想 像 以 上を、想 像してください

誕生、KH-7700
デジタルマイクロスコープの新しい可能性

本 社〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-15-17 Tel 03-3311-9911 Fax 03-3311-7722
大 阪〒577-0013 大阪府東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル7F-B Tel 06-6743-3328 Fax 06-6743-3329
名古屋〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル9F Tel 052-218-1702 Fax 052-218-1703

Hirox Co.,Ltd. http://www.hirox.com
2-15-17 Koenji Minami,Suginami-ku,Tokyo166-0003,Japan
Tel:(+81) 3-3311-9911 Fax:(+81) 3-3311-7722 E-mail:tokyo2@hirox.com■お問い合わせは

Hirox China Co.,Ltd. http://www.hirox.com.cn
Room 809, 8th Floor, Fortune International Plaza, No.43 Guo-Quan Road, Shanghai 200433, China.
Tel:+86-21-6564-7772 Fax:+86-21-3362-5017 Email:info@hirox.com.cn

Hirox-USA Inc. http://www.hirox-usa.com
100 Commerce Way, Hackensack, NJ 07601
Tel:(201)342-2600 Fax:(201) 342-7322 Toll-Free:(866)HIROX-US E-mail:info@hirox-usa.com

Hirox Korea Co.,Ltd. http://www.hiroxkorea.com#719 Metrokhan Bldg, 1115 Bisan-dong, Dongan-ku, Anyang-city, Gyeonggi-do,431-058, Korea
Tel:+82-31-385-1130 Fax:+82-31-385-9730 E-mail:bgkim@hiroxkorea.com
Hirox Asia Ltd. http://www.hirox-asia.com
Unit 826, 8/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Tel:+852 8198-9679 Fax: +852 3015-7657 E-mail:info@hirox-asia.com
Hirox Europe http://www.hirox-europe.com
Jyfel, 9 rue des Gantries, F-69130 Ecully, France
Tel:+33 426 25 03 40 Fax:+33 426 23 68 13 E-mail:info@hirox-europe.com

本書の内容はお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

PHP-0912-C007-F_

1
創造的進化
デジタルマイクロスコープKH-7700
世界初ビデオマイクロスコープの開発から20年余、常に最前線に立ち、拡大観察と画像表現の未来を切り開いてきたハイロックスには、先駆者としての使命があります。
“見えなかったものが見える”その感動をお届けすること。そしてなにより、もっと

2
3
4

自由に、誰でも簡単に、最適な観察が行える環境を提供すること。
「観察」から「計測」「解析」「記録」「管理」「出力」まで、すべてに最高性能を追究した多彩な機能の数々が、滑らかに心地よく連携して実現した想像以上の一体感。
デジタルマイクロスコープのまったく新しい可能性、KH-7700の誕生です。

5
6
7
8
9
10

Unique Concept
きめ細かく追究された使いやすさ

P04

Superior Optics「積極的な観察」で被写体に挑む

P06

さらに被写体に迫る「独創的光学系」

P08

その視野、全周囲360°

P09

Quick Operation
滑らかに連動するオート機能

P10

Revolutionary 3D View
卓越した動画性能で実現するリアリティ

P12

立体形状で撮る、測る、だから解る

P14

全焦点画像で被写体をとらえる

P16

被写体の表情を発見する多彩な機能

P17

広視野でありながら高解像度を実現

P18

Perfect Image
明暗の強い被写体もありのままに表現

P19

夢を実現した新機能の数々

P20

直感的でスムーズな操作感

P22

画像の最適化をもっと簡単にする便利機能

P24

その他の画像調整機能

P25

Advanced
見えなかったものが見える

P26

Applications
サンプル画像P28

System Configuration
システム構成図P30

Friendly
もっと「やさしく」なる拡大観察

P32

Specification
仕様

P33

MXレンズシリーズ（MX/G）P34

ST-Gスタンドシリーズ

P35

コンパクト高解像度CCDカメラ
最先端のUXGA（1200×1600）を備えた
2メガピクセルCCDカメラを搭載
USB

LAN

PICTBRIDGE※デジタルマイクロスコープKH-7700の標準機器は、KH-7700本体、カメラケーブル、AC電源ケーブル、
マウスです。
その他の機器は全てオプションとなります。
PAT: 特許第3113375、特許第3119455、特許第2512300、特許第2512299、特許第1750384

02

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

03

オート制御が高精度と簡単操作を両立
誰もが簡単に安定した拡大観察を行えるように、フォーカス制御はもちろん、マルチフォーカ
スや3Dプロファイリングまで、高精度のオート機能を多数搭載（P.10）。
Z軸のオート制御により、わずらわしいピント合わせから開放されることはもちろん、サブミク
ロン領域のピント合わせまで簡単正確に行えます。
新搭載されたACS機能（P.11）は、レンズ倍率に応じて校正値を自動で選択、さらに被写界深度に応じてZ軸の移動距離をオート調整します。

複雑な操作は、もう必要ありません1

U n i q ue C oncept

き め 細かく 追究された使いやすさ
すべてのユーザーに快適な観察環境を提供したい、
その思いから、細部まで追究されたやさしい操作感。
実際に触れてみてください、
デジタルマイクロスコープのイメージが変わります。

ユーザーフレンドリーな表示機能や操作感で革新的機能の数々を簡単コントロール（P.22）。
多彩な機能と拡張性を誇るKH-7700は、さらに細部にわたって使いやすさが追究され、観察作業にかかる時間を短縮し、ストレスのない環境を提供する機能が満載です。
アイコンやサムネイル表示を駆使したユーザーインターフェイスで、デジタルマイクロスコープ
を操作していることを忘れてしまうほど、直感的な拡大観察を可能にします。

もっと「 やさしい 」デジタルマイクロスコープへ
KH-7700によって実現された、「すべてのユーザーに快適で心地よい観察を」というハイロックスの理念。ユーザーのストレスを低減し、効率的な作業をサポートすること。人間工学的な優位性によって、ユーザーの肉体的負担を軽減すること。つまり、デジタルマイクロスコープに快適性能を追究すること。それは最先端のデジタルマイクロスコープに、人が操作するものとしての自由度、心地よさ、そして楽しさを追究することです。

04

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

05

RA値86以上、KH-7700専用に設計開発された「ハイロックスランプ」

2

ーカーとゼロから設計開発したKH-7700専用メタルハライドランプ。一年にわたる開発期間の末、120﹇光の強さ﹈

高い演色性と長寿命を実現するために、ランプメ

スペクトル分布グラフ

ハロゲンランプ（RA値 30）

■

400

450

500

550

600

650

700

750

［波長］

RA値

RA値とは、光源による色の再現性を示す平均演色評価数のことで、
演色評価カラーチャートのそれぞれについて、自然光を用いた場合なればなるほど自然光を基準に設定されています。

の見え方と比較し、その違いを平均化したものです。色の見え方がいRA値を誇るハイロックスランプは、まさに最先端のデジタルマイクロスコープに最適な光源といえるでしょう。
さらに「ランプは消耗品」という概念を打ち破る平均4000時間という長寿命を実現したハイロックスランプは、
優れた経済効率も実現しています。

拡大観察の真髄はやはり、レンズや照明の光学性能にあります。
「長い作動距離（WD）」「深い被写界深度」という特長で、卓越した光学性能を誇るハイロックスレンズが、被写体のありのままの姿をとらえます。

