DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 1 (1,1)

DA32
DIGITAL MULTIMETER

取扱説明書
INSTRUCTION MANUALDA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 2 (1,1)

【1】安全に関する項目 〜ご使用の前に必ずお読みください。〜
このたびはディジタルマルチテスタDA-32形をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
・・・ ・
警告 および
注意 の記載事項は、やけどや感・本文中の電などの事故防止のため、必ずお守りください。
1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意文です。
：直流（DC）：グランド〜：交流（AC）＋：プラス
Ω：抵抗−：マイナス：ブザー：ヒューズ：ダイオード
1-2 安全使用のための警告文
警 告以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 3kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC30Vrms（42.4Vpeak）またはDC60V以上の電圧は人体に危険なため注意すること。
3. 最大定格入力値を超える信号は入力しないこと。
4.最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため、誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータ等）ラインの測定はしないこと。
5. 本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
6. ケースをはずした状態では使用しないこと。
― 1 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 3 (1,1)

7. ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用すること｡
ヒューズの代用品を用いたり短絡することは絶対にしないこと。
8. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
9. 測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えたりしないこと。
10. 測定ごとのレンジおよびファンクション確認を確実に行うこと。
11. 本器または手が水などでぬれた状態での使用はしないこと。
12. 内蔵電池および内蔵ヒューズ交換を除く修理・改造は行わないこと。
13. 年１回以上の点検は必ず行うこと。
1-3 最大過負荷保護入力値
ファンクション

入力端子

最大定格入力値

最大過負荷保護入力値

DCV ACV

V-（-COM）

AC,DC600V

AC,DC700V

ΩV-（-COM）

電圧・電流入力禁止

AC,DC250V

DCA320,3200μA

V-（-COM）

3200μA

0.5Aヒューズ保護

DCA32,320mA

V-（-COM）

320mA

0.5Aヒューズ保護

DC10A

10A-（-COM）

10A

10Aヒューズ保護

ACA320,3200μA

V-（-COM）

3200μA

0.5Aヒューズ保護

ACA32,320mA

V-（-COM）

320mA

0.5Aヒューズ保護

AC10A

10A-（-COM）

10A

10Aヒューズ保護

導通チェック

V-（-COM）

電圧・電流入力禁止

AC,DC250V

ダイオードテスト

V-（-COM）

電圧・電流入力禁止

AC,DC250V― 2 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 4 (1,1)

【2】用途と特長
2-1 用 途
本器は小容量電路の測定用に設計された、携帯用ディジタルマル
チメータです。小型通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池の測定などはもちろん、回路分析などにも威力を発揮します。
2-2 特 長・3200カウント、円弧アナログバーグラフ付き
・データホールド、レンジホールド機能付き
・約10分で作動するオートパワーオフ（動作禁止可能）
・現場で測定する時、とても便利な携帯ケース入り・持ち運びにもかさばらない、ポケットにも入る小形です。

【3】各部の名称
3-1 本体・テストリード表示器

電源スイッチ兼ファンクション・スイッチ
10A入力端子（安全キャップ付）＋入力端子
共通入力端子（COM）、切り換えおよびレンジホールドスイッチ

ホールドスイッチ
LCD再表示スイッチ

3-2 表示器
直流測定動作表示
導通チェック動作表示

数値表示

数値データの極性マイナス表示

レンジホールド動作表示

データホールド動作表示

測定値単位表示

交流測定動作表示

電池消耗警告高速バーグラフダイオードテスト
動作表示
バーグラフのマイナス極性表示

小数点― 3 ―バーグラフスケール

DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 5 (1,1)

【4】機能説明／▲○電源スイッチ兼ファンクションスイッチ
このスイッチを回して電源のON/OFFおよびV、Ω、、μA、mA、Aのファンクションを切り換えます。

○ホールドスイッチ（HOLD）
表示器に表示されている測定データを固定させる時使用します。このスイッチを押すと表示器に D.H が点灯し、その時点のデータ表示が固定され表示は変化しません。再びこのスイッチを押すと表示器の D.H は消え、ホールド状態は解除され、測定状態に戻ります。

