LCDビルトイン

デジタルマイクロスコープ

VCR-800

スタイリッシュな高 性 能、という新コンセプト。

VCR-800、 誕生。

対象物を忠実に再現する、211万画素小型CCDカメラ搭載。

メニュー画面から機能を選ぶだけのかんたんリモコン操作。

最高光学倍率7000倍の拡大観察を実現。

UXGA準動画と超高品質ビデオ動画を実現したのが、独自仕様の211万画素CCDカメラです。ハイク
ラスの観察に必要な性能を、コンパクトなボディにギュッと凝縮しました。

アイコン表示や機能別のわかりやすいメニュー画面から、目的の項目をリモコンで選ぶだけ。誰もが、簡単に拡大観察を行えるユーザーフレンドリーな操作性を実現しました。
すべての機能をリモコンで操作します。

これまで培ってきたレンズをコア技術にマイクロスコープでの独創的観察を実現。7000倍迄の豊富なレンズだけに留まらず、レンズに装着可能な数々のアダプタをラインナップ。あらゆる観察シーンにお応えします。

電源のON/OFFやメニューを表示
画像拡大や録画など
ホワイトバランスやプリントなど
ライトプレビュー／
カメラプレビューなど

選択／決定
簡単メニュー画面

超薄型オールインワン&
超軽量設計。

観察画面をすぐにプリント、選べる保存。

大きいのは画面だけでいい。VCR-800は徹底してスリム化を追求。同時に驚くほどの軽量化を実現しました。本体の大きさはB4サイズの2/3。
収納時の厚さはわずか7センチ。4kgを切る重量で片手でも手軽に持ち運び。他の部署への移動もノートパソコンの感覚で躊躇することなく行えます。

観察した画像をすぐプリントしたい。
こんな場合も、PictBridge接続可能な市販のプリンタで簡単にプリント。パソコンはもう必要ありません。記憶装置はコンパクトフラッシュとリムーバブルディスク（マイクロドライブ）から選べ、データ量に合わせた使い分けができます。

PictBridge採用

業界最軽量
約4kg

システム構成低倍率レンズ（20・90倍、LED照明付)
VCR-209

対物レンズ 35〜350倍（0L-35）対物レンズ 70〜700倍（0L-70Ⅱ）

パソコン(市販品)

マクロズームレンズ(0〜50倍)CX-MACROZⅥ

LCDビルトイン
デジタルマイクロスコープ
VCR-800

対物レンズ 140〜1400倍（0L-140/140Ⅱ）

プリンタ(市販品)
PictBrige対応

Cマウンドアダプタ
中倍率ズームレンズ※(50〜400倍）
CX-5040RZ/SZ

対物レンズ 350〜3500倍（0L-350Ⅱ）
同軸落射10倍ズームレンズ※
CX-10C

対物レンズ 700〜7000倍（0L-700Ⅱ）

超高精度スタンド・ベース板・ポール部 ST-G
・高精度ブロック FB-M
・XYステージ XY-G2
・ステージブロック XY-C

※外部光源が必要です。

標準軽量スタンド
ST-HE
詳しくは
XY-ステージ
レンズカタログをAS-XYご参照ください

性能仕様
撮像素子
走査方式
総画素数
有効画素数
フレームレート
カメラ

液晶パネル

電子シャッタスローシャッタ
ゲイン
解像度
ホワイトバランス
画面サイズ
画素ピッチ
画面表示ドット数
輝度
コントラスト比
視野角1/1.8型CCD
プログレッシブスキャン方式
約211万画素1688
（H）
×1248
（V）
約201万画素1628
（H）
×1236
（V）
15フレーム/秒
AUTO（1/15〜1/2500）
sec
1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2500 sec
1/7.5、1/4、1/2、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0 sec
MANUAL、OFF
水平:約1000本 垂直:約1000本
AUTO（ワンプッシュ）、MANUAL（R、B）
15型TFTカラー液晶
0.1905（H）
×0.1905
（V）
1600
（H）
×1200
（V）
200cd/m2（typ.）
400:1（typ.）
水平:170° 垂直170°（typ.）

入出力
入力

記録

ツール

USB2.0（4ピンTYPE B）
マスストレージ/TWAIN転送
プリンタ（PictBridge対応プリンタのみ）
専用リモコンVCR-RC1（本体に付属）
リモコン入力外部リモート端子 丸形6pin スルー/フリーズ切り替え、録画、印刷
コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ
記録媒体
TYPEⅡ×1
カードスロット
圧縮時:JPEG（Exif準拠）/非圧縮時:TIFF（Exif準拠）
画像形式（DCF規格準拠）
JPEG:高精細モード、標準モード、高圧縮モード
画質モード
1600×1200ピクセル
記録画素数
エッジ強調
（H/V両効き）、ガンマ、色強調、色補正
画質改善
USB

観察ツール

ファインプレビューモード、フォーカスモニタ機能、リアルタイムローカルズーム（×2,×4）、
画面分割（上下分割、左右分割、4分割）、クロスライン表示、照明パターン変更など

注）
社名および商品名は、それぞれ各社商標または登録商標です。

一般仕様
形式

VCR-800（LCDビルトイン）

定格電源電圧

DC14.0〜17.0V
付属ACアダプタ AC100V〜240V

消費電力

最大36VA

周囲温度範囲使用時:0〜+40℃
保存時:-15〜+50℃（但し氷結、結露なきこと）

周囲湿度範囲周囲雰囲気
コントローラ質量 カメラリモコン

本 社 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-15-17 Tel 03-3311-9911 Fax 03-3311-7722
大 阪 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル7F-B Tel 06-6743-3328 Fax 06-6743-3329
名古屋 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル9F Tel 052-218-1702 Fax 052-218-1703■お問い合わせは25〜85%RH（但し結露なきこと）
腐食性ガスのないこと
約4kg（モニタ保護カバー含む）
約1kg（ケーブル含む）
約35g（電池含む）

Hirox Co.,Ltd. http://www.hirox.com
2-15-17 Koenji Minami,Suginami-ku,Tokyo166-0003,Japan
Tel:(+81) 3-3311-9911 Fax:(+81) 3-3311-7722 E-mail:tokyo2@hirox.com
Hirox-USA Inc. http://www.hirox-usa.com
100 Commerce Way, Hackensack, NJ 07601
Tel:(201)342-2600 Fax:(201) 342-7322 Toll-Free:(866)HIROX-US E-mail:info@hirox-usa.com
Hirox China Co.,Ltd. http://www.hirox.com.cn
Room 809, 8th Floor, Fortune International Plaza,No.43 Guo-Quan Road,Shanghai 200433, China.
Tel:+86-21-6564-7772 Fax:+86-21-3362-5017 E-mail:info@hirox.com.cn
Hirox Korea Co.,Ltd. http://www.hiroxkorea.com
B-501 Acrotower Bldg, 1591 Gwanyang-dong, Dongan-ku, Anyang-city, Gyeonggi-do, 431-908, Korea
Tel:+82-31-385-1130 Fax:+82-31-385-9730 E-mail:bgkim@hiroxkorea.com
Hirox Asia Ltd. http://www.hirox-asia.com
Unit 827, 8/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Tel:+852 8198-9679 Fax: +852 3015-7657 E-mail:info@hirox-asia.com
Hirox Europe Ltd. http://www.hirox-europe.com
Jyfel, 300 RN 6 Le Bois des Côtes, Bâtiment A F-69760 Limonest, France
Tel:+33 426 25 03 40 Fax:+33 426 23 68 13 E-mail:info@hirox-europe.com

PHP-0912-C005-C_