40

CCDカメラの分光感度の特性はカメラが高性能に自然光に極めて近い色温度（5460K）をもち、高「積極的な 観察」で被写体に挑む

60

0間以上という効率性能を達成するメタルハライド
ランプが完成しました。

ハイロックスランプ（RA値 80以上）

80

20

RA値86以上という高演色性と、平均寿命4000時

Superior O ptics

太陽光（RA値 100）

100

ハイロックスランプ（60W メタルハライドランプ HS-SL7）

自然光で見た場合とまったく同じであればRA値100となりますが、一般に80を越えると演色性が高いといわれています。色温度3000K
程度のハロゲンランプではRA値は30程度、高演色タイプといわれるものでも60程度です。また、たとえ同じ色温度でも演色性によって色の見え方は異なります。
■

高輝度60Ｗの省電力で、100Ｗハロゲンランプよりもはるかに可視光が強い発光効率を実現しています。
■

高演色性

可視光領域内においてまんべんなく波長をもち、きわめて自然光（5000K〜6000K）に近い5460Kという色温度をもちます。一般的なハロゲンランプは3000K程度、RA値は30〜60点程度です。
■

安定性

減色せずステンレス照明絞りによる調光をおこなうことで、不変の色調を実現。光束の安定、色バランスの維持にも抜群の性能を発揮
します。
■

長寿命

平均約4000時間という使用寿命を実現したメタルハライドランプを採用。理論値の計算上、毎日約3〜4時間作業しても、約3〜4年は交換不要です。

抜群の作動距離（WD）と被写界深度

光学ズームを思いのまま自由に操る

最適な収差補正のために、数値やスペックで測り一本のレンズで幅広いズームを可能にするハイロ

きれない微妙なバランスの追究が、「長い作動距

ックスレンズ。光学アダプタの交換によってさら離（WD）」「深い被写界深度」「高倍率でも確かなに高い倍率を得ることも可能です。

コントラストを得る高精度分解能」といったハイ

深い被写界深度というハイロックスレンズの特長は、ロックスレンズの特長を実現しています。紫外線

まるでユーザー自らから赤外線まで広い波長に対応した蛍石を使用し被写体の世界に降りたレンズは、高い色彩再現性を可能にしています。

てゆくような操作感で、被写体のありのままの姿をとらえるために、ハイ

自由度の高いズーム

ロックスレンズが積極的に迫ります。

を実現します。
さらにACS機能付き
ズームレンズ（P.11）
なら、内蔵されたク
ラス最小サイズの高感度センサが、倍率を変更した際の校正値を自動で選択、正花粉 100倍［浅い被写界深度］

確かつ効率的に思い

花粉 100倍［深い被写界深度］のままズームを操ることが可能です。

■ 作動距離（WD）

2016シリーズにおいて最大160倍で 44mm（WD）
5040シリーズにおいて最大400倍で 63mm（WD）
10Cシリーズにおいて最大7000倍で3.4mm（WD）

ACS機能付ズームレンズ
MXGレンズシリーズ 2016Z／5040RZ／10C※イラストはイメージです。

06

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

07

2

多彩なアダプタのラインナップ

側面状態まであますところなく観察

レンズと照明による光学技術によって取り込んだ一方向からの固定視野による観察の限界を超えて、画像が、それだけで十分観察に値するコントラス

被写体を実際に手にとって観察するように、自由トを持っていること、微小な被写体に意図をもっに形状を把握でき、被写体の大きさにも左右されて照明すること、それはどんなに画像処理技術がないスピーディな動画観察を可能にしたロータリ

発達しようとも変わらない画像観察の真髄です。

ヘッド。全周囲を死角なく的確にとらえる、立体「被写体のありのままの姿」
を光学的にとらえること。

的なリアルタイム観察です。

そのために、長年の試行錯誤を経て開発されたのが、独創的なレンズ・照明アダプタの数々です。

S uperior O ptics

ハイロックス＝レンズメーカーの設計したデジタ
ルマイクロスコープのための豊富なアダプタが、他の手段を圧倒する表現を可能にします。

さらに被写体に迫る「独創的光学系」※イラストはイメージです。

レンズメーカーとして、ユーザーと直接向い合いながら、
カスタムメイドの光学系を製造してきたハイロックス。
被写体を、光学技術によってとらえることへのこだわりが、豊富なアダプタ・ユニットのラインナップとして結実しています。

55°
25°
ミラー角度が25°〜55°可変します。

そ の 視 野 、 全 周囲3 6 0 °被写体の世界を自由自在に、まるで歩き回るように探索する。
シンプルな機構設計が被写体との一体感を実現します。

ロータリヘッド
観察環境に合わせた多彩なシステムユニット
あらゆる観察環境に対応して、積極的なシステムの提案を続けてきたハイロックス。
ニーズに合わせたシステムユニットで、KH-7700の性能を最大限に引き出します。
■ BGAレンズユニット

BGA観察専用のレンズとして様々な特殊機能を持つことで、実装されたBGAや半田ボール接合部を非破壊で観察することが可能です。光学系が前方クロスフォーカスになっており、最小0.9mmの隙間があれば有効。最小0.2mmのチップ基板部からBGAの画像をとらえます。
＜システム構成＞
BGA レンズ（MX-BGAZⅡ）+ ST-G シリーズスタンド■ 微分干渉ユニット

ける方法や、被写体を回転させる方法では、微小な被写体、大きな被写体などの観察において限界がありました。またその際、観察視点の軸の移動により、特に高倍率観察においてポイントを見失
うこともありました。
ロータリヘッドは、ズームレンズにロータリヘッ
ドアダプタを装着するだけで、被写体の側面状態まであますことなく観察が可能です。球体・粉体の表面や、電子部品の側面、セル状の複雑な被写体観察などに対しても、レンズ自身を傾ける必要がないので、ピント調整の必要もなく、省スペー

プリズムによる分光線により、通常では検出できない平滑表面のわず
かな凹凸の観察に適しています。液晶開発分野においては、電極の圧痕検査などに使われています。

スかつ正確な3D情報で自由に被写体形状が把握で＜システム構成＞
微分干渉レンズ（MX-180DIL）+ ST-G シリーズスタンド

ニュートン1色以内という高レベルの検査基準を通■ クリスタル透過ユニット

光軸に対して高い精度を誇ります。深い被写界深度、

通常の照明では見えない透過サンプル（比較的大きなもの）の内部の屈折率、組織の方向などを、色により観察可能にします。
＜システム構成＞
クリスタル透過ユニット（AS-BP）+MX（G）-10C（対物レンズ付）+ST-Gシリーズスタンド

08

それまで観察において一般的だった、レンズを傾D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

きます。

QFPフィレット 30倍（観察視点角度45°）［半田塗れ状態］

過したミラーを使用。光学系の回転する芯精度はダイナミックな機構、そして抜群の動画追従性、
まさにハイロックスの独自技術を結集して実現したアダプタです。

角度・回転方向・回転速度も簡単制御

360°回転するプリズムを垂直方向に25°から55°まで稼動させることにより、自由自在に被写体をとらえることができます。回転方向や回転速度も、ボタンひとつで簡単に制御が可能です。また、5040レンズシリーズなら、ロータリヘッドアダプタの装着もワンタッチ。片手ですば
やく着脱がおこなえるので、瞬時に2Dから3Dへ移行することができます。

