正しい分析データの提供
科学技術庁
原子力安全局長

村上健一

そこで,検査ｾﾝﾀｰの測定ﾃﾞｰﾀを詳細にﾁｪｯｸするとともに,実際に測定装置そのもの即ちﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞを測定
おにぎりに梅干し,暑い日の冷えた梅酒･･･など,梅してみると Co-60 が検出された｡青梅には Co-60 がの実は古くから日本人の食生活と密接な関係を持っ含まれておらず,測定装置の材料中の Co-60 を検出すている｡ところが､この梅から､Co-60 が 1kg 当りるという初歩的ﾐｽを犯したわけである｡

0.5Bq 検出されたという新開報道が 8 月に北陸の一この原因として,検査ｾﾝﾀｰが食品中の Cs を測定す部の地域でなされ,大さわぎになった｡もともと､梅なるために購入した測定装置を今回初めて Co 分析用

どの果実からは､Co-60 など検出されるはずがないに使ったこと,一方ﾒｰｶｰの方もﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞを差し引くのである｡問題の梅の実は､ある農業協同組合が出荷ような解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにしていなかったにもかかわらした青梅で､不買運動につながるとしてその心配はず,その旨購入者側に明確に伝えていなかったこと,大変なものとなった｡

測定者側が分析結果の評価方法を熟知しておらず,検早速,県の衛生研究所は原子力安全局の担当室とも連絡をとりつつ調査を開始した｡その結果,問題とな査ｾﾝﾀｰのﾁｪｯｸ体制も不備だったこと等一連の原因が重なったものとみられる｡った青梅の分析は,購入先の生活協同組合の依頼を受

科学技術庁では従来より放射能測定における信頼けた生協連合会の検査ｾﾝﾀｰがγ線核種分析装置を用性を確保するため,放射能測定法ｼﾘｰｽﾞ等ﾏﾆｭｱﾙの整備,いた簡易測定法により行なったものであった｡測定

都道府県分析機関と(財)日本分析ｾﾝﾀｰとのｸﾛｽﾁｪｯｸ,に使われた青梅は,既に廃棄されており,精密測定は都道府県分析担当者の同分析ｾﾝﾀｰでの研修などを行できない状況であったため,まず,同じ農協に保存さなっている｡こんどの事件を教訓として,当庁としてれていた冷凍青梅について県衛生研究所は検査ｾﾝﾀｰも測定装置ﾒｰｶｰへの指導を強化するとともに,民間検と同じ簡易測定,さらに精密測定も行なった｡Co-60

査機関の研修･講習への積極的参加を促進することは検出されなかった｡とした｡検査機関は正しいﾃﾞｰﾀを出すことが必要であり,質の悪いﾃﾞｰﾀで国民が混乱するようなことは避けなくてはならない｡

−解説−

放射線管理における面状β（α）線源の活用
原研保健物理部
Ⅰ.はじめに線量計測課

吉田真て校正された仲介測定器(ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを移行するため校正用線源の種類は,放射線の種類,物理的性状,使に使用される測定器)により値付された線源(ｸﾗｽ 2)の用法等で分類される｡物理的性状では,溶液線源,固体二つに分けられている｡表 1 に基準線源に対して要線源,ｶﾞｽ線源があり,固体線源においても形状別に点求される仕様を示す｡

線源,面線源,体積線源等に分けられる｡また,その使日常の校正作業に使用される線源については,使い用法においても,放射線測定器の動作ﾁｪｯｸに始まり,易さ,線源の健全性等が重視されるとともに,基準線測定器の検出効率の決定,ｴﾈﾙｷﾞｰ特性の評価等に到る源とのﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨが確保されていることが重要であまで広範囲に及んでいる｡

