試験・検査業務の意義
電子総合研究所
放射線計測研究室長

原子力や放射線の利用にとって測定値の信頼性の向上と整合性の確保は,ひとり学術上の問題や安全性の確保のみならず,国民の信頼を獲得するためにも極めて重要であり,その基盤として,放射線計測器の点
検,校正,試験を欠かすことは出来ない｡このような点
検,校正,試験を業務として行なう場合,要求される条件として,(1)中立性,客観性の確保 (2)優秀な設備(3)豊富な経験と学問的見識(4)日常業務の能率と対応などがあげられよう｡このような条件を具備する検査機関の必要性は従前から強く意識されてきたが,放射線計測に関連する校正,試験業務は内容が非常に多岐におよび,しかも高価な特殊な装置を必要とする関係上,採算ﾍﾞｰｽでこのような機関を設立することに困難があった｡放射線計測協会は日本原子力研究所の設備と経験を活用して,このような問題点を回避した
上,民間的色彩を導入して対応を図るというｭﾆｰｸな発
想の下に発足し,上記の 4 つの条件の充足を図ったものである｡これら 4 つの条件のなかで,試験業務に徹することは簡単なように思われがちであるが,それなりの体制と管理が必要であり,研究とは違ったご苦労が必要と思われる｡試験,校正,検査の高度化,能率化,
多岐化を図るためには,常に研鑽の必要があり,そのための研究が必要であることは言うまでもないが,

河田

燕研究の方が主体となって試験,校正,検査が従となる
ようなことは避ける必要がある｡また,その反面,単純,
安易に走ってﾐｽを見逃したり,ﾅﾝｾﾝｽな試験を行なったりしないよう細心の注意を払う必要がある｡いずれにしても,試験,校正等の業にﾌﾟﾛﾌｪｼｮﾅﾙに徹することが大切であろう｡
現在,放射線や放射能は使用の基準が厳しく,ﾒｰｶｰ等において型式試験,特性試験等の対応が著しく困難となってきている｡かかる情勢下にあって放射線計
測協会は開かれた実験室として施設面でもｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとしても頼りにされ得る存在であろう｡これは,他の電気,機械,材料等の試験機関とは異なった特徴である｡
今後,放射線標準維持機関である電子技術総合研究
所や大家ともいうべき日本原子力研究所等と密接な連係のもとに,試験,校正業務について明確な意識と各位のご努力とによって,放射線計測協会は放射線計測器の試験,校正についての中核的機関としてますます存在意義を発揮されるようお願いいたしたい｡現
在,放射線に関連した計測標準のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨについて
法令は不備であるが,こうした機関に対して,法令上の位置づけが行なわれることがﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの確立ひいては原子力および放射線計測の高信頼化にとって極めて重要であることを強調したい｡

解説

中性子線量の校正
放射線計測協会

道川太一

中性子と物質との相互作用の確率は中性子ｴﾈﾙｷﾞｰ

ICRP のﾌﾙｴﾝｽ･線量当量換算係数をもとに行われる｡

によって複雑に変化するため,一般に中性子計測器の主な中性子源の平均ｴﾈﾙｷﾞｰと換算係数などを表 1 にﾚｽﾎﾟﾝｽもｪﾈﾙｷﾞｰに大きく依存する｡一方,中性子ﾌﾙｴﾝｽ示す｡

から線量当量への換算係数も,熱中性子領域から高速

241

Am-Be,252Cf は何れも経年変化の問題があるの

中性子領域にかけて 2 桁程度変化する｡従って中性

で 5 年程度毎に再校正することが望ましい｡

子計測器の線量当量感度を求めるには,広いｴﾈﾙｷﾞｰ領

2.加速器等による単色中性子線場
ISO/DIS 85291)に勧告されている放射線防護用中域に亘って基準中性子線の場が必要とされる｡
1.基準中性子源による中性子場性子計測器のｴﾈﾙｷﾞｰ特性を求めるための基準中性子