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

09

3

マウス操作とフォーカスブロックの連動

もう間違えない、それが「ACS機能」

マウスホイールを動かすだけで、Z軸を制御してクラス最小サイズの高感度センサをレンズに内蔵。

フォーカスをあわせることができます。それによ

倍率を変更した際の校正値を自動で選択し、画像

り手動では困難だったサブミクロ

計測や記録時の校正値の誤選択を確実に防止しま

ン単位の微動調整もす（ACS機能）。

可能になりました（マ「計測はしたが校正値を間違えた」という失敗はウスホイール1ノッ

ACS機能のもとではもう起こりえません。

チ/0.25μm）。いま

また、レンズの被写界深度と倍率に応じてZ軸の移まで手動で調整して動速度も自動で最適化。高倍率での移動速度を自きた作業を、すべて動に調整してくれるので、ピント合わせや確認が手のひらに完結させ、よりスムーズです。マルチフォーカスする際には、モニタを見ながらのマウス操作だ

Quick Operation

レンズ倍率や被写界深度の情報をもとに、合成枚

けで、倍率変更やフォーカスしたいエリアの指定数を自動設定するガイド機能が有効です。

などをおこなうことができ、合成・解析に思いの高度な観察のために逐一わずらわしい操作はもうまま取りかかることができます。直感的な操作で必要ありません、正確で鮮明な観察はACS機能に実現するストレスのない観察をぜひ体験してくだ

よって驚くほど簡単に実現します。

さい。もちろん、専用コントローラや手動調整も並行しておこなうことが可能、作業の幅は環境にあわせてひろがります。

滑らかに連動するオート機能

AMF3D合成機能（オートマルチフォーカス3D合成機能）、APS機能（オートポジショニング機能）、
ACS機能（自動校正選択機能）、
3つの最新技術で実現した高度な連動性。

フォーカス制御、観察、計測、解析、
データ管理がすべて連続的に繋がる

Z軸モニタによる「リアルタイムフォーカスサーチ」

拡大観察の要であるフォーカス制御をフルオート

フォーカス制御をもっと簡単にするZ軸制御モニタに連動させるKH-7700のシステム。

のパレット表示。Z軸の位置が一目で確認できるだ

フォーカス値を高さ情報などと同時に得られるため、けでなく、マウス操作でフォーカス制御がおこな

オートフォーカスはもちろん、計測機能、マルチ

えます。Z軸の移動中にフォーカスポイントを自動フォーカス3D合成、3D&2Dプロファイル合成、ポで記憶。ワンクリックで瞬時にピントがあったポイント高さ計測、面積・体積計測機能、などの多イントに移動します。高倍率でも簡単にピント調様な機能を、作業を止めることなく連動しておこ整ができるほか、ボトムリミット設定ボタンをなうことができます（AMF3D合成機能）。

使ってZ軸移動の下限を設定することも可能です

また、自動で校正値を選択するACS機能は、レン（APS機能）。「ボトムリミット」、「基準位置」、

ズからZ軸、コントローラまでをマウスを持つユー「任意のメモリ地点」にワンクリックで戻ること

ザーの手の中に完全に一体化。倍率変更からZ軸・ができ、オートフォーカスからZ軸の移動まですべフォーカス制御まで、ひとつひとつの作業を別々てこのパレット上で操作可能です。Z軸制御モニタにおこなう必要はありません。細部まで追究されによる滑らかな連携が、観察効率と直感的な操作たオート機能が、拡大観察をもっと快適にします。

性を飛躍的に高めます。
※写真はイメージです。

10

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

11

ダブルフリップ方式による30f/s相当のリアルタイム動画
動画性能は、高精細な追従性と、モニタ上でリア状の変化を動画録画する、すべてがこの卓越した動画性能によって実現しています。

ルタイムに出力するためのライブ画像の出力精度■ ダブルフリップ方式（DFM）にかかっています。

を可能にした方式。

ライブ画像に画像の乱れがあっては長時間の動画
観察や、観察ポイントの探索は困難です。肉眼で見ているような、「ストレスのない動画観察」を実現するフレームレートは、KH-7700の開発において試行錯誤が繰り返され、その結果、画像の追従性が飛躍的に高まりました。
これまで動画観察の限界と思われていた15f/sの画像出力をさらに超越し、高品質の画像と臨場感と高画素画像を2つのメモリに書き出す事により、リアルな画像出力

UXGAプログレッシブ方式による再生
プログレッシブ方式によってスキャンした、ちら
つきのない画像をUXGA高解像度モニタに鮮明に映し出します。
ピント合わせやズームの多用、被写体を移動させたり、動画録画したり、という作業においても、いう条件を両立させたのが、新開発カスタムICに残像や色ずれをおこすことなく再現します。

より30f/s相当の画像出力を実現したダブルフリッ■ プログレッシブ方式

プ方式（DFM）です。
ポイントを探す、計測する、プロファイルする、

4

ロータリヘッドで360°リアルタイム観察する、形

1回の画像表示を1回の走査でおこなうこと。インターレース方式と比べて画面上のちらつきやにじみを抑えた方式。

R evolutionary 3 D Vi e w※写真はイメージです。

卓越した動 画 性能で実現するリアリティ
コマ落ちせず、残像による乱れもない動画の追従性。
革新的な技術によって実現したハイロックスの動画性能は、
つまり徹底してリアルなのです。

滑らかなライブ画像が生む
動画観察の臨場感

12

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

大容量160GBの
HDD（ハードディスク）搭載
高解像度静止画像をその場で保存することはもちろん、160GBの大容量だから動画保存も容易です。

静止画像だけからでは決して得られない被写体全タイマ設定を使用した長時間の経時変化の保存観体のあますところない情報。それを得るには滑ら察や、ロータリヘッドによる360°死角観察の動画

かな動画観察が不可欠です。ギクシャクした動きを簡単に保存再生することができます。保存したのライブ画像を、動画と呼ぶことはできません。

精細な高解像度画像を、そのまま即座にCD、リアリティを追究した動画性能だけが限りなく自

DVD、USBメモリなどのメディアに書き出すこと然な観察を実現するのです。

も可能です。

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

13

3Dプロファイル

2Dプロファイル

画像と同時に取り込まれた高さ情報により、任意被写体を垂直に切断した断面をプロファイル表示のラインの高さプロファイルデータを作成します。

して計測が可能です。

測定ライン上の高さ、幅、凹凸をグラフ表示。プ

3Dプロファイルへの切り替えもスムーズで、2Dプ

ロファイルグラフと画像表示エリアの連動によっ

ロファイル上で選択したラインは、そのまま3Dプて、どこをどのように測定しているのかを直感的

ロファイルに移行します。複数の計測ラインが同に把握することが可能です。表示中の断面の高さ時に設定可能、断面プロファイルの比較も、よりや幅を波形で示し、スライサに共通のプロファイ

簡単になりました。

ルマークによって、どの方向の断面が表示されているのかを視覚的に認識することができます。
２次元画像ではわからなかった形状が視覚的に認識でき、正確な解析と、説得力のある画像が撮影できます。
また様々な表示機能を備えることで、立体形状ならではの臨場感ある形状把握が可能です。

ICバンプ形状

4

実装積層セラミックチップ抵抗

200倍

R evolutionary 3 D Vi e w

2000倍

平面補正
3D表示の傾いた面が水平になるよう傾きを補正します。
傾いた被写体に対し高さの違いを擬似カラーウインドウで表示。想定される平面箇所をマウスで指定するだけで、水平な3D表示に変換します。

