No. 33 Apr. 2004

財団法人 放射線計測協会

医療放射線と発ガンの話題をめぐって
財団法人

放射線計測協会相談役

沼宮内 弼雄

最近、新聞の第一面に掲載された Lancet 誌の論文紹する可能性のある被検者に対して、医師はそのような介記事があちこちで話題になっている。話題のポイン

放射線診断の実施を決定する立場にあることの認識で

トは、日本では年間に発症するガンのうち、3.2 ％はある。この場合､主役はあくまでも被検者であること

ＣＴ検査を含むＸ線検査による医療被ばくに起因するを認識することが重要であり、このようなメディカルとみられ、他の 14 ケ国の割合（0.6 〜 1.8 ％）と比べてカルチュアを広く醸成されることが強く求められる。

突出して高いというものである。この論文について、第二は、リスク受容性を考慮した対応である。放射日本保健物理学会、日本医学放射線学会、日本放射線

線による発ガンは確率的な事象であり、理論的に計算技術学会、医療放射線防護連絡協議会等からインターされた知見として、この位の線量の場合は発ガンの確ネットを利用して論文のより詳細な紹介やコメントを率は一万人に一人、この位では十万人に一人という発出したり、検討会を開催したりするなど、関連機関、

ガンの確率と線量との関係と、当該の放射線診断によ関係者の対応も活発であった。

る線量はこの位であることを数値で被検者に説明する

これらのコメント、検討会を通じて、データの集約、ことである。この際､低線量領域においては放射線に被ばく線量の推定、リスク評価モデル等について幾つよる影響を検出することは困難なくらい低いことのほかの問題点が指摘されているが、これらに対する考察

か、食生活、喫煙などのライフスタイルに起因する発は別の機会にゆずるとして、ここでは次の二点についガンのリスクと比較して放射線による発ガンの割合はて感想を述べてみたい。

非常に小さいこと等を説明し、被検者に例えば健康管

その第一は、単位人口あたりの放射線による診断回

理手帳に線量を記録して通知すること等により、被検数が他国と比較して多いということである。この理由者が自ら判断し安心して受診できるようにするなどのとして、被検者が病院を選択する場合に診断と技術レ工夫が必要である。これらの具体的な対応については、

ベルの判断基準の一つとしてその病院のＣＴ装置の有多面的な観点から検討することが肝要である。

無を考慮するという実態があげられ、一方、医師とし放射線診断によって発ガンのリスクが増大する可能ては見落としなどの診断ミスを少なくすること、ＣＴ性はあるとしても、発ガンの早期発見、骨折､脳卒中

検査に健康保険が適用できること、コストパフォーマの診断等のそれを上回る便益があることは検証されてンスを考慮すること等のために安易にＣＴ検査を実施いる事実である。医療従事者はメディカルカルチュア

することがあげられている。前記の学会等でも、不必を十分認識して対応するとともに、今回の記事が放射

要な放射線診断を避けるために、いろいろの努力を

線診断を受けることの躊躇に繋がることの無いよう、払っており一層の浸透が期待されているが、最も必要関係者の一層の努力が望まれる。

なことは、放射線診断によって発ガンのリスクが増大

1

原研・放射線標準施設棟における単色中性子校正場の構築
日本原子力研究所 東海研究所
保健物理部
線量計測技術開発室

１．はじめに一般に中性子線量計は、Ｘ・γ線用の線量計に比べてエネルギー依存性が大きい。このため、中性子線量を正確に評価するためには単色中性子を用いたエネル
ギー特性の試験を行う必要がある。日本原子力研究所の放射線標準施設棟（FRS）では、中性子線量計や測定器のエネルギー特性試験を専門に行える単色中性子
校正場を静電型加速器を用いて整備している。本校正場は国家標準とのトレーサビリティを有する質の高い二次標準場を目指している。
２．施設概要FRS に設置された加速器はシングルエンド型バンデグラフ（ペレトロン）加速器（米国 NEC 社製 4UH-HC）であり、陽子又は重陽子を 0.4 〜 4MV の範囲で加速可能である。イオン源はデュオプラズマ型を用い、最大電流は 50 μ A である。また、飛行時間（TOF）法測定を行えるようにパルス化装置を備え、繰り返し周波数
0.5、１、２、4MHz のパルスモード運転（半値幅：<2ns）が可能である。

