人工心肺装置における安全装置設置状況アンケート2023

一般社団法人 日本体外循環技術医学会
安全対策委員会

【 対象 】JaSECT会員が所属する医療機関650施設を対象とした。
【 方法 】
2023年 ６月時点でのJaSECT会員名簿を基に送付先リストを作成し，対象施設の施設長と各施設1名の施設担当者（JaSECT会員）にアンケートへの協力依頼文を郵送した。
回答はJaSECTのホームページにWord Pressで作成した入力用フォームをおき，webにて回答する方法とした。
また，アンケートの回答に関しては病院情報を提出して戴くことから各施設での禀議を受けることとした。
【アンケート期間】
令和５年6月30日〜令和５年7月28日（最終 8月27日まで延長）

アンケート送付施設：650施設

アンケート回収：421施設
65.6%
承認が得られた
414施設

承認が得られなかった
7施設

人工心肺症例あり
391施設

人工心肺症例なし
7施設

アンケートの集計について

今回，アンケートの集計にあたり，回収された421施設のうち，禀議に関して「承認された」と回答があった414施設を基本データとするとともに，残りの「承認されなかった」7施設については集計データから除外した。
また，施設名，回答者および次回送付先等の項目については，集計途
中で個人あるいは施設が特定できない様に削除し集計をおこなった。

項目別集計結果

このアンケートに回答することに対して貴施設から「承認」されましたか？
承認されなかった
7 施設（1.7%）ｎ= 421 施設*

承認された
414施設（98.3%）＊アンケートに回答した全施設

【問1】貴施設では「人工心肺を使用する手術」をおこなっていますか？
承認されなかった
23施設（5.6%）

ｎ= 414 施設*

承認された
391施設（94.4%）＊アンケートに回答した全施設

【問2】年間の人工心肺の使用症例数は次のうちどれくらいですか？
ｎ= 390施設*★ 無回答：1 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問3】成人症例と小児症例どちらが多いですか？
小児症例が多い
11 施設（2.8%）

小児症例のみ6 施設（1.5%）

ｎ= 390 施設*

成人症例が多い
52 施設（13.3%）

成人症例のみ321施設（82.3%）★ 無回答：1 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問4】人工心肺装置の保有台数は何台ですか？
（実際に稼働している台数をお答え下さい）
３台
25 施設（6.4%）

４台以上
7 施設（1.8%）

ｎ= 391 施設*

２台
108 施設（27.6%）

１台
251 施設（64.2%）＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設

【問5】レベルセンサー（アラーム付き）を
静脈貯血槽に設置していますか？
設置しない場合もある
2 施設（0.5%）ｎ= 390 施設*

必ず設置している
388 施設（99.5%）★ 無回答：1 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問6】静脈貯血槽に取り付けたレベルセンサーにより送血ポンプを制御していますか？
制御していない（アラーム音のみ）
62 施設（15.9%）

ｎ= 391 施設*

制御している
329 施設（84.1%）＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設

【問7】成人症例におけるレベルセンサーの最低レベルのセット位置はいくつですか？
メーカーが推奨する最低レベル
77 施設（20.1%）

約100mL以下
50 施設（13.0%）ｎ= 384 施設*

約500mL
1 施設（0.3%）

約300mL
73 施設（19.0%）
約200mL
183 施設（47.7%）★ 成人症例は行っていないと回答した施設：2 施設★ 無回答：5 施設＊成人症例をおこなっている施設

【問8】小児症例におけるレベルセンサーの最低レベルのセット位置はいくつですか？
約10mL以下
2 施設（2.9%）
メーカーが推奨する最低レベル
26 施設（37.1%）

ｎ= 70 施設*

約10～30mL
17 施設（24.3%）

約30～50mL
15 施設（21.4%）

約50～100mL
9 施設（12.9）★ 小児症例は行っていないと回答した施設：256 施設★ 無回答：65 施設

約100mL以上
1 施設（1.4%）＊小児症例をおこなっている施設

【問9】静脈貯血槽に取り付けたレベルセンサーをONにするタイミングはいつですか？
体外循環開始直後 体外循環が安定してから6 施設（1.5%）
18 施設（4.6%）
体外循環がスタート前
16 施設（4.1%）

