一歩先ゆくユーザビリティで高機能を自在に操る

KH-8700

本社〒166-0003
大阪〒577-0013
名 古 屋〒460-0008

東京都杉並区高円寺南2-15-17 Tel 03-3311-9911 Fax 03-3311-7722
大阪府東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル7F-B Tel 06-6743-3328 Fax 06-6743-3329
愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル9F■お問い合わせはTel 052-218-1702 Fax 052-218-1703

Hirox Co.,Ltd. http://www.hirox.com
2-15-17 Koenji Minami,Suginami-ku,Tokyo166-0003,Japan
Tel:(+81) 3-3311-9911 Fax:(+81) 3-3311-7722 E-mail:tokyo2@hirox.com
Hirox-USA Inc. http://www.hirox-usa.com
100 Commerce Way, Hackensack, NJ 07601
Tel:(201)342-2600 Fax:(201) 342-7322 Toll-Free:(866)HIROX-US E-mail:info@hirox-usa.com
Hirox China Co.,Ltd. http://www.hirox.com.cn
Room 809, 8th Floor, Fortune International Plaza, No.43 Guo-Quan Road, Shanghai 200433, China.
Tel:+86-21-6564-7772 Fax:+86-21-3362-5017 E-mail:info@hirox.com.cn
Hirox Korea Co.,Ltd. http://www.hiroxkorea.com
B-501 Acrotower Bldg, 1591 Gwanyang-dong, Dongan-ku, Anyang-city, Gyeonggi-do, 431-908, Korea
Tel:+82-31-385-1130 Fax:+82-31-385-9730 E-mail:bgkim@hiroxkorea.com
Hirox Asia Ltd. http://www.hirox-asia.com
Unit 827, 8/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Tel:+852 8198-9679 Fax: +852 3015-7657 E-mail:info@hirox-asia.com
Hirox Europe http://www.hirox-europe.com
Jyfel, 300 RN 6 Le Bois des Côtes, Bâtiment A F-69760 Limonest, France
Tel:+33 426 25 03 40 Fax:+33 426 23 68 13 E-mail:info@hirox-europe.com
本書の内容はお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

PHP-1109-C016-L_
APP-P1303-0008

先進技術を思いのままに。

より速く、直感的に、ユーザー視点の発想ですべてのポテンシャルを、すべてのユーザーへ。
観察・計測・撮影などのオペレーションをより正確に。専門知識や特別なスキルを身に付けることなくスピーディに、そのパフォーマンスを余すことなくユーザーの思いのまま操作できるよう、ハイロックスのデジタルマイクロスコープはさらなる進化を遂げました。これからは、ユーザーが機器に合わせるのではなく、機器がユーザーの視点に立って考える時代。研究開発、品質保証、生産技術、設計・製造…、知性を携えた高度なユーザビリティが、さまざまな現場で本来の業務に集中できる快適な環境を創造します。

観察する

被写体に忠実に、ありのままを視覚化する
P.06

業界最速のリアルタイム画像処理を実現する“GENEXエンジン”、30,000時間の寿命を誇るLEDランプ、さらに業界初の高精細フルハイビジョンモニタにより、正確かつディテールに及ぶ、高次元の観察を可能にします。

計測する

スマート操作で、正確な測定を可能にする
P.10

平面測定から立体測定まで、目的や被写体に応じて多彩な機能を搭載。さらに、計測におけるヒューマンエラーの起因を極限まで見直したユーザビリティの向上により、よりスピーディで、直感的なコントロールを実現します。

撮影する高解像度で画像をつなげる、視野が広がるP.14

観ることができないものを、先進の技術を駆使して忠実に再現する。さらに、その先の未知の世界をも余すことなく表現する。今までの光学顕微鏡では表現できない世界を表現するため、
リアリティのその先を目指して、さらなる技術を追求しています。

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

05

System Configuration04

Observation

観察する

被写体に忠実に、ありのままを視覚化する

LEDランプを採用

30,000時間、約10年 の長寿命※

光学機器メーカとして長年培ってきたコアテクノロジーをベースに、高性能と操作性を融新開発GENEXエンジンの機能を最大限導き出すため、高い合させた業界最速のリアルタイム画像処理を実現する“GENEXエンジン”を搭載。さらに

演色性（色温度5700K)を備えたLEDランプを採用し、観察を30,000時間（参考値）の寿命を誇るLEDランプ、そして、業界初の高精細フルハイビジョンモ

する上で重要なアドバンテージを提供します。また、従来のラニタが高次元の観察を可能にし、正確かつ効率のよいオペレーション環境を提供します。

ンプに比べて消費電力は１／４、寿命も最大45倍(当社比較)、
さらに熱線・紫外線が少ないことも作業環境の改善につながります。

24フレーム／秒※LEDランプの寿命に関しては8h/dayで算出。

業界最速リアルタイム画像処理
観察の基本は、高精細なライブ画像の出力精度にかかっています。新開発“GENEXエンジン”
は、
２メガピクセルCCDカメラを搭載して最速２４フレーム/秒を実現。観察におけるさまざまなシーンや操作を想定し、オペレータのストレスのない、
自然で快適な使い易さを達成しました。

鮮明な画像をより美しく描き出す

フルハイビジョンモニタ

ワイドな画面に被写体を鮮やかに映し出す21.5
インチのフルハイビジョンモニタを搭載。ワイドモニタ（16:9）の利点をいかして、操作パネルを
画面右側に配置。1677万色の表示色とハイビ
ジョンをいかした輝度コントラスト、そして視野角の広い鮮明な画像を映し出します。

懐中時計

50倍

レンズ性能を最大限まで引き出す“GENEX”
テクノロジー搭載
KH-8700に搭載された新画像エンジン“GENEX”
は、高精

1600×120006

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

対応する高度な演算処理技術により、1600×1200pixサ
イズでの最速24fps表示を実現することで、ハイロックスオ
リジナルレンズの性能を最大限引き出します。

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

07

Observation

24 Frame

細、高解像度と色再現性を実現。また、フルハイビジョンにライブフォーカス合成

ハイレベルな観察精度

NEW

観察エリアすべてにピントをあわせます独自の３Ｄ観察技術
光学メーカならではの技術力により、被写体に触れることなく側面観察することを可能にしました。ロータリヘッドアダプタを

高低差のある被写体でも観たい場所の全焦点画像を瞬時に専用ズームレンズに取り付けるだけでさまざまな角度から観作成します。被写界深度に影響されることなく拡大観察する

察でき、高倍率で被写体を動かしながら観察する際の煩わしさことが誰でも簡単にできます。また観察している全焦点画像を解消します。

は、高さ情報も含んでいるのでマウスをワンクリックするだけ
で3D画像に切り替えることもできます。

マイクロハンド

HDR（ハイダイナミックレンジ）

高度な画像処理技術

コントラストの強いサンプル（メタルチューブ） 40倍

露出を変えた複数枚の画像を瞬時に取り込んで合成するこ
ポイントフォーカス

瞬時に焦点を捉える
電動スタンドとシステムとの組み合わせにより、
フルハイビジョンモ
ニタ上の任意の箇所をクリックするだけで、正確かつ瞬時なピントとにより、明暗差の大きい被写体を取り込む際に発生しがちなハレーションや暗部の黒つぶれを適正な明るさに処理します。逆に諧調の幅が少なく表面状況が捉えにくい画像には、被写体の表面を詳細まで表現します。