谷村

嘉彦

タするための検出器（後述）と校正用台車が設置してある（写真１参照）。測定器を乗せる校正テーブルはターゲットからの距離１〜５ m の範囲で制御室からの遠隔操作が可能となっている。また、校正する測定器の指示を制御室から確認できるようにテーブル上部にCCD カメラが設置されている。

写真１．単色中性子照射室の様子

図1 原研・放射線標準施設棟の単色中性子校正場の鳥瞰図

整備予定のエネルギーは国際規格 ISO8529-1 [1]に規定されているエネルギーのうち、8、24keV(45Sc(p, n)45Ti 反応)、144、250、565keV(7Li(p, n)7Be 反応)、1.2、2.5MeV(T(p, n)3He 反応)、5.0MeV(D(d, n)3He 反応)、15、19MeV(T(d, n)4He 反応)の 10 点である。現在までに 144、565keV 及び 5.0MeV について国家標準とのト
レーサビリティが確立した校正場として整備済みである[2]。
３．中性子エネルギーの測定
校正場を整備するに当たり、発生中性子のエネル
ギースペクトルを TOF 法で測定した。線源スペクトルの測定例を図２に、各エネルギーの中性子ピーク部分

単色中性子校正場の鳥瞰図を図１に示す。加速器本体は地下１階に設置されている。加速されたビームはマグネットにより曲げられ、１階の単色中性子照射室に導かれる。そして、照射室のほぼ中央にある中性子発生用ターゲット（以下ターゲットという。）まで輸送され、ターゲットで中性子発生核反応を起こす。発生する中性子エネルギーはビームエネルギーと発生方向により決まる。照射室は横 11.5m ×縦 16.5m ×高12.3m であり、１階床は散乱成分を低減するためにア
ルミニウム製グレーチング構造となっている。ター
ゲットは照射室のほぼ中央、グレーチング上 1.5m の高さに設置されている。
単色中性子照射室内には、中性子フルエンスをモニ

図２．565keV中性子校正場の線源中性子スペクトル測定例

2正位置でのフルエンスを測定することにより、換算係
数 K LC を求めると同時に国家標準とのトレーサビリ
ティを確立した。フルエンスの測定では、散乱線の寄与をシャドーコーンを用いて差し引くことにより、一次線のみの評価を行った。基準移行実験の結果を表２に、この実験結果を基に評価した 1.0m 位置での最大フルエンス率及び最大線量当量率（H*（10））を表３にまとめる。表３より本校正場は放射線防護用測定器の校正に十分な線量当量率が得られることがわかる。

のエネルギー拡がり（半値幅）を表１にまとめる。図中の破線は中性子の発生から輸送までの模擬計算が行えるモンテカルロコード MCNP-ANT[3]を用いて計算した結果である。計算と実測結果は良い一致を示している。また、表より本校正場のエネルギー拡がりは、放射線測定器のエネルギー特性試験を行うのに十分に小さいことが分かる。

表１．144, 565keV及び5.0MeV校正場の中性子ピークエネルギーの拡がり
中性子
エネルギー

表２．基準移行実験の結果

ピークエネルギーの拡がり（半値幅）
TOF法による
測定結果（keV）

MCNP-ANTによる計算結果（keV）

144keV18

20

565keV13

14

565keV

5.0MeV

177

160

5.0MeV

不確かさ
中性子
Φ
NLC
KLC
包括化係数：
-1
-1
-2
-1
-1
［sr count ］
エネルギー ［cm s ］［counts s ］
k=2
144keV

４．中性子フルエンスの導出法
本校正場では中性子の発生に加速器を用いているため、フルエンス率は必ずしも一定ではなく、時間変動がある。このため、照射中に中性子フルエンスを連続してモニタする必要がある。そこで、モニタ用検出器
として、検出感度のエネルギー依存性が小さなロング
カウンタを照射室内に設置している。設置位置は、物理的な配置、発生中性子に対する感度、校正点の測定器による中性子散乱の影響などを考慮して、ビームラ
インに対する角度 60 °、ターゲットからの距離 2.2m とした。ターゲットからの距離 d ｍにおける基準中性子
フルエンスΦ（ d ）はモニタ検出器の計数 N LC より次式を用いて導出される。

