にもとづいた
デジタルマイクロスコープの世界を開拓しつづけます。

Develop the future with the lens technology.
6

DIGITAL MICROSCOPE RH SERIES

将 来を見 据え、さらなる拡張性に富む新型カメラユニットを搭 載
ユ ー ザー のニーズに寄り添う 2 つの「 RH シリーズ」

オールインワンモデル

RH-8800「観る 」「撮る 」「測る 」をひとつに集約しながら、すべてに最高性能を追求。多彩な機能がな
めらかに連携する RH-8800 は、誰もが直感的に、心地よく操作できるオールインワンモデルです。将来的なニーズにもお応えできるよう、
機能・性能のバージョンアップに対応します。

機 能拡張モデル

RH- 2000
用途に応じて、必要な機能だけを自由にチョイス。基本的な観察機能に加え、2D 計測、3D 計測、画像連結機能等の構成をテーマに合わせてカスタマイズできるため、無駄なく投資ができます。後々の機能追加・拡張にも柔軟に対応。パソコンとの親和性で確かな成果をもたらします。

7

ACS COMMUNICATION
高画質を徹底追及
新型 CMOS イメージセンサよりリアルで高速・高精細な描画を可能にする新型

CMOS イメージセンサを採用。将来の拡張性を見据え、コミュニケーションポートを搭載しました。

ディテールを逃さない
フルハイビジョンモニタ
ワイドな画面に対象物を鮮やかに映し出す 21.5
インチのフルハイビジョンモニタ。16：9 の画面比率を生かし、操作パネルを画面右側に配置。

ストレスフリーの操作を可能にする電動スタンド
システムとなめらかに連動し、スムーズなフォー
カス制御機能、稼動するステージなど、卓越したユーザビリティを確立した電動スタンド。

観察環境を刷新する
高輝度・長寿命の LED ランプ
高い演色性（ 色温度 5700K）を備えた LED ラン
プを採用。消費電力、熱線、紫外線の少なさで作業環境を改善します。

光学技術の粋を集めた
ハイロックスレンズ
長年の歴史に裏打ちされた、揺るぎない光学技術。その粋を集めたハイロックスレンズが対象物の拡大像をまるで肉眼で観るかのようにクリアに映し出します。

8

INDEX

レンズ情報に基づくスピードコントロール、モニタ上での即時計測、撮影条件の自動的な判断……。
オペレーターの動作を鋭い瞬発力で察知する「 ACS コミュニケーション」は、これまで人の目と手で行っていた微調整の数々を自動で制御。
誰にでも簡単に直感的な操作ができ、デジタルマ
イクロスコープのパフォーマンスを100％引き出
すことができます。

P.10 -

2 つの 3 D
P.14-

観る
P.20-

撮る
P.22-

測る
P.27-

レンズ
P.34-

アダプタ

ACSコミュニケーション

直感的スピードで観る・撮る・測るが スムーズに連動

P.36-

スタンド
P.38 -

観察サンプル
P.40-

システム構成
P.42-

仕様

9

2 つの

3D TECHNOLOGIES

正確無比。光学 3D 観察
ロータリヘッドアダプタ

一方向からの固定視野による観察の限界を超えて、対象物に直接ふれることなく、360 度視野の連続ライブ観察を可 能にしたロータリヘッド。光 学レンズのリアルな 画
像で立体形状を把握できる、ハイロックスのコア技術を結集したアダプタです。デジタル 3D では確認できない、
側面の凹凸や微妙なうねりまでも的確に描写。ストレスを感じさせない、臨場感に満ちたリアルタイム画像も大切な観察技術のひとつです。

WEBより実動画が御覧になれます。

http : //www.hirox.com/movie/

10コネクタ部品 40 倍

3Dで観る 撮る 測る

2 つの 3D テクノロジーで360 度回転の「ロータリヘッドアダプタ」による 3D 観察、使いやすさをもっとリアルに、もっとライブに追求したアプリケーションとレンズ技術の融合から生まれた「デジタル 3D View」。

2 つのテクノロジーで、対象物を忠実かつ鮮明に表現します。

0.000μm173.301μm

487.409μm

346.602μm
324.940μm
519.903μm

樹脂成型品のバリ 350 倍

瞬間的。デジタル 3D 観察
3D View
凹凸のある対象物に対し、スライス状に画像を取り込むと同 時に画 像を合 成。瞬 間 的に立 体 形 状を描 写するデジタル 3D 観察。簡単な操作で、さまざまな角度から対象物の思いもよらなかった表情をリアルに再現します。
また、スライサ の移動によりプロファイル上にさまざまな計測情報を表示。高低差や面積、体積などを数値と視覚で瞬時に認識でき、観察・計測技術が飛躍的に向上し
ます。

11

観る

ハイロックス独自技術によるレンズと、メインユニットのアプリケーションとの組み合わせで、初めてマイクロスコープを操作する方にも、鮮明な映像とストレスフリーな観察を提供します。

幅広く、奥深く、迅速な観察アプローチ

業界最高倍率
超拡大ズームの世界
等倍から 7000 倍領域
微細な対象物でも超高解像度レンズにより鮮明でリアルな観察を提供。高倍率の観察時でも ACS コミュニケーションにより電動ス
タンドが連動し、スムーズに観察が行えます。

シリコン破面

光学メーカー 独自の一歩先行く、光の技術
照明技術
拡大観察において、レンズ性能と同様に重要視される照明技術。光を自在に操ることで、ガラスや金属表面などに生じる強い反射光を抑え、対象物が持つ本来の姿を映し出します。また、別シーンでは微細な凹凸を強調し、より鮮明な画像を提供します。

12

ガラス表面、金属表面の光の反射を抑えたランプ

40 倍

点でも、面でも、立体でもワンクリックで瞬時フォーカス
ライブフォーカス
立体的な対象物であっても、観察エリア全面にピントが合った鮮明な画像を一瞬で作成するライブフォーカス。
初心者の方でもワンクリックで操作できるため、観察現場での作業性が格段に上がります。
ライブフォーカス（腕時計 40 倍）

オートフォーカス

Click

画面上の任意の点をクリックするだけで、指定した場所に自動でピントを合わせるオートフォーカス。

表面形状を的確にとらえる
3D 合成
最高 0.05μ m の Z 軸分解能を備えたステッピングモータ
で、スピーディー、スムーズ、正確なスキャンを実現。

3Dビューア（金属加工表面）

多彩な表現 ／ライティング
ライティング機能

死角部分の形状を把握できるワイヤーフレーム表示、対象物の高低差を一目瞭然にするサーフェイス表示、座標軸表示など、多彩な表示方法で見逃しやすかった対象物の形状をとらえます。また 3D 画像をさらに立体的に強調させるため、データ上に任意の角度で照明を照射するライ
ティング機能も搭載。

13

観る
対象物の全容をあらわにするタイリング

広視野の 3D 画像で形状を描き出す
3D タイリング
倍率を高くすれば解像度は上がるが視野が狭くなるという光 学 顕 微 鏡 の 常 識を超え、高 解 像 度かつ広 視 野 の 画
像 作 成を実 現。さらに 3D 合 成を組 み 合 わ せることで、広視野の 3D 画像を作成できます。電動ステージを使用すれば、スタートボタンを押すだけで、全て自動で 3D 画像を作成するので、作業効率も大幅に向上します。
実装基板 140 倍