ｎ= 391 施設*

カニュレーション前
29 施設（7.4%）

プライミング時
322 施設（82.4%）＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設

【問10】静脈貯血槽に取り付けたレベルセンサーをOFFにするタイミングはいつですか？
その他
2 施設（0.5%）

離脱開始時
12 施設（3.1%）

離脱中（Volumeを負荷時）
81 施設（20.8%）回路を回収するとき
146 施設（37.5%）

カニューレが抜去されてから
62 施設（15.9%）★ 無回答：2 施設

ｎ= 389施設*

体外循環離脱してから
86 施設（22.1%）＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問11】気泡検出器（アラーム付き）を送血回路に設置していますか？
設置していない
14 施設（3.6%）

設置しない場合もある
4 施設（1.0%）ｎ= 390 施設*

設置している
372 施設（95.4%）★ 無回答：1 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問12】気泡検出器はどの位置に設置していますか？
（複数回答可）ｎ= 355 施設*
静脈貯血槽と送血ポンプの間

41

送血ポンプと人工肺入口の間

51

人工肺出口と送血フィルター入口の間

51

送血フィルター出口と患者との間

46

239

フィルター内蔵型人工肺出口と患者との間

その他

1
0

★ 無回答：21 施設

50

100

150

200

250

＊問11で気泡検出器（アラーム付き）を送血回路に設置していないを回答した14 施設を除外（無回答施設は除く）

【問13】気泡検出器により送血ポンプを制御していますか？
制御していない（アラーム音のみ）
92 施設（24.5%）

ｎ= 376 施設*

制御している
284 施設（75.5%）★ 無回答：0 施設＊問11で気泡検出器（アラーム付き）を送血回路に設置していないを回答した 14 施設を除外（無回答施設は除く）

【問14】気泡検出器をONにするタイミングはいつですか？
体外循環がスタート前
8 施設（2.1%）

体外循環開始直後
5 施設（1.3%）

ｎ= 375 施設*
体外循環が安定してから2 施設（0.5%）

カニュレーション前
32 施設（8.6%）

プライミング時
328 施設（88.0%）★ 無回答：2 施設＊問11で気泡検出器（アラーム付き）を送血回路に設置していないを回答した 14 施設を除外（無回答施設は除く）

【問15】気泡検出器をOFFにするタイミングはいつですか？
その他
1 施設（0.3%）

回路を回収するときに224 施設（59.9%）

離脱開始時にOFF
5 施設（1.3%）

ｎ= 374 施設*

体外循環離脱してから
58 施設（15.5%）

カニューレが抜去されてから
86 施設（23.0%）「離脱中（Volumeを負荷時）」と回答した施設：0 施設＊問11で気泡検出器（アラーム付き）を送血回路に設置していないを回答した 14 施設を除外★ 無回答：2 施設（無回答施設は除く）

【問16】送血圧力はモニターしていますか？
ｎ= 386 施設*
常時モニターしている
386 施設（100%）★ 無回答：5 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問17】人工肺入口圧をモニターしていますか？
モニターしていない
4 施設（1.0%）

モニターがあればしている2 施設（0.5%）ｎ= 391 施設

常時モニターしている
385 施設（98.5%）★ 無回答：0 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設

【問18】人工肺入口の送血圧力計にアラーム機能は備わっていますか？
備わっていない
1 施設（0.3%）

ｎ= 386 施設

備わっている385 施設（99.7%）★ 無回答：1 施設＊【問17】でモニターしていないと回答した 4 施設を除外（無回答施設は除く）

【問19】人工肺入口の送血圧力計のアラーム上限の設定圧力はいくつですか？
ｎ= 384 施設*

人工肺毎に設定値を決めている
15 施設（3.9%）
症例毎に設定値を決めている
2 施設（0.5%）300mmHg以下
16 施設（4.2%）501mmHg ～ 600mmHg
17 施設（4.4%）401mmHg ～ 500mmHg
169 施設（44.0%）301mmHg ～ 400mmHg
165 施設（43.0%）★ 無回答：2 施設＊【問17】でモニターしていないと回答した 4 施設と【問18】で備わっていないと回答した 1 施設を除外（無回答施設は除く）

【問20】その時の送血圧の下限アラーム（設定値より低くなると鳴る）の設定圧力はいくつですか？
＋51mmHg以上
11 施設（2.9%）ｎ= 376 施設*＋50mmHg～1mmHg
37 施設（9.8%）

設定していない
163 施設（43.4%）0mmHg ～ －20mmHg
106 施設（28.2%）－51mmHg以下
21 施設（5.6%）－21mmHg ～ －50mmHg
38 施設（10.1%）★ 無回答：10 施設＊【問17】でモニターしていないと回答した 4 施設と【問18】で備わっていないと回答した 1 施設を除外（無回答施設は除く）