Φ（d）＝ NLC ×

88

2.9×10 4450

1743.7×10

4

5%

195

46

6.1×10 4

7%

180

7%

表３．1.0m位置で評価した最大中性子フルエンス率
及び最大線量当量率
中性子
エネルギー（最大ビーム電流）

1.0ｍ位置で評価した最大値
フルエンス率（cm-2 s-1）

線量当量率
H*（ 10）（mSv h -1 ）144keV（50μA）

3×10 31.4565keV（50μA）

6×10 3

7.4

5.0MeV（2μA）

5×10 3

7.3

６．今後の予定
これまでに、144、565keV 及び 5.0MeV の単色中性
子校正場を整備したが、今後、利用できるエネルギー点を順次増やし、最終的には 8keV 〜 19MeV までの幅
広いエネルギー範囲で単色中性子を用いたエネルギー
特性試験が行えるように整備を進める予定である。整備された校正場については、現在、原研の受託研究又は協力研究の枠組みで外部の利用が開始されつつある。また、本校正場中に中性子以外の放射線（γ線）の存在が確認されているが、定量的に評価するまでは至っていない。そこで、これらの定量的な測定・評価技術を開発してゆく予定である。

NLC × S × FA（d）
d2

KLC ：NLC からΦ（d）への換算係数
S ：散乱補正A d）
F（：空気減弱補正ここで散乱補正、空気減弱補正とは照射物による散乱線の NLC に対する寄与及び空気による一次線の散乱などによる減弱の補正である。

参考文献［1］ISO ：ISO 8529, Part 1（2001）.
［2］吉澤道夫 他： JAERI-Conf 2003-002（2003）p22.
［3］M. Yoshizawa et al.: J. Nucl. Sci. andTechnol., Suppl. 2,（2002）. p1240.
［4］K. Kudo et. al ：産総研計量標準報告 Vol.2,
No.1（2003）p61.

５．モニタ用検出器の換算係数の決定と基準移行（トレーサビリティの確立）
上式を用いて校正点の基準フルエンスを算出するには、予め換算係数 KLC を精度良く決定しておく必要がある。そこで、国家標準（産総研）で値付けされ、国際相互比較実験で使用された基準移行用検出器（直径9.5 インチの球形減速材付き 3He 計数管)[4]を用いて校3

がんばってる、そんなあなたを応援したい
簡易放射線測定器「はかるくん」活用コンクール
業務部

業務課

皆さんの夏休みの思い出は何ですか？

まで激論を交わし涙を呑んで一点一点選んでいた

ラジオ体操のスタンプカードがいっぱいになるだきました。

のを楽しみに早起きした１年生。カブトムシを探しに町中の街燈を自転車で巡った２年生。日焼け痕がヒリヒリするまで泳いでた３年生。アサガオのツルが伸びるのを楽しみにしていた４年生。ス
イカの種の飛距離を競った５年生。宿題の絵に才能が無いと気づいた６年生。楽しい思い出も多
かったけれど、残り１週間のもうすぐ夏休みが終
わってしまう残念さと宿題が片付いていない焦燥感、夕焼けがやけに眩しかった。夏休みってこんな感じだったような気がします。
写真１．作品を吟味する審査委員

こんな自分達の小学生時代を振り返ってみると、計画的に自由研究をするなどと言うことは考

私たちの求めるはかるくん博士は、学術的に優えられないことでした。
努力の結晶、素晴らしい作品が今年もたくさんれた研究内容だけを追求するものではありませ寄せられました。その数は作品点数にして173件、ん。むしろ研究を進めていく上で、どんな事に興

参加者数232人。一人で、二人で、そして仲間と、味を抱いて、独自のアプローチで、どのような工兄弟、姉妹、友達、親子、先生と生徒などその形夫をして研究をし、そこから何を見出したのか。

態はさまざまでした。縁の下の力持ちの数を加え結果も大切でしょうが、そこに至った道のりに重るとこの研究に係わった人数は２倍または３倍、きを置いて作品を選んでいくことも忘れてはならその数はたぶん数百人になるでしょう。