○レンジホールドスイッチ（RANGE）
電圧、抵抗、電流ファンクションの時特定のレンジにしたい場合使用します。このスイッチを押すとレンジが固定され、マニュアルモードになります。このスイッチを押すたびにレンジが移動しますので、表示器の単位と小数点の位置を確認しながら適正なレンジを選択してください。オートモードに復帰させる場
合は表示器の RH が消えるまでこのスイッチを押し続けてください。（ ←→スイッチと兼用です。
）○←→スイッチ／の切り換えに使用します。
1回押す毎に →→ となります。
○LCD再表示スイッチ（AUTO POWER OFF→POWER ON）
オートパワーセーブにて表示が消えた場合にこのスイッチを押すと再度復帰します。
○オートパワーオフ
本器は約10分で自動的に表示が消え、電源の消費を抑えるオートパワーオフ機能付きです。ただし表示が消えた状態でも多少電源は消費しますので長時間ご使用にならない場合はOFF レンジに合わせておいてください。また、オートパワーオフ作動直前に本体より警告音が鳴りますのでそのままご使用になりたい
場合は、LCD再表示スイッチを押してください。
○オートパワーオフを動作させない設定方法
1）本器裏ふたのネジ3本をゆるめ裏ふたをはずします。
2）プリント板上に右図のコネクタがあります。
コネクタを引き抜き差し替えてください。
破線のコネクタ位置ではオートパワーオフは動作しなくなります。
AUTO OFF― 4 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 6 (1,1)

【5】測定方法
5-1

始業点検
警 告

1. 本体およびテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
2. テストリードが切れたりしていないことを確認すること。

▲

点検スタート

感電の恐れがあります。
使用をやめ修理してください▲

はい本体とテストリードの外観は破損していますか？

▲

黒プラグを−COM端子に差し込みます

電池消耗表示は点灯していますか？
＊▲▲

赤プラグを＋端② 子に差し込みます

はい 電池を交換し、もう一度点検をやり直してください
▲

①

いいえ

いいえ

赤、黒のテストピ④ ンをショートします

テストリードを交換しても良くならない場合は、修理が必要です▲▲▲

表示器の表示が10以下でブザーが鳴りますか？

いいえ▲▲

ファンクションス
③ イッチをに合わせます

はい点検終了です

テストリードを交換しもう一度やり直してく
ださい＊電池が消耗しすぎると表示がまったく出なくなります。

― 5 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 7 (1,1)

5-2 電圧（V）測定
警 告
1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないこと。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
5-2-1 直流電圧
（DCV ） 最大測定電圧DC600V
1）測定対象電池や直流回路の電圧を測ります。
2）測定レンジ
320mV〜600Vまでの5レンジ
3）測定方法
①テストリードの赤プラグを＋V端子に、黒プラグを−COM端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチをV に合わせます。
③被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンを、プラス電位側に赤のテストピンを接触させます。
④表示器の表示を読み取ります。
⑤測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。
●テストリード開放時に表示が変動しますが故障ではありません。
5-2-2 交流電圧
（ACV〜） 最大測定電圧AC600V
1）測定対象
電灯線電圧などの正弦波交流電圧を測ります。
2）測定レンジ
3.2V〜600Vまでの4レンジ
3）測定方法
①テストリードの赤プラグを＋V端子に、黒プラグを−COM端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチをV〜に合わせます。
③被測定回路に赤黒のテストピンを接触させます。
④表示器の表示を読み取ります。
⑤測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。

― 6 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 8 (1,1)

5-3 抵抗（Ω）
測定 最大測定抵抗 30MΩ
警 告
入力端子には外部よりの電圧を絶対に加えないこと。
1）測定対象抵抗器や回路の抵抗を測ります。
2）測定レンジ
320Ω〜30Mまでの6レンジ3）測定方法①テストリードの赤プラグをΩ端子に、黒プラグを−COM端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチをΩに合わせます。
③被測定物に赤、黒のテストピンをそれぞれ関係なくあてて測定します。
④表示器の表示値を読み取ります。
⑤測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。
●入力端子間の開放電圧は約1.3Vです。
●測定に際しノイズの影響を受ける場合は、被測定物をCOMの電位でシールドしてください。
●30MΩレンジでは測定物の誤差やノイズ、本器の誤差等により最大測定抵抗値まで測定できない場合もありますのでご注意ください。
5-4 導通（ ）チェック
警 告
入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
1）使用対象配線の導通確認や選定に用います。
2）使用方法
①テストリードの赤プラグを＋ 端子に、黒プラグを−COM端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチを ／に合わせます。
③被測定回路または導線に赤黒のテストピンをそれぞれあてチェックします。
④ブザーが鳴るか鳴らないかで導通を確認します。
※測定値が320Ω以下の場合は、その時の測定値が表示されます。
⑤測定後は被測定物から赤、黒のテストピンをはずします。
●入力端子間の開放電圧は約1.3Vです。
●被測定回路抵抗が約20Ω以下でブザーが発音します。
― 7 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 9 (1,1)

