70 年以上にわたり培った技術と経験をお客様と地域のためにインテグリティ試験
Nippon Geophysical Prospecting Co.,Ltd.
Co.,Ltd

http://www.n-buturi.co.jp

非破壊で基礎杭の杭長・健全性を、迅速に検証します。

地盤調査
測定機器の開発

危険物探査

Quality
持続可能な建物環境の実現へ

環境防災調査埋設物探査

インテグリティ試験装置（PIT-X）は、地中における杭の長さ、亀裂、性状を診断する装置です。
杭の健全度試験において、簡易的、経済的に判定することができます。
【試験要領】
まず感震器を杭頭部近傍に設置し、ハンマーで杭頭部を軽打します。

日本物理探鑛株式会社
本社〒143-0027

感震器が取得したデータは、PIT 本体に送られ、計測波形が現地で確認できます。

東京都大田区中馬込二丁目 2 番 12 号

TEL 03(3774)3211

FAX 03(3774)3180

URL : http://www.n-buturi.co.jp

E-mail : gijutsu@n-buturi.co.jp

小型、軽量、ワイヤレスで狭い場所でも調査可能。コンパクトなシステムです。
【適用】

東関東支店

〒310-0804

水戸市白梅三丁目 10 番 5 号 コーラルトップ 108

TEL 029(231)7315

E-mail : mito@n-buturi.co.jp

関東支店〒143-0027

東京都大田区中馬込二丁目 2 番 12 号

TEL 03(3774)3161

E-mail : kanto@n-buturi.co.jp

札幌営業所〒060-0061

北海道札幌市中央区南一条西 16 丁目 1-323 春野ビル 3F

TEL 011(558)3121

E-mail : sapporo@n-buturi.co.jp

東北営業所〒980-0021

仙台市青葉区中央四丁目 8 番 15 号

TEL 022(393)4155

E-mail : tohoku@n-buturi.co.jp

埼玉営業所〒336-0021

さいたま市南区別所 5-15-2

TEL 048(700)3184

千葉営業所〒273-0011

船橋市湊町 2-12-24 湊町日本橋ビル 6F

TEL 050(6861)3024

神奈川営業所 〒221-0856

横浜市神奈川区三ツ沢上町 7-8 ジュネス 203

TEL 045(550)4865

北陸支店〒950-0983

新潟市中央区神道寺三丁目 11 番 19 号

TEL 025(241)2960

中越営業所〒940-2033

新潟県長岡市上除町 1128-3

TEL 0258(94)4420

中部支店〒465-0094

名古屋市名東区亀の井二丁目 134 番地

TEL 052(753)9662

三重営業所

TEL 0594(27)2720

ITO ビル 102【用途】
・建築物、土木構造物の建替時における基礎杭の再利用調査
・被災時等における既設基礎の破損状況確認
・既設杭の腐食や破損等の性状確認

E-mail : hokuriku@n-buturi.co.jp

・その他応用事例➡詳しくは次頁をご覧ください！

E-mail : chubu@n-buturi.co.jp〒511-0041

桑名市外堀 22 番地

関西支店〒543-0033

大阪市天王寺区堂ケ芝一丁目 3 番 24 号 LN 堂ヶ芝ビル 2F TEL 06(6777)3517

滋賀営業所〒520-0246

大津市仰木の里四丁目 13 番 2-204

TEL 077(574)2261

四国営業所〒760-0012

高松市瀬戸内町 19 番 25 号

TEL 087(863)6191

E-mail : shikoku@n-buturi.co.jp

中国支店〒731-0138

広島市安佐南区祇園 3-48-13

TEL 082(850)0073

E-mail : cyugoku@n-buturi.co.jp

山口営業所〒751-0875

下関市秋根本町 2-10-10 トワムール２１ 409 号室TEL 082(850)0073

九州支店〒803-0814