ないと思いながら審査を進めました。パソコンな

こうして作品として送られてくるその影には、どの発達によって、たくさんのデータを一瞬にし途中で投げ出しそうになるのをなだめるお母さんてきれいなグラフにすることはそれほど難しいこの姿や、測定ポイントを目指して車を走らせるおとではなくなりました。しかしそれは機械が作っ父さん、さらには仲たがいする友人関係など、てくれたもので、子供といっしょになってデータ

きっと様々な人と人との係わり合いがそこにはを集めてくれたお父さんの努力はどこにも現れてあったはずです。そんな事を想像すると楽しくもいません。そんなガンバッタお父さんにも私たちあり、また、多くの人がこの企画に賛同して応募は応えたいと思っています。もっともパソコンをしてくれている事の重要性を改めて認識させられ使った作品が良くないと言うわけではなく、表現ました。

の仕方にもう一工夫加えていただければ、伝わっ

コンクールと銘打っているからには数々の作品てくる何かがあると信じています。このコンクーに残念ながら優劣を付けなくてはなりませんし、ルを通じて私たちは、親子の係わり合いや友達同

それを期待して応募してくれている方も多いはず士の協力する姿が見えてくることを望んでいまです。それはとても責任重大で大変なことです。

す。
理科離れなどと言われている昨今ですが、応募審査には学校の先生を中心とした審査員が夜遅く

4

してくれる方々の作品を見る限りそんなフレーズ

かをしてみたいという素直な思いに一工夫加えては思い浮かびません。むしろ、皆さんが知りたい作品にしていただけると、きっと素晴らしいはかと思う探究心や好奇心を強く感じます。

るくん博士の作品になるものと期待しています。

平成 16 年度も、第３回「はかるくん博士大募

締切りは９月中旬です。小麦色の肌にキラリと光集！」を実施いたします。今後も審査員の心に響る白い歯がまぶしい、そんなあなたの作品をスいた作品を大事にしていきたいと思っています。

タッフー同心よりお待ちしています。そして、楽

なにも特別な所に行って特別な測定をするばかりしかったと思える夏休みのお手伝いができることでは無いと思っています。はかるくんを使って何を楽しみにしています。

☆

☆

☆

第２回「はかるくん博士大募集！」入賞者一覧

☆

☆

☆

［文部科学大臣賞・はかるくん博士］
伊藤憲治（10歳

東京都

小学５年生）

放射線の測定─はかるくんを使って─［財団法人放射線計測協会理事長賞］
近藤

果林（９歳

埼玉県

小学4 年生）放射線新聞「マリーキュリーに大接近！」

石垣

智（14歳

岐阜県

中学2 年生）放射線の研究３

三田村侃樹（７歳

東京都

小学1 年生）はかるくんはかせ

浅野

太希（７歳

愛知県

小学2 年生）はかるくんといっしょに和田

拓己（13歳

岐阜県

中学2 年生）はかるくんで測定

板戸昌子（15歳

新潟県

中学3 年生）放射線測定VI［奨励賞］

福永 稔典（15歳 兵庫県 中学3 年生）

富士山へ

放射線の研究 partⅡ［学校参加特別賞］
青森県立弘前南高等学校
γ線測定から地域を知る

犬飼祐輔

他５名

─学校を中心とする郷土の地域調査─

奈良学園中学校・高等学校・科学館を愛する生徒の会

大沼慶太

他17名

はかるくんが私たちに教えてくれたこと
放射線を知らない私たちが学んだ自然放射線、そして人との出会い
第２回表彰式
平成15年 10月 31 日
於：日本原子力研究所
東海研究所