5-5 ダイオード（）
テスト警 告入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
1）使用対象ダイオードの良否をテストします。
2）使用方法
①テストリードの赤プラグを＋端子に、黒プラグを−COM端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチを ／に合わせ、 ←→スイッチでにします。
③ダイオードのカソード側に黒のテストピンを、アノード側に赤のテストピンを接触させます。
④表示器にダイオードの順方向電圧降下が表示されていることを確認します。
⑤ダイオードのカソード側に赤のテストピンを、アノード側に黒のテストピンを接触させます。
⑥テストリード解放時の表示と同じ表示になっていることを確認します。
⑦測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。
※④・⑥の確認ができれば、ダイオードは正常です。
●入力端子間の開放電圧は約 3 Vです。
5-6 電流（μA,mA ）測定警 告
1. 入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
2. 最大定格電流を超える入力は加えないこと。
3. 必ず負荷を通して本器が直列に接続されるようにすること。
（DC・AC μA、mA）最大測定電流 DC/AC 320mA
5-6-1 直流・交流電流1）測定対象直流電流：電池や直流回路の電流を測ります。
交流電流：交流回路の電流を測ります。
2）測定レンジ
32μA〜320mAまでの4レンジ（DC、AC）― 8 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 10 (1,1)3）測定方法
①テストリードの赤プラグをμA・ｍA入力端子に、黒プラグを−COM端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチを測定したい電流ファンクションに合わせます。
③被測定回路を切り離し負荷と直列になるように接続します。
④表示器の表示を読み取ります。
⑤測定終了後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。
●入力端子間の開放電圧は約1.3Vです。
●単位は表示されません。
5-6-2 直流・交流電流（DC・AC10A）最大測定電流 DC/AC 10A
警 告
1. 入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
2. 発熱するため、測定は10秒以内にすること。
3. 発熱するため、測定間隔を3分以上とること。
4. リード線は過熱防止のため、伸ばした状態で測定すること。
1）測定対象10A以下の回路電流を測定できます。
2）測定レンジ
10Aの1レンジ（DC、AC）
3）測定方法
①テストリードの赤プラグを10A入力端子に、黒プラグを−入力端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチを10Aに合わせます。
③被測定回路を切り離し負荷と直列になるように接続します。
④表示器の表示を読み取ります。
⑤測定終了後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。
●入力信号を加えても表示が変化しない場合はヒューズが切れている可能性がありますので、ヒューズが切れていないか確認してください。
●単位は表示されません。
安全キャップについて
10A入力端子で電圧を測定しますと、本器の破損や人身事故につながることがあります。その危険性（誤挿入等）を防止するため、10A入力端子に安全キャップを取り付けました。
― 9 ―DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 11 (1,1)

安全キャップの使用方法●10A入力端子を使用する場合は、安全キャップを＋入力端子に差し込んでおいてください。
●10A測定後は必ず安全キャップを10A入力端子に差し込んでください。

【6】保守管理について
警 告
1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理を行ってください。
2. 安全と確度の維持のために 1 年に 1 回以上は校正、点検を実施してください。
6-1 保守点検
1）外 観・落下などにより、外観が壊れていないか？
2）テストリードと内蔵ヒューズ・入力端子にプラグを差し込んだときにゆるみはないか？
・テストリードのコード部分が傷んでいないか？
・テストリードのどこかの箇所から芯線が露出していないか？
以上の項目に該当するものはそのまま使用せず、修理を依頼してください。
●テストリードが切れたりしていないことを確認してください。
6-2 校 正校正、点検については三和テスメックス（株）サービス課までお問い合わせください。
6-3 内蔵電池およびヒューズの交換
警 告1. 入力端子に入力が加わった状態でリヤケースをはずすと感電のおそれがあります。必ず入力が加わっていないことを確認してから作業を行うこと。
2. 交換用ヒューズは同定格のものを使用すること。ヒューズの代用品を用いたり、短絡することは絶対にしないこと。
3. 電池ぶたをはずしたとき、ヒューズおよび電池以外の内部の部品や配線に手を触れないこと。
1）裏ふたのネジ3本をゆるめ、裏ふたをはずします。
2）内部の電池、ヒューズを新品と交換します。
使用ヒューズの定格使用ヒューズ定格

0.5A/250V（φ5.2×20mm 遮断容量300A）
10A/250V（φ6.3×30mm 遮断容量500A）

使用電池の定格単4形乾電池（RO3）2本― 10 ―

DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 12 (1,1)