る｡

これらの多様化した線源の内,特に,放射線管理において広く一般に使用されているβ(α)線を放出す

Ⅲ.面線源の作製法
面線源の作製は,目的とする線源の大きさ,放射能る面線源について,以下に簡単に紹介する。

分布の均一性,放射能強度,線源の使用法及び環境等

Ⅱ.面線源の使用目的により異なり,一口にどの作製法が良いと特定するこ

放射線管理における面線源の使用目的は,表面汚染とは困難である｡

検査計の指示値の校正,β(α)線放出核種のｸﾞﾛｽ放射

自己吸収の極めて小さい線源は,真空蒸溜法 3),静電能測定器の検出効率の決定,ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀの指示値の校正,

ｽﾌﾟﾚｲ法 4),単分子膜線源法 5),電着法 6)等により作製す

β線線量計の校正等があげられる｡これらのうち,表ることが可能である｡しかし,これらの方法により作面汚染検査計の校正用線源を中心に述べる｡

製された線源の多くは,放射能の物理的,化学的な安国際標準化機構(ISO)は,β線放出核種(β線最大ｴﾈε定性に欠け,また,広い面積にわたり均一に放射能を分布させることが難しいため比較的面積の小さい線

ﾙｷﾞｰ:0.15MeV 以上)及びα線放出核種による表面汚染を表面汚染検査計を用いて直接測定する際の方法について基準を示している｡ 1) この中で,単位面積当たりの放射能 As は,次式で定義されている｡

n − nBAs =εi × W ×εS
ここで,n,nB は測定された全計数率及びﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ計数率であり,また,W は汚染検査計の放射線入射窓の有効面積を表す｡εS は,汚染面の材質,性状,汚染状態等に依存する効率で,汚染面に残存する放射能に対する表面放出率で定義される｡一方,εi は,検出器と線源との幾何学的配置,検出器の入射窓による吸収等の測定器固有の特性を表す効率であり,基準となり得る線源を用いて校正されるべき値である｡
ISO は,校正に必要な面線源についてﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを確保するため,基準化を行なっている 2)｡基準となり得る線源(基準線源)は,国家標準機関において表面放出率が絶対測定された線源(ｸﾗｽ 1)とその線源を用い源に限られる｡
放射線管理用測定器の校正等において使用される面線源では,通常,ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾍﾟｸﾄﾙの歪みや自己吸収が小さいことよりもむしろ線源の健全性や比較的広い面積にわたる放射能分布の均一性が重要となる｡
国内では,天然ｳﾗﾝを金属板上に塗布し焼結した面線源(最大形状 100mm×100mm)が,従来より表面汚染検査計等の校正用に使用されている｡この線源は,半減期が極めて長くまた経時変化も小さいため,線源の管理が比較的容易である｡しかし,前述の様に,検出効率のβ線ｴﾈﾙｷﾞｰ依存性等を評価するためには,β線最大ｴﾈﾙｷﾞｰの異なる核種で線源を作製する必要がある｡
種々の核種の面線源を作製する最も一般的方法は,線源基板上に放射性標準溶液をﾏﾄﾘｯｸｽ的に多数点滴下し乾燥する方法である｡この方法は,線源作製時に標準溶液の放射能濃度から直接線源の放射能を決定することができる｡しかし,一般に放射能分布の均一性において劣り,また,放射性核種が化学的に安定にβ線源の放射能については,滴下乾燥により作製さ固定されていないため,使用法によっては表面を薄いれる線源を除き,直接精度良く決定することがむづかﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ膜で被うなどの汚染防止対策を施す必要がしい｡これは,β線の自己吸収及び後方散乱の影響がある｡

線源個々に異なるためであり､これらの因子を個別

市販品では,ｱﾙﾐﾆｳﾑ板の表面を陽極酸化してできるに評価し補正するか,これらの因子に関して同一性状

薄層中に放射性核種を固定した線源,放射性核種を樹を持つ他の放射能既知な線源と比較測定する必要が

7)

脂中に混合し塗布した線源等 があり,比較的放射能分布の均一性に優れた線源面積の大きい線源が入手できる｡

ある｡
校正用線源は,新しい技術の開発にともない新しい作製法が導入され,今後も多様化するものと考えられまた,放射能分布の微視的な均一性に優れた線源作る｡それぞれの線源の持つ特色を十分把握して,測定製法として,薄いｲｵﾝ交換膜に放射性核種を吸着させ器の適切な校正に使用していくことが大切である｡