3D画像化した情報により、任意のライン高さプロ
ICポッドボンディング部

2000倍

ファイルデータを作成します。ユーザーの声に応え、この度、角度計測機能の向上とプロファイル
上でのR計測機能を追加しました。
平面傾き補正前

平面傾き補正後立体形状で 撮る、測る、だから解る

多彩な表示形式と、豊富な3D計測機能で、思いもよらなかった被写体の表情を発見。
被写体の様々な表情を立体形状であますところなく把握します。

※写真はイメージです。

14

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

15

マルチフォーカス3D合成

ポイント高さ計測

体積・面積計測

スライス状に画像を取り込むことによって、凹凸

2D画面の任意の位置にマウスを動かすだけで、リ対象物を任意の高さで水平に切断し、指定した断のある被写体でも、全焦点画像を合成することがアルタイムで高さを表示。クリックひとつで計測

面の面積と、断面より上側（または下側）の体積できます。画像を取り込む高さ位置について詳細

値のラベルをメモのように貼りつけることが可能を求めることができます。計測範囲をカラー表示

な設定が可能で、取り込む枚数を指です。計測リストパレットに自できるので、計測範囲のイ

定するだけで、簡単にUXGA大画面動で表示して編集することもでメージを画面上で確認しなでの深度合成が可能です。

きます。複数地点の高さを手軽がら面積・体積を計測する

フルオート合成、セミオート合成、に計測できるほか、報告書用のことが可能です。

マニュアル合成、合成スピード、合画像を簡単に作成できます。

成タイプ、合成形状、などの合成設定を選択することができ、複雑な形状の被写体や様々な観察環境に応じて、最適な合成方法を選択することができます。
Z軸のオート制御により、わずらわ
しいピント合わせをすることなく、高精細の深度合成が可能です。
基盤実装 パッド部 半田 400倍
［画像合成表示］

ICパッドボンディング部［3D画像表示］

42500倍

0402積層セラミックパッド 200倍R evolutionary 3 D Vi e w

被 写 体 の 表 情 を 発 見 す る 多 彩 な 機能
一面的な画像では気が付かなかった被写体の隠された表情。
様々な3D表示計測機能で、より繊細な観察が可能です。

ICバンプ部 2000倍［ワイヤーフレーム表示］

全 焦点画像 で被写体をとらえる
凹凸のある被写体でも高精度の合成技術で被写体の表情をしっかりとらえる。
オート制御の3D合成なら正確で効率的な観察が可能です。

多彩な3D表示
3D表示の表示方法も様々に用意されています。死角部分の形状を把握できるワイヤーフレーム表示、

自動位置合わせマルチフォーカス3D合成の際、環境条件により、ピントを合わせる高さを変えていくうちに視野範囲にズレが起こる場合、チェックマークを付ける

S-HDR3D合成機能
暗い部分と明るい部分を持ち合わせる被写体に対3D合成処理では、指定したマッチング位置の画像

し、露出の異なる画像を複数枚取込み統合処理しデータを比較して、位置ずれ量を算出し補正します。

ながら3D構築することで極端な明暗領域の含まなマッチング数やマッチング位置を選択して、補正

い見易く鮮明な3D画像にします。

の精度を調整することが可能です。

3D合成（ドリル先端部）

16

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0ことで合成画像を自動補正します。

HDR3D合成

切削バイト 60倍
［位置自動補正前］

ICバンプ部 2000倍［疑似カラー表示］

真上からでは分かりにくい被写体の高低差を一目瞭然にする疑似カラー表示や、座標軸表示など多彩な表示方法で、見逃しやすかった被写体の表情をとらえます。

ICバンプ部 2000倍［テクスチャー表示］

切削バイト 60倍
［位置自動補正後］

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

17

5

「報告書作成機能」
で即座に書類を作成

P erfect Im age

報告書作成機能を利用して書類を作成すれば、画像や画像情報はもちろん、コメント、図形を自由に書き込むことができます。
一度作成した報告書をテンプレート化して保存することが可能。作成した書類は、PCを経由しなくてもUSB接続でPict Bridge対応プリンタにダイレク
ト出力ができます。観察・計測といった作業からそのまま作業を止めることなく作成できるので、報告書として使用するだけでなく、作業中のメモや指示書の作成ツールとしてもとても便利な機能

夢を実現し た新機能の数々ユーザーにとって本当に便利な機能とは何か。
考え抜かれたユーザー視点で夢を形にした、本当に役立つ新機能。

です。

画像情報をファイルに自動保存
画像を保存した際のカメラ設定や日時などの情報を、
JPEG（.jpg）
ファイルそのものに自動で記述します。
明るさやシャッタースピード、ゲイン、ホワイト
バランスなど、保存した画像からいつでも確認することができます。報告書作成機能で書類を作成する際にも、容易に画像情報を添付することが可能です。

クリーム半田 300倍

画像情報

［画像と画像情報をJPEGファイルに自動保存］

最高3000万画素の高解像度静止画取り込み
観察目的にあわせた解像度（400/800/1600/3000
万画素）が選択可能です。ファイルサイズを適正にすることで、無駄な時間コストを削減します。
独自のデジタル技術により、画像を劣化させず維持するノイズリダクションを実現。最高6400×
4800サイズの高解像度取り込みが可能です。高品
位な画像をあますところなく表現する3000万画素相当の画像保存で、緻密な質感を忠実に再現します。

思いのまま全焦点画像を合成「ハンディ合成」
手動操作でスタンドのダイヤルを回してレンズを

画像情報
設定内容表示上下するだけで、簡単に対象物全体にピントが合校正値変更時パスワード対応

った画像（全焦点画像）の合成が可能です。
操作アドバイス表示が合成の進行状況を分かりやすく表示。スルー画像を観ながら、表示されるア
ニメーションの更新のタイミングに合わせてダイ
ヤルを回せば、ハイクオリティなハンディ合成の完成です。

「画像比較機能」
が差分を自動で判定

複数の方々やさまざまなシーンで活用するにあた
り、計測の基軸となる校正値データは管理者のみ

新開発画像処理エンジン搭載で、類似する2種類のが設定や変更ができる

被写体の差異を自動検出。比較したい部分がどこように“パスワード”でにどのくらいあるかを検出、差分画像とその面積

管理できます。

も自動判断します。
例えば、良品対象物の画像を登録しておき、他の対象物と比較して、汚れ、欠け、異物、キズなど

ウェハー 60倍を検出、比較画像を利グローバル対応／ 6 ケ国言語メニュー

用して静止画録画や報日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア

告書の作成が可能です。

語、スペイン語の6ケ国の言語に対応しました。

判定結果のデータベー

メインユニット起動時やス化によって、容易に

メインメニュー内のアイ

良品・不良品を比較判

コンクリックで選択する

定でき、検査の質の安ことができます。

定、効率に貢献します。
30メガピクセル

20

D I GITAL MICR OS COP E K H - 7 7 0 0

2メガピクセル

古い象牙彫刻宝飾

20倍

スタンド用Tネジ 60倍

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

21

洗練されたユーザーインターフェイスで豊富な機能の数々を簡単操作「ギガビットイーサ」+「USB2.0 ポート×6」

多彩な機能と幅広い拡張性を誇るKH-7700は、さガビットイーサを採用。

多様化するデバイスに対応してKH-7700は高速ギ

らに細部にわたって使いやすさが追究され、観察標準的なLAN規格と比べて格段に転送速度が高速作業にかかる時間を短縮、ストレスのない操作性になりました。また、USB2.0のポートを6機搭載を提供する機能が満載です。思いのまま直感的にしており、周辺機器との連係によって拡張性はさ作業をおこなうことで、誰でも簡単に高機能のらに高まります。6機もあるUSBポートが、拡張機数々を使いこなすことができます。