14高精細 ･ 広視野なパノラマ撮影
2D タイリング
画像 1 枚 1 枚を調整して貼り合わせる手間なく、XY ステージを移動することでリアルタイムに貼り合わせを行うハイロッ
クスのタイリング。また MAP 作成機能※を利用すると、タ
イリングされた画像はライブ観察時に MAP として表示されます。MAP 上の観察ポイントをクリックすると、その位置を即時にライブ表示します。
※電動 XYステージ使用時

コイル基板 40 倍

15

観る「観る 」を支える、豊富な映像機能■ 高解像度画像取込
最高のレンズクオリティを余すことなく表現するため、独自のデジタル技術により高解像度の画像取込を実現。高品位な映像をほしいままにする 7000 万画素相当の卓越した描写力で、微細な輪郭、リアルな質感を鮮やかに再現します。

印刷物 140 倍■ HDR
コントラストの違う画像を複数枚取得し、ハイロックス独自のアルゴリズムにより合成することで、ハレーションや暗部の黒つぶれを適正な明るさに処理。逆に階調の幅が少なく
表面状況がとらえにくい対象物は詳細まで表現します。
処理前（ 50 円硬貨 20 倍）

処理後アンチハレーション前（金属針 140 倍）

アンチハレーション後ノイズ除去前（ ICチップ 140 倍）

ノイズ除去後■ アンチハレーション
金属、ガラス、はんだ、鏡面など反射の強い対象物に効果を発揮。ワンクリックでハレーションを除去して表面状態を正確に表現することが可能です。調整にかかる時間も大幅に短縮します。

■ ノイズ除去
画面の粒状の乱れを目立たなくしたいとき、また輪郭を強調したいときは、輪郭を保ったままノイズを減らすノイズ低減と、明暗の境界線をはっきりさせるエッジ強調で調整が可能。どちらも 3 段階の設定があり、お好みの画像に調整
できます。

16

■ カメラプレビュー
カメラ設定の異なるプレビュー 画
面を観ながら、お好みの画像を選択できます。設定の違いにより対象物の細かな表面状態を新たに発■ カメラ映像設定・
ユーザーカメラ登録
カメラ設定のパラメータを最大 12 種類まで登録できます。観察する機会の多い対象物を登録することで、次回以降簡単に最適な設定で観察ができます。

見することも可能です。

■ ライブ画像補正機能■ リアルタイムズーム

各レンズの各倍率ごとに、最適なマウスホイールを回すことで、リア

明るさに自動で補正します。また、ルタイムにズーム。計測ポイントを

トーンカーブ調整も可能なので、正確にとらえます。

より詳細なこだわりのカメラ設定にも対応が可能です。

■ 手振れ補正■ リアルタイム・反転回転

手持ち観察時など観察環境が悪く、とらえた静止画はもちろん、動画

振動が観察･撮影に悪影響を与えるも反転 ･ 回転が可能。対象物の向場合に、手もとのわずかな揺れによきを気にすることなく、観察方向

る画像の乱れを軽減します。

を調整することができます。

3D 合成も可能■ ハンディ合成

クリームはんだ

手動スタンドでも深度合成に対応。ダイヤルでレンズを上下するだけで、対象物のピントをシームレスに合成します。凹凸がある対象物でも全体にピントを合わせた画像が作成できます。

17

18

アンモライトアンモライトとは、アンモナイトの化石表面がオパール状の遊色効果を帯び、宝石化したものです。

19

撮る

観察画像、計測画像・データの記録アプリケーションのラインナップが充実。
専用コントローラを使用することで、記録・保存もより簡便な操作で行えます。

データが活きる記録アプリケーション

取り込む手間なくワンクリック転送

基板 100 倍

Excel 転送
Click

画像、画像情報、計測結果、統計な
どの デ ー タをワンクリックで Excelに転 送。テンプレートはカスタマイズが可能なので、パソコンとの親和性がさらに高まります。
※ RH-8800は無償計測ソフト『 EZ-View 』にて可能。
※ Microsoft Office Excelが必要。

■ ネットワーク接続■ 簡易報告書

撮 影、解 析した画 像を USB など

ワンクリックするだけで画像、計測を介さずにデータ移動できるネット

結果、統計、画像情報付きレポー

ワーク接続に対応。ネットワーク環

トを作成。テンプレートも保存で境下であれば、部署間の情報共有きるので、掲載したい項目や配置も容易に行えます。

PC

LAN

20

位置も自由にカスタマイズして使えます。

■ 画像保存より速く
より直感的にTIFF、BMP、JPEG の形式で 6 種類の保存形式に対応。画像情報も記録されるため※、過去に撮影した画像データの詳細な撮影条件をいつでも確認することができます。
※ JPEG 保存時■ リモートデバイス（ CT-R01 ）観る、撮る、測るをより直感的に操作可能にする RH-8800 専
用コントローラです。観察設定、記録、計測のメニューをタッチ
パネルで選択でき、電動スタンドの Z 軸操作もジョグダイヤル
により直感的に行えます。

■ 動画保存
AVI、WMV の形式で 4 種類の保存形式に対応。記録した動画データはパソコンでも再生することができます。

■ タイマー 録画
設定された時間ごとに自動で画像を保存することができ、長時間経過観察がわかりやすいメニュー
アイコンとテキストを合わせたわかりや※オプション品

すいメニュー表示。もうオペレーターが迷う心配はありません。

必 要な対 象 物に有 効です。録 画 時 のみ LED ランプを点 灯させることで無駄なエネルギー 消費を抑えます。

■ 3D マウス ※複数のコントローラボタンにソフトのアプリケーション機能を割り当てることができる共通コントローラです。ジョイスティック
操作により、スタンドの電動制御も可能です。

※ 3D connexion 社製
泡消毒液 80 倍※オプション品21

測る

多彩な 2D・3D 計測アプリケーションのラインナップ。

ACS を備えた高性能レンズとの組み合わせで、
スピーディで正確な計測環境を実現。

知的欲求に応える多彩な計測ツール

HDD 部品 40 倍

難度の高い計測も瞬時にこなせる工夫を満載
2D 計測
対象物の長さ、面積、角度、半径、平行線など、さまざまな計測テーマに素早く応じるため、機能が一目でわかる計測
アイコンを導入。ACS（ 自動校正選択 ）機能がさまざまな情報制御をサポートし、ユーザーはシンプルな操作だけで正確に計測ができます。計測結果は CSV 保存が可能です。

21種 類の計 測項目をわかりやすい

色抽出／オートカウント

アイコンでグラフィカルに表 示します。

高度なソフトアルゴリズムが、コントラストと RGB 値に基づいた自動検出や粒子カウントを実現。ワンクリックで同じ色の箇所をオートカウントでき、コンタミ計測にも対応可能。

直

線

円

円

弧

角

度

色抽出

高さ計測

さらに大きさなどの条件を付け加えた詳細条件下でのカウントも行えます。

22

周囲長

面

積

垂直線

円と円
との距離

基準図形
直 線

自

動

自動幅

X 軸間

Y 軸間

基準図形
円

XY 軸間

平行線

手動
カウント

自動
カウント

基準図形
角 度

オートカウント

計測後 （ 薬剤 50 倍）

ACS［ Auto Calibration Select ］とは
ACS は、対象物画像の倍率／視野／解像度／深度情報をリアルタイムに認識、オペレーターが要求するさまざまなタスクに必要な情報を発信し移動スピードや移動ステップ／画像取込タイミングを制御し、直感的な観察環境を提供する技術です。