処理前

処理後

コントラストの弱いサンプル（印刷物） 20倍合わせを可能にしました。また、
リモートデバイス操作
（P17）
により
微妙なピント（Ｚ軸移動分解能0.05μｍ）
合わせもスムーズ。さまざ
まな機能をタッチパネル操作で簡単に行えます。
Auto focus mode
speed high /magnification : 140x

処理前

ハンディ合成Auto focus mode
speed high /magnification : 140x

思いのまま
全焦点画像を合成

処理後

はんだ部

高低差のある被写体を全焦点画像、または3Dで捉えたい場合に有効な機能です。手動スタンドのダイヤルでレンズをAuto focus mode
speed high /Auto focus mode
magnification : 140x

上下するだけで被写体全体にピントのあった画像を表現できます。ワンクリックするだけでこの合成画像を３Ｄで表現可能です。簡単な操作で被写体の表面の状態を余すことなく表現します。

08

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

09

Observation

Observation

speed high /magnification : 140x

Measurement

計

測する

2D計測

多彩な計測ツールで細部まで正確にスマート操作で、正確な測定を可能にする
高精度な3D計測機能をはじめ多彩な計測テクノロジーを集約し、目的やニーズに応じて、被写体のさまざまな表情を余すところなく捉えます。さらに、高精度になった計測機能を

被写体の長さや面積、角度など多様な計測ニーズに応える18種類の計測ツールを搭載。わかりやすい計測アイコンにより機能も一目瞭然です。また、ACSが計測におけるさまざまな情報の制御をサポートしますので、オペレータは直感的な操作が可能。計測
リストの数値データをCSV形式にして保存することもでき、最小値・最大値・範囲・平均・合計・標準偏差・サンプル数といった、計測
項目ごとに統計データとして表示することも可能です。

よりスマートかつシンプルに操作できるようユーザビリティの向上。直感的な操作でストレスのない計測環境がオペレータの作業負荷を大幅に軽減します。

直ACS(Auto Calibration Select)

線

円

円

弧

角 度

色抽出

高さ計測

周囲長

面

積

垂直線

円と円
との距離

自 動

自動幅

X軸間

Y軸間

XY軸間

平行線

手動
カウント

自動
カウント

直感的な操作でユーザビリティを向上させる
ハイロックス独自のACS Communication
レンズの倍率情報を認識してスピードをコントロールする。意識しなくてもモニタ上で計測できる。撮影条件を想定して自動的に判断する。オペレータがイメージしている動作をACSが先回りして察知し、操作性を向上させる「ACSコミュニケーション」。従来
はオペレータが行っていた細かい調整を、よりスムーズに、直感的に行えるようになります。これからはユーザーを選ぶことなく、
デジタルマイクロスコープのパフォーマンスを100%発揮することが可能です。

ソフトウェア

データの表示（数値化）

ＧＥＮＥＸ

色抽出／オートカウント

高さ計測

NEW

同一画像内の指定色の抽出や指定した条件内の個数のカウント

電動スタンドとの組み合わせにより高さ情報を含んだ画像を構築

や面積の測定などが、簡単操作で行えます。

するので、2D画面上でも高さ計測が簡単に行えます。

最適画像

パールニコル

50倍
10円硬貨

画面分割計測500倍

デジタルズーム計測

２・４分割画面で表示する際、各々の画面が異なる倍率表示であっマウスホイールを回すことでリてもACSにより適正な校正状態で2D計測することが可能です。

アルタイムにズームして、計測

計測結果は分割された各画面に表示。

ポイントを正確に捉えます。

スタンド

スピードコントロール（電動）Ｇシリーズレンズ（ACS機能付）
倍率・視野・解像度・深度情報

蜜蜂口器装片ハイロックスの持つユーティリティ技術とユーザビリティを融合させたACS(Auto Calibration Select)は、捉えた被写体画像の倍率／視野／解像度／深度情報をリアルタイムに認識し、オペレータが要求するさまざまなタスクに必要な情報を発信。校正
値選択、Ｚ軸移動スピード／移動ステップ／画像取込タイミングを制御し、ストレスのない環境を提供します。

10

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

射出成形ギア5倍

校正値情報表示

エッジ吸い付き

予め登録された各レンズの倍率、各レンズに装着するアダプタ倍

計測したいポイントにカーソルを率など、ACSの校正値情報を表示。自ら校正値の修正や設定、レン近づけるとエッジに吸い付くようにNEW

ズやアダプタ名も修正・登録することもできます。さらに、基準器カーソルが移動します。

を映し出すだけで自動的に校正値を簡単に設定できるほか、手動オペレータ毎に発生しがちな計測ポによる校正設定も可能です。

イントのバラつきを軽減します。

自動的にカーソル
位置を補正

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

11

Measurement

ACS(Auto Calibration Select)とは…

50倍

3D計測

3Dプロファイル計測

より速く、より高精細に

数値情報で正確な解析ができる

平面観察（2D）では高低差が大きい被写体でも全焦点画像を作成し立体観察

3D構築過程で取り込まれたＸＹＺ情報により、任意の高さラインプロファイルデータを作成できます。さらに、3D画像に合わ（3D）することで被写体のディテールまでも表現することができます。ACSによるせて、プロファイルグラフに対しても長さや幅、高さ、角度、円弧計測により、2D画像では知りえなかった数値情報を簡単に計

最高0.05μmのZ軸移動分解能を備えた電動スタンドとの連携により、視野や倍率測可能です。また、スライサの履歴によりデータ値と計測場所の視認性が向上しています。

情報、深度情報を基にスピードコントロールを実現。3D構築するまでの時間も従来と比べ10倍の速さ。さらにハイクオリティな合成画像を可能にしました。

118.066
Z

幅や高さ計測177.099236.132

295.1650.000μm

角度計測

0.000
165.996

実装積層セラミックチップ抵抗110.664200倍
半径計測

ポイント高さ計測
2D/3Dイメージの任意の位置にマウスを動かすだけで、
リアルタイムで高さを表
3Dビューア示、
クリックすることで高さの値が画面上にメモのように貼り付けられます。また、複数地点の高さも手軽に計測できます。

多彩な表現力
3Dの表現力も用途に応じて選択できます。高低差を表現したい場合は「疑似カラー表示」
で最も高いところを赤、低いところを青で表現。長さや高さ、形状の確認を