一般に 241Am-Be や 252Cf などが基準線源に用いら線を表 2 に示す｡表中,核反応による各単色中性子線れる｡1 次標準研究所での標準線源強度(中性子放出

は加速電圧 3.5MV 程度のｲｵﾝ加速器により発生可能率)のﾏﾝｶﾞﾝﾊﾞｽ法による絶対測定精度は±1.2〜1.5%である｡

であり,数年前に実施された

252

Cf 中性子源強度の国

際比較でも一部の例外を除けばほぼ±1%の範囲内

表 2 1SO 勧告 1)の中性子計測器ｴﾈﾙｷﾞｰ特性

で各標準研究所間の測定結果は一致している｡従っ

評価用基準中性子線て 2 次標準機関所有の基準線源に対する校正精度は±2%以内が可能である｡さて線源強度を B とすれば,線源から距離 l の点でのﾌﾙｴﾝｽ率φは次式で与えられ
る｡

φ =

F

A

･ F I･ B

4π l０. ０２１
０. ０２４2

ここに,FA は線源からの直接線の空気による減衰補正,FI は線源強度の角度異方性に対する補正である｡
線源が円柱形の場合,軸に垂直方向では通常,FI=1.01〜1.02 である｡ﾌﾙｴﾝｽ率φから線量当量率への換算は,線源の中性子ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀと,各中性子ｴﾈﾙｷﾞｰに対する表l

中性子ｴﾈﾙｷﾞｰ
MeV
２.５×１０-8(熱)*０. ０００５
０. ００２

計測器校正用の基準中性子源の例

０. １４４*
０. ２５*
０. ５６５*
１. ２
２. ５*
５.０*
１４.８*
１９.０

発 生 方 法
原子炉,減速用パイル
水減速 Sb-Be 線源
原子炉ﾋﾞｰﾑ(Sc ﾌｨﾙﾀ),加速器による 45Sc(p,n)反応
Sb-Be 線源
原子炉ﾋﾞｰﾑ(Fe/Al ﾌｨﾙﾀ),加速器による 45Sc(p,n)反応
原子炉ﾋﾞｰﾑ(Si ﾌｨﾙﾀ),加速器によるT(p,n),7Li(p,n)反応
加速器による T(p,n),7Li(p,n)反応
同 上
加速器による T(p,n)反応
同 上
加速器による D(d,n)反応
加速器による T(d,n)反応
同 上*中性子ﾌﾙｴﾝｽ標準の国際比較が実施済み

ここで線量当量は新法令告示 15 号別表第 5 の 1cm
線量当量を表わす。
線量当量に対する
平均中性子ｴﾈﾙｷﾞｰ

ﾌﾙｴﾝｽ･線量当
量換算係数

線源

半減期
年

Am-Be
252
Cf

432
2.65

MeV
4.46
2.37

Sv･cm
3.70×10-10
3.38×10-1030cmφD2O 減速
Cf(ｶﾄﾞﾐｳﾑ遮蔽)

2.65

2.15

9.30×10-11

241

252

2

選ばれたｴﾈﾙｷﾞｰ点は,1 次標準研究所間で単色中性子
ﾌﾙｴﾝｽの国際比較が実施されているものが中心となっている｡これらのｴﾈﾙｷﾞｰ点は,加速器を用いて適当な強度で比較的容易に発生可能なこと,適当なﾌｨﾙﾀを用いると原子炉ﾋﾞｰﾑでも発生可能なこと,などの理由
から国際的に決められている｡さて,これら各単色中性子ﾌﾙｴﾝｽの絶対測定には〜0.1MeV 以上では通常,

反跳陽子型検出器が用いられる｡すなわち,中性子と水素核との弾性散乱断面積は国際的に標準核ﾃﾞｰﾀとして極めて高い±0.5%の精度で評価されているため,
この断面積の値がﾌﾙｴﾝｽ値決定の基準に用いられる｡
単色中性子ﾌﾙｴﾝｽの絶対測定精度は現状で±1.6〜
2.5%程度であり,国際比較も表 2 に示したｴﾈﾙｷﾞｰ点
で過去 2〜3 回実施されている。この国際比較では,特定のかつ信頼性の高い仲介測定器を 1 次標準研究
所間を巡回させ,ﾌﾙｴﾝｽ感度(出力/ﾌﾙｴﾝｽ)の値付けを通して間接的に各研究所でのﾌﾙｴﾝｽ値の正確度を比較する｡一般に加速器の照射場では,散乱中性子は各照