る方法 8)がある｡この方法では,放射性核種が化学的に安定に固定されるため放射能の離鋭が極めて小さ

参考文献

く,また,任意の形状に加工しやすいため各種校正用

1) ISO 7503-1(1988) 2)ISO 8769(1988)

線源への応用範囲が広い｡

3)Pate,B.D.et al.:Can.J.Chem.,34,265(1956)

β線最大ｴﾈﾙｷﾞｰが極めて低いﾄﾘﾁｳﾑの面線源では4)Carswell,D.J.et al.:J.Nucl.Energy,4,51(1957)

自己吸収を小さく押さえることが重要な課題となる｡

5)Dobrilovic,L.J.et al.:Nucl.Instrum.Meth.,

前述の単分子膜線源法は,線源の安定性の問題を除け112,359(1973)

ば,理想的な線源作製法の一つであり,実験室用の校6)Getoff,N.et al.:Nucl.Instrum.Meth.,70,352(1969)

正用面線源の作製法として有効である｡

7)Christmas,P.:NPL Report RS 44(1979)

Ⅳ.表面放出率及び放射能の決定

8)Murakami,H.et al.:RADIOISOTOPES,

面線源の表面放出率の絶対測定においては,線源表

34,497(1985)

面から放出される放射線を損失なく計数するため,放表 1 基準線源の仕様

射線入射窓のない 2πｼﾞｵﾒﾘの検出器が用いられる｡
する必要があり,線源の形状に対して十分な内容積と項線源面積有効計数面積を必要とする｡このため,多心線式の窓

線源ﾊﾞｯｷﾝｸﾞ

この検出器は,対象となる線源を内部に収納して測定目無 2π比例計数管が一般に用いられている｡
測定に際しては,線源自体に十分な導電性がない場
合,線源表面に電荷の蓄積が生じ計数効率の低下を招線源による自己吸収表面放出率くため,注意が必要である｡ISO は,β線最大ｴﾈﾙｷﾞｰ0.15MeV 以上の核種についての表面放出率の仲介測定器として,検出効率 0.5 以上,有効計数面積 100mm×150mm 以上が必要としている｡適当な測定器としては,放射線入射窓厚 1mg/cm2 以下の市販の大面積ｶﾞｽﾌﾛｰ比例計数管の窓保護用金具を取り除いて用いることを推奨している｡

放射能
放射能分布の均一性
放射性核種

仕様
104mm2 以上(ISO 推奨値:100mm×150mm)･導電性のある材質･後方散乱が飽和値に達する厚さ
自己吸収が無視できる理想的線源にできる限り近づける･2000〜10000s-1･不確かさ:±3%(ｸﾗｽ 1)±6%(ｸﾗｽ 2)を越えない
不確かさ:±10%を越えない±10%より良好である･α線放出核種:241Am･β線放出核種:14C,147Pm,
204
Tl(又は 36Cl),90
Sr+90Y,106
Ru+106Rh

原子力防災基礎講座

開催
−研修部−

自然災害や産業災害に対する防災と同様に,原子力見があり,機会があれば今後も引続き実施させていただきたいと考えています｡なお講座の開催にあたっては県原子力安全対策課の種々のご指導とご協力のもとに実施できたことを感謝します｡

発電所等の防災についても災害対策基本法に基づき,国や地方自治体,関係諸機関などで防災計画が整備さ人れています｡
原子力防災対策には,一般防災対策活動に共通ある事

往☆専務理事の交替

いは類似するものに加えて原子力に特有なものがあ(退任)伊藤直次(1.9.30.)

り,その特殊性としては,自然災害等に係る対策の場(就任)吉田芳和(1.10.1.)

