Scope of the art¸Scope Rider
ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ
堅牢かつポータブル設計ながら開発用途としてのオシロスコープの性能を実現2 分で分かる
Scope Rider の魅力、
是非アクセスしてください。

❙ 60 MHz 〜 500 MHz❙ 絶縁型、CAT IV¸Scope Rider
2 分で納得、驚きの使いやすさ
ハンドヘルド・スコープ
高性能でありながら、堅牢かつポータブル設計 − 開発およびフィールド向けの高性能な万能測定ツール
7 インチ、800×480
解像度、静電容量式
タッチパネル

卓越した性能❙ 60 MHz 〜 500 MHz、サンプリング・
レート 5 G サンプル／秒❙ 波形更新レート：50,000 波形／秒
❙ 10 ビットの ADC を搭載❙ 垂直軸レンジ：2 mV/div 〜 100 V/div❙ オフセット ･ レンジ：最大 200 V❙ 33 種類の自動測定機能

5 つの測定器を 1 つの筐体に❙ 高性能オシロスコープ❙ ロジック・アナライザ❙ プロトコル・アナライザ❙ データ・ロガー❙ デジタル・マルチメータ 1)

1)

2 チャネル・モデルにはマルチメータ・チャネルを追加

4 時間を超える
バッテリ寿命測定器モードの切り替え
ワンタッチ保存：
スクリーンショッ
トや測定値を簡
単に保存

開発用途

フィールド用途
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V：
ガルバニック絶縁フローティング・チャネル

静電容量式タッチパネルとキーパッドによる操作❙ タッチパネルまたはキーパッドで操作が可能
堅牢な防塵・防水性能❙ 多くの情報を表示できる大型 7 イン
チのカラー・ディスプレイ
❙ ナビゲーション・ホイールによる簡
単なパラメータ設定❙ 手袋着用での操作を想定した大型ボタン

驚くほどの堅牢性
ナビゲーション・
ホイール

充実したインタ
フェース：
USB、イーサネッ
ト、無線 LAN

手袋着用のまま操作できる大型ボタン❙ あらゆる環境で最大限の安全性：
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V❙ 軍用環境要件を満たす IP51 保護等級適合の筐体
❙ 耐衝撃性を備えた滑りにくいゴム引
き加工

比類なき接続性❙ ウェブ・ブラウザからのリモート制
御と迅速なデータ・アクセスのための無線 LAN / イーサネット❙ ワンタッチ保存で素早くスクリーン
ショットなど測定結果を保存可能❙ マイクロ SD カードおよび USB デバ
イス／ホストのサポート❙ 4 時間以上の使用が可能なバッテリ電源卓越した性能：
高性能でありな
がら、堅牢かつポータブル設計

4❙ 60 MHz 〜 500 MHz、最大 5 G サンプ
ル／秒❙ ヒストリ・モードを備えた高速な波形捕捉システム❙ 10 ビット ADC❙ 入力感度：2 mV/div 〜 100 V/div❙ 最大 200 V のオフセット補正レンジ❙ 33 種類の自動測定機能❙ 500 k サンプルのデータ捕捉メモリによる柔軟なズーム機能

開発用途

開発用途

開発用途のオシロスコープの性能
開発段階での組み込みシステムのデバッグの場合だけでなく、フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合においても、R&S®Scope Rider は有効なツールです。開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、バッテリ駆動型のハンドヘルド・デバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
微小なセンサ信号も 2 mV/div という優れた垂直感度で解析でき、プロトコルに対してトリガのみならずプロトコル・
データのデコードも可能なので、デジタル制御信号のデバッグを容易に行うことができます。デジタル・トリガ・
システムはハンドヘルド・オシロスコープで得られる最良のトリガ感度を提供し、14 種類もの柔軟なトリガ・タイプ
により信号を正しく捕捉することができます。33 種類の自動測定機能により、R&S®Scope Rider は、信号パラメータの解析に開発用途としてのオシロスコープに匹敵する能力を提供します。