【問21】送血フィルター入口圧をモニターしていますか？
（脳分離体外循環は除く）
モニターしていない
14 施設（3.6%）
フィルター内蔵型人工肺使用時はモニターしていない
19 施設（4.9%）フィルター内蔵型人工肺なのでモニターしていない
281 施設（71.9%）「モニターがあればしている」と回答した施設：0 施設

ｎ= 391 施設

人工肺入口圧と別にモニター
67 施設（17.1%）
人工肺入口圧と切り替えてモニター
7 施設（1.8%）

人工肺入口圧以外の圧と切り替えてモニター3 施設（0.8%）＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設

【問22】送血フィルター（またはフィルター内蔵型人工肺）より先（患者側）の回路から圧力モニターしていますか？
（脳分離体外循環は除く）
内蔵型人工肺使用時は常時行っているが送血フィルター時は切り替えてモニターしている
9 施設（2.8%）
モニターがあればしている
1 施設（0.3%）

ｎ= 319 施設*
モニターしていない
23 施設（7.2%）

人工肺入口圧以外の圧と切り替えでモニターしている4 施設（1.3%）

人工肺入口圧と切り替えでモニターしている
8 施設（2.5%）★ 無回答：58 施設

常時モニターしている
274 施設（85.9%）＊【問21】でモニターしていないと回答した 14 施設を除外（無回答施設は除く）

【問23】人工肺より先（患者側）の送血圧力上限アラームの設定圧力はいくつですか？
（脳分離体外循環は除く）
ｎ= 293 施設*

症例毎に設定値を決めている 人工肺ごとに設定値を決めている
6 施設（2.1%）
4 施設（1.4%）
200mmHg以下
2 施設（0.7%）501mmHg以上
2 施設（0.7%）401mmHg ～ 500mmHg
64 施設（21.8%）

201mmHg ～ 300mmHg
67 施設（22.9%）301mmHg ～ 400mmHg
148 施設（50.5%）★ 無回答：61 施設＊【問21】でモニターしていないと回答した 14施設と【問22】でモニターしていないと回答した 23施設を除外（無回答施設は除く）

【問24】その時の送血圧の下限アラーム（設定値より低くなると鳴る）の設定圧力はいくつですか？
その他
5 施設（1.7%）＋51mmHg以上
6 施設（2.1%）

ｎ= 287 施設*＋50mmHg～1mmHg
26 施設（9.1%）

設定していない
121 施設（42.2%）0mmHg ～ －20mmHg
74 施設（25.8%）★ 無回答：67 施設－51mmHg以下
22 施設（7.7%）－21mmHg ～ －50mmHg
33 施設（11.5%）＊【問21】でモニターしていないと回答した 14施設と【問22】でモニターしていないと回答した 23施設を除外（無回答施設は除く）

【問25】送血圧力は同時に複数箇所がモニターできますか？
ｎ= 388 施設
複数箇所を切り替えて圧力を確認している
47 施設（12.1%）

できない
27 施設（7.0%）★ 無回答：3 施設

同時に複数個所を表示している
314 施設（80.9%）＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問26】人工心肺の送血ポンプはどのタイプのポンプを使用していますか？
ｎ= 391 施設
双方を使用
88 施設（22.5%）

