新しい放射線測定器
原子力安全委員会
委

先日,貴協会とも関係の深い日本原子力研究所の線量測定の専門家が,小生をたずねてくれた｡
久しぶりに,最近の新しい放射線測定器について説明をうける機会を得た｡長い間,現場からはなれている小生にとっては,懐かしい思いとともに,測定器の進歩に目をみはる思いをした｡
最初は,ｶﾞﾗｽ線量計であった｡30 余年前,この最新
固体線量計の優秀さに目をつけて,ﾌｨﾙﾑﾊﾞｯｼﾞにかわる個人線量計として検討したが,取扱中の手の接触がﾉｲｽﾞとしての蛍光を出すため,ｱﾙｺｰﾙ洗浄が必要であり,数百から数千個以上の多数の取扱いには無理があるとして諦めたことがある｡ところが電子技術とﾚｰｻﾞ技術の進歩により,ﾉｲｽﾞと信号の発生の時間差を利用して見事に真の線量のみが測定できるようになったという｡30 年の歳月,この間の関係者の努力に敬意を払うものである｡本来線量計としての性能は申し分ないから,今後,個人線量計や,環境線量計として期待できる｡
つぎは,ｶﾅﾀﾞのﾁｮｰｸ･ﾘﾊﾞｰ研究所の Ing 博士が開発したﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾃﾞﾃｸﾀｰ(BD)である｡これはすでに 1984 年
ﾄﾞｲﾂでの第 5 回中性子線量測定ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑで発表された由,小生は全く知らなかった｡

員

宮永

一郎

詳細は,読者も十分ご存じないと思うが,高ｴﾈﾙｷﾞｰ物理の研究に使うﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾁｪﾝﾊﾞｰ(泡箱)を極めて小型にして,巧妙な手法により固定化したものである｡すな
わち,無数の加熱液滴をﾎﾟﾘﾏｰの固相内に分散して,無数のﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾁｪﾝﾊﾞｰを仕込んだものといえる｡試験管
内のｼﾞｪﾘｰ状検出器にﾁｪｯｷﾝｸﾞｿｰｽを近づけると,｢ﾌﾟﾁ,ﾌﾟﾁ｣という音と,小さな気泡が生成する｡何という卓抜,巧妙なｱｲﾃﾞｱだろう｡全く｢参った!｣という感じである｡長い間得られなかった簡便で信頼性のある中性子測定器として,これからの活用が楽しみである｡
Ⅹ･γ線用にも開発され,感度もμSv 程度まであがるという｡｢ﾌﾟﾁ,ﾌﾟﾁ｣という音と気泡の観察は放射線のPR にも絶好のﾊﾟｰﾌｵｰﾏﾝｽとなろう｡
最後は,貴協会の｢はかるくん｣である｡｢はかるくん｣の話題は今や周知の事実である｡数百台の一般貸出の効果は絶大なものがある｡
巻頭言らしからぬ話になったが,いくら優秀な測定器でも,その指示が正しい線量を与えなければ無用の長物である｡測定器を生かすこの大事な仕事の元締
めをしておられるのが貴協会である｡どうか,この使命を肝に銘じて,ますますのご活躍,御発展を祈るも
のである｡

＝解説＝

γ(X)線用線量当量測定器の校正方法−JIS Z4511 の改正について−
日本原子力研究所

1.校正法規格化の経緯

南賢太郎

はそれぞれ ICRU 球へのγ(Ⅹ)線用人射角 0°におけ

我が国では,1970 年代に導入されたﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの思る H′(3)及び H′(0.07)に対応するものと考え,これ想を背景に,放射線防護のための照射線量(率)の測定

らを計測基準量として用いることとしている｡また,精度の向上を目的として,照射線量国家標準へのﾄﾚｰｻ

校正時の照射基準量としての ICRU 球に係わるﾋﾞﾘﾃｨ体系とこれに係わる基準測定器及び照射装置

H*(d),H′(d)などの線量当量の総称を ICRU 球線量の性能並びに校正手法等の標準化研究が進められた｡

当量(率)と呼ぶこととしている｡

そして,1975 年に照射線量測定器の校正方法に関す

3.校正の体系

る規格が JIS Z4511 として制定された｡その後,原子図 1 に示すように国家標準を移行するための校正力発電所や放射線取扱事業所の増加に伴い,放射線防の体系において,国家標準からの標準の移行は従来と護の分野で測定値の信頼性向上のため,この規格は有同様に照射線量で行う｡即ち,国の照射線量(率)標準効に活用されるようになった｡このような経過の中場で校正された一次基準測定器を用いて､校正機関