3Dイメージ表示

したい場合は「ワイヤーフレーム表示」
を選択。テクスチャを表現することも可能です。

サーフェイス

サーフェイス・リアルカラー
ミックス

体積・面積計測

3D粗さ計測機能

3D表示された画像を任意の高さで水平に切断して、指定した断プロファイル上にカットオフ値も選択可能な粗さ曲線、
うねり曲線を面・表面の面積と、断面より上・下側の体積を従来の２倍以上の速表示し、粗さパラメータ（粗さRa、粗さRz、粗さRzjis）
が計測可能でさで演算処理します。計測範囲のイメージを画面上で確認しながす。データはスライサと連動してリアルタイムに更新されます。

らの簡単なマウス操作により、オペレータの負担も軽減されます。
ワイヤーフレーム

ライティング
3D画像をさらに立体的に強調したいとき、データ上で照明を任意の角度で照射することが可能です。光の方向を変えることで目的に合わせた最適な表面形状をさらに詳しく得ることができます。

2Dイメージ表示

平面補正
傾いた画像データを平らに補正します。被写体が傾いた状態で３D合成した際など、傾きの補正が有効に機能します。

スムージングノイズや細かな高低差が激しい場合、画像データからそれらを除ノイズ除去
不必要なノイズを除去することができます。ハレーションなど比較的ノイズが発生しやすい被写体に対し効果を発揮します。

12

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

13

Measurement

Measurement

去することで滑らかに表示することができます。

Photographing

撮影する

高解像度で画像をつなげる、視野が広がる

広視野でありながら高解像度を実現するという、デジタルマイクロスコープに求められていた究極の理想を叶える先進のタイリング機能。倍率を高くすれば解像度は高いが視野が狭くなるという光学顕微鏡の常識を超え、高解像度かつ広視野の画像作成を実現。高倍率の画像を連結する高度な技術が、広視野でありながら高解像度な画像を実現します。

スムーズにつながる

2Dタイリング
ステージを動かすだけでレンズが捉える視野をリアルタイムに連結し、その範囲を最大15000×15000pixelsまで拡張可能です。従来常識とされていた視野と倍率の関係を覆す新技術は、広く捉えて細部を観察、さらに、視野拡大モードにより、撮影範囲を約2倍の領域に広げることができます。
15000pixels

リアルタイムレベルに画像を連結してゆく2Dタイリング、ACSから発信される情報から最適にＺ軸を自動制御して３Ｄタイリングへ。いずれも従来比２倍の処理能力を備えたKH-8700は、観察までの時間を大幅に短縮します。

14

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

15Photographing

高速処理技術業界最速リアルタイム画像処理

シームレスな観察、計測、撮影を実現

5800 万画素高解像度画像取込

リモートデバイス（ＣＴ- R０１)

独自のデジタル技術により画像を劣化させずに維持する“ノイズリダクション”を

もっと簡単に、思いのままに、高度な技術を自由に操作できること実現。高品位な画像を余すことなく表現する5800万画素は微細な質感を忠実にを目的に開発されたリモートデバイス。
４.３インチの液晶モニタに再現します。

は、よく使う機能だけをタッチパネル上に配列し、指先で液晶画面に触れるだけで、直感的に目的の操作が可能。また、カメラのシャッ
タスピード、カメラモード、キャプチャなどのカメラコントロールも簡単スムーズ。ジョグダイヤルを利用すれば、電動スタンドのＺ軸制御とロータリヘッド制御を行うことができます。

計測する

観察する

大画面タッチパネル
４.３インチの液晶パネルで視認性もよく簡単に撮影する

操作できます。

基板

わかりやすいメニュー
アイコンとテキストを合わせたメニューづくりはオペレータが迷うことはもうありません。

ＨＤＲ
明暗差の大きい被写体を単に3D化すると、ハレーション気味になったり、暗くなったりいずれも被写体表面のディテールが表現できませんが、3D合成するための画像ひとつひとつをHDR処理することで、求めていた画像を表現します。

ジョグダイヤル
電動スタンドのＺ軸制御とロータリヘッドの回転
スピード制御をこのジョグシャトルひとつで制御します。

ボリュームレベル
カメラの明るさを調整します。ボリュームレベル
を回すだけで簡単に画像の明るさがかわります。
※オプション（CT-R01）

3D合成（ドリル先端部）

HDR3D合成

リモートデバイスメニュー画面

アンチハレーション
光の反射（ハレーション）の強い被写体に対し、
ハレーションを除去した画像を複数枚取り込みながら3D構築をすることができます。3D画

カメラコントロールエリア

設定値表示エリア

カメラコントロールエリア
ホワイトバランス調整・画面イメージ固定・解除切像が困難だったハレーションの強い被写体に効果を発揮し、正確な表面状態を忠実に表現することができます。

替・シャッタスピード調整を行えます。

設定値表示エリア
カメラ シャッタスピードの値を表示します。
Ｚ軸

移動ポジション値を表示します。

アプリケーションエリア
ワンクリックで機能実行できる簡単操作ボタンです。記録・動画記録・計測・オートフォーカス・ＨＤＲ・
正・ライブラリ・レンズ手動選択

制御エリア
チップ抵抗

16

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

50倍［通常画像］

チップ抵抗

50倍［アンチハレーション取込画像］

アプリケーションエリア

制御エリア

ジョグダイヤルでの制御機器を切り替えます。
Ｚ軸移動制御もしくはロータリ回転制御を選択できます。

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

17Photographing

Photographing

ハレーション除去・３Ｄ合成・タイリング・手振れ補Other function

多彩なニーズに応える高性能・高機能を集約

ノイズ除去機能ライブラリプレビュー機能

観察する、計測する、撮影する、あらゆる目的とニーズに確かなレベルとクオリティで応えるテクノロジーを結集。

画像の粒状の乱れを目立たなくしたいとき、被写体の輪郭は保っ保存した静止画・動画はすべてライブラリ画面で一覧表示する

たままライブ画面上でノイズを低減。コントラストが極端に高いことができます。画像をサムネイル表示できるのでスピーディに被写体を適正な画像にします。

保存した画像を確認することができます。

さらに直感的な操作を可能にする卓越したユーザビリティが一歩先をゆくオペレーション環境を創造します。

カメラプレビュー機能

画面分割表示機能

プレビュー画面を観ながらカメラ

複数の画像を同時に上下左右設定の異なる画像を表示。お好み

2分割、4分割の3通りに表示可の画像を選べるほか、設定の違い

能。分割画面のひとつはライブにより被写体の細かな表面状態を画像表示できるので、観察ポイ

新たに発見することも可能です。

ントを探す際に有効です。分割

ノイズ除去前ライブラリ表示画面
ノイズ除去後

画面上での計測も可能です。

簡易報告書（Report)