高さ計測

画面分割計測3D 表示することなく 2D 表示のまま、指定した線上の範囲

最大 4 画面分割の状態で各画面ごとに計測が可能。それぞの最大 ･ 最小高低差を計測する機能です。計測課題が多くれの画面で倍率が異なる場合も、ACS 機能により校正値情あり、作業スピードが求められる際に有効です。

報を設定することなくスムーズに対象物を計測できます。

10 円硬貨 350 倍

ライター先端デジタルズーム計測

倍率自動認識計測ポイントを正確にとらえ

ACS 機能ならではの連動性で、レンズ倍率を変えると画面るべく、デジタルズームをし上の倍率表示、校正値情報をすべて更新。計測前に校正設た状 態でリアルタイムに計定する手間が不要です。

測可能です。

× 40
エッジ抽出
計測したいポイントにカーソルを近づけると、エッジに吸い付くようにカーソルが移動。オペレーターごとの計測ポイン
トのばらつきを軽減します。

× 140
歯間ブラシ

校正値情報表示
あらかじめ登録された各レンズの倍率や深度など、ACS の校 正 値 情 報を表 示します。ユー ザ ー 自身によるレンズ登録、校正値の修正や設定も可能。基準器を映し出すだけで自動的に校正値を設定できるほか、手動での校正設定にも対応します。
自動的にカーソル位置を補正

23測る
観察だけではない、数値による形状把握

バイト

350 倍

数値情報でより詳細に解析する
3D 計測
3D 画 像 上 の 計 測したいポイントにスライサを合わせるだけで、
プロファイルに断面図を表示し詳細な計測を可能にします。高さ

幅、高さの計測だけでなくプロファイルライン上で円を描き半径を計測したり、2 本の線を表示して角度計測もできます。

角度計測

サーフェイス表示

24

ワイヤーフレーム表示

半径計測

粗さ計測
プロファイル上にカットオフ値が選択可能な粗さ曲線、うねり曲線を表示
し、粗さ測定が可能です (Ra 、Rz 、Rzjis) 。対象物表面の違いを数値で表すことができます。

ポイント高さ計測
2D・3D イメージの任意の位置をマウスでクリックするだけで、基準点からの高低差を複数個所でも計測します。基準点は任意の場所に設定できるので、柔軟な高さ計測が可能です。

体積・面積計測
3D 画面に任意の高さで水平スライサを設定することで、指定した箇所の表面積、体積の計測が可能です。計測範囲を画面上で確認しながら、簡単に操作できます。

平面補正／スムージング／ノイズ除去
3D 画像の傾きを水平に、微細な凹凸を低減、ノイズ除去といった画像調整機能を搭載。対象物が傾いた状態、光の反射がある状態で合成画像を作成した場合に 3D 画像上で有効です。

25

HIROX LENS SER IES
ハイロックスレンズシリーズ

MXB-MACRO

MXB-050Z

MXB-2016Z

MXB-10C

26

0X

20X

40X

100X

200X

500X

MXB-5000REZ

5000X

10000X

35 X-2500 X
350 X-3500 X

35 X-350 X
70 X-700 X

MXB-10C

対物レンズに依存

MXB-5040RZ
MXB-5040SZ

140 X-1400 X
50 X-400 X

MXB-2016Z

20 X-160 X

MXB-050Z※

2000X

35 X-5000 X

MXB-2500REZ

MXB-MACRO

1000X

700 X-7000 X

20 X-800 X
6 X-320 X

0 X-50 X
0 X-20 X

アダプタ装着時の倍率

MXB-5040SZ

MXB-5040RZ

MXB-2500REZ ／ MXB-5000REZ

27

HIROX LENS SERIES

付属 品

明視野照明
暗視野照明
混合照明
片射照 明
オプション品偏 光フィル タ
単波 長フィル タ
オプティカルロー タ
拡散照明

MXB-2500REZ ／ MXB-5000REZ

MXB-2500REZ ／ MXB-5000REZ
商品名

ACS レボズームレンズ

35～2500倍ACS 高倍率レボズームレンズ

35～5000倍ACSレボズームレンズ（35〜2500倍）

型名

MXB-2500REZ
Low-Range

Mid-Range

High-Range

倍率35〜250倍

140〜1000倍

350〜2500倍

（H）
視野 mm

8.71〜1.22

2.18〜0.31

0.87〜0.12

作動距離 mm

10

10

10

商品名

ACS 高倍率レボズームレンズ（35 〜 5000 倍）

型名

1 本のレンズで光学倍率比 140 倍 ※。だからレンズ交換の必要はありません。また、さまざまな対象物に最適な照明 を自 在 に 照 射 することが 可 能。どん な 対 象 物、観 察
シーンにも対応した万能レンズの威力を発揮し、見えな

MXB-5000REZ
Low-Range

Mid-Range

High-Range

倍率

35 〜 250 倍

140 〜 1000 倍

700 〜 5000 倍

（H）
視野 mm

8.71 〜 1.22

2.18 〜 0.31

0.44 〜 0.06

作動距離 mm

10

10

3.4

かった表面のリアルな姿を観察できます。
※対象レンズはACS 高倍率レボズームレンズMXB-5000REZ

ACS［ Auto Calibration Select ］とは
ACS は、対象物画像の倍率／視野／解像度／深度情報をリアルタイムに認識、オペレーターが要求するさまざまなタスクに必要な情報を発信し移動スピードや移動ステップ／画像取込タイミングを制御し、直感的な観察環境を提供する技術です。

28

35 倍

50 倍

100 倍

200 倍

400 倍

600 倍

1000 倍2500 倍アンモライト（ 35 倍～ 2500 倍）

シームレスズーム
光学メーカーならではの技術力で、対物レンズを切り替えても、ズームを上げても、観たい一点をとらえて逃がしません。
倍率を替えるたびに観察ポイントを探し直すストレスから解放されます。

ライトセレクタ※ ACS 高倍率レボズームレンズ MXB-5000REZ は Low-Range 、Mid-Range のみ対応。

明視野・暗視野・混合照明と、セレクタを回すだけでシームレスに照明を調整する。ライトセレクタによりオペレーターが求める観察が簡単にできます。
明視野

半透明パネル表面の観察

混合（液晶パネル部品 200 倍）

半透明パネル表面と下層面の観察

暗視野

半透明パネル下層面の観察

29

HIROX LENS SERIES

付属 品

暗視野照明
可変照明
オプション品

拡散照明
偏 光フィル タ
明視野照明
ロータリヘッド

MXB-2016Z

MXB-2016Z

ACS ズームレンズ

20～160倍絞り機構を備え、深い被写界深度で高低差のある対象物

商品名

ACSズームレンズ（20〜160倍）

型名

MXB-2016Z

倍率

20~160倍※

視野 mm
（H）

15.4〜2.0※

作動距離 mm44※※アダプタ装着時には6 ～ 48 倍、40 ～ 320 倍に変倍し、視野・作動距離が変わります。

でも鮮明な画像を観察できる小型レンズです。44 ㎜の作
動距離で作業効率も向上。スタンドに置けない大きな対
象物には手持ちでの観察が可能です。

フレキ基板 40 倍

30

電球導入線 80 倍

ACS［ Auto Calibration Select ］とは
ACS は、対象物画像の倍率／視野／解像度／深度情報をリアルタイムに認識、オペレーターが要求するさまざまなタスクに必要な情報を発信し移動スピードや移動ステップ／画像取込タイミングを制御し、直感的な観察環境を提供する技術です。