で,ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの終着点を放射線防護のための実用測に設置された照射装置で作られる放射線場の照射線定器(ｻｰべｲﾒｰﾀ)と位置づけ,校正方法も標準を移すた

量基準を決定する｡これを一次照射線量基準場と呼めの基準測定器を対象とする基準校正と実用測定器

び,この場を利用して校正された測定器を二次基準測を対象とする実用校正とに区分し,各測定器の使用目定器と呼んでいる｡なお,基準を移すための測定器は的に対応した校正手法の規格化が求められるように

電離箱測定器とし,置換法で校正するものとしていなった｡そこで,この要求を考慮して,1987 年に JISる｡

Z4511 は大幅に改正された｡

GM ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀのように形式の決った実用測定器の1988 年に放射線障害防止法の改正が行われ,翌年検出部を一次又は二次照射線量基準場で校正し,これから施行された｡この改正法令では,外部放射線に対を実用基準測定器として使用する｡そして,実用測定する防護のための計測線量として 1cm 線量当量器専用に作られた実用照射装置の照射線量(率)基準(H1cm)が採用されたので,γ(Ⅹ)線用 1cm 線量当量測場を,これを用いて決定する｡なお,実用測定器の校正定器が開発され,市販されるようになった｡したがっは,置換法,逆 2 乗推定法及び線源法(基準γ線源利用て,校正方法もこれに対応されるため,規格は再度改法)のいずれかの校正手法を利用して行うことがで正され,本年,発行されたので改正の要点と校正方法きる｡

及び校正の体系について簡単に紹介する｡

2.改正の要点

線量当量用測定器,即ち,場の測定のための周辺線
量当量測定器等は,図 1 に示すように照射線量基準にICRU 報告書 39 では,放射線防護のための作業環

ICRP Publ.51 より引用した線量当量換算係数(Sv/R)

境の計測線量として周辺線量当量 H*(d)と方向性線を乗じて照射のための ICRU 球線量当量基準を求め

量当量 H′(d)を定義し,用いることとしている｡一方て校正することとしている｡

改正法令では実効線量当量として ICRU 球の H1cm,

校正は二次基準測定器又は実用基準測定器を対象

組織線量当量としても同様に H3mm 及び H70μm を用とする基準校正と実用測定器の校正を対象とする実いることとしている｡しかし,同法令では､これらの線用校正とに区分される｡なお,線量当量測定器の校正量について放射線防護のための計測線量としての定は実用校正に区分される｡

義を与えていないので､本規格の改正に当っては,
H1cm は H*(10)に対応するものとし,H3mm 及び H70μm

線量当量測定器のﾚｽﾎﾟﾝｽ R(周辺線量当量ﾚｽﾎﾟﾝｽ)
は,測定器の指示値 I と校正点における ICRU 球線量

当量基準 H*(d)の比として次式で表わされる｡
R=Ⅰ/H*(d)言うまでもないが,測定器の校正定数はﾚｽﾎﾟﾝｽ R の逆数として与えられる｡

4.個人線量計校正の体系

個人線量計開発時の形式検査は,ﾌｧﾝﾄﾑを用いて実施しなければならない｡これをﾌｧﾝﾄﾑ校正と呼ぶ｡これは,線量当量測定器の校正における基準校正に対応する｡
個人線量計の定期校正は,ﾌｧﾝﾄﾑなしで自由空間中

個人線量計は,国家標準の移行の終着点に位置するで実施する｡これを個人線量計の実用校正と呼ぶ｡実実用測定器である｡また,個人線量計は,人体に装着し用校正では,変換係数を用いてﾌｧﾝﾄﾑ校正を実施したて使用される｡従って,個人線量計の校正は人体に代場合に示すと見込まれる値に指示値を読み換えてかるﾌｧﾝﾄﾑに装着して実施しなければならない｡線量当ら校正定数を求める｡

量測定器の校正方法は,全て自由空間中で規定されて以上のように個人線量計校正の体系は,ﾌｧﾝﾄﾑ校正いる｡これに対して個人線量計はﾌｧﾝﾄﾑに設置して校と実用校正とに区分し,必要な校正精度を保ちつつ検正を実施するので,校正手法は極めて異なる｡そこで査及び校正が合理的に実施できるように配慮されて