パワー・エレクトロニクスの安全な計測
今日の電気駆動システムの解析にあたっては、デジタル制
御信号を解析する一方、モーターの電圧や電流も計測する必要があります。このような計測にあたって検討すべき重要な事項は、安全性です。
R&S®Scope Rider は、CAT IV 600 V 定格の絶縁入力チャネ
ルを 最大 4 つ備えており、安全に高電圧エレクトロニクスの計測が可能です。デジタル制御信号は、アナログ入力チャ
ネルに対して本体から絶縁された 8 ビットのロジック・イ
ンタフェースで解析できます。R&S®Scope Rider のプロト
コル・トリガとデコード能力はこれまでのハンドヘルド・
オシロスコープでは実現し得なかったもので、デコードしたメッセージを直接表示することが可能です。
大容量メモリによる高速データ捕捉システム：低頻度の異常も見逃しません
異常な電気信号の捕捉と解析は、電子システムをデバッグする際の代表的なユースケースです。最大 50,000 波形／
秒の波形更新レート（従来のハンドヘルド・オシロスコー
プの 1,000 倍以上）により、R&S®Scope Rider は、他のオシロスコープなら見逃してしまうような異常も検出することができ、信号の低頻度な異常を高い信頼性で捉えて解析します。
ヒストリ ･ モードでは、最大 5,000 波形を独立したヒスト
リ ･ バッファに自動的に保存します。データ捕捉は任意の時点で停止でき、すべてのオシロスコープ機能を使用してヒストリ ･ バッファ内の任意の波形を解析することができます。従来のハンドヘルド・オシロスコープでは見逃してしまう稀にしか生じない異常信号も、詳しく解析できるよ
うになりました。

R&S®Scope Rider の高速データ捕捉システムは、最大 50,000 波形／秒の更新レートで波形を取り込み、低頻度の信号異常や予期せぬ信号の異常を検出します。

Rohde & Schwarz R&S®Scope Rider ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ

55 つの測定器を 1つの筐体に：
デバッグ能力をその手にオシロスコープ、ロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザ、データ・ロガー、
デジタル・マルチメータ：5 種類の計測器と XY モード、ロール・モード、およびマ
スク試験により、R&S®Scope Rider は、あらゆる種類の電子システムのデバッグに必要な能力と柔軟性を提供します。

ロジック・アナライザ
モーター駆動測定には通常 4 つのアナログ測定チャネ
ルが必要で、デジタル制御インタフェースのモニタリン
グに使用できる空きチャネルがなくなってしまうことも少なくありません。R&S®Scope Rider のデジタル・ロジッ
ク・プローブ（MSO）は、制御信号解析用のデジタル入
力を 8 つ追加できることが特長で、アナログ・チャネル
信号に対して時間的に関連付けられています。250 MHzの帯域幅、1.25 G サンプル／秒のサンプリング・レート、
および設定可能なしきい値によって、ほぼあらゆるデジ
タル・インタフェースに使用することができます。

プロトコル・アナライザ
I2C や SPI などのプロトコルは、集積回路間での制御メッセージの転送によく用いられます。
R&S®Scope Rider は、詳細なトラブルシューティングのためのトリガおよびデコード機能を備えた初の絶縁型ハ
ンドヘルド・デジタル・オシロスコープです。プロトコ
ル・イベントやデータに合わせたトリガは、関連するイ
ベント、データ、信号を選択的に捕捉することを可能にします。

データ・ロガー
散発的なセンサ信号異常や低頻度の電源グリッチは複雑なシステム障害を引き起こす可能性があり、さらに、根本的な原因をつかめないことがあります。R&S®Scope Riderの長時間データ・ロガーを使用すれば、最大 4 つの測
定値を、1 秒あたり 1、2、5 個の速度でモニタして、このような低頻度の異常を明らかにすることができます。
チャネルあたり 2 M サンプルの大容量メモリにより、最大 23 日間にわたる記録が可能です。統計データを表示すれば、最小値と最大値、およびその正確な時間情報が得られます。