カメラ映像設定・ユーザーカメラ登録

報告書作成機能を利用して画カメラ設定のパラメータを最大12像、計 測 、倍 率 、レンズ 情 報

種類まで登録できます。被写体ににコメント、図形を自由に書合わせて調整したカメラパラメー

き込むことが できるため、パタを登録しておけば、以後、選択すソコンを使用しなくともKH－

るだけでカメラ設定が再現可能。

8700で報告書を簡単に作成

手振れ補正

タイマ録画機能

手振れや振動による映像の乱れを軽減させます。観察環境が悪設定された時間毎に自動で画像を保存することができるため、く、振動が観察・撮影に悪影響を与える場合に有効です。

長時間経過観察が必要なバイオ関係の被写体などに有効です。

同じ条件で被写体を観察する場合できます。また、作成した報告などに便利です。

書の保存管理も可能です。

また録画する時だけLEDランプを点灯させることで無駄なエネ
ルギー使用を抑制します。

切削バイト 20倍
［手振れ補正前］

切削バイト 20倍
［手振れ補正後］

血清

1500倍

録画開始

血清

1500倍

録画終了

ランチャ機能ユーザー管理観察に必要な機能をタスク領

KH-8700システムを部署単位や人単位で利用する場合など、シ域に常駐し、いつでも簡単に操ステム設定や画像データをユーザーごとに管理することが可能

作・機能実行が可能です。カメです。不特定多数のユーザーを区別して利用できます。

ラ設定選択、明るさ設定、ライ
ブラリ、コメント、録画、
レンズ

リアルタイムズーム

リアルタイム反転・回転

マウスホイールを回すことでリ

静止画のみならず、動画のリア

アルタイムにズームして、計測

ルタイム反転・回転を実現。被ポイントを正確に捉えます。

写体を動かすことなく観察方

HDR、アンチハレーション、３D合成結果を設定パターンに応じ機能を備えています。

てプレビュー表示します。お好みの観察に適した結果を選択することができます。

向を調整することができるため、微細な位置合わせや角度

ライブ画像補正機能

合わせなどがマウス操作だけ

明るさのムラを自動的に補正で行えます。

プレビュー機能（HDR、アンチハレーション、
３D合成結果）選択、オートフォーカス、印刷

ICボンディング

2000倍する機能や、明るさ・コントラス
トの補正をライブ映像へ反映できます。より最適な観察が可能です。

ミルククラウン 10倍

NEW

プリンタ接続して即出力プリンタと接続するだけで、計 測した数値や計 測画像などのデータを簡単な操作ですばやく出力することができます。
※対応機種については別途ご相談願います。

拡張機能と６種類のポートを装備
代表的なポートとして周辺機器との連携によって拡張される

200倍

USB2.0ポートを６ポート搭載、さらに、ディスプレイ／LAN／アナログ
RGB／RS232C／External用ポートを標準仕様としました。
USB

18

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

LAN

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

19

Other function

BGA

Sample Image

サンプル画像
新開発GENEXエンジンと高解像度レンズによる卓越したパフォーマンスにより、拡大観察画像はここまで高いクオリティで映し出されます。さまざまな業界やニーズ、目的や用途にお応えするその実力の一部をご紹介します。

半導体／SMT

機械／材料工学／鑑識

ICパッケージ

制御機器用基板

50倍

ICパッケージ

100倍

太陽電池

2500倍

携帯電話銀塗装

1400倍

QFPフィレット

300倍

超伝導体単結晶

マクロ撮影

0402積層セラミックパッド

200倍

QFPフィレット

200倍

髪のキューティクル

2000倍

プローバー接点

250倍

銃弾

血液
（好塩基球） 2800倍

自動車／非破壊

使用後圧痕

50倍

生物／医学

LED内蔵IC

1000倍

シリンダー内部

1400倍

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

BGA

フリップチップボール部

150倍

カーボンベースフィルム

1000倍

1000倍

金属組織

2000倍

妊娠後10.5日

マウス胎児

50倍

食虫植物

200倍

スポンジ

100倍

ステント

150倍

蛋白クリスタル

100倍

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

21

Sample Image

20

1000倍

ST-G Stand Series

手動ブロック

スタンド

ストレート
タイプ

ケーブルホルダ（背面）電動スタンドとシステムの組み合わせにより、モニタ上の粗動ダイヤル

任意の箇所をクリックするだけの、正確かつ短時間なピン

8 5 m m の ストロ ーク
制御。

ト合わせを可能にしました。また、リモートデバイス操作
により微妙なピント（Ｚ軸移動分解能0.05μｍ）合わせもスムーズ。さまざまな機能をタッチパネル操作で簡単に行えます。

超微動ダイヤル
2μm単位で調整。

ブロック固定レバー（背面）スムーズなフォーカス制御
モータを内蔵し、メインユニットや専用コントローラと連動した高度なフォーカス制御ができます。電ステージユニット

動部30mm、手動部85mmの驚異的な稼動距離で、あらゆるレン
ズと被写体に対応します。

電動ブロック

傾き

VIEW

傾き

90°

アングルタイプ

0°

30°

45°

60°

0°

0°

0°

0°

45°

45°

45°

45°

30°

45°

60°

90°

90°

回転

ステージ回転ポールの傾斜でいろいろな角度の観察が可能

被写体を固定したままでも軸中心を簡単セット

安定設計で振動を軽減

ポールブロック部の上視認性の高い指標には15°
おステージに備えられた

快適な観察環境を追究した低下に加え回転機構を備きにクリックが 施され簡 単に

ツマミを回すだけの簡重心。バランスに配慮した設

単操作で軸調整ができ計と柔軟性のある非移行性防ます。ステージ を回 転

振ゴムの採用により観察中の振動を最低限に抑えます。

ユーザビリティ

ステージブロック／XYステージ

えたＸＹステージにより、

フォーカス指標ライン

セットができます。さらに傾け①②

XYステージ

観察エリアの変更がスた際に、45°で自動的にロック

ムーズに行なえ、簡単操がかかる安全設計。
リリースレ

させても観察視野を逃作で軸調整ができます。

バーを引くだけで簡単にロックがしません。

フラットなステージと透を解除できます。
（傾斜角度 左

過照明ユニットによりさ

右90°
可能）

まざまな被写体にも対①リリースレバー②ポール固定レバー

応します。

22

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

角度指標

台

座

高さ調整レバー

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

23

Stress Free Observation System

稼動するステージで多様な観察に対応

Genuine Optical Lenses

型
式
倍
率
視
野
作動距離

MXG-2016Z/MX-2016Z
20〜160倍
15.4〜2.0ｍｍ
（H）
44ｍｍ

型
式
倍
率
視
野
作動距離

MXG-5040RZ（SZ）/MX-5040RZ（SZ）
50〜400倍
6.1〜0.78ｍｍ
（H）
54ｍｍ
（RZ）
/63ｍｍ
（SZ）

レンズ
光学メーカであるハイロックスオリジナルレンズは、あらゆるニーズにお応えする最良のレンズ・アダプタをご用意しています。
“ＭＸＧ”シリーズレンズは、オペレータの直感的な要求に応じてＡＣＳがシステムを制御。面倒な設定は必要ありません。