本 JIS では前者と区別して校正方法を規定してい

いる｡

る｡

放計協における校正方法の現状（財）放射線計測協会
当協会の校正基準場は,国家標準の電子技術総合研究所とのﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨが確立されている原研の放射線

民三

2.β線
(1)外挿電離箱により値付けされた基準線源90

Sr-90Y,204Tl,147Pm

標準施設等を使用している｡原研放射線標準施設の照射線量(率)基準は,JIS Z4511 の校正の体系に示す

望月

(2)精

度

一次,二次および実用照射線量(率)基準を有してい

1)β線基準照射±5%る｡

2) 実用測定器の校正±10%以内(JIS 適合)

以下に各線種における基準測定器,基準線源,校正

3.中性子線(1)電総研において値付けされた一次基準線源

精度等を記す｡

252

Cf(3.7MBq),241Am-Be(37GBq)

1.Ⅹ･γ線(2) 一 次 基 準 線 源 と の 相 対 測 定 ( 金 箔 放 射 化 法 お(1) 電総研において校正,または値付けされた一次基

よび減速材付球形 BF3 ｶｳﾝﾀ法)により値付けされた二基準線源

準測定器および一次基準γ線源l)一次基準測定器:RADOCON 線量計,
IONEX 線量計,CAPINTEC 線量計
2)一次基準γ線源:137Cs(1.85GBq)
226

Ra(185MBq,370MBq)(2)一次照射線量(率)基準によって校正された二次基準測定器およびこ次基準γ線源

252

Cf(2.0GBq)

(3)精

度

1)一次基準線源±2%2)二次基準線源±4%3)熱中性子･連中性子基準照射±5%4)実用測定器の校正±8%(減速中性子場は±30%以内)

1)二次基準測定器:RADOCON 線量計
2)二次基準γ線源:24Am,57Co,133Ba,51Cr
226

Ra,

137

60

Cs, Co(3) 一 次 ま た は 二 次 照 射 線 量 ( 率 ) 基 準 に よ っ て 校(4)中性子ﾌﾙｴﾝｽｰ線量当量換算係数
1) 熱中性子 :8.00 ×10-12Sv･cm2(JIS Z4509)
2) 252Cf:3.4 ×10-10Sv･cm2(JIS Z4510)

3) 241Am-Be :3.7 ×10-10Sv･cm2(JIS Z4510)

正された実用照射装置
1) GM ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ用簡易校正装置:137Cs

中性子線による基準照射は,上に示す換算係数を用い

2)2 方照射装置:226Ra,137Cs,60Coて求めた線量当量に基づき,自由空間中およびﾌｧﾝﾄﾑ(4)精設置にて行われる｡

度1)Ⅹ･γ線用一次基準測定器±3%2)Ⅹ･γ線用こ次基準測定器±4%4.放射能面密度3)一次基準γ線源±2%(1) 電 総 研 と の 相 互 測 定 に よ り 測 定 精 度 が 確 認 さ4)二次基準γ線源±4%

れた 4 方β･γ計数装置により値付けされた線源
U3O8 面線源

5)一次または二次照射線量(率)基準による実用基準測定器の校正±6%6)実用測定器の校正±20%以内(JIS 適合)(5)ICRU 球線量当量(率)基準による校正
一次,二次および実用照射線量(率)基準から
ICRU 球線量当量(率)基準により測定器等を校正する場合は,照射線量(率)基準に JIS Z4511 付表に示す
線量当量換算係数を乗じて得られる基準を用いる｡

(2)精

度

全放射能検出器:±5%(α),±10%(β)

ＩＣＲＵ

とは
城谷

日本原子力研究所

孝

ICRU は,ICRU Report39 で,4 つの線量当量を提ICRU は量や単位についての報告書だけでなく,放案し,放射線防護のための測定に統一性を与えた｡ま射線防護,放射線医学,放射線生物学に関係するﾄﾞｼﾒﾄ

た,その新しい線量当量を測定する測定器は,ICRU

ﾘｰについての貴重なﾃﾞｰﾀを含む数々の報告書をはじ球と呼ばれる球状ﾌｧﾝﾄﾑを用いて校正することを推め,線源,放射線測定法および装置等に関するもの,放奨している｡わが国でもこの線量当量によって放射射線と物質の相互作用についての物理的基礎に関す