付属 品

暗視野照明
オプション品

可変照明
拡散照明
偏 光フィル タ
明視野照明
ロー タリヘッド

MXB-5040RZ

MXB-5040SZ

MXB-5040RZ/MXB-5040SZ

ACS ズームスナップオンレンズ
ACS ズームレンズ

50～400倍

大口径レンズにより、肉眼で見ているような高画質で臨場感のある観察を実現。長い作動距離により作業性に優れ、各種光学アダプタをワンタッチで着脱※できるので誰にでも簡単に扱えます。
※ ACSズームレンズ(MXB-5040SZ)にはスナップ式変換アダプタが必要。

孔雀の羽根 150 倍

型名

ACSズームスナップオンレンズ（50〜400倍）
MXB-5040RZ

倍率50〜400倍※

視野 mm
（H）

6.1〜0.78※

作動距離 mm

54※

商品名

型名

ACSズームレンズ（50〜400倍）
MXB-5040SZ

商品名
倍率

50〜400倍※

視野 mm
（H）

6.1〜0.78※

作動距離 mm63※※アダプタ装着時には20 ～ 160 倍、100 ～ 800 倍に変倍し、視野・作動距離も変わります。

硝子片 200 倍

31

HIROX LENS SERIES

付属 品

明視野照明
片射照 明
オプション品偏 光フィル タ
単波 長フィル タ
暗視野照明
オプティカルロー タ

MXB-10C

MXB-10C
商品名

ACS 同軸落射ズームレンズ（対物レンズ× 10 倍）

35～7000倍

ACS同軸落射ズームレンズ（対物レンズ 10倍）

型名

MXB-10C
OL-35

OL-70Ⅱ

OL-140OL-700Ⅱ

70〜700倍 140〜1400倍 140〜1400倍 350〜3500倍 700〜7000倍

（H）
視野 mm

9.83〜1.05

4.42〜0.47

2.46〜0.26

2.21〜0.23

0.88〜0.09

0.44〜0.04

作動距離 mm

34

21

30.5

12

10.6

3.4

6 種類の対物レンズを自在に交換できる観察が可能です。高い拡張性とクラス最高レベルを誇る高解像度での観察を両立し、迫力のある拡大観察を実現します。

32

OL-350Ⅱ

35〜350倍ズームレンズ。業界最高倍率の 7000 倍

金属表面 500 倍

OL-140Ⅱ

倍率

ワイヤーボンディング 140 倍

ACS［ Auto Calibration Select ］とは
ACS は、対象物画像の倍率／視野／解像度／深度情報をリアルタイムに認識、オペレーターが要求するさまざまなタスクに必要な情報を発信し移動スピードや移動ステップ／画像取込タイミングを制御し、直感的な観察環境を提供する技術です。

MXB-050Z

MXB-MACRO

MXB-050Z ／ MXB-MACRO
商品名

ACS マクロズームレンズ

0～50倍

ACSマクロズームレンズ

型名

MXB-050Z

倍率∞〜5倍 5〜50倍

（H）
視野 mm

∞~61mm 、61mm~6.1mm

作動距離 mm∞〜90mmマクロレンズ

0～20倍

商品名

マクロレンズ

型名

MXB-MACRO

倍率

0〜20倍

大きな対象物の全体像から部分拡大までをカバーする低

（H）
視野 mm

―

倍率レンズ。デジカメを扱うような感覚で簡単に高水準な作動距離 mm―

拡大観察が行えます。マクロレンズは対象物との距離により倍率が可変、マクロズームレンズは作動距離を一定にしたまま拡大することができます。

3D 基板 30 倍

懐中時計 10 倍

33

ADAPTER
アダプタ■ 角度可変ロータリヘッド / ロータリヘッド■ 低倍率アダプタ／高倍率アダプタ

360 度回転するプリズムを介して、斜め方向からのダイナ

本 来ズームレンズが備えている倍 率 域をさらに低 倍 率

ミックな光学 3Dリアルタイム画像の観察を実現。角度可変域・高倍率域まで拡張することができます。1 本のレンズ

ロータリヘッドはプリズムの角度を 4段階 (25,35,45,55 度 ) にのズーム倍率域が広がることで観察領域が増し、多くの設定できます。

対象物の観察が可能になります。
低倍率アダプタ装着時

万年筆 20 倍

6倍

高倍率アダプタ装着時

5 円硬貨 50 倍
万年筆 160 倍

320 倍■ 可変照明アダプタ■ 拡散照明アダプタ

照明の照射角度を任意に変更することが可能 ( 落射～サ

光をあらゆる方向に拡散させることで、方向性をもたず

イド ) 。角度の変更により表面の凹凸形状がさらに観察し対象物に均一に光を照射。強い反射を抑えると同時に、やすくなり、バリ、キズなども容易に判別できます。

暗い部分は明るくします。リング反射が起こる電球や金属表面などの観察に有効です。

可変前

可変後

拡散前

ボールジョイント 40 倍

5 円硬貨 40 倍

■ 偏光アダプタ■ 同軸落射アダプタ

特定の光の波長をカットすることで、反射光を抑えて対一般的な照明とは異なり、照明をレンズ光軸と平行に照射し象物を鮮明に描写。印刷物や基板、肌などの表面観察にます ( 明視野照明 )。フラットで反射率の高い鏡面、研磨面な効果を発揮し、見えなかった表情を引き出します。

どの表面状態の観察に有効です。

偏光前

装着前

偏光後

フイルム表面 200 倍

34

拡散後

装着後

ICパターン 200 倍

■ 片射アダプタ■ 側視アダプタ

照射する照明を制限し、対象物に斜めから照明を当てるこ

レンズ先 端に装 着して横 90 度 の 角 度から観 察が可 能。

とにより繊細な表面形状を浮き立たせることができます。

通常の観察方法では困難な配管内側面、筒などの内壁フィルムや金属チップなどの微細なテクスチャーも表現

や狭い場所の観察に効果を発揮します。

します。
装着前

装着後

観察部位

装着後

アルミパイプ内壁接合部 50 倍

樹脂成型品キズ 350 倍■ 微分干渉アダプタ■ リフトオフアダプタ

プリズムを利用し直線偏光から直交する 2 つの偏光を発対 象 物 を 水 平に近 い 位 置 から観られるアダプタで す。

生させ、光路差の位相で生じる干渉の濃淡を検出。細胞

はんだ接合部のリフトオフ現象、ランド剥離現象などをほや半導体部品など、コントラストのつきにくい対象物のぼ真横に近い角度から観察することができます。

観察に有効です。
装着前

装着後

導電ボールの圧痕

500 倍

リフトオフ 160 倍

ランド剥離 150 倍■ 非接触アダプタ■ 接触アダプタ

レンズ先端から対象物までの距離が必要な場合に有効なレンズと対 象 物 を 接 触 さ せ て 観 察 するアダプ タで す。

アダプタ。表面に凹凸がある対象物、液中内の対象物なステージに載せられない大きな対象物、採取できない対どにレンズを接触させることなく観察できます。

象物などのハンディ観察時に効果的です。

自動車フロントバンパー

35

180 °

STAND
スタンド

本体を頭脳、レンズを眼とするならば、スタンドはい
わば体躯と手。多様な対象物や観察シーンに対応するよう、ハイロックスで は個 性 的 なスタンドを多 彩にご用意しています。ストレートタイプのほか、左右
傾き、傾 斜 観 察に対 応するアングルタイプ。XY
90 °ステージは回転でき、回転角度も視認可能です。また、ACS コミュニケーションによりレンズ倍率に最適なスピードで電 動ステージをオート制 御。高 倍 率 観
察時の微妙なピント合わせも、Z 軸移動分解能 0.05
㎛ の 電 動 モ ータが 威 力を発 揮。電 動 部 の 操 作 はリ
モートデバイス (CT-R01) や 3D マウスで自在に操ることができます。