北九州市小倉北区大手町 7 番 38 号 大手町ビル 3F

TEL 093(581)8281

福岡営業所〒812-0016

福岡市博多区博多駅南三丁目 13 番 17 号

TEL 092(474)3087

沖縄事務所〒904-2155

沖縄県沖縄市美原 4-7-1

TEL 098(923)1915

春マンション 103

・場所打ちコンクリート杭、既製コンクリート杭、鋼管杭、H 鋼杭、松杭など

E-mail : kansai@n-buturi.co.jp

土木構造物に知見をもった技術者が、調査いたします。お気軽にお問い合わせください。

E-mail : kyushu@n-buturi.co.jp※NGP は日本物理探鑛株式会社の略です。2021.4

地盤調査・危険物探査・埋設物探査・環境防災調査・測定機器の開発によるソリューションカンパニーにほんぶ

つりたんこう日本物理探鑛株式会社

インテグリティ試験◆試験方法【インテグリティ試験を適用した応用事例】

軽打感震器

杭頭を手ハンマーで軽打し、杭軸方向に弾性波を発＜独立柱地際非破壊点検＞

反射波➡

生させます。杭頭に取り付けた感震器で、その弾性波

鋼製の街路灯は、塩害、強風豪雨、土壌に起因する支柱の腐食を測定し、反射波形を記録します。

等により地際から倒壊する事故が報告されています（写 1）。目視

測定は、1 本の杭に対して数回行い、内蔵メモリに検査により独立柱基礎が腐食に起因し転倒することを事前に判別保存したデータを PC へ転送して解析します ( 図 1）。

することは、非常に困難です。独立柱地際非破壊点検は、調査方法が簡便で経済的負担が少なく、点検に適した調査方法です。

図1

写1

◆解析方法
◆独立柱地際非破壊点検 調査方法

杭の一端を手ハンマーで軽打すると、弾性波が発生

試験は照明灯に感震器を設置し、ハンマー等により照明灯の支し杭体内を伝播します。杭は細長い棒状の弾性体のた柱を軽打して行います。打撃位置（感震器設置位置）は、ベースめ、杭体内を伝播する弾性波は、杭体内のクラックやプレートタイプの下端から既知な位置に設定します ( 写 2)( 図 4）。

断面形状の変化がある面で反射します。

採取波形の信頼性を上げるため、必要に応じて打撃位置を変えてこの反射波の波形や、杭径・杭長の関係等を用いて杭先端部解析し、杭の断面形状、杭体のクラック、断面欠損等数回測定を行います。
結果は、国土交通省『附属物（標識・照明施設等）定期点検要を推定します。

領』の判断基準を準用し、健全度を評価します。

測定した反射波形は、健全な杭であれば図 2 で示す

写2

ように杭先端部からの反射が見られますが、途中にク
図2

ラック等の大きな欠陥があるとその箇所からの反射も健全な波形

街路灯の下端より既知の高さ（L=○ｍ）の位置を◆試験結果の信頼性の確認◆試験結◆試験 果の験結のハンマーで叩くと、感震器に初動が観測され、縦波みられ ( 図 3）、杭体に何らかの欠陥があることが推定

は街路灯下端まで伝わり、下端で反射し、戻ってくできます。

で一部が反射して戻ってくる（赤矢印）。その向きはる（黒矢印）。街路灯の途中に亀裂があると、そこ初動と同じである。

杭先端部試験の結果より、異常箇所の肉厚測定を実施し、肉厚が薄くなっている箇所もしくは、膨張により厚くなっている箇所との整合性、また亀裂等の性状を確認することで信頼性の高い健全度を判定します ( 写 3)。

◆適用範囲
電柱、基礎杭を含む基礎等の『深度』『健全度』を図3評価することができます。

損傷等のある波形

図4

インテグリティ試験器「衝撃弾性波探査器(PIT-X)」の仕様

機器名称

写

真メーカー

仕感

インテグリティ試験器(PIT-X)度

周波数特性
PileDynamics、 共振周波数
ハンマー
inc 社
（米国）

◆適用の留意点
様：50mV/g：0.7～9000Hz：40kHz①杭長調査に用いる場合は、あらかじめ、おおよその深度が既知である必要があります。理由は、部材の接合部からの反射波形も記録されるからです。

：3 ポンド 1.4kgf②独立柱地際非破壊点検においても、部材の弾性波速度を正確に電源：内蔵バッテリー決定するため、おおよその基礎構造が判明している必要があり

重量：約 0.45kg

ます。

写3