MXG-MACROZ VI / MX-MACROZ VI

マクロズームレンズ
低倍率域をカバーしました。カメラなどを

0-50x

MXG-10C / MX-10C

同軸落射10倍ズームレンズ
最も適した対物レンズをお選びいただけ必要とした大きな被写体の全体像から視るよう６種類の対物レンズをラインナッ

野６mmまでの撮影が可能です。照明を内プ。業界最高倍率の7000倍の観察も可蔵しており、多様な環境下にも対応してい能です。

35-7000x型

深い被写界深度で高低差のある被写体の観察に最適です。また、被写体が大きくステージに置けない場合でもハンディでの観察を容易に行うことができます。

型

MXG-MACROZⅥ/MX-MACROZⅥ∞〜5倍 5〜50倍∞〜6.1mm（H）, 6.1〜61ｍｍ（H）∞〜90ｍｍ

式

倍
率
視
野
作動距離

MXG-2016Z / MX-2016Z

低倍率ズームレンズ

20-160x (6-320x)

Low-Range
35〜250倍
8.71〜1.22ｍｍ（H）
10.0ｍｍ

倍
率
視
野
作動距離

ます。

型
式
倍
率
視
野
作動距離

式

MXG-2500REZ
Mid-Range
140〜1000倍
2.18〜0.31ｍｍ（H）
10.0ｍｍHigh-Range
350〜2500倍
0.87〜0.12ｍｍ（H）
10.0ｍｍ

MXG-10C / MX-10C
OL-70 II
OL-140
OL-140 II
OL-350 II
OL-700 II
OL-35
35〜350倍 70〜700倍 140〜1400倍 140〜1400倍 350〜3500倍 700〜7000倍
9.83〜1.05mm（Ｈ） 4.42〜0.47mm（Ｈ） 2.46〜0.26mm（Ｈ） 2.21〜0.23mm（Ｈ） 0.88〜0.09mm（Ｈ） 0.44〜0.04mm（Ｈ）
34mm
21mm
30.5mm
12mm
10.6mm
3.4mm

MXG-2500REZ

レボズームレンズ
1本のレンズで35～2500倍の拡大観察

35-2500xに対応。ライトセレクタの簡単操作で照

型
式
型
式
倍
率
倍
率
視
野
視
野
作動距離
作動距離

MXG-2016Z/MX-2016Z
MXG-MACROZ
Ⅵ/MX-MACROZⅥ
20〜160倍∞〜5倍
5〜50倍
15.4〜2.0ｍｍ（H）∞〜6.1mm（H）, 6.1〜61ｍｍ（H）
44ｍｍ∞〜90ｍｍ

型
式
倍
率
型
式
型
式
視
野
倍
率
倍
率
作動距離
視
野
視
野
作動距離
作動距離

MXG-5040RZ（SZ）/MX-5040RZ（SZ）
50〜400倍
MXG-2016Z/MX-2016Z
MXG-MACROZ
Ⅵ/MX-MACROZ
Ⅵ
6.1〜0.78ｍｍ（H）
20〜160倍
∞〜5倍
5〜50倍
54ｍｍ
（RZ）
/63ｍｍ
（SZ）
15.4〜2.0ｍｍ（H） （H）∞〜6.1mm（H）, 6.1〜61ｍｍ
44ｍｍ∞〜90ｍｍ

型
式
MXG-MACROZⅥ/MX-MACROZⅥ
明方式も変更可能。
どのレンジのレンズ
倍
率
5〜50倍
視
野
∞〜6.1mm（H）, 6.1〜61ｍｍ（H）
ACS機能で把握。
使い易さを追い求めた ∞〜90ｍｍ
作動距離域においても、さまざまなレンズ情報は∞〜5倍レンズです。

35～2500倍率域を実現
型

式

MXG-2016Z/MX-2016Z

低倍率の領域から超微細な高倍率領域に対応します。
20〜160倍 今までのズームレンズ倍率倍率

15.4〜2.0ｍｍ（H）
視野
領域を超えた光学倍率比70倍だからレンズ交換の必要はもうありません。
レボル
44ｍｍ

作動距離

バを回すだけの操作で抜群の使い易さを実現しました。3つのどのレンジを選択しても、わずらわしいピント調整は必要ありません。もちろんACS機能も標準化。

MXG-5040RZ (SZ) / MX-5040RZ (SZ)

中倍率ズームレンズ
個性豊かな光学アダプタを備え、多彩な用途に活躍するレンズです。ロータリヘッドの観察角度を変えることができます。

式

型
式
倍
率
型
式
倍
率
視
野
倍
率
視
野
作動距離
視
野
作動距離
作動距離

型

式

倍
率
型
式
視
野
型
式
作動距離
率
倍
野
視
作動距離

24

50-400x (20-800x)

MXG-2500REZ
Low-Range
High-Range
Mid-Range
MXG-5040RZ（SZ）/MX-5040RZ（SZ）
35〜250倍
350〜2500倍
140〜1000倍
MXG-2016Z/MX-2016Z
50〜400倍
8.71〜1.22ｍｍ（H）
0.87〜0.12ｍｍ（H）
2.18〜0.31ｍｍ（H）
20〜160倍
6.1〜0.78ｍｍ（H）
10.0ｍｍ
10.0ｍｍ
10.0ｍｍ
15.4〜2.0ｍｍ
（H）
54ｍｍ
（RZ）
/63ｍｍ
（SZ）
44ｍｍ

MXG-10C / MX-10C
OL-70 II
OL-140
OL-140 II
OL-350 II
OL-700 II
OL-35
35〜350倍 70〜700倍 140〜1400倍
140〜1400倍 350〜3500倍 700〜7000倍
MXG-2500REZ
9.83〜1.05mm（Ｈ） 4.42〜0.47mm（Ｈ） 2.46〜0.26mm（Ｈ）/MX-5040RZ
2.21〜0.23mm（Ｈ）
0.88〜0.09mm（Ｈ） 0.44〜0.04mm（Ｈ）
MXG-5040RZ
（SZ）
（SZ）
Low-Range
High-Range
Mid-Range
34mm
21mm
30.5mm
12mm
10.6mm3.4mm
35〜250倍
350〜2500倍
50〜400倍
140〜1000倍
8.71〜1.22ｍｍ（H）
10.0ｍｍ