器に十分対応します。

プリンタに接続してそのまま印刷

5

Pict Bridge対応プリンタを直接USBケーブルで接続。
PCを経由しなくてもその場でダイレクトプリントが可能です。パソコンへのデータ転送やアプリケ

P erfect Imageーションソフトが不要です。
USB

LAN

PICTBRIDGE

直感的でスムーズな操作感

先進的なオペレーションシステムを実現したKH-7700。
ゼロからデザインされた視覚的ナビゲーションが、すべてのユーザーを拡大観察のエキスパートにします。

保存画像を管理「ライブラリプレビュー」

最適な補正も簡単調整「カメラプレビュー」

保存した静止画・動画は、すべてライブラリ画面

プレビュー画面を見ながらカメラ設定のパターン

で一覧表示することができます。

を簡単に選択調整することができます。

画像はサムネイル（縮小画像）表示されるので、ガンマ補正、エッジ補正、色補正、ハレーション

マウスホイールで「リアルタイムズーム」「カスタムメニュー」でアイコンを登録

スピーディに保存画像を確認することが可能です。

軽減調整などが必要なとき、わずらわしい操作やレンズ倍率の変更やレンズ交換をしなくても、マ

多数の機能の中から、よく使うメニューアイコン

静止画はもちろん、動画や3D画像までプレビュー

設定をしなくても、簡易的な設定による数種類のウスホイールを回すだけで自由自在にズームがでだけをカスタマイズメニューバーに最大20個までして表示。類似した画像の中からでも、探してい補正画像を候補としてプレビューします。

きる機能です。独自のデジタル画像処理アルゴリ

登録することができます。フルメニューから機能

る一枚がすぐに見つかります。

ガンマ補正、エッジ補正、色補正を組み合わせて、ズムにより、被写界深度を保ったまま、観察ポイを探す手間が省け、また、アイコンをお好みの順

新規のフォルダを作成して分類したり、CD/DVD

自動で8種類の画像を表示する「カメラプレビュー」

ントを拡大することが可能です。

番に並べて作業手順を順列化することも可能です。

に書き込んだり、ネットワークに接続したり、と、各補正をそれぞれ調整して画像表示する「詳細またナビゲーションウィンドウで画像全体をリア

メニューバーそのものを最小化してアイコンにす

USBメモリなどの外部ストレージにコピーしたり、

カメラプレビュー」の2通りのプレビューをご用意。

ルタイムに水平移動することも可能。高倍率時にることも可能ですので、観察の邪魔にもなりません。

といった作業も、すべてライブラリで視覚的に確

画像処理ソフトなどを使った面倒な調整なしで、観察ポイントを見失っても、即座に戻ることがで認しながら、一括しておこなうことができます。

最適に補正された画像が得られます。

きます。

更に、登録したメニュー（12個）に関してはキー
ボードの“F1〜F12”のファンクションに割り当てら
れ、ワンクリックするだけで行いたい機能を即実行できます。

ドリル先端部

200倍

人工水晶体

300倍

ユリの花

マクロ撮影
※写真はイメージです。

22

D I GITAL MICR OS COP E K H - 7 7 0 0

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

23

5

P erfect Im age

ノイズ除去
画像の粒状の乱れを目立たなくしたいとき、輪郭画像の最適 化をもっと簡単にする便利機能

その他の画像調整機能を保ったままノイズを低減することができます。

専門的な知識なしで画像を最適化。
鮮明画像の追求に挑む。

能です。

4段階の設定があらかじめセットされており、領域を指定したポイントのみ効果を使用することも可

タイマ録画
ユーザーがその場にいなくても、オートタイマに最適な観察結果を得るための操作に時間をかける必要はありません。
高精度になった便利機能ですぐに目的の結果が得られます。

よって一定の間隔で静止画を保存。
ランプ省電力機能を利用して、必要なときだけランプを点灯させることがでるので、ランプ寿命を気にすることなくタイマ設定が可能です。

新バックフォーカス･リングを採用してさらに進化したカメラ

豊富な計測機能「ライティング機能」
で際立つ立体感

被写体の長さや面積、角度などを様々なスタイル

3D表示の立体感を強調したいときに、データ上で

指先でピンを緩めるだけで、バックフォーカス固で測定することが可能です。マウス操作ひとつで、照明をあてることが可能です。

定・可動と即座に切り替えが可能です。

画面上の被写体をリアルタイムに計測します。

照明の方向を自由に変更することで、目的に合わ

バックフォーカスを固定した高精度な計測が可能

実寸値だけでなく、はじめに基準となる長さを指せた最適な画像を表示することができます。微細になるとともに、バックフォーカスの可動による定しておくと、計測した際にその計測結果が基準

な表面形状の観察などに有効な機能です。

幅広いレンズへの対応が可能です。

に対してどの程度の比率なのかをパーセント表示

また、ファイバーの着脱によって様々な照明に対します。高さ測定は、オート高さ計測と手動高さ応が可能。レンズを変えてもわざわざ新たなファ計測の両方が可能、あらゆる被写体にたいして幅イバーを付け替える必要はありません。ファイバ

広い計測バリエーションがセットされています。

ーをそのまま差し込むだけで、すぐに次の観察をまた、計測リスト表示では、そのまま数値データ

はじめられます。作業性の向上はもちろん、専用をCSV形式にして保存可能。一般的な表計算ソフ

ファイバーが不要なのでコンパクトな収納が可能

トでそのまま活用することが可能です。

ダイヤモンドホイール 800倍
［水平角0度、仰角90度］

画面分割表示
画面分割表示なら、複数の画像を同時に比較することができます。上下左右2分割、4分割/9分割/16分割の5通りに画面表示が可能。分割画面のうちのひとつにはスルー画像を表示することができるので、観察ポイントを探す際などにも有効です。

動画にも対応した「リアルタイム反転 / 回転」

です。

静止画のみならず、動画のリアルタイム反転/回転を実現。被写体を動かすことなく観察する向きを調整できるので、微小な位置あわせや角度あわせなどがマウス操作だけでおこなえます。
レンズによる反転も即座に正対表示することが可能です。

「ユーザーモード」でパラメータを登録
カメラ設定のパラメータを最大16種類まで登録して保存することができます。

は、強い光がレンズに飛び込んで乱反射し、白くぼやけて見えることがあります。
KH-7700なら、ワンクリックでハレーションを除去して取り込むことが可能。照明の調整にかかる
計測リスト表示