ローラーポンプ
64 施設（16.4%）

遠心ポンプ
239 施設（61.1%）＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設

【問27】ローラーポンプ送血で送血圧が高圧になった時の制御をしていますか？
ｎ= 151 施設*
制御していない
14 施設（9.3%）

制御し，ポンプ回転数が低下あるいは停止する
137 施設（90.7%）★ 無回答：1 施設＊【問24】で 遠心ポンプ と回答した 236 施設を除外

【問28】遠心ポンプ送血で送血流量計を必ず使用していますか？
使用していない(流量を測定しない)
2 施設（0.6%）

ｎ= 326 施設*

使用している324 施設（99.4%）「使用しない場合もある」と回答した施設： 0 施設＊【問24】で ローラーポンプ と回答した 64 施設を除外

【問29】遠心ポンプ送血を行っている際に低流量アラームを設定していますか？
設定する場合もある
15 施設（4.6%）

ｎ= 324 施設*
体外循環中は常時設定している
173 施設（53.4%）

設定していない
136 施設（42.0%）★ 無回答：3 施設＊【問24】で ローラーポンプ と回答した 64 施設を除外

【問30】遠心ポンプ送血を行っている際に高圧警報によりポンプを制御していますか？
ｎ= 327 施設*

制御していない
107 施設（32.7%）

制御している
220 施設（67.3%）＊【問24】で ローラーポンプ と回答した64 施設を除外

【問31】遠心ポンプ送血を行っている際に逆流防止対策を設けていますか？（複数回答可）
ｎ= 324 施設*
逆止弁を設けている

80

190

クランパー（オクルーダー）を使用

225

アラームのみ100

回転数で規制

設けていない

12
0

50

100

150

200

250

＊【問24】で ローラーポンプ と回答した 64 施設を除外

【問32】脳分離回路に気泡検出器（アラーム付き）を設置していますか？
その他
18 施設（4.4%）

設置していない
168 施設（43.2%）

ｎ= 389 施設

設置している
203 施設（52.2%）★ 無回答：2 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問33】脳分離回路に送血フィルターを使用していますか？
その他
17 施設（4.6%）

使用していない
147 施設（37.7%）

ｎ= 390 施設

使用している
226 施設（57.9%）★ 無回答：1 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問34】脳分離用ローラーポンプと送血ポンプは連動（制御）していますか？
ｎ= 390 施設*
その他
37 施設（9.5%）連動（制御）している
153 施設（39.2%）

連動（制御）していない
200 施設（51.3%）★ 無回答：1 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問35】送血ポンプ停止時に脳分離用ローラーポンプを動作させて際、アラームは鳴りますか？
ｎ= 382 施設*
その他
37 施設（9.7%）
アラームが鳴る
102 施設（26.7%）

アラームは鳴らない
243 施設（63.6%）★ 無回答：9 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問36】送血回路のフィルターはどのタイプの送血フィルターを使用していますか？
送血フィルターを（人工肺内蔵型）と
ｎ= 389 施設
エアトラップの両方を使用
どちらも使用していない
22 施設（5.7%）
10 施設（2.6%）
送血フィルターを（人工肺内蔵型）と送血フィルター単体の両方を使用
44 施設（11.3%）
エアトラップを使用
13 施設（3.3%）

送血フィルター単体（人工肺内蔵されていない型）を使用
24 施設（6.2%）

送血フィルターを使用（人工肺に内蔵含む）
276 施設（71.0%）★ 無回答：2 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問37】心筋保護液の注入圧力をモニターしていますか？
ｎ= 390 施設

モニターしていない
2 施設（0.5%）

モニターしている
388 施設（99.5%）「モニターしない場合がある」と回答した施設：0 施設★ 無回答：1 施設＊ 人工心肺をおこなっていると回答があった施設（無回答施設は除く）

【問38】心筋保護液注入圧の高圧時に注入ポンプを制御していますか？
ｎ= 389 施設*
制御していない（アラームのみ）
39 施設（10.0%）

制御もアラーム機能もない
2 施設（0.5%）制御され，送液血流量が低下あるいは停止する
348 施設（89.5%）★ 無回答：0 施設＊【問37】で モニターしていない と回答した 2 施設を除外

【問39】心筋保護液の注入圧で注入ポンプの制御をおこなっている圧モニターはどれですか？
ｎ= 346 施設*
注入方法によって選択する
58 施設（16.8%）

カニューレ先端圧
19 施設（5.5%）

送液回路内圧269 施設（77.8%）★ 無回答：2 施設＊【問31】で モニターしていない と回答した 37 施設を除外

【問40】心筋保護装置の気泡に関する安全装置は使用していますか？
心筋保護のリザーバーに
レベルセンサーを使用している
8 施設（2.1%）

何も使用していない
20 施設（5.2%）

ｎ= 388 施設

心筋保護液回路の気泡検出器を使用している
360 施設（92.8%）★ 無回答：3 施設

【問41】心筋保護装置の気泡に関する安全装置が作動した場合，送液ポンプは制御していますか？
ｎ= 369施設*
制御していない
28 施設（7.6%）★ 無回答：2 施設