6.1〜0.78ｍｍ（H）
2.18〜0.31ｍｍ
（H）
54ｍｍ
（RZ）
/63ｍｍ
（SZ）
10.0ｍｍ

0.87〜0.12ｍｍ（H）
10.0ｍｍ

型
式
倍
率
視
野
作動距離

型

式

倍
率
視
野
作動距離

MXG-5040RZ（SZ）/MX-5040RZ（SZ）
50〜400倍 High-Range
6.1〜0.78ｍｍ（H） Lens
54ｍｍ
（RZ）
/63ｍｍ
（SZ）
350-2500

Low-Range
35〜250倍
8.71〜1.22ｍｍ（H）
10.0ｍｍ

Low-RangeLens
35-250

Mid-RangeLens
140-1000

MXG-2500REZ
Mid-Range
140〜1000倍
2.18〜0.31ｍｍ（H）
10.0ｍｍHigh-Range
350〜2500倍
0.87〜0.12ｍｍ（H）
10.0ｍｍDIGITAL MICROSCOPE KH-8700

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700
型

式

型
倍

式
率

MXG-10C / MX-10C
OL-70 II
OL-140
OL-140 II
OL-350 II
OL-700 II
OL-35
MXG-2500REZ
35〜350倍 70〜700倍 140〜1400倍
140〜1400倍 350〜3500倍 700〜7000倍

型

式

倍

率

MXG-10C / MX-10C
OL-70 II
OL-140
OL-140 II
OL-350 II
OL-700 II
OL-35
35〜350倍 70〜700倍 140〜1400倍 140〜1400倍 350〜3500倍 700〜7000倍

25

MXG/MX Lens Series

MXG/MX Lenses Series

装着により３６０度側面観察を実現。さらに

型

型
式
倍
率
視
野
作動距離

MX-BGAZ II
100〜180倍 ※1ー
0.9〜8.0mm ※2※1 モード切替リングがNormal時の倍率※2 BGAからプリズムチップ先端までの距離

レンズ
型
式
倍
率
視
野
作動距離

MX-180DIL
100〜330倍
1.74~0.87mm（H）
21.5mm

MT-C16III

マクロレンズ
作動距離を変えることで0-20倍領域を実

0-20x

20x

40x

100x

200x

500x

1000x

2000x

5000x

10000x現。高水準の映像を実現しながらコストパ
フォーマンスにも優れたレンズです。

型
式
倍
率
視
野
作動距離

MX-MACROZ IV∞〜50倍∞〜6.1mm（H）∞〜21.4mm(0〜50x) / 202.8mm(5x) / 97.5mm(10x) / 49.2mm(20x) / 35.9mm(30x) / 26.8mm(40x) / 21.4mm(50x)MX(G)-MACROZ VI

0-50x
6-320x

MX(G)-2016Z

20-800x

MX(G)-5040RZ (SZ)

35-7000x

MX(G)-10C

35-2500x

MXG-2500REZ
MX-MACROZ IV
型
式
型
式
倍
率
倍
率
視
野
視
野
作動距離
作動距離
型
式

マクロレンズ
作動距離を変えることで0-50倍領域をカバーするマクロレンズです。専用のリング
照明により優れたパフォーマンスを発揮します。

※アダプタ装着時の倍率を表記しているレンズも含まれます。

100〜180倍 ※1ー
0.9〜8.0mm ※2
MX-STZ Lenses※1 モード切替リングがNormal時の倍率
AD-STZ28-125 AD-STZ40-120 AD-STZ40-245 AD-STZ58-135 AD-STZ58-275
型
式※2 BGAからプリズムチップ先端までの距離
２．
８mm
４．
０mm
４．
０mm
５．
８mm
５．
８mm
外
径
0-50x
１２５mm
１２０mm
２４５mm
１３５mm
２７５mm
有 効 長
直視
直視
直視
直視
直視
視野方向
４０°
４０°
４０°
４０°
４０°
視 野 角
MX-180DIL
型
式
100〜330倍
倍率
1.74~0.87mm（H）
視野
21.5mm
作動距離
MX-180DIL
型
式

型
式
倍
率
視
野
作動距離
型
式
倍
率
視
野
作動距離

MX-MACROZ IV

100〜330倍
1.74~0.87mm（H）
21.5mm

倍
率
視
野
作動距離

リング照明装置
装着時

MX-MACROZ IV∞〜50倍∞〜6.1mm（H）∞〜21.4mm(0〜50x) / 202.8mm(5x) / 97.5mm(10x)/ 49.2mm(20x)IV/ 35.9mm(30x) / 26.8mm(40x) / 21.4mm(50x)
MX-MACROZ

MX-STZ Lens

狭い場所や機械内部の観察を可能にした
観察できない狭い環境に対応。用途に合わせて先端部は直視と側視の２通りに対
応します。

型
式
倍
率
視
野
作動距離
型
式

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

100-180x技術を凝縮した、BGA専用レンズです。このレンズの使用により、誰もが高度な技術者として、的確な「外観観察」
を行うことが可能となります。

型
式
倍
率
視
野
作動距離

MX-BGAZ II
100〜180倍 ※1ー
0.9〜8.0mm ※2※1 モード切替リングがNormal時の倍率※2 BGAからプリズムチップ先端までの距離

MT-C16III∞〜20倍ーー
MT-C16III

上部接点部

∞〜20倍
ー
ー

型
式
外
径
有 効 長
視野方向
型
式
視
外野 角
径

MX-STZ Lenses
AD-STZ28-125 AD-STZ40-120 AD-STZ40-245 AD-STZ58-135 AD-STZ58-275
２．
８mm
４．
０mm
４．
０mm
５．
８mm
５．
８mm
１２５mm
１２０mm
２４５mm
２７５mm
MX-STZ
Lenses １３５mm
直視
直視
直視
直視
直視
AD-STZ28-125
AD-STZ40-120
AD-STZ40-245
AD-STZ58-135
AD-STZ58-275
４
０°
４
０°
４
０°
４
０°
４
０°
２．
８
mm
４．
０
mm
４．
０
mm
５．
８
mm
５．
８
mm
１２５mm
直視
４０°

１２０mm
直視
４０°

２４５mm
直視
４０°

大きな基板に対応する回転機構
MX-180DIL
100〜330倍
1.74~0.87mm（H）
21.5mm下部接点部

フォーカスリング

１３５mm
直視
４０°

２７５mm
直視
４０°

モード切り替えリング

プリズムチップ

型
式
倍
率
視
野
作動距離

型
式
倍
率
視
野
作動距離

MX-MACROZ IV∞〜50倍∞〜6.1mm（H）∞〜21.4mm(0〜50x) / 202.8mm(5x) / 97.5mm(10x) / 49.2mm(20x) / 35.9mm(30x) / 26.8mm(40x) / 21.4mm(50x)