時間を大幅に短縮します。

高精度になった「二値化」表示

24

D I GITAL MICR OS COP E K H - 7 7 0 0

チップ抵抗 50倍
［アンチハレーション取込画像］

調整したパラメータを登録しておけば、以後はフロントパネルのユーザーモード

金属、ガラス、半田、鏡面など反射の強い被写体

チップ抵抗 50倍
［通常画像］

同様の条件で被写体を観察する場合などに、一度

ダイヤモンドホイール 800倍
［水平角120度、仰角45度］

アンチハレーション取り込み

コントラストを選択するだけでカメラ設定が撮り込んだ画像領域の色彩の濃い部分と薄い部分再現可能です。

の許容量を調整することで、メリハリがついたく

長期間に渡る分析作業にも有効

っきり、はっきりした画質になります。被検物のです。

表情がより分り易く表現できます。コントラストの薄い被写体に効果を発揮します。

エッジ強調
深度の浅い画像の輪郭を鮮明にしたいときや、細画像の輝度やRGB値を判定して二値化表示するこかなキズを強調したいときなど、画像の輪郭を検とができます。

出し、明暗の境界線をはっきりとさせます。

全画面でリアルタイムに確認しながらしきい値を4段階の設定があらかじめセットされており、領域調整でき、面積レベルの設定を調整することで二値化表示時のノイズも簡単に除去します。

を指定したポイントのみ効果を使用することも可
通常（印刷物）

ハイコントラスト能です。

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

25

6Advanced

見えなかっ たものが見える■ 偏光照明アダプタ
光の中には自然光と偏光が散在しています。自然光はあらゆる方向に振動しているのに対し、偏光は一平面上で振動します。この光の特性を利用した偏独創的な光学アダプタ・ユニットの数々で、被写体の様々な表情をとらえる。
見たことのない世界が、そこに広がります。

光フィルタを搭載したのが偏光照明アダプタです。表面反射の防止やアプリ
ケーションによる物質の色分け分析も可能です。
肌 しみ 50倍［落射照明］肌 しみ 50倍［偏光照明］■ 微分干渉ユニット■ 可変照明アダプタ

プリズムを利用し直線偏光から直交する二つの偏光を発生させて被写体に浸落射照明からサイド照明へ、照射角度を任意に変化させる照明アダプタです。

透させ、生じた光路差の違いから位相差に応じて生じる干渉の濃淡を検出し見えなかった被写体が照射角度の変化ひとつで鮮明に見えたという実例は数ます。光路差の波長により最も明るくなる部分と最も暗くなる部分ではひと多くあります。同じ被写体でも見たいポイントに合わせて最適な照明角度をつの濃淡の縞で数百ナノメータの高低差を観察することが可能です。一般的

簡単につくることができます。キズ、バリ、シミ等の検出に有効です。

な明視野ではコントラストのつかない、なだらかなうねりに有効です。
25セントコイン 20倍［落射照明］

25セントコイン 20倍［サイド照明］■ 拡散照明アダプタ

液晶導電ボールの圧痕［明視野照明］

200倍

液晶導電ボールの圧痕［微分干渉照明］200倍■ 透過照明ユニット

指向性のある照明の方向性を減少させることで、あらゆる方向に分散したや透過性のある被写体を観察したり、計測時に正確な輪郭を検出する際に有効

わらかな照明を作り出します。光が方向性を持たず均等にあたるため、強烈です。明暗視野・拡散等の複合照明観察も可能です。

な反射を抑えることができ、金属表面も反射に邪魔されずすっきりと観察できます。
ボールジョイント 40倍［落射照明］

ボールジョイント 40倍［拡散照明］

液晶パネル 700倍
［落射照明］

液晶パネル 700倍
［透過照明］■ 可変透過照明ユニット■ 同軸落射照明アダプタ

ケラー照明法による透過照明ユニットです。光を透過する被写体に対して有照明をレンズの光軸と平行にあて、垂直に返る正反射で撮像するアダプタで効な照明方法で、平行光を使って照明をするので、コントラストが高い鮮明

す。フラットで反射率の高い鏡面や研磨面などを観察する際、最も情報量のな画像が得られます。特に被写体が小さく、透過で見えにくい場合などには、多い画像として見ることができます。

位相差フィルタをスライドすることによる透過型微分干渉照明によってコントラストの高い観察を可能にします。微生物の観察に有効です。
ICパターン 1400倍［暗視野照明］

ICパターン 1400倍［明視野照明］■ 偏光透過ユニット■ 片射同軸照明アダプタ

偏光透過照明は、光を透過しづらい被写体に対し、強い光で結像させる照明

一般的な同軸落射照明にハイロックス独自の「片射」機能を搭載した独創的方法が採用されています。通常の照明では見えない透明な被写体（比較的大照明アダプタです。通常の明視野高精彩画像より、さらに繊細な表面形状をきなもの）の内部の屈折率、組織の方向などを色により観察可能にします。

再現します。

可変透過照明ユニットとの組み合わせにより微生物の判別などにも使われて
缶容器底面部
［落射照明］

26

D I GITAL MICR OS COP E K H - 7 7 0 0

粒子（液中） 3500倍［可変透過照明］

250倍

缶容器底面部 250倍
［片射同軸照明］います。

粒子（液中） 3500倍［偏光透過照明］D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

27

7Applications

機械／材料工学／
鑑識

サンプル画 像多様化する技術や、新素材の開発においても期待に応えるKH-7700。
その実力のほんの一部をご紹介します。

人工ダイヤバイト 150倍

ドリル先端部

200倍

切削バイト 60倍分割画面 摩耗比較

QFPフィレット 300倍

超伝導体単結晶

1000倍

偽紙幣

銃弾

半導体／SMT

ICパッケージ 100倍

ICパッケージ 50倍

ICパッケージ 1000倍

携帯電話銀塗装

制御機器用基板 マクロ撮影

0402積層セラミックパッド 200倍

QFPフィレット 200倍

髪のキューティクル 2000倍

自動車／非破壊

300倍

使用後圧痕

50倍

生物／医学

LED内蔵IC

シリンダー内部

281400倍

D I GITAL MICR OS COP E K H - 7 7 0 0

1000倍

1400倍

BGAボール 150倍

フリップチップボール部

1000倍

カーボンベースフィルム 1000倍

妊娠後10.5日 マウス胎児

金属組織

精密フィルター 500倍

2000倍

50倍

ショウジョウバエ 100倍

連鎖球菌

2800倍

ステント 150倍

蛋白クリスタル 100倍

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

29

8

S ystem Configuratio n
MXG-2016Z/MX-2016Z

20-160倍ズームレンズ■ AD-2016H■ AD-2016S■ AD-2016SV

AD-2016LOW

AD-2016HI

AD-2016L(S/L)