6

開発用途

開発用途

XY 動作モード
XY モードを使用すれば 2 つの信号間の相対位相を簡単に測定でき、個々の時間信号を表示することも可能です。

マスクテスト・モード
マスクテスト・モードは合否データを表示して、テスト信号に基づくマスクのセットアップを容易にします。

デジタル・マルチメータ
2 チャネルの R&S®RTH1002 は、10,000 カウントの分解能を備えた専用の絶縁型デジタル・マルチメータが特長です。測定機能には V DC、V AC、V AC +V DC、抵抗、導通、および電気容量が含まれ、適切なシャントを使用すれば電流または温度も測定できます。
2 チャネルの R&S®RTH1004 は、各チャネルにデジ
タル電圧計を搭載しています。統計データ情報は、最小値、平均値、最大値、およびそれらに対応する
タイム・スタンプを表示します。

ボタンを押して必要な計測器を選択

シンプル性能 − 開発およびフィールド用途に最適
Rohde & Schwarz R&S®Scope Rider ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ

7静電容量式
タッチパネルとキーパッドによる操作：
直感的な操作性❙ タッチパネルまたはキーパッドによりあらゆる操作が可能❙ 読みやすい画面と明瞭な信号表示：
7 インチ、800×480 ピクセルの静電容量式タッチ・ディスプレイ
❙ ナビゲーション・ホイールによる簡単なパラメータ設定❙ 安全手袋着用のままで操作できる大型キー

フィールド用途

無線 LAN またはイーサネット：ウェブ・ブラウザによる
簡単なリモート制御
組み込みの無線 LAN モジュールかイーサネット・ポート
を使用すれば、ウェブ・ブラウザから R&S®Scope Rider を
リモート制御することができます。R&S®Scope Rider のタッチパネルはウェブ・ブラウザでも同様に動作し、すべての設定は PC のウェブ ･ ブラウザを通して調整できます。
また、イメージ圧縮はスクリーン・イメージの迅速な更新を可能にします。
顧客ニーズに合わせて設計されたユーザ・インタフェース
R&S®Scope Rider は、最新のディスプレイ技術を使用して、高解像度の静電容量式タッチ・カラー・ディスプレイ上に、極めて明瞭な信号を表示します。オシロスコープの設定はスクリーン上で簡単に調整できるほか、機能のキーを使用すれば必要なオシロスコープ機能にワンタッチでアクセスできます。使いやすいナビゲーション ･ ホイールを使用す
れば、トリガ・レベルや各チャネルの垂直位置などの調整を簡単に行うことができます。また、キーパッドだけでの制御も可能なので、安全上または気象上の理由から手袋を着用しなければならない場合でも、そのままオシロスコー
プを使用できます。トリガ・モード、自動計測機能、またはチャネル設定などの重要な設定は、分かりやすい図で表示されます。
測定結果を簡単に保存
microSD カードや USB ドライブのディレクトリを使用して、測定結果を簡単に保存できます。スクリーンショット、
測定結果、設定ファイルなどは、ボタンひとつで選択した
ディレクトリに保存されます。データは、ウェブ・ブラウ
ザを使って簡単にアクセスやダウンロードが可能です。
最大 32 G バイトの保存容量
R&S®Scope Rider は最大保存容量 32 G バイトまでの
microSD カードをサポートしており、データ、
スクリーンショット、設定ファイルを計測器上にほぼ無制限に保存できます。

8

フィールド用途

比類なき接続性：
無線 LAN やイーサネットにより、危険な測定が安全なリモート制御で可能に

R&S®Scope Rider は、組み込みの無線
LAN モジュールとウェブ・サーバによって簡単にリモート制御できます。
R&S®Scope Rider の波形表示とユーザ・
インタフェースはウェブ・ブラウザから直接使用可能で、スクリーン上です
べての設定を変更できます。
R&S®Scope Rider は、ソフトウェアをインストールしなくても、ノートパソ
コン、タブレット、スマートフォンなど、
ほとんどあらゆるポータブル・デバイ
スから制御可能です。

Rohde & Schwarz R&S®Scope Rider ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ

9驚くほどの堅牢性：
フィールド試 験に
最適❙ すべてのアナログ入力チャネルが絶縁❙ CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 定 格 の 測定が可能❙ 過酷な環境にも耐える IP51 保護等級に適合❙ 耐衝撃性を備えた滑りにくいゴム引き加工表面
二重絶縁構造により高い安全性を確保
CH 4