360 °ACS［ Auto Calibration Select ］とは
ACS は、対象物画像の倍率／視野／解像度／深度情報をリアルタイムに認識、オペレーターが要求するさまざまなタスクに必要な情報を発信し移動スピードや移動ステップ／画像取込タイミングを制御し、直感的な観察環境を提供する技術です。

お客様のご要望に応える特注システム
レンズ、アダプタ、そしてスタンドのカスタマイズにより観察の可能性
は無 限に広がります。大 型サイズの 実 装 基 板を低 倍～ 高 倍 域までのダブルレンズ方式で観察 ･ 検査できる「実装基板用はんだ検査ステージ」。バキューム機 能 の 搭 載により高 倍 率ウェハ検 査と安 定したマニ
ピュレータ計測を実現する「ウェハ検査ステージ」。多品種少ロット電
子部品の接合部等の検査に効果的な落射 ･ 透過照明を備えた「電子部品検査ステージ」。その他、数多くの特注スタンドを納入しています。

大型対象物の観察が可能なポータブルタイプ

36

300×300mm サイズの対象物の観察および3D 計測が可能

透過照明に対応
ステージブロック XY ステージ
対 象 物 の 下 から 照 明 を 当 てることで、コントラストの強い、輪郭を強調した観察が可能に。液中の気泡、透明フィルム内 の 異 物、シャーレで培養した微生物などに有効です。また、投影機のような使用も可能です。

シームレスな観察を叶える
電動システム小型電動 XY ステージ
高精密モータ制御の電動 XY ステージと電 動ブロック (Z 軸 ) を組 み 合 わ せることで、手元のマウスやコントローラ
で直感的な観察が実現。タイリング
も始点と終点さえ設定すれば、すべて自動で貼り合わせを行います。

大きな対象物の観察に大型スタンド、
大型スライドステージ
500× 640mm のベース板部を備えた大型スタンド。大きい基板や金属部品なども安定した環境下で観察できます。レンズを装 着するアーム部
をフレキシブ ルに調 整 できるため、観察ポイントが複数ある場合でも対応が可能。

筒状の対象物を横置で観察できるスタンド

対象物を下から観察できる倒立顕微鏡タイプ

円盤型の対象物を回転させながら、端から中心まで観察できるスタンド

37

さまざまな 業 界、多 様 な 観 察シーンの 要 求に、高 いクオリティでお応

SAMPLE IMAGE
サンプル 画像

えするハイロックス。新型カメラマウントを搭載したデジタルマイクロス
コープと高解像度レンズは、対象物の真実を鮮明に描き出します。その圧倒的な映像の一部をご覧ください。

■ 電子／半 導体

231
1. 液晶パネル 350 倍 ／ 2. 電子部品はんだ 80 倍 ／ 3. 集積回路 600 倍 ／ 4. 3Ｄ基板 30 倍

4■ 金属／化学2

3

1
1. かしめ 80 倍 ／ 2. エンドミル 40 倍 ／ 3. インク顔料 1000 倍 ／ 4. オイル気泡 500 倍

438

■ 電気／精密部品

2

3

1
1. フィラメント 10 倍 ／ 2. コネクタ 60 倍 ／ 3. 電極 60 倍 ／ 4. 時計精密部品 350 倍

4■ 医療／生物23

1
1. ステント 40 倍 ／ 2. グミのりん毛 ( 植物 ) 1500 倍／ 3. ハンミョウ( 昆虫 ) 40 倍 ／ 4. 医療用注射針 140 倍

439

SYSTEM LINE UP
システム構成レンズ・アダプタ

オールインワンモデル

RH-8800

MXB-2016Z

ACSズームレンズ（20〜160倍）

デジタルマイクロスコープ
USB
MXB-5040RZ

ACSズームスナップオンレンズ（50〜400倍）

MXB-5040SZ

USB

カメラユニット■キーボードACSズームレンズ（50～400倍）

モニタ
MXB-2500REZ

ACSレボズームレンズ（35〜2500倍）
■マウス

LAN

カメラユニット
MXB-5000REZ

ACS高倍率レボズームレンズ（35〜5000倍）
FT-01

フットスイッチ
MXB-10C

ACS同軸落射ズームレンズ（対物レンズ×10 倍）機能拡張モデル

RH-2000

デジタルマイクロスコープ

パソコン

ソフトウエア

MXB-050ZACSマクロズームレンズ

HRS-2D

HRS-TL

2D計測ソフト

画像連結ソフトHRS-3D

HRS-3DT

3D計測ソフト

3D計測画像連結ソフトセット※ライセンスキー※ライセンスキー※ライセンスキー

MXB-MACRO

マクロレンズ

ST-G シリーズ
STAND

40

STAGE・UNIT

超高精度スタンド

超高精度電動スタンド

XYステージユニット

透過用XYステージユニット

超高精度アングルスタンド

超高精度透過アングルスタンド

・ストレートスタンド（ST-G）
・ 高精度ブロック（FB-M）

・ストレートスタンド（ST-G）
・ 電動ブロック（FB-E）・XYステージ（XY-G2）・ステージブロック（XY-C）

・透過用XYステージ（XY-GB2）
・透過用ステージブロック（XY-CB）
・透過ユニット用ファイバ（R-578）・アングルスタンド（ST-GA）
・高精度ブロック（FB-M）
ＸＹステージ（XY-G2）・透過アングルスタンド（ST-GAB）
・高精度ブロック（FB-M）
・透過用XYステージ（XY-GB2）・透過ユニット用ファイバ（R-578）

■ AD-2016H■ AD-2016H
非接触アダプタ■ AD-2016S■ AD-2016S
可変照明アダプタ■ AD-2016SV■ AD-2016SV
接触アダプタAD-2016D
AD-2016D
拡散照明アダプタ■ AD-2016H■ AD-2016S■ AD-2016SV

AD-2016D

拡散照明アダプタ

ロータリヘッド

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

AD-2016LOW
AD-2016LOW
低倍率アダプタ

AD-2016HI
AD-2016HI
高倍率アダプタ

AD-2016HIS
AD-2016HIS
高倍率可変照明アダプタ

AD-2016C
AD-2016C
同軸落射アダプタ

AD-2016P
AD-2016P
偏光アダプタAD-2016L(S/L)
AD-2016L(S/L)
側視アダプタAD-2016LOW

AD-2016HI

AD-2016HIS

AD-2016C

AD-2016P

AD-2016L(S/L)