制御している
341 施設（92.4%）＊【問40】で 何も使用していない と回答した 20 施設を除外

【問42】心筋保護装置の気泡検出器をONにするタイミングはいつですか？
大動脈の遮断前
9 施設（2.4%）
体外循環がスタートする前
10 施設（2.7%）

心筋保護のプライミ
ング終了後
133 施設（36.1%）

心筋保護がスタートしてから0 施設（0%）ｎ= 368施設*

その他
1 施設（0.3%）

心筋保護のプライミ
ング中215 施設（58.4%）★ 無回答：3 施設＊【問40】で 何も使用していない と回答した 20 施設を除外

【問43】心筋保護装置の気泡検出器をOFFにするタイミングはいつですか？
心筋保護終了直後
1 施設（0.3%）
その他
7 施設（1.9%）大動脈遮断解除時 6
施設（1.6%）ｎ= 367施設*

体外循環離脱開始時
12 施設（3.3%）

体外循環離脱後
42 施設（11.4%）
回路を回収するとき299 施設（81.5%）★ 無回答：4 施設＊【問40】で 何も使用していない と回答した 20 施設を除外

【問44】プライミング前に人工肺熱交換器部のリークテストをおこなっていますか？
その他の方法で実施
22 施設（5.6%）

ｎ= 391 施設

行っていない99 施設（25.3%）

全ての症例で実施
253 施設（64.7%）

緊急時以外の症例で実施
17 施設（4.3%）

【問45】静脈血酸素飽和度（SvO2）をモニターしていますか？
モニターしていない
1 施設（0.3%）

モニターしない場合もある
2 施設（0.5%）ｎ= 391 施設

常時モニターしている
388 施設（99.2%）

【問46】動脈血連続ガスモニターを使用していますか？
使用していない
36 施設（9.2%）★ 無回答：1 施設

使用する場合もある
7 施設（1.8%）

ｎ= 390 施設

使用している
347 施設（89.0%）

【問47】ポンプによるベントを行う場合はベント回路に逆流防止弁を取り付けていますか？
付けていない18 施設（4.6%）

ｎ= 389 施設

付けている
371 施設（95.4%）★ 無回答：2 施設

【問48】送血フィルターのエア抜きラインには逆流防止弁を取り付けていますか？
付けていない37 施設（9.5%）

ｎ= 389 施設

付けている
352 施設（90.5%）★ 無回答：2 施設

【問49】送血回路と脱血回路を結ぶ
再循環回路は設けてありますか？
ない
5 施設（1.3%）

ｎ= 391 施設ある
386 施設（98.7%）

【問50】プレバイパスフィルターは使用していますか？
ｎ= 391 施設
使用している
117 施設（29.9%）

使用していない
274 施設（70.1%）

【問51】一施設で複数台の人工心肺システムを所有している場合、安全装置の設置状況は？
ｎ= 384 施設
複数台の使用なし
232 施設（60.4%）★ 無回答：7 施設

すべての装置で設置が異なる
3 施設（0.8%）

どの人工心肺装置でも同様に設置している
120 施設（31.3%）

一部の装置では設置が異なる
29 施設（7.6%）

【問52】成人症例において基本としている脱血方法はどれですか？
ポンプ脱血
4 施設（1.0%）
症例により落差脱血と陰圧吸引補助脱血を使い分けている130 施設（33.9%）