合になかった放射線の問題があることです｡放射線

☆監

事の交替

は通常五感に感じられないこと,被曝の程度その他の(退任)宇留野

危険性等が自ら判断できないことなどがあり,災害発(就任)山本生時に対処できるためには放射線をはじめ原子力に☆顧問の委嘱関して概略的にでも基礎的知識を身につけておくことが必要と考えられます｡
わが国ではいままでそのような例はありませんが,伊藤☆職員の異動(昇任)

光(1.6.11.)

隆夫(1.6.12.)
直次(1.10.1.)

原子力施設あるいは放射性物質輸送時の異常,災害等事業部校正課長の発生時にはその規模に応じ,専門家の他,地方自治(採体の関係諸機関職員の出動と現場での防災活動が必事業部校正課長代理要となることも考えられます｡(退これらに対し,従来から原子力防災講座への参加や毎年実施される総合防災訓練等での知識,技術の習得がはかられていますが,長期間の防災講座への参加が難しい面もあります｡
本年度,茨城県では,各市町村,警察,消防署等の防災関係の新任の職員及び長期間職場を離れられない方々を対象とする防災講座の開催を計画され,県(環境局原子力安全対策課)からの委託を受け,｢原子力防災基礎講座｣(主催:茨城県)として実施しました｡
講座は,大洗地区と東海地区で 7 月 26 日,27 日の 2日間のそれぞれ半日間をあて,講座の内容としては防護具の着用,個人線量計の使用等の実習を含め,①放射線による障害,②放射線の防護,③放射線測定器の取扱い及び④原子力防災体制の 4 教科でした｡なお,講師として当協会職員の他,日本原子力研究所および関係機関の専門家の方々をお願いしました｡
受講者は,県内の各市町村担当課室,警察署,消防本部,保健所等の方々で,両地区を合わせ 67 名で,放射線測定器の使用法等について 1〜2 の質問があったほか,受講後の感想として,”放射線測定器の使用法,防護具の着用法等参考となることが多かった”,”原子力とは通常関係のない職場であり,勉強になった”等の意

来上沢輝夫(1.4.1.)

用)宮本俊寛(1.4.1.)

職)

事業部校正課長

岡本利夫(1.3.31.)

ご

あい

新専務理事

さつ

前専務理事
吉田

芳

和伊藤直

次

このたび,伊藤前専務理事の後任に命じられました｡｢光陰矢の如し｣など時の経過の早い譬えば枚挙に放射線安全の確保向上がますます重要な時期でもあ暇がありません｡更にそれに対する人の感じ方は年り,当協会の使命遂行のための責任を重くうけとめて令の関数とも聞いています｡とにかくまたたく間に 4います｡理事長,顧問をはじめ諸先輩の御指導を得て,年の歳月が過ぎました｡しかし過去の仕事を振返る任務を遂行してまいる所存でございますので,よろしと,随分沢山の思い出が蘇るのもまた実感です｡

くお願いします｡

もともと原研の放射線測定器の点検･校正から始御承知のように,当協会が担当する放射線測定器のまった当協会の事業も,その後いろいろな外部機関か点検校正と放射線･放射能の測定は,関連する調査,試らのお引合いをいただくようになりました｡とくに,験研究とともに原子力関連施設で仂く人々及び周辺科学技術庁や電力関係からは,当協会の実力以上とも住民の安全確認に必要な線量評価の基本的要件の 1思われる委託研究ﾃｰﾏをいただいたりして,何度か当つであります｡

惑することもありましたが,周囲の方々の暖かい御支また,当協会で実施している主として放射線管理担援で,曲りなりにも責任を果すことができました｡

当者を対象とする研修講座や広く原子力安全に関す当協会も来年は 10 周年を迎えることになります｡

る教養講座等は,放射線作業者及び一般住民の安全確

私の着任当時は,業務の打合せをするときも,名刺交保はもちろんのこと原子力･放射線の安全について換の後,まず当協会の性格についての前置きが必要での正しい理解･普及に重要な役割を果たし,ひいてはした｡しかし今では,放射線計測や放射線安全に関係原子力開発の安全な推進に寄与するものと考えていある機関の方々には,当協会の存在は自明のこととします｡て話を進めることができるようになりました｡私は私ごとで恐縮ですが,30 年近く勤めてきました日