図 1 に中性子線量標準のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ体系の一つの射場毎に量的,質的に異なっており,その寄与率に対例を示す｡

する補正の誤差も加わるため,単色中性子ﾌﾙｴﾝｽの国

4.標準校正場の要件

際比較での各研究所間の一致度は現状で±2〜3.5%

中性子計測器の校正に際し留意すべきことの一つ程度である｡できるだけ各照射場の特性に影響されに校正室内での散乱線の問題がある｡γ線場でも散ない仲介測定器の選定がこの種の相互比較では重要

乱γ線の影響は無視できないが,中性子は物質と弾性となるが,同じ理由で,2 次標準機関の加速器照射場へ散乱しやすいので散乱線寄与が大きい｡一般に校正標準を移行する場合にも,移行の手段としての仲介測室を球状と仮定したとき,中性子源が部屋の中心にあ定器の性能,特にｴﾈﾙｷﾞｰ特性や長期安定性などが重要るとして,散乱線寄与率はほぼ部屋の半径の 2 乗に逆となろう｡

比例する｡従って校正室は実用可能な限り広いのが

3.基準減速中性子場

望ましい｡散乱線補正には直接線を遮蔽し散乱線のなるべく現場の中性子ｽﾍﾟｸﾄﾙに近いｴﾈﾙｷﾞｰ分布をもつ基準場で測定器を校正できるように,周りをｺﾝｸﾘ

みを測定する目的でｼｬﾄﾞｰｺｰﾝを用いるか,または線源からの距離を変えて逆 2 乗則の測定を行う｡

ｰﾄなどの減速材で囲い,内部の空洞内に線源を置き,ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ確保の要件として,校正場の基準放射線

空洞内の特定の点を基準中性子場とする方法や,表 1

量が 1 次標準にﾄﾚｰｻﾌﾞﾙであるほか,計測器校正法のに示したように基準線源を重水など球形の減速材で妥当性が実証されている必要がある｡計測器の校正

囲み,減速材から特定の点を基準場とする方法などが定数は線源と測定器に固有のもので,同一測定器に対ある｡1 次標準の単色中性子ﾌﾙｴﾝｽ場から 2 次標準のしては校正施設(場所)が異なっていても,測定誤差範

基準減速中性子場へ標準を移行させる方法としては囲内で同一の校正定数が与えられねばならない｡こ

仲介測定器としての中性子ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀの各単色中性のような意味からも,標準の移行手段に使われている子に対するﾚｽﾎﾟﾝｽを前者の 1 次標準場で予め求めて基準測定器は標準機関,各事業所間で定期的に相互比おき,このﾃﾞｰﾀと減速場で求めたｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀの出力の較や校正ﾁｪｯｸすることが望ましい｡

両方から,ﾃﾞｰﾀ解析手法により減速中性子場のﾌﾙｴﾝｽｽ
参ﾍﾟｸﾄﾙを定量評価する｡また別の方法として,ｴﾈﾙｷﾞｰ特

考

文

献

性の異なる複数の中性子検出器を 1 次標準場で予め

1) ISO/DIS 8529

ｴﾈﾙｷﾞｰ特性を校正しておき,このﾃﾞｰﾀと減速場での複for calibrating neutron measuring devices used for

数検出器問の計数率比から減速場の線量当量率と平radiation protection purposes and for determining

均中性子ｴﾈﾙｷﾞｰを,ある誤差の範囲内で評価する方法

their response as a function of neutron energy .