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700
MT-C16III
∞〜20倍
ー
ー

27

BGA Inspection

MX Lenses Series

26

BGAをさまざまな角度から詳細に、そして簡単に観察するために、独自の知識とオプティカルロータリリング
型
式
倍
率
視
野
作動距離

倍
率
視
野
作動距離

有 効 長
視野方向
視 野 角

MX-BGAZ II

BGAレンズ∞〜50倍∞〜6.1mm（H）∞〜21.4mm(0〜50x) / 202.8mm(5x) / 97.5mm(10x) / 49.2mm(20x) / 35.9mm(30x) / 26.8mm(40x) / 21.4mm(50x)

ストロースコープレンズ
ストロースコープレンズは他のレンズでは100-180x

MX-BGAZ II

MT-C16III
MX-BGAZ∞〜20倍 II
100〜180倍※1ーーー
0.9〜8.0mm
MX-BGAZ ※2
II

倍 ド切替リ率 ングがNormal時の倍率
※1 モー
視
野
※2 BGAから
プリズムチップ先端までの距離
作動距離

0-50x

仕

被写体の多彩な観察シーンにお応えする個性豊かなアダプタのラインナップにより画像観察の新たなアプローチが見えてき■ 基本機能ます。

可変照明アダプタ

拡散照明アダプタ

キズやバリの観察に効果を発揮します。落射照明からサイド照明

反射率の高いギラギラした被写体の観察に有効です。指向性のへ照射角度を任意に変化させる照明アダプタです。観察ポイント

ある照明方向を減少させることで、分散したやわらかな照明を創に最適な照明を照射することができます。

り出します。

カメラ

25セントコイン 20倍［落射照明］

25セントコイン 20倍［サイド照明］

ボールジョイント 40倍［落射照明］

ボールジョイント 40倍［拡散照明］
光源

同軸落射アダプタ

片射同軸アダプタ

映像出力

フラットで反射率の高い鏡面や研磨面の観察に有効です。照明を

鏡面の微細な凹凸やうねりの検出に効果を発揮します。ハイロッ

レンズの光軸と平行に照射し、垂直に返る正反射で撮像するアダ

クス独自の
“片射”
機能により、
さらに繊細な鏡面上の表面形状をプタです（明視野照明）。

再現します。

様■ 各種機能入力
出力

インタフェース

1/1.8型

総画素数

1688
（H）
×1248
（V）

カメラ映像設定

有効画素数

1628
（H）
×1236
（V）

カメラ設定保存

実行画素数

1600
（H）
×1200
（V）

カメラ設定 最適化機能

走査方式

プログレッシブスキャン

Ｚ軸フォーカス制御機能

フレームレート

２４フレーム/秒

缶容器底面部250倍［落射照明］

缶容器底面部 250倍
［片射同軸照明］

ロータリヘッド制御機能
観察設定

MANUAL（8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/24、1/60、1/100
1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000）

デジタルズーム機能

17〜1/100000sec の範囲で設定可

ＨＤＲ処理機能アンチハレーション処理機能

ゲイン

AUTO
（0ｄB〜6ｄB）、MANUAL（0、3、6、9、12ｄB）
、OFF
AUTO
（ワンプッシュ） MANUAL（Ｒ，
Ｂ）

高解像度取込機能

液晶モニタ

フルHD液晶（TFT型） 21.5型

画像サイズ

476.24ｍｍ（Ｈ）
×268.11ｍｍ（Ｖ）

プレビュー機能（ＨＤＲ、
アンチハレーション、
３Ｄ構築）

画像ピッチ

0.248ｍｍ×0.248ｍｍ

画面数

1920
（Ｈ）
×1080
（Ｖ）

表示色

1677万色※１

画像調整機能（ノイズ除去・エッジ処理 等）（動画対応）
上下分割 左右分割 ４分割 ※分割時：２D計測可
分割・表示

輝度

300ｃｄ/㎡
1000:1（Typ）

視野角±85(左右）
±80
（上下）

ＡＣＳ機能
オートキャリブレーション機能
２点間計測（距離、角度、円、半径、面積、平行、垂直,等）

光源

LED照明

ランプ寿命

30,000時間
（参考値）

色温度

5700K
（Typ）

出力方式

アナログRGB/DISPLAY PORT （1920×1080Pixel 以上）

マウス・キーボード

USB2.0（Aタイプ）
対応

ACS入力

MXGレンズ対応

外部リモート入力

フットスイッチ等入力信号

オートカウント・オート面積計測・オート距離計測機能
２D計測

Z軸通信制御：５相ステッピングモータドライバ内蔵
ロータリヘッド駆動制御 （丸型６ピン）

LAN

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

USB2.0６系統 （サイド×２ 背面×４）

RS232C

汎用ポート（拡張用ポート）

ハンディ合成機能
マルチフォーカス機能（セミオート合成）
マルチフォーカス機能（フルオート合成）
マルチフォーカス機能（クイック合成）
マルチフォーカス機能（マニュアル合成）
３D観察・

リモートデバイス

専用対応端子

記録媒体

ハードディスク500GB内蔵（録画保存領域：360GB）計測

外付け DVDドライブ（USB2.0）
対応/外付けHDD
非圧縮：TIFF、BMP

等

高解像度取込
8800×6600、6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800

光学メーカならではの技術力により、被写体に触れることなく側面表現します。反射されてきた光を制限することで観察したいポイ

観察することを可能にしました。
“ロータリヘッドアダプタ”
をズーム

ントの反射光だけを検出します。

レンズに取り付けるだけで、被写体はもちろんレンズやステージに使用環境触れることなく、さまざまな角度から観察ができ、高倍率で被写体を動かしながら観察する際のわずらわしさを解消します。
重量
外形寸法図

AVI
（非圧縮）
、WMV
（圧縮）
1600×1200（15FPS）、800×600（24FPS）

定格電源電圧

AC100〜240V

消費電力

195W

使用周囲温度

5〜40℃

使用周囲湿度

20〜80％RH（ただし氷結、結露なきこと）

使用雰囲気

腐食性ガスのないこと

保存温度-15〜50℃（ただし氷結、結露なきこと）

本体

約14Kg
約１Kg

リモートデバイス

約0.5Kg

本体

幅525㎜×高さ445㎜×奥行210㎜

ノイズ除去・カット機能
タイリング

肌 しみ 50倍［偏光照明］

す。プリズムを利用し直線偏光から直交する二つの偏光を発生させ、生じた光路差を位相に応じて生じる干渉の濃淡を検出します。

３Ｄタイリング （10000×10000Pixel）
動画記録
タイマ録画記録
切出し静止画保存

ライブラリ

ライブラリ管理
簡易プレビュー機能
手振れ補正（動画対応）
コメント・図形入力機能
ユーザ管理機能
簡易報告書

その他

言語切替機能 （日・英切替）
ネットワーク設定
パスワード設定 （校正値・ユーザ管理）印刷

灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。

ヘルプ機能：マニュアル

微分干渉アダプタ
明視野照明ではコントラストのつかない被写体に効果を発揮しま

２Ｄタイリング （15000×15000Pixel）
静止画記録※１：液 晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面のごく一部に点灯しないドットや常時点
肌 しみ 50倍［落射照明］