もともと放射線測定に関する専門家ではありません

本原子力研究所において,放射線管理を担当した前半が,当協会の業務は,技術的内容,業務運営とも,常に興の十数年間は,管理の基礎となる放射線測定技術の確味を持って対処することができたのは幸せだったと立のための研究開発にも従事してまいりましたが,後思っています｡私の人生の中でのほんの一握りの期

半は放射線防護全般を担当,放射線計測の実務からは間ではありましたが,充実した 4 年間だったと思って離れていました｡そのため,決意あらたに,最近の放射います｡

線測定技術の急速な進歩をふまえて勉強し直すととなおしばらく顧問として協会に残り,PA(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｸｾもに,皆様の御要望を承りながら,原子力安全の確保ﾌﾟﾀﾝｽ)用放射線測定器の開発,協会 10 年史の編纂等向上に貢献できるよう,当協会の効率的な業務の遂行を担当する予定です｡専務理事在任中の御支援に感に努力していきたいと思っています｡今後とも御指謝するとともに,今後ともよろしくお願いします｡

導御鞭撻を賜りますようお願い申上げます｡

b)1cm 線量当量計の校正及び計測上の問題点

第 9 回放射線計測協議会

岡本英輔(富士電桟)

平成元年 6 月 27 日表記協議会が織田暢夫委員長他

従来のｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀの校正では照射線量の基準器や基約 20 名の出席を得て開催された｡議事の概略を以下準場が用いられているが,散乱線の寄与がかなり大きに示す｡

い｡とくに距離の変化によってその寄与率が変化す1.(財)放射線計測協会の業務概況る｡これを避ける一つの方法は,線源と被測定器の幾伊藤直次(放計協)

何学的条件を変えないで,線源の強度を変えることで昭和 63 年度の業務の概況説明があった｡とくにあろう｡とくに新法令での 1cm 線量当量の校正では,｢調査及び研究｣の項では,科学技術庁からの委託によﾌｧﾝﾄﾑ装着という条件が加わるので,散乱線の影響はる｢放射線計測器の規格化に関する対策研究｣(第 4 年

重要である｡また散乱線の補正に関する統一見解が度),及び電力共研からの委託による｢放射線計測器校必要であろう｡測定ﾃﾞｰﾀの記録では従来の測定器の正の標準化に関する研究｣(第 2 年度)について,また場合 R/h の数値がでるので,Sv 値に直す必要があり､｢技術者の養生訓練｣の項では,放射線管理･研修用ﾋﾞ使用者からの問合わせが多い｡また､60keV 以下のｴﾈﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ｢放射線作業の実際｣の製作について具体的ﾙｷﾞｰの光子場を用いている場合 Sv への換算係数を説明があった｡求めるためのｴﾈﾙｷﾞｰｽﾍﾟｸﾄﾙの測定や推定も容易では

2. 新 法 令 下 に お け る 放 射 線 測 定 器 の 製 作 及 び 校ない｡統一指針が出されることが望まれる｡

正について(1)実効線量当量測定法−留意点と問題点
南賢太郎(原研)

昭和 63 年度事業報告

表題の全般について問題提起が行われたが,とくに光子場のｴﾈﾙｷﾞｰｽﾍﾟｸﾄﾙが不明な場合の換算係数,測定−第 20 回理事会(平成元･6･22)で承認−器の校正時におけるﾌｧﾝﾄﾑの役割,校正用平行均一放事業の概要

射線場における散乱線の問題,等について説明があっ昭和 63 年度は､放射線測定器の点検校正､標準照た｡

射､特性試験等校正関連業務及び放管試料､環境試料､(2)放射線測定器の制作−留意点と問題点−

ﾊﾞｲｵｱｯｾｲ試料等の放射能測定業務を前年度に引続きa)1cm 線量当量計の開発実施した｡
松原昌平(ｱﾛｶ)