もある｡(1986)

Neutron reference radiations

ＩＲＰＡ会議に参加して
福田洋

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ建国二百年と時を同じくして,ｼﾄﾞﾆｰで開催

ｼﾄﾞﾆｰは初秋とはいえ非常に緑の多い所で,市街地さ れ た IRPA(International Radiation Protection

からすぐ近くにｺﾞﾙﾌ場もある｡これらのｺﾞﾙﾌ場は,日Association)の第 7 回の研究発表会に参加するとと本のように大部分が人里離れた山の中にあるのではもにｵｰｽﾄﾗﾘｱ,ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,ﾏﾚｰｼｱ及び台湾の原子力庁及びなく,普通の通りに面していながら広々としている｡

原子力施設を訪問,見学をしてきた｡

さらに驚くなかれ,1 日のﾌﾟﾚｰ費がわずか 8AUS ﾄﾞﾙ

今回は日本保健物理学会で企画した調査団の一員(約 800 円)と言うことである｡多分ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽと言うとして参加し,全行程は 16 日間であった｡研究発表会

ことで安いのであろうが,ｸﾗﾌﾞｺｰｽであればやはり数の内容や原子力施設の見学等については要旨集や報十ﾄﾞﾙはとられるとのことである｡また,ﾌﾟﾚｰしている

告書を見ていただくとして二,三思い出されることを人の中に日本人が大勢いる事はもちろんである｡こ書いてみたい｡

れはｵｰｽﾄﾗﾘｱに限ったことではないようで,後に訪れｼﾄﾞﾆｰは,4 月とはいっても日本とは季節がまった

たﾏﾚｰｼｱなどにおいても空港への出入りのﾊﾞｽでは,ｺﾞく逆で,秋の 10 月頃に相当する気候である｡しかし,

ﾙﾌﾊﾞｯｸをもった日本人観光客が多かった｡ｳｨｰｸﾃﾞｰに今年のｼﾄﾞﾆｰは例年ならば晴天の続く毎日であるはもｺﾞﾙﾌをする人はいるが,よく見ると小学生や中学生

ずが,我々が到着した日を含めて約 10 日間雨が降りと思われる子供達同士とか,小さい子供と一緒の家族続いたとのことで,ｼﾄﾞﾆｰに 10 年以上在住の日本の方連れなどが楽しんでいる｡またｺｰｽが道路沿いなので,が驚いていた｡発表会期間中も晴天の日は 2 日位しﾌﾟﾚｰ中でも屋台?でｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁにｼﾞｭｰｽを飲みながら一かなく,日に何度かはｽｺｰﾙのような雨が降り,会場へ休みなどという光景もあった｡後で聞いてみると,小の行き来を阻まれたこともあった｡しかし,暑くもな

中学生が遊びやｽﾎﾟｰﾂのために学校を休むのは当た

く寒くもなく日本における 9 月のような気候であっり前とのこと｡もちろん学校へ行く日数が少なくなたので,非常に過ごしやすかった｡

れば落第もあるが,一年位学年が遅れても誰も何とも研究発表会は 1988 年 4 月 11 日から 15 日にかけ思わないとのこと｡またﾌﾟﾚｰ費が 800 円と安いので,てﾋﾙﾄﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ及びｾﾝﾀｰﾎﾟｲﾝﾄｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰの 2

小学生のお小使いでも一日充分に遊べるのであろう｡

ｹ所で開催された｡今回の総発表件数 480 件,うち口頭

このような話を日本の母親が聞いたら何と言うであ発表 151 件,ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ 329 件で非常に盛大であった｡

ろうか｡

ところが,開催前日のﾎﾟｽﾀｰ展示会場はてんやわんや

ｵｰｽﾄﾗﾘｱの人達も日本の受験戦争や勤勉さについであった｡というのも総発表件数の 7 割を占めるﾎﾟｽてはﾏｽｺﾐ等で良く知っており"日本人は働き過ぎでﾀｰｾｯｼｮﾝの展示方法の案内文の中のﾎﾟｽﾀｰのｽﾍﾟｰｽとは"と皮肉も言われた｡第二次大戦中,ｵｰｽﾄﾗﾘｱを唯一枚数について誤解した人が多かったからである｡そ