非接触アダプタ

可変照明アダプタ

非接触アダプタ

可変照明アダプタ

低倍率アダプタ

接触アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

高倍率アダプタ

低倍率アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

高倍率アダプタ

ADB-2016RLM

ADB-2016RLM
ロータ
リヘッド
ロータリヘッド

拡散照明アダプタ

接触アダプタ

ADB-2016RLM

同軸落射アダプタ

AD-2016RLD

側視アダプタ

偏光アダプタ

同軸落射アダプタ

AD-2016RLD

AD-2016RLD
ロータ
リヘッド用拡散照明アダプタ
ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

側視アダプタ

偏光アダプタ■ AD-5040HS■ AD-5040HS
非接触アダプタ

AD-5040DS
AD-5040DS
拡散照明アダプタ

AD-5040SVS
AD-5040SVS
接触アダプタAD-5040LOWRS
AD-5040LOWRS
低倍率ロータリヘッド

AD-5040HIRS
AD-5040HIRS
高倍率ロータリヘッド■ AD-5040HS

AD-5040DS

AD-5040SVS

AD-5040LOWRS

AD-5040HIRS■ AD-2016H
AD-5040LOWS
非接触アダプタ
AD-5040LOWS
低倍率アダプタ■ AD-2016S
AD-5040HIS
可変照明アダプタ
AD-5040HIS
高倍率アダプタ■ AD-2016SV
AD-5040SS
接触アダプタAD-5040SS
可変照明アダプタ

AD-2016D
AD-5040SHIS
拡散照明アダプタ
AD-5040SHIS
高倍率可変照明アダプタ

ADB-2016RLM
AD-5040CS
ロータリヘッド
AD-5040CS
同軸落射アダプタ

AD-5040LOWS

AD-5040HIS

AD-5040SS

AD-5040SHIS

AD-5040CS

AD-5040PS

AD-2016C

AD-2016P

AD-2016L(S/L)

非接触アダプタ

拡散照明アダプタ

非接触アダプタ

接触アダプタ

拡散照明アダプタ

低倍率アダプタ

接触アダプタ

高倍率アダプタ

低倍率アダプタ

OL-70 Ⅱ
OL-70 Ⅱ
対物レンズ70-700倍

OL-35
AD-5040SD
対物レンズ35-350倍

OL-70 Ⅱ

対物レンズ35-350倍

高倍率可変照明アダプタ

スナップ式変換アダプタ

対物レンズ140-1400倍

低倍率アダプタ

非接触アダプタ

同軸落射アダプタ

AD-2016RLD
AD-5040PS

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

ロータ
リヘッド用拡散照明アダプタ
AD-5040PS
偏光アダプタ
偏光アダプタ
偏光アダプタAD-5040VLS

AD-5040VLS
リ
フトオフアダプタ
リフトオフアダプタ
AD-5040VLS

リフトオフアダプタ

側視アダプタ

OL-350 Ⅱ
OL-350 Ⅱ
対物レンズ350-3500倍

OL-700 Ⅱ
OL-700 Ⅱ
対物レンズ700-7000倍

OL-350 Ⅱ

OL-700 Ⅱ
AD-5040SHI
対物レンズ700-7000倍

NR-405-OL
NR-405-OL
OLシリーズ用リング照明

OLシリーズ用リング照明

対物レンズ700-7000倍

高倍率アダプタ

AD-5040RVD

角度可変ロータリヘッド

同軸落射アダプタ

偏光アダプタAD-5040HI
対物レンズ350-3500倍

AD-5040RVD

AD-5040RVD
ロータ
リヘッド用拡散照明アダプタ
ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

AD-5040RVS

高倍率ロータリヘッド

対物レンズ350-3500倍

OL-140/OL-140 Ⅱ■ AD-5040H対物レンズ140-1400倍
AD-5040LOW

AD-5040RVS

AD-5040RVSリヘッド
角度可変ロータ
角度可変ロータリヘッド

高倍率ロータリヘッド

同軸落射アダプタ

OL-140/OL-140 Ⅱ
OL-140/OL-140 Ⅱ
対物レンズ140-1400倍

対物レンズ70-700倍
対物レンズ70-700倍

高倍率可変照明アダプタ

AD-2016HIS

高倍率アダプタ

OL-35
OL-35
対物レンズ35-350倍

高倍率可変照明アダプタ

可変照明アダプタ

AD-2016HI

低倍率アダプタ

低倍率ロータリヘッド

可変照明アダプタ

高倍率アダプタ

AD-2016LOW

低倍率ロータリヘッド

NR-405-OL

OLシリーズ用リング照明

高倍率可変照明アダプタ

AD-10DIC
微分干渉アダプタ■ AD-5040HS

AD-5040DS

AD-5040SVS

AD-5040LOWRS

AD-5040HIRS

高倍率ロータリヘッド

角度可変ロータリヘッド

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ■ AD-25S1■ AD-25S1
片射アダプタAD-5040LOWS

AD-25S2
AD-25S2
固定絞りアダプタ
AD-5040HIS

AD-25S3
AD-25S3
可変絞りアダプタ
AD-5040SS

AD-25S4
AD-25S4
中心絞りアダプタ
AD-5040SHIS

ADB-25P1
ADB-25P1
偏光アダプタAD-5040CS（2個1組）
偏光アダプタ
同軸落射アダプタ（2個1組）

AD-25P2
AD-25P2単波長アダプタ
AD-5040PS

AD-25R1
AD-25R1
オプティ
カルロータ
AD-5040VLS
オプティカルロータ

AD-25S2

AD-25S3

AD-25S4

非接触アダプタ

拡散照明アダプタ

片射アダプタ
低倍率アダプタ

固定絞りアダプタ
高倍率アダプタ■ AD-25S1

片射アダプタ

固定絞りアダプタ

接触アダプタ

可変絞りアダプタ
可変照明アダプタ

低倍率ロータリヘッド

中心絞りアダプタ
高倍率可変照明アダプタ

可変絞りアダプタ

中心絞りアダプタ

AD-5040RVS

単波長アダプタ
偏光アダプタ

ADB-25P1

AD-25P2

偏光アダプタ

単波長アダプタ（2個1組）

AD-5040RVD

アダプタ
リフアダプタトオフアダプタ
AD-25R1

オプティカルロータ
アダプタ

NR-405-OL
OL-35

OL-70 Ⅱ

対物レンズ35-350倍

対物レンズ70-700倍

OL-140/OL-140 Ⅱ

対物レンズ140-1400倍

OL-350 Ⅱ

対物レンズ350-3500倍

OLシリーズ用リング照明

OL-700 Ⅱ

対物レンズ700-7000倍■は付属品です。

スタンド・ステージ
STAND■ AD-25S1

片射アダプタAD-25S2

固定絞りアダプタ

超高精度電動アングルスタンド

超高精度電動透過アングルスタンド

・アングルスタンド（ST-GA）
・電動ブロック（FB-E）
ＸＹステージ（XY-G2）・透過アングルスタンド（ST-GAB）
・電動ブロック（FB-E）
・透過用XYステージ（XY-GB2）・透過ユニット用ファイバ（R-578）AD-25S3