AD-2016D

AD-2016HIS

AD-2016P

AD-2016C■ AD-5040HS

AD-5040DS

AD-5040SVS

AD-5040LOWRS

AD-5040HIRS

高倍率ロータリヘッドアダプタ

角度可変ロータリヘッドアダプタ

AD-5040LOWS

AD-5040HIS

AD-5040SS

AD-5040SHIS

AD-5040CS

AD-5040PS

AD-5040SD■ AD-5040H

AD-5040LOW

AD-5040HI

AD-5040SHI

非接触アダプタ

側視アダプタMXG-5040RZ※/MX-5040RZ※

可変照明アダプタ

拡散照明アダプタ

低倍率アダプタ

接触アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

AD-2016RLD

高倍率アダプタ

偏光アダプタロータリヘッド用拡散照明アダプタ

AD-2016LOWR

低倍率ロータリヘッド

AD-2016RLM

同軸落射アダプタ

ロータリヘッド

50-400倍ズームレンズ

シ ス テム構 成図

非接触アダプタCD

拡散照明アダプタ

接触アダプタ

低倍率ロータリヘッドアダプタ

AD-5040RVS

AD-5040RVD

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

MXG-5040SZ/MX-5040SZ

50-400倍ズームレンズ

DVD

低倍率アダプタ

高倍率アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

可変照明アダプタ

同軸落射アダプタ

AD-5040VLS

偏光アダプタ

リフトオフアダプタ

USB
MXG-10C/MX-10C

同軸落射10倍ズームレンズ
スナップ式対応アダプタ

非接触アダプタ

低倍率アダプタ

高倍率アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

USB
CT-101

MXG-2500REZ

MONITORKEYBOARD

レボズームレンズ35〜2500倍■ AD-10S

AD-10P

片射アダプタモータコントローラ

AD-10R

偏光アダプタオプティカルロータアダプタ※MXG-5040RZ、MX-5040RZ、AD-2016LOWR、
AD-2016RLM制御用コントローラー。

LAN
MOUSE

NR-405-OL
MXG-MACROZ VI/
MX-MACROZ VI

マクロズームレンズ0〜50倍

OL-35

OL-70 Ⅱ

対物レンズ35-350倍

対物レンズ70-700倍

OL-140/OL-140 Ⅱ

OL-350 Ⅱ

対物レンズ140-1400倍

MX・MXG-10C用リング照明

OL-700 Ⅱ

対物レンズ350-3500倍

対物レンズ700-7000倍

CT-701Z軸モータコントローラ
MX-MACROZ IV

HDD

マクロレンズ0〜50倍■ AD-25S1

AD-25S2

片射アダプタ

固定絞りアダプタ

AD-25S3

可変絞りアダプタ

AD-25P1

AD-25S4

偏光アダプタ

中心絞りアダプタ（2個1組）

AD-25P2単波長アダプタ

AD-25R1

オプティカルロータ
アダプタ

MX-BGAZ Ⅱ

BGAレンズ100〜180倍

MICROPHONE

ST-G FB-E

電動スタンドNR-405-M4

MX-MACROZ IV用リング照明

スタンド・ステージ
MX-STZ28-125

ストロースコープレンズ
φ2.8〜5.8mm L120〜275mm

PRINTER

STAND

STAGE・UNIT

AD-BGABL

ST-GA FB-E XY-G

電動アングルスタンド

MT-C16

バックライト

Cマウントレンズ0〜20倍

AD-C

Cマウントアダプタ

ST-HE

AD-STL28-125

標準スタンド側視アダプタ顕微鏡

30

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

ST-HL

大型スタンドAS-XY

XYステージ

AS-XYL

大型スライドステージ

AS-BH

BGA基盤ホルダ

その他

φ3.0〜6.3mm L120〜275mm■ は、付属品です。
D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

31

10

S p e c i fi c a ti o n仕様■ 基本機能カメラ■ 各種機能撮像素子

1/1.8 型211 万画素CCD

走査方式

プログレッシブ・スキャン方式

総画素数

約211 万画素 1688
（H）
×1248
（V）

有効画素数

約201 万画素 1628
（H）
×1236
（V）

フレームレート

15 フレーム/ 秒ダブルフリップ方式

電子シャッタ9

液晶モニタ

F riendly
光源

心にも身体にも、そして環境にもハイロックスの創立以来の理念である「快適な観察」というコンセプト。
「人にとっての使いやすさ」という観点から、疲れ

出力やストレスを低減するための設計を常に心がけています。そもそも「人の視覚を満足させる画像」「違和感のない動画」といった画像性能も、デジタ

ホワイトバランス

AUTO（ワンプッシュ）、MANUAL
（R、
B）

画像調整

ガンマ補正、
色補正、
エッジ強調

画面サイズ

15 型TFT カラー液晶

画素ピッチ

0.1905mm（H)×0.1905mm（V)

コントラスト設定

画面表示ドット数

1600
（H）
×1200
（V）

ハレーション軽減設定

輝度

200cd/m2（typ.）

コントラスト比500:1（typ.）

視野角

水平：170°、
垂直：170°（typ.）

ランプ

60W メタルハライドランプ

ランプ寿命

4000H
（平均）

色温度

5500±100K

アナログRGB 出力

UXGA、
SXGA、
XGA

プリンタ出力USB2.0（B タイプ）、
PictBridge 対応

ＬＡＮ

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

外部リモート端子

丸型6 ピン

ACS 端子丸型10 ピンリモートモータコントローラ端子

RS-232C コネクタ

も っ と「やさしく」な る拡大観察

MIC 端子画像を観察するために、機器を覗き込む必要のな

記録媒体

ハードディスク160GB、
CD-R/-RW、DVD±R/+R DL/±RW/-RAM

いモニタ観察を可能にしたデジタルマイクロスコ

静止画像形式

非圧縮時：TIFF（Exif 準拠）、BMP 圧縮時：JPEG（Exif 準拠）観察のための「マシン」から、ユーザーの身近な「パートナー」へ。
使い方もやさしく、身体にもやさしく、そしてもちろん環境にもやさしく。

ープの登場以来、そこひや首・背中の骨の損傷と圧縮モード

JPEG：4 段階

アンチハレーション
高解像度取込高解像度設定（4段階）
グリッド設定観察

いった従来までのユーザーの負担は低減されまし記録

静止画記録画素数

明るさ設定（0-127段階）

色相補正（7段階）、彩度補正設定（5段階）
エッジフィルタサイズ設定（4段階）
エッジ強さ設定（OFF、7 段階）
エッジ回路ON/OFF

検出とも共有し視覚的に扱うことができるようになっ
動画録画形式

AVI（非圧縮）
1600×1200（7.50FPS）、1280×1024（7.50FPS）、

尽きることのない人間の探究心、好奇心、自由な

動画記録画素数

発想というものに、ハイロックスの最新型デジタ

画像調整

コントラスト調整、
エッジ強調、
ノイズ低減、二値化

定格電源電圧

AC100〜240V、50/60Hz

ルマイクロスコープKH-7700が貢献できると考えています。

高解像度計測

2D計測［環境保全への取り組みRoHS 指令対応］
ハイロックスは、下記基本理念と方針に基づき、2006年10月以降生産される製品について、環境や人体への悪影響が懸念される有害物質の使用規制である「RoHS指令」に対応致しました。
重量

外形寸法

250W

周囲温度

5℃〜40℃（ただし氷結、
結露なきこと）

保存温度

ー15℃〜50℃（ただし氷結、
結露なきこと）周囲湿度

25〜85%RH（ただし結露なきこと）

周囲雰囲気

腐食性ガスのないこと

本体

約12kg

カメラ部

約1kg

モニタ収納時

417.4
（W）
×154
（H）
×343.1（D）mm

モニタ使用時417.4（W）×429.6（H）
×343.1（D）mm

2点間計測、角度、半径、面積など
スケール表示リスト表示
ハンディ合成マルチフォーカス機能（フルオート合成）
マルチフォーカス機能（セミオート合成）

3D観察

マルチフォーカス機能（マニュアル合成）
ライティング機能
2D&3D 2画面表示
ノイズ除去機能
ACS機能対応
フォーカス制御（フォーカス自動ポイント）
フォーカス制御（リアルタイム高さ表示）