爆撃した国が日本であり,日本人の捕虜収容所などもれも,ｱﾒﾘｶやｵｰｽﾄﾗﾘｱのような英語圏からの発表にはあったとのことで日本人に対する感情も多様である

誤解は少なく,日本や西ﾄﾞｲﾂなどに多かったようであとは聞いていたが,ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国内に流通する日本製品

る｡それに,会場担当者自身も展示場所がなかなか判に見られる技術水準の高さから日本人に対してそのらないといった混乱もあり到着当日は市内散策どこ

勤勉さは,見習わなければならないと考えているようろか,6 時頃までﾎﾟｽﾀｰ展示を手伝わされるはめとなである｡

った｡しかし,その後の盛大な歓迎ﾚｾﾌﾟｼｮﾝも発表会もｽﾑｰｽﾞに運ばれたのはよかった｡

ごあいさつ
理事長

人事往来
吉田

節生

理事長の交替退任

石川寛(63.4.30)

この度,石川前理事長のあとをうけて,5 月 1 日付で就任

吉田節生(63.5.1)(財)放射線計測協会理事長を拝命いたしました吉田

職員の採用でございます｡就任にあたり一言ご挨拶申し上げま田村務(63.4.1 事業部計測課長)

す｡

横須賀

昇(63.4.1 総務部総務課長)

既にご高承の通り,当協会は昭和 55 年 10 月創立以丸山

達也(63.4.1 事業部計測課)

来満 8 年の歳月を経過いたしました｡当初は主とし

高場

勇一(63.5.1 事業部校正課)て放射線測定器の点検･校正や放射線管理資料の放入江博文(63.5.1 事業部計測課)

射能測定等の業務を中心にｽﾀｰﾄしましたが,その後そ大井

義弘(63.7.1 事業部技術開発室長代理)の公共的使命に鑑み,放射線測定技術の調査及び試験

職員の退職

研究･技術者の養成訓練･放射化分析等の業務を加え,中丸淳(63.3.31 総務部総務課長)

原子力施設の安全性向上に寄与し,公益的目的を果す

本橋治彦(63.3.31 事業部技術開発室長)

と共に社会的要請にもお応えして参りました｡

福田洋(63.4.30 事業部計測課長代理)

この間,科学技術庁委託の放射線測定器の規格化に

後藤

孝徳(63.4.30 事業部校正課主任)

関する対策研究や,電力共研からの放射線測定器校正

倉持彰彦(63.4.30 事業部計測課)の標準化に関する研究をはじめ,各般の分野にわたり取扱った件数や訓練した人員は,昭和 62 年度末現在
で 1984 件,854 人とかなりの数にのぼり,年を追って増加して来ております｡
最近石油や化石燃料の使用による地球温暖化現象
や,発展途上国のｴﾈﾙｷﾞｰ需要の増加傾向に伴い,先進国,特に経済大国日本においては,原子力の平和利用拡大の努力ﾍの期待は益々高まって来ております｡
一方,ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾙ原発事故以来,原子力の安全性に対する不安感が増加しているのも亦事実であります｡
このような情勢の下では,放射線測定器の精度の向上や,取扱技術のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟによるできる限り正確な定
量的測定値の信頼性の確立や,そのための調査研究は,従来にも増して必要になって来ていることは申すまでもなく,当協会に課せられた使命も重かつ大となっているものと思料いたします｡
当協会といたしましても,このような時代の要請にﾏｯﾁした業務を進めると共に,必要な体制をとり,効率化につとめ,原子力の平和利用の一層の発展と安全確保のために,課せられた公共的使命を果すべく努力す
る所存でございますので,一層のご指導ご鞭撻を賜わりますようお顧い申し上げ,就任のご挨拶といたします｡

講座を受講して久保田鉄工㈱小反原発運動と教養講座
谷正

典

数年前に元気象庁技官の某氏が富士山爆発説を提第 27 回放射線管理･計測講座は参加者の殆んどが,唱してﾏｽｺﾐを大いに賑わせた｡御本人は何を意図し原子力発電所関係あるいはそのｻｰﾋﾞｽ機関に勤務す