線管理を行うことになり,この報告書の内容も広く理るもの,ﾌｧﾝﾄﾑと人体組織等価材についての報告書な解され,ICRU 球という用語もかなり使われるように

ど,多種多様の貴重な報告書を刊行している｡これらなってきた｡しかし,ICRU という団体の内容についの報告書は,研究の進展に合わせ,記載内容の改訂もては,まだ一般にあまりよく知られておらず,ICRU

たびたび行っており,現在改訂増補作業中のものもあ球という用語だけが独り歩きしている観が強い｡そる｡

こで,ICRU という団体について,ここに簡単に紹介

いるが,また日本放射線技術学会が,今年の 5 月からしておきたい｡ICRU

ICRU の報告書は,日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会で取り扱って

on

ICRU の委託をうけ,わが国における"Distributed by

Units and Measurements の略で,国際

the ICRU Publications’ Office"として,ICRU のすべ

放射線単位･測定委員会と訳されている団体である｡ての出版物を委託販売することになった(報告書のこの ICRU は,1925 年の第一回の国際放射線医学会

合本も取り扱っている)｡

Radiationと はInternational

Commission

議(ICR , International congress of Radiology)で,Ⅹ

要するに ICRU の活動は,1)放射線･放射能の量と線の量と単位を検討する ICR の下部機関として,初単位,2)放射線療法,Ⅹ線診断,核医学,放射線生物,工業

めは国際×線単位委員会(International X-ray Unit

および放射線防護におけるこれらの量の測定法指Committee)の名称で創立され,1928 年に ICRU とし針,3)必要な物理ﾃﾞｰﾀ,および,4)特殊分野の用語,などて発足した(わが国がこの membership に加わったについて国際的に標準となる報告書を作成し,放射線のは 1965 年からである)｡われわれになじみの深いに関する物理量や校正法の国際的統一への支援･普ICRP( 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会 ,International

及を図ることを目的としている｡ICRU の最新の活Commission on Radiological Protection)もこの年に

動 状 況 は ICRU が 刊 行 し て い る ﾊ ﾟ ﾝ ﾌ ﾚ ｯ ﾄ

同時に設立され,互いに密接な関係にある｡"ICRUNEWS"に詳しく掲載されているので,関心のICRU の当初の目的は,放射線(特にⅩ線)の医学利

ある方は参照していただきたい｡また ICRU の組織用のためであったが,1927 年にⅩ線の量の単位としや活動についてさらに詳しく知りたい方は,ICRU がてﾚﾝﾄｹﾞﾝ(R)を採用して以来,放射性元素からの放射

宣伝用に発行しているﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ”The International

線(α,β,γ,n)に対して新しい量と単位,例えば,強度,

Commission

吸収線量,ﾗﾄﾞ,ﾌﾙｰｴﾝｽ,ｶｰﾏその他の必要な物理量を順

Measurements”を参照して頂きたい(下記事務局に

次勧告してきた｡また,生物学的効果比(RBE)を導入申し込む)｡

on

Radiation

Units

and

し,放射線の種類による人体影響の相違を考慮した線
量当量を勧告した｡その後の研究成果を基に,放射線International Commission Radiation Units and防護では RBE より,linear-energy-dependent-factor

Measurementsの考え方が必要であるとして,QF(線質係数,quality

7910 Woodmont Avenue , Suite 800

factor)の使用を勧告した｡1977 年には,ICRP と共に

Bethesda , MD 20814-3095,USA.

新しい国際単位系を導入し,放射線に関係する量と単(Tel.:301-657-2652,Fax:301-907-8768)

位をそれに合わせ,従来のｷｭﾘｰ,ﾗﾄﾞ,ﾚﾑに代わり,ﾍﾞｯｸﾚ
ﾙ,ｸﾞﾚｲ,ｼｰﾍﾞﾙﾄなどの新しい名称の使用を勧告した｡

「はかるくん」の測定記録から（財）放射線計測協会｢はかるくん｣とともに送付した｢測定記録ﾉｰﾄ｣には,多くの使用者の方々が,大変熱心に記入してくださったので,延ﾍﾞ 1 万点以上の測定記録が集まった｡