また､科学技術庁からの｢放射能調査対策研究｣を

電離箱ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ ICS-310 ｼﾘｰｽﾞでは,従来の電離箱引き続き受託するとともに電力関係からの受託研究の中に高分子膜で覆った金属板の収集電極を用いて(二年計画)の第 2 年度を実施した｡

ｴﾈﾙｷﾞｰの補償を行っており,前方入射に対してかなり一方,研修事業では,定期講座を予定どおり実施しよい 1cm 線量当量ﾚｽﾎﾟﾝｽが得られた｡方向特性にはたほか,原子力施設立入者の講習,資格試験の受験講多少問題がある｡電離箱ｴﾘｱﾓﾆﾀｰでは,従来の電離箱の座等を随時実施するとともに,研修用ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟを製外側に金属ｹｰｽをかぶせることにより,同様のｴﾈﾙｷﾞｰﾚ作した｡

ｽﾎﾟﾝｽが得られている｡この方式は重量などの点から,このほか,｢放計協ﾆｭｰｽ｣の発行,放射線計測協議会のｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀには適さない｡ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀでは,従来開催等の普及活動を行った｡の 1 ｲﾝﾁ NaI(Tl)ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀに低ｪﾈﾙｷﾞｰ側で高くなりすぎるﾚｽﾎﾟﾝｽを下げるように働く波高調節回路を追加して,70keV 以上で 1cm 線量当量に近いﾚｽﾎﾟﾝｽが実現された｡放射線ということば

簡易放射線測定器の開発−自然放射線の実体を広く国民に知ってもらうために−

放射線という言葉は英語では radiation である｡
円の半径という意味の radius という単語がある｡

放射線に対する国民の正しい理解が今ほど必要

radius にはまた車輪の輻(や)(ｽﾎﾟｰｸ)という意味もあなときはない｡このため科学技術庁でも重点的にこる｡これと radiation とは関連する言葉であり,一点の問題を取上げ,広い視野から種々のｱﾌﾟﾛｰﾁを計画しから発して四方八方に拡がることを意味する｡今はている｡

当用漢字にないためあまり使用されなくなった｢輻
射｣という言葉がある｡学生時代に熱伝達の形態には当協会では､平成元年度事業の一つとして科学技術庁から｢簡易放射線測定器の開発｣を受託した｡

伝導と対流と輻射がある,などと教わったのを思い出

この事業は,国が実施する PA 計画の一環を担うもす｡radiation に対する輻射という訳語は中国で生れので,一般の人達が抱いている放射線に対する過度のたのであろうが,含蓄のある名訳である｡

不安を取り除く一つの方法として｢身の回りの自然輻射も放射も,もともとは同義語であり,英語では界にもいろいろな放射線が存在していることを十分radiation である｡しかし日本人的器用さがいつとはに認識してもらう｡｣ということから,一般の人達が,なしに両者を区別し,放射線は通常いわゆる｢電離放実際に放射線測定器を使って身の回りの自然放射線射線｣を意味し,輻射は光や熱線などに用いられてきを測定し,その存在を実感してもらって,放射線に対た｡この概念は今日でもある程度通用している｡そのする理解を深めて行くため,そのような測定ができる

後用語的には｢輻射｣も｢放射｣も統一され,天気予報で簡便な放射線測定器の開発を目標にしている｡の｢放射冷却｣というのも一般に馴染み深い言葉とな

当協会では,現在,年度末までに製作を完了し,貸出業った｡｢放射線｣という言葉について,専門用語としてよりもむしろ,国民一般の受取り方を見る意味で広辞苑の｢ほうしゃせん｣という項を見ると,①放射性元素の崩壊に伴って放出される粒子線または輻射線｡ｱﾙﾌｧ線,ﾍﾞｰﾀ線,ｶﾞﾝﾏ線の三種がある｡ｱﾙﾌｧ線はﾍﾘｳﾑの原子核,ﾍﾞｰﾀ線は電子または陽電子からなる粒子線,ｶﾞﾝﾏ線は非常に波長が短い電磁波,いずれも気体を電離し,写真作用･蛍光作用を示す｡ﾍﾞｯｸﾚﾙにより最初ｳﾗﾝ化合物から発見された｡②広義には種々の粒子線または輻射線の総称｡
国語 の辞 書で はあ るが ,さ すが 権威 ある 広辞 苑だけあって要領よくまとめられている｡
数年前から放射線防護の対象として,国際的にも非電離放射線を含めるようになっているが,最近
Health Physics 誌には,非電離放射線影響の特集号が刊行された｡内容としては,大部分ﾚｰｻﾞｰ光の影響に関するものである｡放射線防護の分野も次第に様変りしているようであるが,用語としては,｢radiation｣と｢放射(線)｣とは本来の一対一の関係に近づきつつあるように思われる｡(N.I.)