5

平 成 16 年 度 事 業 計 画 と 収 支 予 算 （ 抜 粋 ）平成 16 年度事業計画書・収支予算書は、３月 （２）放射線測定器校正・放射線計測
イ．放射線測定器校正
15 日に開催された評議員会及び理事会において、放射線測定器の点検校正、基準照射及び特同意・議決され、文部科学省に届出しました。そ性試験については、原子力関連事業所等のの概略を紹介します。なお、同時に平成 16 年４
ニーズの把握に努め、ユーザーの要望に応え
月１日から平成 18 年３月 31 日までの役員、評議られるよう引き続き努力する。
員も選出されましたのであわせて紹介します。
認定事業については、ISO/IEC17025 に適合する品質システムを維持する。中性子につ事
業
計
画
いては、認定事業の範囲拡大に備えて、トレーサビリティ移行用基準器の検討、加速器
１．事業の概要
中性子源等を用いた各種中性子基準場の設
当協会は、設立以来公共的・公益的立場から、定、校正方法及び不確かさの要因の究明・評技術の拡充に努め、放射線測定に係る調査・試験価手法等に係る技術の確立に引き続き取り組
研究、放射線測定器の点検校正、放射線計測、放むとともに、技術者の養成を図る。軟Ｘ線に射線関連知識の普及、啓蒙、研修等の事業を誠実
ついては、産業技術総合研究所の基準場の整に遂行するとともに、放射線安全の基礎である測備状況等を見極めつつ、認定事業申請の準備
定評価の客観性と信頼性の向上を図ることによを引き続き進める。これらにより、放射線測
り、原子力関連施設の安全確保及び原子力に対す
定器校正技術基盤の一層の強化及び品質の向る理解の促進に寄与してきた。今後も、公益法人上を図る。
としての責務を果たすとともに、学界、産業界等
技術革新及び社会的要請に伴い新たに供給との交流を深め、関係機関のご理解を基に健全かされる多様な放射線測定器に対する点検校正
つ積極的運営を行う。
技術を関連機関と協議しながら確立するよう
平成 16 年度においても、放射線測定器の点検努めるとともに、個人線量測定機関等への技校正に係る認定事業者として ISO/IEC17025 に適術協力を引き続き実施する。
合する品質システムの維持に努めるとともに、技ロ．放射線計測術の向上、体制の充実を図り、一般ユーザー等へ
原子力関連施設から放出される放射線及びのサービスの向上とトレーサビリティ制度の普及
放射能を測定することは、原子力施設の従事に努める。また、作業環境測定機関としての関連者及び一般公衆の安全を確保するうえで重要業務を継続して実施する。さらに、放射線計測等である。その観点から日本原子力研究所からに関する事業及び研修並びに放射線知識の普及等の定常的な施設放射線管理試料、環境試料、の活動を積極的に行い、放射線安全に対する一層
バイオアッセイ試料の放射能測定業務を行うの理解の向上に努める。
ほか、大強度陽子加速器施設建設予定地の施
当協会の全体的な品質保証活動をより充実し、設稼動前の環境バックグラウンド測定業務を社会的な信頼性の向上を図るため、ISO9001 の認実施する。また、一般企業等からの依頼に応証取得に取り組む。
じて各種試料の放射能測定等を行うととも中性子測定の重要性に鑑み中性子線に係る認定に、作業環境測定法に基づく作業環境測定機
事業の準備・検討をさらに進めるなど、放射線測関として、原子力関連事業所等からの業務を定器校正に関する中核的機関としての基盤のさら実施する。
なる充実に努めるとともに、新たな展開の芽とな（３）放射線計測等に係る研修る事業の調査を引き続き行う。
放射線管理入門講座（２回／年）、放射線管理・計測講座（３回／年）及び原子力教養講座
２．事業の主要事項（２回／年）を定期的に実施する。その他放射（１）放射線計測に係る調査・試験研究
線業務従事者等を対象とした教育訓練を計画的
放射線計測に係る技術開発については、ニーに実施する。
ズに応じた受託等調査・試験研究を実施する。

6

行う説明会を実施する。
一般向けには、霧箱、身の回りの自然放射能試料等を用いた説明会等を行う。
文部科学大臣賞を授与する「はかるくん」活用コンクールを文部科学省と共催で実施し、小・中・高校生等に放射線に対する興味を深め、正しい知識の習得と研究心の向上を図る。
上記の事業は、「簡易放射線測定器活用委員会」の助言を踏まえて実施するとともに、将来に向けて更に発展させるように努める。
資源エネルギ−庁からの受託事業については
次世代年齢層を対象とした説明会に重点を置
き、引続き実施する。