たのか,それとも妄想に取り憑かれたのかは知る由もる人たちであり,私のようなﾒｰｶｰの人間は珍しいようない｡格好なﾈﾀを得た週刊紙は喜び,気象庁をはじめでした｡従って本来従事している仕事が,放射線を扱とする学者や技術者は大いに迷惑を蒙る結果となっったり,管理するような仕事ではないため,放射線にた｡気象庁などの言い分はり｢今の学問や技術のﾚﾍﾞﾙ

関する意識ﾚﾍﾞﾙもおのずと違い,当初は場違いの所にで,将来の天変地異の発生日時を予測するなどという来たような雰囲気で少し戸惑いを感しました｡

ことは絶対にありえない｣ということである｡また大講義でのﾃｷｽﾄや資料はどちらかと言えば,通り一遍

地震に見舞われた町で,近くさらに強い地塞があるとの説明でありましたが,驚ろいたのは講師の方々のﾚいう流言に惑わされた住民が当局の制止も開かずに

ﾍﾞﾙの高さでありました｡私はよく質問をさせていた避難したというような話は今でも時々聞くことがあだいたのですが,その答えには各講師のﾕﾆｰｸな持論がる｡いかにﾊｲﾃｸの時代とはいえ人間の弱さは昔も今入っており,それまで市販のﾃｷｽﾄで独学しかしていなも変らないような気がする｡｢わかっちゃいるけど心かった私にとっては衝撃的な新鮮さを感じま配だ｣という心理状態もわからないでもない｡

した｡又,実験実習や原子炉の見学等は,生の放原子力とか放射能とかの話は,ﾏｽｺﾐの報道

射能を直接味わうことが出来て,大変有意義での中でもしばしば間違っているし,原子力関それによって今まで遠い存在であった原子炉係の職員でも十分理解していない事柄も多い｡や放射能がより身近なものとなりました｡

まして一般の人達が理解するのはむずかしい｡

私の勤務する事業所では,製品を生産する工そして一度揺れた反原発の波紋は対岸に当っ程において,間接的な作業の一つに放射線検査てもまた折返し,何度も揺れるのはやむを得というものがあり,兼任者を入れても全従業員のない｡

0.5%程度の人間が放射線作業に従事しているにすぎこのような時に昨今の反原発のﾊﾞｲﾌﾞﾙ,｢危険な話｣ないため,その安全管理には余計に気を使わねばならに述べられている,いわゆる問題の数々を,正しく理ないと言えます｡また,放射線に関する社会的意識は,解するためには,最低の基礎知識が必要である｡前回

原発反対運動にも見られるように,反感的意識が強く,(7/18〜7/22)に開催された当協会の｢原子力教養講

一般的に危険視される傾向にあります｡このような座｣は女性も含めて受講者も多く,受講態度にもこれ状況下において放射線の管理者としては,現状の放射まで以上の意気込みが感じられた｡主催者側として線量(法改正により線量当量になる)が,どのﾚﾍﾞﾙであも今までやや不鮮明であった同講座の目標が自ずとるかを正確に測定することが,まず第一であり,その明らかになってきたような気がする｡さらに講座を後に評価･検討･対策を立てねばならないことは言う

充実させるよう努力を惜しまないつもりである｡

までもありません｡また法改正により被曝線量の測
定はますます複雑になるようであり測定技術の向上がよりいっそう必要とされる状況でもあります｡
貴協会の研修講座が,今後一層正しい知識の普及と放射線測定の精度向上に寄与されることを期待致します｡

プロフェッサー

シーベルト

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑの中心

ここの所長は現在 Gunner Bengtsson 氏であるが,街からあまり遠くつい 2,3 年前までは,放射線防護の世界的大御所で,ない,しかし閑静な

長く ICRP の Chairman を務めていた Bo Lindell 先地区にﾍﾞｰｼﾞｭ色の生が所長をしていた｡そしてその先代が,線量当量の煉瓦造りの清禁な単位に名誉ある名前がつけられた Rolf M.Sievert 大