【7】アフターサービスについて
7-1 保証期間について本品の保証期間は、お買い上げ日より 3 年間です。
7-2 修理について
1）修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
・内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいですか？
・テストリードは断線していませんか？
・内蔵ヒューズは切れていませんか？
2）保証期間中の修理・保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もあります
ので、事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6 年間です。この補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし販売部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
4）修理品の送り先
・製品の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただ
きます。
［送り先］
三和テスメックス株式会社・サービス課〒205-0023 東京都羽村市神明台4−7−15
TEL（042）554−0113
4）補修用ヒューズについて
ヒューズは、上記サービス課あてに機種名とサイズ、定格を明記し、ヒューズ代金と送料分の切手を同封してご注文ください。
〈サイズ〉 〈定格〉 〈遮断容量〉〈単価〉〈送料〉
φ5.2×20 0.5A/250V
300A￥42 ￥120（10本まで）
φ6.3×30 10A/250V
500A￥70 ￥120（10本まで）
7-3 お問い合わせ●一般的なお問い合わせ
三和電気計器譁●技術的なお問い合わせ
三和テスメックス譁

TEL 東京（03）3253−4871
大阪（06）6631−7361
TEL 福生（042）554−0114― 11 ―

DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 13 (1,1)

【8】仕様

8-1 一般仕様
動作方式
表示：二重積分方式：数値部 最大 約3200カウント：バーグラフ部 最大 32セグメント
レンジ切替：オートおよびマニュアル
オーバー表示 ：表示器に軼OL軻と表示
極性切替：自動切替（−のみ表示）
電池消耗表示 ：表示器にBTが点灯
サンプルレート ：数値部 約2回/秒 バーグラフ部 約12回/秒
確度保証温湿度範囲 ：18〜28℃ 80％RH以下 結露のないこと
使用温湿度範囲 ：0〜40℃ 80％RH以下 結露のないこと
保存温湿度範囲 ：−10〜50℃ 70％RH以下 結露のないこと
内蔵電池：単4（ UM-4 RO3）1.5V×2
消費電力：約10分でオートオフ（内部ピンジャンパでオートオフしないモードに設定可能）
内蔵ヒューズ ：φ5.2×20mm 0.5A/250V 遮断容量300A
φ6.5×30mm 10A/250V 遮断容量500A
寸法・重量：145×82×30mm 約200g
付属品：取扱説明書 1 部、予備ヒューズ0.5A/250V 1本
ソフトタイプ携帯ケース（C-DA32）、テストリード
1 組（TL-61）
8-2 別売付属品
携帯ケース
C-DA
（箱型）
クリップアダプタ
CL-11
AC専用クランプ電流プローブ
CL20D（ACA 20/200A）
AC/DCクランプ電流プローブ
CL22AD（DCA/ACA 20/200A）― 12 ―

DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 14 (1,1)

8-2

測定範囲および許容差

ファンクション

レンジ
320.mV

直流電圧（DCV ）

確度

入力抵抗±（0.5％rdg＋2dgt）

3.200V
32.00V
320.0V

備 考

約100MΩ以上
約11MΩ

±（0.9％rdg＋2dgt）

約10MΩ

600V
3.200V交流電圧（ACV〜）

32.00V
320.0V

約11MΩ
±（1.2％rdg＋5dgt）

40〜
400Hz
正弦波

約10MΩ

600V
320.0Ω
3.200kΩ
抵抗（Ω）

32.00kΩ±（1.2％rdg＋3dgt）＊開放電圧は約1.3V＊測定電流は被測定抗の抵320.0kΩ3.200MΩ±（2.0％rdg＋4dgt）

30.00MΩ±（5.0％rdg＋4dgt）

320.0μA
直流電流（DCA ）

3200μA32mA

約500Ω ※±（1.4％rdg＋2dgt）
約5Ω

320mA
10A

±
（2.0％rdg＋2dgt）

320.0μA
交流電流（ACA〜）

3200μA32mA※

約0.005Ω ※約500Ω ※±（1.8％rdg＋5dgt）
約5Ω

320mA
10A

抗値によって変化します。

±（2.5％rdg＋2dgt）※40〜400
Hz
正弦波

約0.005Ω ※導通チェック 約20Ω以下でブザーが発音します。
（）
開放電圧は約1.3V
ダイオードテスト
開放電圧は約3V（）

備考・rdg（reading）
読取値
dgt（digits）
下1桁※ 実際の入力抵抗はこの値に回路パターン、ヒューズの抵抗が加算されます。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
― 13 ―

DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 15 (1,1)

保証書
ご氏名

型

様

名DA32

製造No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

ご住所

TEL
保証期間
ご購入日

年月より 3 年間

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871豎

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記
1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年 月 日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

― 14 ―

DA32（和）PDF用 04.6.28 10:33 AM ページ 16 (1,1)

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･･電波ビル
郵便番号=101-0021･･電話=東京（03）3253−4871豎
大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･･電話=大阪（06）6631−7361豎
SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.
Dempa Bldg,Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

① 02.07 猯