受講者の要望に応えるため、テキスト等の見直しを行う。
（４）放射線知識の普及
文部科学省からの受託事業「簡易放射線測定器（はかるくん）の貸出し」においては、「はかるくん」の貸出しを中心に小・中・高校生の次世代年齢層を重点に置き、放射線に関する知識の普及活動を引き続き実施する。
小・中学校向けには「総合的な学習の時間」
等の学習に利用し易いカリキュラムを学校へ紹介し、要望に応じて学校現場で測定実習等を実施する。高校向けには、ベータ線測定実験の紹介を行う他、実習用キットを使用した実験等を収
平成16年4月1日〜平成17年3月31日
科目
Ⅰ 収入の部
１ 基本財産運用収入
２ 事業収入
３ 雑収入
４ 特定預金取崩収入
当期収入合計前期繰越収支差額
収入合計
Ⅱ 支出の部
１ 事業費
２ 管理費
３ 固定資産取得支出
４ 法人税等支出
５ 特定預金支出
６ 予備費
当期支出合計
当期収支差額次繰越期収支差額
Ⅲ

借入金限度額：支

予

算（単位：千円）

予算額

前年度予算額増減額

100
690,743
1,300
4,560
696,703148,194
844,897100
677,8221,300
0679,222240,053919,275

012,921
0
4,560
17,481△ 91,859△ 74,378

584,482
90,934
5,953
15,040
11,1573,000
710,566△ 13,863
134,331568,31484,3007,498
17,11091,8592,000
771,081△ 91,859
148,194

16,168
6,634△ 1,545△ 2,070△ 80,702
1,000△ 60,515△ 77,996△ 13,863

100,000,000円＊ ISO認証取得補足説明（JISQ17025）を満足する放射線測定器の校正を行あらゆる商品やサービスに高い品質が要求されう組織としての能力を確保、維持し、顧客に対する中、品質マネジメントシステムに関する国際規る校正の信頼性を保証してきました。
格ISOファミリー規格による審査登録（認証取得）
校正業務全体をカバーする品質保証制度の導入
は、ますます重要性が増しています。認証取得し並びに普及事業をはじめとした当協会の主要事業た企業・組織の数は、全世界で 340,000 件以上、 について品質保証制度の導入の必要性が高まり、日本で 17,000 件以上にのぼり、今や ISO9000 ファ
今般 ISO9001 の導入をするものです。導入に当
ミリー規格による認証取得はあらゆる法人の事業
たっては、画一的マニュアルの導入で非効率につ活動にとって必須の要件となっています。
ながることがないようにします。
当協会は、これまで計量法（平成４年法律第 51
本制度の導入により、これまでの品質保証活動号）第 143 条の規定に基づき認定された放射線測と ISO9001 を結びつけ、当協会の事業の社会的評
定器の校正業務について、ISO/IEC17025
価・信頼を高めます。

7

（財）放射線計測協会評議員
一
草
古
近
鈴
館
田
鳥
中
仁
森
藤

氏 名
色 正 彦
間 朋 子
賀 佑 彦
藤 健次郎
木 康 文
盛 勝 一
中
治
海 奎三郎
村 尚 司
科 浩二郎
千鶴夫
城 俊 夫

現
職
財団法人 放射線利用振興協会 専務理事
大分県立看護科学大学 学長
藤田保健衛生大学 名誉教授
独立行政法人高エネルギー加速器研究機構共通研究施設長 教授
日本原子力研究所 理事
財団法人 日本分析センター 理事
日本原子力研究所 理事
原子力エンジニアリング株式会社 代表取締役社長
東北大学 名誉教授
愛知淑徳大学 教授
名古屋大学 名誉教授
財団法人 高度情報科学技術研究機構 専務理事

備
再
再
再
再
新
再
再
再
新
再
新
再

考
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任

備
再
再
再
新
再
再
再
再
新
再
新
再
再
新

考
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任

（財）放射線計測協会役員
役 員
氏 名
理事（非） 鹿 園 直 基
理事（常） 山 本 克 宗
理事（常） 小 牧
理事（非） 石 塚 昶 雄
理事（非） 一 政 祐 輔
燕理事（非） 河 田浩
理事（非） 岸 本
功
理事（非） 鈴 木
理事（非） 中 川 晴 夫
理事（非） 中 澤 正 治
理事（非） 水 下 誠 一
理事（非） 渡 貫 憲 一
晋監事（非） 天 野
監事（非） 河 口 雅 弘