可変絞りアダプタ

STAGE・UNIT

AD-25S4

中心絞りアダプタ

ADB-25P1

AD-25P2

偏光アダプタ

単波長アダプタ（2個1組）

AD-25R1

オプティカルロータ
アダプタ

ST-HE

ST-HL

AS-XY

AS-XYL

SP-XY-GET

標準軽量スタンド

大型スタンドXYステージ

大型スライドステージ

電動XYステージ

41

SPECIFICATION
仕様

RH-8800 オールインワンモデル■ 基本機能

カメラ

光源

映像出力

インタフェース

カメラプレビュー機能

1/1.9 型総画素数

1952（H）× 1241（V）

カメラ映像設定

有効画素数

1945（H）× 1225（V）

カメラ設定保存

実行画素数

1920（H）× 1200（V）

Z 軸フォーカス制御機能

走査方式

プログレッシブスキャン

ロータリヘッド制御機能

フレームレート

50fps（Max）

電子シャッタ液晶モニタ■ 各種機能撮像素子

オート

238 万画素 CMOS イメージセンサ

オートフォーカス ※3
ライブフォーカス合成 ※3：1/15 ～ 1/25000

観察設定

マニュアル：1 ～ 1/25000
0dB ～ 12dB

ホワイトバランス

AUTO（ワンプッシュ） MANUAL（R.G.B）

液晶モニタ

フル HD 液晶（TFT 型） 21.5 型

画像サイズ

476.24 ｍｍ（Ｈ）× 268.11 ｍｍ（V）

画像ピッチ

0.248 ｍｍ× 0.248 ｍｍ

画面数

1920（H）× 1080（V）

表示色

1677 万色輝度

300ｃｄ/m2

HDR 処理機能
アンチハレーション処理機能※１

高解像度取込機能
プレビュー機能（HDR、アンチハレーション、3D 構築）
画像調整機能（ノイズ除去・エッジ処理 等）（動画対応）
ACS 機能（自動校正選択機能）
上下分割
分割・表示

1000：1（Typ）

グリッド、スケール、日付、コメント、画像情報
オートキャリブレーション機能

光源

高輝度 LED 照明

ランプ寿命

30000 時間（参考値）

直線、円、円弧、角度、周囲長、面積、垂線長、円間距離
X 軸間、Y 軸間、XY 軸間、平行線、手動カウント、高さ ※3

色温度

5700K（Typ）

出力方式

アナログ RGB / DISPLAY PORT
（1920 × 1080Pixel 以上）

カメラ映像出力

USB3.0（B タイプ）

コントロール出力

専用対応端子（自動校正選択、ロータリ、外部機器等のコントロールポート）

Z 軸モータ出力

Z 軸通信制御：5 相ステッピングモータドライバ内蔵

基準図形挿入機能

外部リモート入力

フットスイッチ対応：静止 / 録画

ハンディ合成機能

オートカウント、オート面積計測 、オート距離計測 機能
スケール表示
高解像度計測レンズ登録機能
CSV 保存

無電圧入力※手動ブロック（FB-M）にて可能

マルチフォーカス機能（セミオート合成）
マルチフォーカス機能（フルオート合成）

10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T

マルチフォーカス機能（クイック合成）

USB ポート

USB2.0（A タイプ、サイド× 2

RS232C

汎用ポート（拡張用ポート）

背面× 4）

リモートデバイス

専用対応端子

記録媒体

OS・アプリケーション領域：SSD
録画保存領域：HDD500GB

外部記録媒体外付け DVDドライブ（USB2.0）対応 / 外付け HDD
CD-R/RW、DVD ± R/RW 等

静止画形式

非圧縮：TIFF、BMP

マルチフォーカス機能（マニュアル合成）
3D プロファイル計測機能（距離・角度・幅・平均高さ計測
３D 観察・計測※3等）

3D 面積・体積計測機能
3D 疑似カラー表示
3D ライティング表示
3D 粗さ計測機能（Ra、Rz、Rzjis）

圧縮：JPEG

3D 高さ計測 / ３D ポイント高さ計測機能

対応画像サイズ 15000（H）× 15000（V）（画像連結時）ノイズ除去・カット機能

解像度 1920 × 1200（1920 × 1200 ～ 800 × 500）※2
解像度 1600 × 1200（1600 × 1200 ～ 640 × 480）※2

CSV 保存

高解像度取込機能
解像度 1920 × 1200（10560 × 6600 ～ 2560 × 1600）※2
解像度 1600 × 1200（8800 × 6600 ～ 2400 × 1800）※2

3D 傾き補正機能
2D タイリング （15000 × 15000）※2
視野拡大モード （30000 × 30000 相当）※2
タイリング

圧縮：WMV

3D タイリング （10000 × 10000）※2
視野拡大モード （20000 × 20000 相当）※2

動画録画形式

非圧縮：AVI

動画記録画素1600 × 1200（7.5/15FPS）、800 × 600（15/30FPS）※2
1920 × 1200（7.5/15FPS）、960 × 600（15/30FPS）※2

定格電圧AC100 ～ 240V、50/60Hz、2.0-0.9A

消費電力

195W

周囲温度

5 ～ 40℃

周囲湿度

20 ～ 80％ RH（ただし氷結、結露なきこと）

雰囲気

腐食性ガスのないこと

標高2000m 以下

保存温度

ー15 ～ 50℃（ただし氷結、結露なきこと）

汚染度2

過電圧カテゴリー

Ⅱ

本体

約 14kgネットワーク設定
パスワード設定（校正値・ユーザ管理）

マップ機能 ※ 4
静止画記録
録画

動画記録
タイマ録画記録
切出し静止画保存

ライブラリ

ライブラリ管理
簡易プレビュー機能
手振れ補正（動画対応）
コメント・図形入力機能
ユーザー管理機能
簡易報告書

その他

言語切替機能（日・英・独・中・仏・西・伊・韓・露 切替）

カメラ

約 1kg

リモートデバイス

約 0.6kg

印刷

本体

幅 525mm ×高さ445mm ×奥行 210mm

ヘルプ機能：マニュアル※ 1 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られております。
画像のごく一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
※ 2 単位は pixel※ 3 電動 Z 軸ブロック（FB-E）が別途必要※ 4 電動 XY ステージが別途必要