3D
プロファイル

フォーカスポイントメモリ機能
バルーン表示機能（高さ計測）
断面プロファイル( 高さ、長さ、角度など）
ワイヤーフレーム表示（高さ表示可）
疑似カラー表示（高さ表示可）
体積計測、面積計測

分割

上下分割、左右分割、4分割、9分割、16分割
反転回転、左右90度回転
グリッド、
スケール表示表示

日付表示
コメント、図形表示
画像プロパティ表示

1024×768（15.00FPS）、800×600（15.00FPS）、640×480（15.00FPS）

消費電力

画像合成比較機能

オートキャリブレーション

6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800

りました。

彩度ON/OFFACS 機能対応

1600×1200、1280×960、1024×768、800×600、640×480、320×240
高解像度取り込み：

レンズアダプタ設定
ガンマ補正

通常取り込み：たことで、拡大観察はもう孤独な作業ではなくな

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0

ズームON/OFF

AUTO、
MANUAL、OFF

マイクロフォン入力

32

マルチフォーカス
ランプON/OFF

ゲイン

いえるでしょう。

RoHS指令：正式名称「Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 指令」。EU全域で施行。電気電子機器を対象に、Pb(鉛)、Cd(カドミウム)、Hg(水銀)、6価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の六つの有害物質の使用量が規制される。

フォーカスインジケータ

1/7.5、
1/4、
1/2、
1、
2、
4、
8、
16

USB2.0（A タイプ）×6■基本理念：ハイロックスは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、全組織を挙げて環境負荷の低減に努力します。
■方針：ハイロックスは、デジタルマイクロスコープの製造・販売に関わるすべての生産又は消費活動と、これからの製品又はサービスの環境影響を低減するために、環境マネジメント活動を推進して地球環境との調和を目指します。

オートホワイトコントロール
フォーカス制御

スローシャッタ

USB2.0（A タイプ）

た。またなにより、同じ画像を同時に幾人の人々

カメラ映像設定
カメラ設定保存1/3600、
1/2500、
1/1000、
1/500、
1/250、
1/125、
1/60、
1/30、
1/15

マウス・キーボード入力
入力

詳細カメラプレビュー

観察設定

AUTO
（1/15 〜 1/15000）、
1/15000、
1/8300、
1/5800、
1/4400、

インタフェイスルマイクロスコープに快適性能を追究した結果とカメラプレビュー

動画、静止画設定

記録

動画、静止画保管
静止画タイマ録画
ライブラリ管理
ソフトキーボード表示/非表示
簡易報告書
システム設定時刻設定

その他

音量、輝度調整ネットワーク設定
設定管理
言語切替
ヘルプ
バージョン情報印刷

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

33

MXレンズシリーズ（MXG/MX）

ST-Gスタンドシリーズ

0〜50倍ズームレンズ

MXG-MACROZ VI /MX-MACROZ VI

VIEW
傾き

90°

90°

傾き

ACS機能をプラスしたマクロズームレンズ
0〜50倍の倍率領域をカバーするマクロズームレンズに、ACS機能を新採用。さらなる作業効率の向上を実現します。∞〜5倍領域はマクロレンズとして、5〜50倍領域はズームレンズとして使用可能
な独自設計。照明を内蔵し、多様な環境下に対応します。

型

式

倍

率

∞〜5倍 5〜50倍

視野∞〜6.1〜61ｍｍ
（H）

作動距離

30°

60°

90°

20°

60°

80°

回転

MXG-MACROZⅥ/MX-MACROZⅥ
回転∞〜90ｍｍ20〜160倍ズームレンズ

超高精度アングルスタンド

電動アングルスタンド

ポールを傾け、ステージを回転させ電動で制御可能なフォーカスブロッ

ることで観察範囲360度カバーしクにより、高倍率領域でポールを抜群の操作性を実現します。

傾けた観察も快適に操作できます。

ST-GA

MXG-2016Z /MX-2016Z

FB-M

XY-G

ST-GA

FB-E

XY-G

校正値を自動選択。進化した定番レンズ
各種アダプタの装着により多様な用途に対応する、手持ち利用可能
なズームレンズです。さらにACS機能を採用し、校正値の誤選択を防止。専用アダプタ使用により、6〜320倍の倍率領域をカバーしま
す。

型

式

倍

率

MXG-2016Z/MX-2016Z
20〜160倍視野

15.4〜2.0ｍｍ
（H）

作動距離

移動量

85mm

移動量

電動部30mm／手動部85mm

サイズ

320×320×36・487
（mm）
・φ32

サイズ

320×320×36・487
（mm）
・φ32

重

44ｍｍ

50〜400倍ズームレンズ

12.7kg量より正確に効率よく。進化した万能レンズ

14.7kg量

電動スタンド超高精度スタンド

モータを内蔵し、メインユニットや専

ロングストローク85mmでさまざま

用コントローラと連動した高度ななレンズに対応。安定設計で振動をフォーカス制御が可能。驚異的な移動軽減し多彩な被検物に対応します。

ST-G FB-M

ST-G FB-E

MXG-5040RZ (SZ) /MX-5040RZ (SZ)

重

量でさまざまなシーンに対応します。

光学アダプタを豊富に揃えた、高性能ズームレンズです。ロータリ
ヘッドの装着により、360度の三次元的画像検出をも実現。スナッ
プ式アダプタに加え、ACS機能採用で、作業効率はより向上。専用

型

式

倍

率

MXG-5040RZ（SZ）/MX-5040RZ（SZ）
50〜400倍

移動量

電動部30mm／手動部85mm

移動量

85mm

視

野

6.1〜0.78ｍｍ
（H）

サイズ

200×270×46・446
（mm）
・φ32

サイズ

200×270×46・446
（mm）
・φ32

作動距離

アダプタの装着により、20〜800倍の倍率領域まで観察可能です。

54ｍｍ
（RZ）
/63ｍｍ
（SZ）

重

35〜2500倍ズームレンズ

量11.0kg10.0kg量

透過用XYステージユニット

XYステージユニット

透過照明に対応した回転機構付き

回転機構付きステージユニットです。

XYステージです。透過照明観察がフラットなステージによりさまざま可能です。

な被写体の観察に最適です。

XY-GB XY-CB R-578

MXG-2500REZ

重XY-G XY-C

このズーム域を1本で実現
8.7㎜〜0.12㎜の視野を１本のレンズで対応、ライトセレクタの簡単
操作で照明方式も変更可能。どのレンジのレンズ域に於いても、様々なレンズ情報はACS機能で把握。使い易さを追い求めたレンズ
です。

型

式

MXG-2500REZ
Mid-Range

High-Range

倍率35〜250倍

140〜1000倍

350〜2500倍

視野

8.71〜1.22ｍｍ（H）

2.18〜0.31ｍｍ（H）

0.87〜0.12ｍｍ
（H）

作動距離

Low-Range

10.0ｍｍ

移動量

X軸±38・Y軸＋28 −23（mm）

移動量

X軸±38・Y軸＋28 −23（mm）

サイズ

201×140×74
（mm）

サイズ

201×140×74（mm）

Z軸モータコントローラ

CT-701

ST-Gスタンドシリーズ用
電動スタンド、電動アングルスタンドを制御するコントローラです。

※詳しくは「レンズカタログ」をご参照ください。

34

D I GITAL MICR OS COP E KH - 7 7 0 0※詳しくは「ST-Gスタンドカタログ」をご参照ください。

D I G I T A L M I C RO SC O PE KH - 7700

35