建物の集団が立並先生である｡

ぶ一郭がある｡ｶﾛﾘ

Prof.Rolf M.Sievert(1896-1966)は第一次大戦直ﾝｽｶ病院ならびに後から 45 年間にわたって研究活動を続けたが,彼の関連研究施設の一

最初の重要な論文は 1921 年の医療用ﾗｼﾞｳﾑ試料周辺群がここに集っての一次ｶﾞﾝﾏ線の強度分布の計算である｡これはまたいる｡真四角なﾋﾞﾙ

実験的にも検証され,今日でも通用する精度で評価さﾃﾞｨﾝｸﾞに碁盤目のれている｡彼はこれによって学位を得た｡また 1925

道路といったｲﾒｰ

年ごろまでにⅩ線の防護に関する研究を続け,ｽﾄｯｸﾎﾙ

ｼﾞは北欧の人達の

ﾑの彼の研究所とﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを保った,移動型Ⅹ線測定

趣味に合わないのか,建物の色や様式は統一されてい施設を作り,全ｽｳｪｰﾃﾞﾝのⅩ線量のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ体系を確るが,個々の建物の形や配置はかなり自由に取扱われ立した｡このことはｽｳｪｰﾃﾞﾝを放射線物理学の先進的ている｡この中に国際的にも有名な国立放射線防護地位に高めることになった｡また 1932 年には放射線研究所(National Institute of Radiation Protection)

測定のために新しく考案された,蓄電電離箱法の開発がある｡ｶﾛﾘﾝｽｶ全施設に対して,ほんの一握りの小じと応用に関する有名な論文を”Acta Radiologica”にんまりした研究室といった感しである｡最初に訪問発表した｡彼の業績は応用数学,実験物理学,放射線生したときｽｳｪｰﾃﾞﾝ語の研究所名を確認しておかなか

物学など広い分野にまたがっている｡

ったので,ｶﾛﾘﾝｽｶ病院の窓口で聞いてもなかなかわからず,探すのに苦労した覚えがある｡

彼の関心は次第に放射線の単位や放射線防護の問題に発展し,組織力や管理力を発揮するようになった｡

研究所の機能は日本にたとえれば,科学技術庁放射そして ICRU や UNSCEAR において,鋭い知性と実線安全課の一部,放医研の一部,原研保健物理部の一行力により,今日の放射線防護や医療放射線学のﾊﾟﾀｰ部を合わせたようなもので,見たところｱｶﾃﾞﾐｯｸな雰

ﾝを築く上で大きな貢献をした｡

囲気がただよっている｡職員の人数もあまり多いと今日の ICRP は 1928 年に国際Ⅹ線ﾗｼﾞｳﾑ防護委員は思えないが,ｽﾀｯﾌと話をしてみると,放射防護に関会として発足したが,ｼｰﾍﾞﾙﾄはこの時から 1964 年ましては,国際問題,国内問題,研究,基準作り,規制等々

で ICRP のﾒﾝﾊﾞｰであり,1954 年から 1962 年まではきわめて幅広い活動を行っている｡またｽｳｪｰﾃﾞﾝは,ﾉﾙChairman を務めた｡そして ICRP の Chairman

ﾃﾞｨｯｸ 4 国(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ,ﾉﾙｳｪｰ,ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ,ﾃﾞﾝﾏｰｸ)間問題のEmeritus(名誉議長)の栄誉を与えられた｡

調整について,ﾘｰﾀﾞｰ格として活動しているが,放射線防護においては,たとえば基準作り,緊急時協力等に関して 4 国の面倒をみる仕事もしていると聞いた｡

伊藤直次

昭和 62 年度決算理事会｢研修講座のご案内｣

昭和 63 年 6 月 13 日に表記理事会が開催された｡

放射線管理入門講座

事業報告の主要事項は次のとおりである｡

第6 回

63.10.17(月)〜10.21(金)(1)放射線測定器の点検･校正関連業務では,測定器の第7 回

64.1.23(月)〜1.27(金)特性試験の受注が増加したことが目立った｡

放射線管理･計測講座(2)放射能試料の測定業務では,定常業務の他, 放射性第 26 回

63.11.14(月)〜11.18(金)