３Ｄ疑似カラー表示

３D傾き補正機能

録画

50/60Hz

カメラ

等

３Ｄ高さ計測/３Dポイント高さ計測機能

1600×1200、1440×1080、1200×960、1024×768、800×600、640×480

動画記録画素※距離・角度・幅・平均高さ計測
３Ｄ面積・体積計測機能

３Ｄ粗さ計測機能

通常取込

動画録画形式

３Ｄプロファイル計測機能

３Ｄライティング表示

圧縮：JPEG

対応画像サイズ 15000（H）
×15000（V）
Pixel （画像連結時）

ロータリヘッドアダプタ

被写体の表面層(コーティング・膜など)の下にある物をはっきりと高解像度計測CSV保存

Z軸モータ出力

CD-R/RW、DVD±R/RW

計測結果 統計表示機能
スケール表示レンズ登録機能ロータリ出力記録

反転、回転・左右90度回転
グリッド、
スケール、
日付、
コメント、画像情報

コントラスト比

静止画録画素偏光アダプタオートフォーカス機能
フォーカスインジケータ機能

ホワイトバランス

静止画形式

ICパターン 1400倍［明視野照明］

211万画素CCDイメージセンサ

AUTO（1/24〜1/100000）

外部記録媒体ICパターン 1400倍［暗視野照明］

カメラプレビュー機能

撮像素子

電子シャッタ液晶モニタ

Specification

Various Optical Lighting Adapters

アダプタ

PC

NEW

PC 版 計測・通信ソフト EZ-View
KH-8700で撮影した画像には校正情報が含まれているため、PC
でKH-8700と同様の計測ができます。
ネットワーク接続すればKH-8700内の画像をPCから直接閲覧できます。また画像や計測結果をExcelに転送する事もできます。

液晶導電ボールの圧痕 200倍
［明視野照明］

28

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

LAN

KH-8700

液晶導電ボールの圧痕 200倍
［微分干渉アダプタ装着］

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

29

MXG-2016Z/MX-2016Z■ AD-2016H■ AD-2016S■ AD-2016SV

AD-2016LOW

AD-2016HI

AD-2016L(S/L)

AD-2016D

AD-2016HIS

AD-2016P

AD-2016C■ AD-5040HS

AD-5040DS

AD-5040SVS

AD-5040LOWRS

AD-5040HIRS

高倍率ロータリヘッドアダプタ

角度可変ロータリヘッドアダプタ

AD-5040LOWS

AD-5040HIS

AD-5040SS

AD-5040SHIS

AD-5040CS

AD-5040PS

AD-5040SD■ AD-5040H

AD-5040LOW

AD-5040HI

AD-5040SHI

非接触アダプタ

低倍率ズームレンズ（20〜160倍）

側視アダプタMXG-5040RZ/MX-5040RZ

可変照明アダプタ

拡散照明アダプタ

低倍率アダプタ

接触アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

高倍率アダプタ

偏光アダプタ

同軸落射アダプタ

AD-2016LOWR

AD-2016RLD

低倍率ロータリヘッドアダプタ

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

AD-2016RLM

ロータリヘッドアダプタ

中倍率ズームレンズ（50〜400倍）（スナップ式）USB

非接触アダプタ

拡散照明アダプタ

接触アダプタ

低倍率ロータリヘッドアダプタ

AD-5040RVS

AD-5040RVD

ロータリヘッド用拡散照明アダプタ

MXG-5040SZ/MX-5040SZ

中倍率ズームレンズ（50〜400倍）
USB

KH-8700 System Line Up

システム構成例

低倍率アダプタ

MONITORKEYBOARD

高倍率アダプタ

可変照明アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

同軸落射アダプタ

AD-5040VLS

偏光アダプタ

リフトオフアダプタ

MXG-10C/MX-10C

同軸落射10倍ズームレンズ
LAN
MOUSE

スナップ式変換アダプタ

低倍率アダプタ

非接触アダプタ

高倍率アダプタ

高倍率可変照明アダプタ

CT-R01

リモートデバイス

HDD

MXG-2500REZ

レボズームレンズ（35〜2500倍）
AD-10DIC

微分干渉アダプタ

DVD/CD DRIVE

ST-G FB-E

電動スタンドNR-405-OL
MXG-MACROZ VI/
MX-MACROZ VI

マクロレンズ（0〜50倍）

OL-35

OL-70 Ⅱ

対物レンズ35-350倍

対物レンズ70-700倍

OL-140/OL-140 Ⅱ

OL-350 Ⅱ

対物レンズ140-1400倍

OLシリーズ用リング照明

OL-700 Ⅱ

対物レンズ350-3500倍

対物レンズ700-7000倍

PRINTER
CP-D70D

ST-GA FB-E XY-G2

電動アングルスタンド

MX-MACROZ IV

マクロレンズ（0〜50倍）

AD-C3■ AD-25S1

顕微鏡

FT-01

フットスイッチ

AD-25S2

片射アダプタ

Cマウントアダプタ

固定絞りアダプタ

AD-25S3

可変絞りアダプタ

AD-25S4

中心絞りアダプタ

AD-25P1

偏光アダプタ

（2個1組）

BGAレンズ（100〜180倍）

スタンド・ステージ

ST-G シリーズ

STAND

超高精度アングルスタンド

MX-STZ

超高精度スタンド・ベース板・ポール部（ST-G）
・高精度ブロック（FB-M）

AD-BGABL

電動スタンド・ベース部・アングルポール部（ST-GA）
・高精度ブロック（FB-M） ＸＹステージ（XY-G2）

ST-HL

大型スタンドSTAGE・UNIT

STAGE・UNIT

バックライト

ST-HE

標準軽量スタンド・ベース板・ポール部（ST-G）
・電動ブロック（FB-E）

MT-C16III

マクロレンズ（0〜20倍）

XYステージユニット

AD-STL・XYステージ（XY-G2）・ステージブロック（XY-C）

側視アダプタその他

3.05〜6.3mm L120〜275mm

透過用XYステージユニット

・透過用XYステージ（XY-GB2）
・透過用ステージブロック（XY-CB）
・透過ユニット用ファイバ（R-578）電動アングルスタンド

・ベース部・アングルポール部（ST-GA）
・電動ブロック（FB-E） ＸＹステージ（XY-G2）

AS-XY

XYステージ

AS-XYL

大型スライドステージ

AS-BH

BGA基板ホルダ■ は、付属品です。

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

31

System Configuration

MX-MACROZ IV用リング照明

ストロースコープレンズ
φ2.8〜5.8mm L120〜275mm

DIGITAL MICROSCOPE KH-8700

オプティカルロータ
アダプタ

NR-405-M4

背面

30

AD-25R1

短波長アダプタ

MX-BGAZ Ⅱ
STAND

整理された配線

AD-25P2