現職
財団法人 放射線計測協会 理事長
財団法人 放射線計測協会 専務理事
財団法人 放射線計測協会 理事
社団法人 日本原子力産業会議 事務局長
茨城大学理学部地球生命環境科学科 教授
社団法人 日本アイソトープ協会 常務理事
前 日本原子力研究所 理事
独立行政法人産業技術総合研究所 計測標準研究部門 量子放射科長
社団法人日本電機工業会 原子力部長
東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻 教授
日本原子力研究所 東海研究所 保健物理部長
財団法人 原子力安全研究協会 理事 事務局長
東京ニュークリア・サービス株式会社 代表取締役社長
前 日本原子力研究所 総務部長

（50音順）

退任（16.３.31任期満了）
評議員 石榑顕吉、鈴木 進、田中俊一
理 事 阿部元祐、松鶴秀夫、吉田昌文
監 事 山本隆夫

短

簡易放射線測定器活用委員会
平成 15 年度後半には、第２回〜第４回簡易放射線測定器活用委員会を開催しました。
第２回は９月 24 日（水）〜 25 日（木）に開催され、「はかるくん」活用コンクール・「はかるくん博士大募集！」応募作品の一次審査が行われました。
第３回は 10 月 3 日（金）に開催され、「はかるくん」活用コンクール応募作品の最終審査が行われ、文部科学大臣賞１点、（財）放射線計測協会
理事長賞２点、奨励賞５点、学校参加特別賞２点を選考しました。

信

放射線測定器校正技術研究委員会
第４回放射線測定器校正技術研究委員会を平成16年２月25日（水）に開催しました。
本委員会は、当協会が放射線測定器校正技術に関する中核機関としての技術基盤の一層の強化を図るために設置したもので、今回は、加速器を用いた単色中性子校正場の整備状況、中性子サーベ
イメータの国内規格及び高エネルギーフォトン
ビームの標準化について報告、紹介があり討議を行いました。

8

第４回は平成 16 年 2 月 10 日（火）に開催され、平成 15 年度「簡易放射線測定器の貸出し事業」に係る実施状況を報告し、次にこの事業の事業評価が行われました。評価結果は中澤正治委員長から事業評価報告書（３月 10 日付）として、当協会理事長に提出されました。

した。また、本研究の成果の一部は、文部科学省の放射能測定法シリーズ等の技術参考資料１「大気中放射性物質のモニタリングに関する技術参考資料」として制定（平成 15 年 7 月）されました。
なお、本資料は財団法人日本分析センターにおいて頒布されています。

受託研究の成果
文部科学省からの受託研究として、昭和 60 年度から継続して実施してきた「放射線計測機器の規格化に関する対策研究」のうち、平成 14 年度実施分｢大気中放射性物質の濃度測定に関する調査研究｣について、文部科学省第 45 回環境放射能調査研究成果発表会論文抄録集に概要を発表しま職員の海外派遣
技術調査役 池沢 芳夫は、財団法人放射線影響協会からの依頼により、国際放射線疫学情報調査のため、オーストリア ウィーンで平成 16 年３月
22 日（月）から３月 26 日（金）に開催された輸送安全基準委員会（TRANSSC）の会議に出席しました。