廃棄物処理処分関連の試料測定,原子炉解体関連の第 27 回

64.3.13(月)〜3.17(金)試料測定等の受注があった｡またﾊﾞｲｵｱｯｾｲ関係の

原子力教養講座
64.2.20(月)〜2.24(金)第 10 回受注が増加した｡(3)調査及び試験研究業務では,放射線計測器の標準｢放射線管理研修用ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟについて｣

化関連の研究を科学技術庁及び電力関係から受託,

標記の製作と頒布についての昨年のｱﾝｹｰﾄでは,ｺﾒﾝ実施した｡

ﾄ等を含め多数ご回答を頂き有難うございました｡多(4)放射能分析業務では,土壌中の Eu,Cs,Co の定量等行った｡

くの事業所に共通して利用して頂ける内容とすべく製作を進めていますが,完成が大部遅れ本年後半とな(5)技術者の養成訓練では定期講座を予定どおり 9 回実施した｡

る見込みです｡完成次第内容のご紹介をかねご連絡するつもりですので,その節は何分よろしくお願い申以上の事業報告と収支決算報告が承認された｡

し上げます｡
編集後記

第８回放射線計測協議会

前号発刊後半年間に私達を廻る原子力界の動向に

昭和 63 年 6 月 22 日に当協会関連の業界,研究所等

も大きな変化が生じました｡その一つは｢放射線障害からの委員 16 名の出席の下に次の議題について,説防止法｣改正の問題です｡ようやく改正内容が公布さ

明及び討論が行われた｡

れ,64 年 4 月 1 日施行に漕ぎつけた関係者の御苦労は(1)放射線計測協会の現状について伊藤委員大変だったと思います｡しかし未だに論客が集まれ〃ば議論が尽きないほど,多くの問題を含んでいること

沼宮内委員も事実です｡一方放射線計測器のﾕｰｻﾞｰ,ﾒｰｶｰの対応は

議題(3)では,法令改正の問題,中性子の線質係数の敏速で,早くも実効線量当量目盛りの測定器が市場に問題,半導体検出器など新型測定器の問題について解

出廻りはじめました｡当協会にも関連の特性試験等説があった｡とくに法令改正の問題については,国のの依頼が増加しています｡(2)放射線計測協会の技術開発について(3)放射線計測の最近の話題

動向に対する批判的意見も含めて活発な討論が行わ

もう一つの問題は新しいﾀｲﾌﾟの反原発運動の台頭です｡当協会はこの問題で直接対決する立場にはあれた｡

法令改正と協会の校正業務
法令改正を目前にして,ｼｰﾍﾞﾙﾄ目盛の放射線測定器

りませんが,研修業務にはその接点があります｡原子力,放射線等について,正しい知識を普及するため,一層の努力が必要だと痛感しています｡
N.I.

も市場に出始めました｡当協会の校正業務では,ﾄﾚｰｻ
ﾋﾞﾘﾃｨの維持されているⅩ･γ線関係の基準場は従来
どおﾘﾚﾝﾄｹﾞﾝ単位で今後も変りません｡したがってﾚﾝ

放計協ニュース No.3 October.1988

ﾄｹﾞﾝ目盛の測定器の校正は従来どおりです｡またｼｰ発 行 日

昭和 63 年 10 月 15 日

ﾍﾞﾙﾄ目盛の測定器の校正は,基準場に換算係数(ｴﾈﾙｷﾞ

発行編集（財）放射線計測協会

ｰの関数)をかけて周辺線量当量を求め,これを基準に〒319-1106 茨城県東海村白方白根 2-4

して行うことになります｡

TEL 029-282-5546 FAX 029-283-2157
ホームページ http://www.irm.or.jp