務を開始できるよう鋭意努力を傾注している｡

｢放射線管理研修用ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ｣｢研修講座のご案内｣
本年度の研修講座の 10 月以降の開催予定は下記

放射線作業の実際−安全への第一歩−のとおりです｡講座内容の詳細,その他ご不明の点な

VHS 27 分

ど,協会研修部までお問い合わせ下さい｡
企画(財)放射線計測協会

製作(株)第五企画■ﾋﾞﾃﾞｵの内容構成

放射線管理入門講座
第9回

平成元年 10.16(月)〜10.20(金)第 10 回

平成 2 年 1.22(月)〜1.26(金)放射線管理･計測講座●放射線の特性などの基礎的事項

第 30 回

平成元年 11.13(月)〜11.17(金)･放射線の種類と透過性

第 31 回

平成 2 年 3.12(月)〜3.16(金)･放射線被曝の形態:外部被曝と内部被爆･放射線業務従事者の実効線量当量

原子力教養講座
第 12 回

平成 2 年 2.19(月)〜2.23(金)

お問い合わせ先 TEL●放射線作業の実際･外部被曝の防護:防護の 3 原則

0292-82-5546

FAX 0292-83-2157･内部被曝の防護:摂取経路とその防護･管理区域の入域手順と退域手順

編集後記･放射線作業の実際･放射線業務従事者登録制度

残暑から北国の霜の便り,急転直下秋冷の候となり原子力施設内で作業をする人を対象に,放射線防護ました｡原稿御執筆下さった方々に厚く御礼申し上の立場から,放射線管理区域出入り時に守るべき基本げます｡｢放計協ﾆｭｰｽ No.1｣を発行して満 2 年が経過

事項や管理区域内での放射線作業で採るべき実際のしました｡当協会は創立以来,主として放射測定に関行動等について,ｲﾗｽﾄや実写による映像から正しい知連する専門事業所の御依頼を受けて仕事をしてきま識を習得し,放射線作業を安全に遂行するための｢視したので,これまで一般公衆との触れ合いということ聴覚教材｣としてご利用いただくものです｡

は,ほとんど念頭になかったことです｡この 1〜2 年いわゆる反原発運動が大衆を引込んで活発に行われま■付属解説書
名画面に応じた解説文のほか,用語の説明や必要な図表等を付した解説書を添付します｡

したが,一般公衆の中にも放射線に関心を持つ人が増えてきたことは結構なことだと思います｡
今回科学技術庁からの受託研究として,一般公衆用(備考)の簡易放射線測定器の開発を受注したことは,これま①

本ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟは,日本原子力研究所の施設を使用でより幅広い業務への発展ということで,意義深いこさせていただくとともに,同研究所の放射線管理の実とだと思っております｡今後公衆との触れ合いにも務経験豊かな専門家の全面的なご指導,ご協力のもと気を配りながら,この仕事を続けたいと思っています｡に製作したものです｡(N.I.)②

本ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟでは,89.4 月から施行される原子力関係改正法令にしたがっていた用語,単位を用いています｡
頒布費:36,000 円/巻(送料込)

放計協ニュース No.5 October.1989
発 行 日

平成元年 10 月 15 日

発行編集（財）放射線計測協会〒319-1106 茨城県東海村白方白根 2-4
TEL 029-282-5546 FAX 029-283-2157
ホームページ http://www.irm.or.jp