伊藤直次

るものと考えられる｡
第 2 図は屋外環響別の全国平均値を示したもので,以下のような特徴が見受けられる｡

これまでに放射線医学総合研究所の専門家が行った①水面上−水底の大地からの放射線は水に

自然放射線の精密測定ﾃﾞｰﾀがあり,｢はかるくんの手

よって弱められ,測定値が低くなっていること引｣の分布図もこれに基づいているが,測定点は日本がはっきりとわかる｡

全国で 700 点あまりに過ぎない｡皆様にご協力いた
だいた｢はかるくん｣による測定は,もちろん精密級の測定ではないが,屋外,屋内のいろいろな環境条件の下でこのようにたくさんの測定ﾃﾞｰﾀがとられたこと②ﾄﾝﾈﾙ内−岩石などからの上下と横からも来るため,高い値を示す｡⑨ﾀﾜｰの上−測定値が低いのは,地面からの距離があるためとおもわれる｡

は,これまでにも例がない｡そこで測定者のご熱意に④列車等−列車などの乗物の中で測定値が低く応えるため,また記録を有効に活かすために,これらなっているのは,車体の底面や側面が放射線をの記録の重要な項目について統計処理したので,その遮っているためと思われる｡

主なものを紹介する｡
第 1 図は測定記録の中から,都道府県別の屋外,屋内の放射線の線量率の平均値(μSv/h)を計算し,これを 1 年間の線量に換算した値を示している｡また参考のために,｢手引｣の分布図の値も合わせて示した｡
図を見てもわかるように,これら 3 種の測定値はよく似た傾向を示している｡｢はかるくん｣の測定値が放医研のものに比べて低いのは,宇宙線に対する感度が低いためと思われる｡しかし宇宙線の場所による違いは少ないので,図中の測定値の変動は主として,大地からのｶﾞﾝﾏ線の強さの変動によるものと考えられる｡また｢はかるくん｣による屋内の測定値が,屋外のものよりやや高いのは,建材からの放射線の影響によご あ い さ つ
専務理事

沼宮内

弼雄

顧問(前専務理事) 吉田芳和

当協会も発足以来 12 年を経過し,最近では各種測当協会は,放射線測定における精度,信頼度の一層定器の開発,特性試験及び PA 活動等,当初に比して業の向上に,また国からの PA 関連業務の受託など放射

務の量･内容とも増大,多様化してきました｡これらは線測定技術を基盤とする分野で幅広く,原子力界のご

科学技術庁をはじめ,原研,電力,ﾒｰｶ等の関連する

要望,社会のﾆｰｽﾞに応えるよう努めてまいりました｡
お陰様で,専務理事として在任した 2 年間に,放射方々の御支援によるものと深く感謝しております｡
わが国における原子力,放射線の利用は,核燃料施性ﾖｳ素捕集材の性能試験の開始,研修や PA 関連業務

設の稼動,医･理工学分野における活用等,今後益々増の拡大など,協会の業務も順調に進展することができ大するものと思われます｡当協会としては,このようました｡これも一重に,皆様のご指導,ご支援のお陰とな各分野の幅広いﾆｰｽﾞに積極的に対応するとともに,

協会職員一同の努力によるものと感謝しています｡

一層の技術の研鑽に励み,放射線測定のみならず,原専務理事在任中に頂きましたご厚情に感謝申し上

子力の信頼性の向上のためにも貢献すべく努力する

げますとともに,当協会の育成に,引き続きご協力を所存であります｡今後とも一層の御指導,御協力をお賜りますよう併せてお願い申し上げます｡

願いします｡

平成 2 年度事業報告(概要)

人 事 往 来平成 2 年度は,放射線測定器の点検校正,標準照射,(平成 3 年度新規就任者)

特性試験等校正関連業務及び放管試料,環境試料,ﾊﾞｲ専

ｵｱｯｾｲ試料等の放射能測定業務を前年度に引き続き

理

務

理

事

沼宮内弼雄(3.10.1)

事

池澤巌(3.10.1)(兼総務部長)

実施するとともに,新たに,施設の放射線管理業務の一部を日本原子力研究所より受託し実施した｡

監

事

大串

勲(3.6.4)

また,科学技術庁から｢放射線計測機器の規格

顧

問

吉田

芳和(3.10.1)

化に関する対策研究｣及び｢簡易放射線測定器の貸出

技 術 相 談 役 伊藤直次(3.10.1)