「放射線管理・計測講座に参加して」
特許庁特許審査第一部ナノ物理（ナノ光学）審査官

山口敦司

放射線測定技術分野の特許出願数は、医療

前述のフラットパネル型放射線検出器は、診断における放射線の利用の増大に応じて、半導体製造技術を応用しているが、基本的な増加傾向にある。中でも、被曝量を抑え診断

原理は、放射線と物質との相互作用に基づく

結果を迅速に把握できるフラットパネル型検

放射線検出である。したがって、放射線と物出器を備えたデジタル画像診断装置に関する質の相互作用やそれに基づく放射線測定技術

出願数の増加が特に目立つ。

の知識がないと、審査が的確なものでなく放射線測定技術に関する特許出願を日々審なってしまう。特に、放射線測定の際の経験

査するなかで痛感するのは、実際に放射線測的な暗黙知は独学できないので、経験者に聞定器をつくる際に必要な経験が足りないとい

くしかないが、そのような経験者をすぐに探うことだ。机上の空論に陥っていないか、審すことはできない。そんな中で、たまたまイ

査の際常に自問自答している。

ンターネットで本講座を見つけ、体系的に放射線管理・測定の原理から実際の応用を習得

審査官は、当該技術分野において通常の知できるものと思い参加することにした。

識を有する者、すなわち、対象となる出願に先行する技術文献や技術常識等を全て自らの本講座は、講師も実際の現場で放射線測定

知識とすることができる者とされている。そ器を日々使用している方が多く、講義内容ものために、審査官は、最新技術はもちろんの実践的であった。また、実際に、放射線管理

こと、技術の背景となる物理的法則や技術用区域内にて、放射性物質からの放射線を測定

語等、さらには、文字に表れない暗黙知を常できるなど実習も多く、充実したカリキュラに習得しなければならない。物理的法則などムであった。この講座に参加することにより、教科書で勉強できる知識の独習は可能である。

教科書的な知識だけでなく、暗黙知も習得でしかし、教科書に載っていない、現場レベルきたことは、今後の審査に非常に役立つだろ

での技術者や研究者の経験に由来する暗黙知う。

は独学できない。

9

平 成 16 年 度 定 期 講 座 開 催 案 内
講 座 名

開 催 期 間第47回
（６月７日〜11日）（受講料：56,700円） 第48回
（11月15日〜19日）
放射線管理入門講座

講座の目的
放射線の管理業務に必要な入門的知識の習得を目的とし、初心者にとって平易な内容になっています。特に実習では、即戦力となる実務者養成を目指すため、放射線管理実務に重点を置いています。

放射線管理業務に要求される中級程度の知識を平易に
第87回（７月12日〜16日）
放射線管理・計測講座 第88回（10月４日〜８日） 習得することができます。特に実習では、各種の放射線測定器を使用して、中性子線の線量測定、空気中の（受講料：58,800円） 第89回
放射能濃度測定、個人被ばく線量の測定等を行います。
（平成17年２月14日〜18日）
これにより確実な知識と技術を習得できます。

原子力教養講座（受講料：9,450円）

第41回（５月10日〜14日）
第42回（12月13日〜17日）

原子力を専門としない方が原子力を理解できるよう、原子炉から廃棄物処理まで、原子力全般を分りやすく解説
するとともに、放射線測定実習や施設見学を行います。
本講座は、５日間のうち任意の期間を選んで受講することができます。

開催場所：（財）放射線計測協会
募集人員：各講座20名
受講申込み及び問合せ：研修部（Tel 029-282-5546（代））午前９時〜12時、午後１時〜５時30分
以上の３講座のほか、ご要望に応じて講師の派遣研修及び放射線業務従事者の教育訓練を実施しています。

人事往来（課長以上）職
16.２.28
16.３.31

採用
16.４.1

退技術相談役
業務部業務課長
事業部付調査役
事業部付調査役
技術調査役

吉田 芳和
近藤 吉男
青山 三郎
渡辺 祐平
加藤
清

16.４.2

事業部次長兼技術開発室長
事業部付調査役

中村
力
白石 浩二

＊平成15年度防災功労者内閣総理大臣表彰を受けられた当協会技術相談役 吉田 芳和氏は、
平成16年２月28日逝去されました。ご冥福をお祈り致します。

編集後記
中国地方で筍の収穫が、房総ではヒジキ刈が、そして東北地方ではザゼンソウが雪の中で咲き始めたなど春を告げたかと思ったら、京都洛西の奥山に位置する天台宗善峰寺の樹齢約 300 年のしだれ桜に大勢の人が日本の美しさに改めて酔い、その余韻を残している。
当協会が開催している研修講座の受講者の数は年々減少していたが、平成 15 年度は、取り組み
よしみねでら

放計協ニュース No. 33 Apr. 2004
発 行 日 平成16年４月15日
発行編集  放 射 線 計 測 協 会に工夫をこらしたこともあり前年度より増えた。
また、本号では、研修講座に参加された方からの感想文を掲載できた。本講座が役に立っているとの報にほんとに嬉しい思いがする。これからも受講者が増えつづけるのか、それとも一時的なことなのか悩ましいが、本放計協ニュース等を通して協会の研修事業が理解され、今年度も多くの方に受講して頂ければと願っている。

〒 319_1106 茨城県那珂郡東海村白方白根2_4
TEL 029_282_5546 FAX 029_283_2157
ホームページ http://www.irm.or.jp/10