落差脱血
160 施設（41.7%）★ 成人症例は行っていないと回答した施設：5 施設★ 無回答：2 施設

ｎ= 384 施設

陰圧吸引補助脱血90 施設（23.4%）

【問53】小児症例において基本としている脱血方法はどれですか？
ポンプ脱血
5 施設（6.9%）

ｎ= 72 施設

陰圧吸引補助脱血32 施設（44.4%）
落差脱血
35 施設（48.6%）★ 小児症例は行っていないと回答した施設： 294 施設★ 無回答：25 施設

【問54】陰圧吸引補助脱血の安全ガイドラインは満たしていますか？
吸引補助脱血用の専用の吸引コントローラーを使っていない1 施設（0.3%）

複数の項目を満たしていない
1 施設（0.3%）

ガイドラインを知らない
2 施設（0.6%）

ｎ= 343 施設

貯血槽のアラーム付きの内圧力モニターが満たしていない38 施設（11.1%）★ 陰圧吸引補助脱血を行

全て満たしている301 施設（87.8%）っていないと回答した施
設： 46 施設
★ 無回答：2 施設

滅菌されたウォータートラップ付きの吸引ラインを使用していない 0 施設（0%）

【問55】陰圧吸引補助脱血を行った場合の圧力を測定していますか？
測定していない
29 施設（8.6%）

ｎ= 339施設*

脱血回路の圧力を測定している
22 施設（6.5%）

静脈血貯血槽の圧力を測定している288 施設（85.0%）★ 無回答：6 施設＊【問54】で陰圧吸引補助脱血を行っていないと回答した 46 施設を除外

【問56】静脈血貯血槽に陽圧防止弁を使用していますか？
使用していない
4 施設（1.2%）

ｎ= 339施設*

使用している
335 施設（98.8%）★ 無回答：6 施設＊【問54】で陰圧吸引補助脱血を行っていないと回答した 46 施設を除外

【問57】陰圧吸引補助脱血を行った場合の最高陰圧はどれくらいですか？
－10mmH以下
0 施設（0%）－11 ～ －30mmHg
48 施設（14.2%）－91mmHg以上
ｎ=339施設*
5 施設（1.5%）－71 ～ －90mmHg
22 施設（6.5%）－51 ～ －70mmHg
94 施設（27.7%）－31 ～ －50mmHg
170 施設（50.1%）★ 無回答：6 施設＊【問54】で陰圧吸引補助脱血を行っていないと回答した 46 施設を除外

【問58】基本としている回路形式はどれですか？
閉鎖回路（ソフトリザーバーを利用する回路）
3 施設（0.8%）

ｎ= 391 施設

半閉鎖回路

閉鎖回路（貯血槽を分離する方（貯血槽を分離する方法）

法：ミニサーキット回路など）

7 施設（1.8%）

2 施設（0.5%）開放回路（陰圧吸引補助脱血の利用を含む）379

施設（96.9%）

【問59】予備の送血ポンプはありますか？
ない
33 施設（8.5%）

ｎ= 390 施設

ある
357 施設（91.5%）★ 無回答：1 施設

【問60】送血ポンプの手動装置は常備していますか？

手術室内に常備している37
施設（9.5%）その他
2 施設（0.5%）ｎ= 391 施設
常備していない
0 施設（0%）

手術が行われている手術室内に常備している
73 施設（18.7%）

人工心肺用のエマージェンシー
キット内に常備している
37 施設（9.5%）

人工心肺装置付近（手元）に常備している
242 施設（61.9%）

【問61】送血ポンプは非常時にバッテリー駆動できますか？
できない
10 施設（2.6%）

ｎ= 391 施設

できる
381 施設（97.4%）

【問62】ポンプシステム全体は非常時にバッテリー駆動できますか？
できない
7 施設（1.8%）

ｎ= 391 施設

できる
384 施設（98.2%）

【問63】ポンプシステムの電源コードを交換できますか？
また予備はありますか？
ｎ= 391 施設
交換できない88 施設（22.5%）交換できる（予備あり）
233 施設（59.6%）

交換できる（予備なし）
70 施設（17.9%）

【問64】センサー類の予備を常備してありますか？
ない
29 施設（7.4%）

一部ある
184 施設（47.2%）★ 無回答：1 施設

ｎ= 390 施設ある
177 施設（45.4%）

【問65】人工心肺用のエマージェンシーキット（カート）
はありますか？
ｎ= 387施設

ない
104 施設（26.9%）ある
283 施設（73.1%）★ 無回答： 4施設

【問66】体外循環開始前のチェックリストはありますか？
ない
12 施設（3.1%）

ｎ= 389 施設ある
377 施設（96.9%）★ 無回答：2 施設

【問67】施設で作成した
人工心肺マニュアルはありますか？
ない
47 施設（12.1%）

ｎ= 389 施設ある
342 施設（87.9%）★ 無回答：2 施設

【問68】人工心肺マニュアルは心臓外科医と麻酔科医が閲覧していますか？
ｎ= 390 施設

している
103 施設（26.4%）

していない
287 施設（73.6%）★ 無回答：1 施設

【問69】人工心肺トラブルシミュレーションは
ご自分の施設で1年間に何回行われますか？
まったく行われていない
53 施設（13.6%）

２回以上
43 施設（11.0%）ｎ= 390 施設

１回
95 施設（24.4%）

１回未満（数年に一度）199 施設（51.0%）★ 無回答：1 施設

【問70】体外循環記録への記載方法はどのようにしていますか？ （複数回答可）
ｎ= 387施設
手書きによる記載

47

全てPCへの手打ち入力

37

自動取り込み（オンライン入力）

26

自動取り込みで一部手打ち入力

275

33

手書きと自動取り込みの両方
0★ 無回答：4 施設

50

100

150

200

250

300