し｣を引き続き受託するとともに,新たに通商産業省

業から｢移動車両による原子力発電に伴う放射線知識業 務 部 長 代 理 山谷健三郎(3.4.1)の普及事業｣を受託し実施した｡

総一方,研修事業では,定期講座を予定どおり実施したほか,原子力施設立入者の講習,資格試験の受験講
座,原子力防災基礎講座等を実施した｡
このほか,｢放計協ﾆｭｰｽ｣の発行,放射線計測協議会の開催,創立 10 周年記念行事等を行った｡

務
務

部
課

長
長

小池
倉部

満(3.4.1)
吉郎(3.4.1)

研修講座のご案内

第 11 回放射線計測協議会

平成 3 年度の研修講座の 10 月以降の開催予定は下

平成 3 年 6 月 12 日表記の協議会が織田暢夫委員長

記のとおりです｡講座内容の詳細,その他ご不明の点

他約 15 名の出席を得て開催された｡議事の概要を以など,協会研修部までお問い合わせ下さい｡

下に記す｡･放射線管理入門講座

1.業務概況報告

(放射線管理業務に関する基礎講座)

吉田芳和(放計協)

平成 2 年度には従来業務に加えて,原研から｢放射第 15 回

平成 3 年 10.14(月)〜10.18(金)線管理業務｣の一部を,通産省から｢放射線知識普及事

第 16 回

平成 4 年 1.20(月)〜1.24(金)業｣などを受託し実施した｡全般的に業務は順調に進･放射線管理･計測講座

展した旨報告された｡(放射線管理の中級技術者講座)

2.放射線計測器の校正方法に関する JIS 改訂とその第 38 回

平成 3 年 11.11(月)〜11.15(金)第 39 回

平成 4 年 3.9(月)〜3.13(金)･原子力教養講座

対応
本 JIS の改訂の経緯,主旨などの重要項目について
南賢太郎委員(原研)から解説があり,引続いて放計協,(地方自治体職員その他の方々を対象とする原子ﾒｰｶの対応の概況が報告され,質疑応答や意見の交扱

力の基礎)

があった｡

第 16 回

平成 4 年 2.17(月)〜2.21(金)問い合わせ先(1)放射線計測協会(望月民三幹事)では,全般的に JIS

TEL0292-82-5546

Z4511 に準拠した基準測定器,基準線源,実用照射FAX0292-83-2157

装置を用いて各種の校正業務を実施している｡(2) ﾒｰｶの対応:富士電機(鈴木委員代理),ｱﾛｶ㈱(大島委

放射線管理研修用ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟについて員)から,1989 年の法令改正に伴う放射線量測定器の線量当量の測定と表示については,すでに対応｢放射線作業の実際｣(ＶＨS またはβ:27 分)

済であることが報告された｡

頒布費 36,000 円(消費税,送料込)(3) 問題点等:H3mm,H0.07mm については 30keV 以下のｴ
ﾈﾙｷﾞｰ領域での校正場や低線量率領域での校正用の施設が必要である｡また欧米では線量当量の計測に関して実際の運用にまで進んでいないようであるなどの指摘があった｡これらについて,前回のﾖｰﾛｯﾊﾟ校正事情調査団の派遣の続きとして,ｱ

編

集

後

記

本ﾆｭｰｽの編集を担当して 2 年間,皆様のご協力によりﾒﾘｶなどへの調査も検討する必要があろうとの意見が出された｡

4 回の発行を予定どおり果たすことができました｡2 年前
は,協会が国からの委託により放射線の正しい知識の普及を目的として｢はかるくん｣の開発･貸出しを始めた年でしたが,その後,自然放射線,放射能の測定実演も国から委託をうけるなど,放射線測定技術を基盤とする PA 関連の業務が急激に増大してきました｡
お陰様で,放射線測定器の校正など,協会本来の業務も順調に進展してまいりました｡本業務の主目的である放射線計測の信頼性の向上と PA 活動の成果が合いまって,原子力開発･放射線の安全管理に関する正しい知識の普及にお役に立っていることを願っています｡

放計協ニュース No.9 October.1991
発 行 日

平成 3 年 10 月 15 日

発行編集（財）放射線計測協会〒319-1106 茨城県東海村白方白根 2-4
TEL 029-282-5546 FAX 029-283-2157
ホームページ http://www.irm.or.jp