42

計測結果 統計表示機能

２D 計測

マウス・キーボード USB2.0（A タイプ）対応

静止画録画素外形寸法図※分割時：2D 計測可± 85（左右）± 80（上下）

記録

重量

4 分割

視野角

※2

使用環境

左右分割

反転、回転・左右 90 度回転

コントラスト比LAN

電源

フォーカスインジケータ機能
デジタルズーム機能ゲイン

RH-2000

機能拡張モデル■ 基本性能		

カメラ

撮像素子

1/1.9 型総画素数

1952（H）× 1241（V）

有効画素数

1945（H）× 1225（V）

グリッド、スケール、日付、コメント、画像情報

実行画素数

1920（H）× 1200（V）

静止画記録（非圧縮：TIFF、BMP

走査方式

プログレッシブスキャン

動画録画（非圧縮：AVI

インタフェース

電源

使用環境

重量
外形寸法図

上下分割
分割・表示

圧縮：JPEG）

タイマ録画記録
切出し静止画保存
オートキャリブレーション機能：1/15 ～ 1/25000

マニュアル：1 ～ 1/25000

ゲイン

0dB ～ 12dB

直線、円、円弧、角度、周囲長、面積、垂線長、円間距離
X 軸間、Y 軸間、XY 軸間、平行線、手動カウント、高さ ※1

ホワイトバランス

AUTO（ワンプッシュ） MANUAL（R.G.B）

オート距離計測、オート面積計測、オートカウント

光源

高輝度 LED 照明

計測結果、統計表示機能

ランプ寿命

30000 時間（参考値）

スケール表示色温度

5700K（Typ）

カメラ映像出力

USB3.0（B タイプ）

コントロール出力

USB2.0（B タイプ）
※自動校正選択、ロータリ、外部機器等のコントロールポート

Z 軸モータ出力

Z 軸通信制御：5 相ステッピングモータドライバ内蔵

外部リモート入力

フットスイッチ対応：静止 / 録画

2D 計測ソフト（オプションソフト）

USB2.0（A タイプ 背面× 2）

定格電圧AC100V ～ 240V

消費電力

消費電力 90W

周囲温度

5 ～ 40℃

周囲湿度

20 ～ 80%RH（ただし氷結、結露なきこと）

レンズ登録機能
CSV 保存Excel 転送
基準図形挿入機能

無電圧入力

USB ポート

ハンディ合成機能
マルチフォーカス機能（セミオート合成）

50/60Hz

マルチフォーカス機能（フルオート合成）
マルチフォーカス機能（クイック合成）

雰囲気

腐食ガスのないこと

保存温度

ー15 ～ 50℃（ただし氷結、結露なきこと）

汚染度2

過電圧カテゴリー

Ⅱ

本体

3.6kg

カメラ

1.0kg

マルチフォーカス機能（マニュアル合成）
3D プロファイル計測機能※距離・角度・幅・平均高さ計測

等

3D 面積・体積計測機能
3D 疑似カラー表示
3D ライティング表示

HRS-3D
3D 計測ソフト※1

3D 粗さ計測機能（Ra、Rz、Rzjis）（オプションソフト） 3D 高さ計測 / 3D ポイント高さ計測機能

横置き時：幅 275mm ×高さ75mm ×奥行 230mm

本体

高解像度計測HRS-2D

ノイズ除去・カット機能

縦置き時：幅 175mm ×高さ297mm ×奥行 237mm

3D 傾き補正機能
CSV 保存

カメラプレビュー機能

Excel 転送

カメラ映像設定

2D タイリング（15000 × 15000）※2
視野拡大モード（30000 × 30000 相当）※2

HRS-TL
画像連結ソフトカメラ補正機能（トーンカーブ、明るさ、エッジ）※1,2

ロータリヘッド制御機能

簡易プレビュー機能

オートフォーカス ※1

手振れ補正（動画対応）

ライブフォーカス合成 ※1

コメント・図形入力機能

フォーカスインジケータ機能

簡易報告書

その他

デジタルズーム機能

言語切替機能（日、英、仏、独、伊、西、韓、中、露HDR 処理機能

印刷

高解像度取込機能
解像度 1920 × 1200（10560 × 6600 ～ 2560 × 1600）※2
解像度 1600 × 1200（8800 × 6600 ～ 2400 × 1800）※2

ヘルプ機能：マニュアル※ 1 電動ブロック（FB-E）が別途必要※ 2 単位は pixel※ 3 電動 XY ステージが別途必要記載されている会社名、商品名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。

プレビュー機能（HDR、アンチハレーション、3D 構築）
画像調整機能（ノイズ除去・エッジ処理 等）
ACS 機能（自動校正選択機能）

オールインワンモデル
RH-8800

機能拡張モデル
RH-2000
システム１

システム２

PC

機能
RH-8800
300

400

レンズ / スタンド
500

●
●
●
●
●
●

600

切替）

パスワード設定（校正値）

アンチハレーション処理機能

製品

3D タイリング（10000 × 10000）※1,2（オプションソフト） 視野拡大モード（20000 × 20000 相当）
マップ機能 ※3

Z 軸フォーカス制御機能

観察
静止画・動画記録
2D 計測
3D 計測
画像連結
自動校正選択※分割時 2D 計測可

圧縮：WMV）

オート

カメラ設定 最適化機能

価格

4 分割

100fps（max）※ビニング観察時■ 各種機能観察設定

左右分割

反転、回転・左右 90 度回転

録画

50fps（max）

フレームレート
電子シャッタ光源

238 万画素 CMOS イメージセンサ

700

PC

RH-2000
300

システム３

400

レンズ / スタンド
500

600

700

PC

RH-2000
300

●
●
ー
ー
ー
●

システム４

400

レンズ / スタンド
500

●
●
●
ー
ー
●

600

700

PC

RH-2000300

システム 5400

レンズ / スタンド
500

●
●
●
●
ー
●

600

700

PC

RH-2000
300

400

レンズ / スタンド
500

●
●
●
ー
●
●

600

700

RH-2000
300

400

レンズ / スタンド
500

600

700

●
●
●
●
●
●

※ ACS 機能（Auto Calibration Select）レンズ倍率情報を自動で認識する機能です。
※上記価格は目安になります。

43

本
社
〒166-0003
大阪〒577-0013
名 古 屋〒460-0008

東京都杉並区高円寺南2-15-17 Tel 03-3311-9911 Fax 03-3311-7722
大阪府東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル7F-B Tel 06-6743-3328 Fax 06-6743-3329
愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル9F■お問い合わせはTel 052-218-1702 Fax 052-218-1703

Hirox Co.,Ltd. http://www.hirox.com
2-15-17 Koenji Minami,Suginami-ku,Tokyo166-0003,Japan
Tel:+81-3-3311-9911 Fax:+81-3-3311-7722 E-mail:tokyo2@hirox.com
Hirox-USA Inc. http://www.hirox-usa.com
100 Commerce Way, Hackensack, NJ 07601
Tel:+1-201-342-2600 Fax:+1-201-342-7322 Toll-Free:(866)HIROX-US E-mail:info@hirox-usa.com
Hirox China Co.,Ltd. http://www.hirox.com.cn
Room 809, 8th Floor, Fortune International Plaza, No.43 Guo-Quan Road, Shanghai 200433, China.
Tel:+86-21-6564-7772 Fax:+86-21-3362-5017 E-mail:info@hirox.com.cn
Hirox Korea Co.,Ltd. http://www.hiroxkorea.com
B-501 Acrotower Bldg, 1591 Gwanyang-dong, Dongan-ku, Anyang-city, Gyeonggi-do, 431-908, Korea
Tel:+82-31-385-1130 Fax:+82-31-385-9730 E-mail:yoon@hiroxkorea.com
Hirox Asia Ltd. http://www.hirox-asia.com
Unit 827, 8/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Tel:+852 8198-9679 Fax: +852 3015-7657 E-mail:info@hirox-asia.com
Hirox Europe Ltd. http://www.hirox-europe.com
Jyfel, 300 RN 6 Le Bois des Côtes, Bâtiment A F-69760 Limonest, France
Tel:+33 426 25 03 40 Fax:+33 426 23 68 13 E-mail:info@hirox-europe.com
本書の内容はお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

PHP-1612-C046-D_
APP-P1612-0079