CH 1

CH 2

CH 3

DC and/or AC voltage

フィールド用途

あらゆる環境で最大限の安全性
フィールド環境でのトラブルシューティングには数多くの課題が伴います。現代の製造現場で電子システムのデバッ
グを行うには、低電圧デジタル信号の解析や 380 V 電源の品質検証、あるいは電気的駆動装置の電力効率テストなどを行う必要があります。R&S®Scope Rider の CAT IV 600 V 定
格は、このレベルの柔軟性を 1 台のデバイスで提供します。
高感度かつ安全な高電圧測定を同時に実現
すべての入力チャネル、マルチメータ・チャネル 1)、およびロジック・チャネル（MSO）を含むデジタル・インタフェー
ス 二 重 絶 縁 さ れ て い る の で、 グ ラ ウ ン ド・ レ ベ ル の異なる混在回路内での計測を可能にします。これは偶発的な短絡のリスクを減らし、高電圧の電気設備での安全な計測を可能にします。安全面での妥協をすることなく、繊細なアナログまたはデジタル制御回路を計測することができます。
軍用環境規格に沿ってテストされた
IP51 適合仕様
パッシブ・クーリングのコンセプトにより、このハンドヘ
ルド・オシロスコープは密封型の IP51 防塵・防滴の筐体を採用しているのが特長です。軍用環境規格に沿ってテストされた R&S®Scope Rider は、過酷な環境に求められる耐久性を備えています。ゴム引き加工された表面と大型のキーにより、厳しい環境下でも容易に操作することができます。
Electricalinsulation

Channel reference1)

DC and/or
AC voltage

CH 2
独立したマルチメータ・チャネルは 2 チャネル・モードでのみ使用可能です。

SystemSystem

CH 4

CH 1

CH 3

Channelreference

DC input

Interfaces

USB,
Ethernet

Interfaces
DC input
MSO logic probe

Electrical insulation

USB, Ethernet

MSO logic probe

計測カテゴリ CAT I 〜 CAT IV の概要
CAT I

CAT II–CAT III+Power supply

Socket

The probe design determines its area of application and the maximum rated voltage against protective ground.

10

CAT IV

Main fuse

Transformer

計測カテゴリCAT I 〜 CAT IV の概要

R&S®Scope Rider には以下の必須アクセサリが標準で付属しています。
JJ 各入力チャネル用の 500 MHz、10:1、600 V CAT IV
電圧プローブJJ プラグが付いた電源
JJ バッテリパック
JJ ソフトハンドル
その他にもさまざまなアクセサリが用意されています：
JJ 500 MHz、100:1、電圧プローブ
JJ 電圧プローブ用交換アクセサリ・キット
JJ 電圧プローブ用外部アクセサリ・キット
JJ 電流プローブ
JJ 12 V / 24 V カー・アダプタ
JJ ソフトキャリングバッグ
JJ ハードシェル型保護用キャリングバッグ
JJ バッテリ充電器

R&S®Scope Rider 用アクセサリ
Rohde & Schwarz R&S®Scope Rider ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ

11

主な仕様
主な仕様
垂直システム
入力チャネル

最大入力電圧2 チャネル・モデル

オシロスコープ・チャネル ×2、デジタル・マルチメー
タ ×1

4 チャネル・モデル

オシロスコープ・チャネル ×4

BNC 入力CAT IV 300 V（RMS）、424 V（Vp）

プローブ R&S®RT-ZI10、または R&S®RT-ZI11 の
場合

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

入力感度

2 mV/div 〜 100 V/div

システム全体の垂直分解能

9 ビット

データ補足および水平システム
最大リアルタイム・サンプリング・レート 1 / 2 / 4 チャネル有効時

5 / 2.5 / 1.25 G サンプル／秒

データ補足メモリ

1 / 2 / 4 チャネル有効時

500 / 250 / 125 k サンプル／チャネル

リアルタイム波形捕捉レート

最大50,000 波形／秒

時間ベース範囲

1 ns/div 〜 500 s/div

ロジック・アナライザ（MSO）機能（オプション：R&S®RTH-B1）
入力チャネル / メモリ長

ロジック・チャネル ×8 ／ 125 k サンプル

帯域幅 / サンプリング・レート

250 MHz / 1.25 G サンプル／秒

デジタル・トリガ・システム
トリガ・モード
トリガ・タイプ

オート、ノーマル、シングル
オプションの拡張トリガ・タイプ（R&S®RTH-K19）

14 のトリガ・タイプ

自動オシロスコープ測定
自動測定

33 の測定機能

マスクテストマスク定義

トレランス・チューブ

違反時のアクション

なし、警告音、停止

ヒストリおよびセグメント・メモリ（オプション：R&S®RTH-K15）
セグメント数

最大 5,000

プロトコル・トリガおよびデコード
サポートしているプロトコル（オプション：R&S®RTH-K1、R&S®RTH-K2）

I2C、SPI、UART / RS-232 / RS-422 / RS-485

データ・ロガー
シミュレーション・ロギング・チャネル数

4

測定速度

1 / 2 / 5 測定／秒

メモリ長

ロギング・チャネル 1 つにつき 2 M サンプル

デジタル電圧計 / デジタル・マルチメータ
分解能
電圧および電流2 チャネル・モデル（デジタル・マルチメータ） 10,000 カウント
4 チャネル・モデル（デジタル電圧計）

999 カウント

電流プローブ、またはシャントによる電流測定

DC、AC、AC + DC

温度PT100 温度プローブによる測定

抵抗、導通、ダイオード・テスト、
電気容量、周波数

2 チャネル・モデルのみ

一般データ
寸法

W×H×D

201 mm×293 mm×74 mm（7.91 in×11.54 in×2.91 in）

重量

バッテリ含む2.4 kg（5.3 lb）（公称値）

IP 等級

IP51、IEC 60529 に準拠

スクリーン7.0" LC TFT カラー・ディスプレイ（800×480 ピクセル）

インタフェース

USB ホスト、USB デバイス、LAN、無線 LAN（オプション）

12

オーダー情報名称

型式

オーダー番号

ハンドヘルド・オシロスコープ、60 MHz、2 チャネル、CAT IV、DMM

R&S®RTH1002

1317.5000k02

ハンドヘルド・オシロスコープ、60 MHz、4 チャネル、CAT IV

R&S®RTH1004

1317.5000k04

R&S®RTH1002 オシロスコープの 100 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B221

1325.9717.02

R&S®RTH1002 オシロスコープの 200 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B222

1325.9723.02

R&S®RTH1002 オシロスコープの 350 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B223

1325.9730.02

R&S®RTH1002 オシロスコープの 500 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B224

1326.0571.02

R&S®RTH1004 オシロスコープの 100 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B241

1326.0588.02

R&S®RTH1004 オシロスコープの 200 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B242

1326.0594.02

R&S®RTH1004 オシロスコープの 350 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B243

1326.0607.02

R&S®RTH1004 オシロスコープの 500 MHz 帯域幅へのアップグレード

R&S®RTH-B244

1326.0613.02

MSO モデル向けミックスド・シグナル・アップグレード、250 MHz

R&S®RTH-B1

1325.9981.02

I2C/SPI シリアル・トリガリングとデコーディング

R&S®RTH-K1

1325.9969.02

UART / RS-232 / RS-422 / RS-485 シリアル・トリガリングとデコーディング

R&S®RTH-K2

1325.9975.02

ヒストリおよびセグメント・メモリ

R&S®RTH-K15

1326.1803.02

拡張トリガ

R&S®RTH-K19

1326.0642.02

無線 LAN（米国とカナダを除くすべての国）

R&S®RTH-K200

1326.0620.02

無線 LAN（米国とカナダのみ）¸RTH-K200US

1332.9890.02

ウェブ・インタフェース・リモート制御

R&S®RTH-K201

1326.0636.02

パッシブ・プローブ、500 MHz、絶縁、10:1、10 MΩ、12 pF、600 V CAT IV、1000 V
CAT III

R&S®RZ-ZI10

1326.1761.02

パッシブ・プローブ、500 MHz、絶縁、100:1、100 MΩ、4.6 pF、600 V CAT IV、1000
V CAT III、（3540 V CAT I）

R&S®RZ-ZI11

1326.1810.02

AC/DC 電流プローブ、バッテリ駆動、30 A、100 kHz

R&S®HZO50

3594.6476.02

AC/DC 電流プローブ、バッテリ駆動、1000 A、20 kHz

R&S®HZO51

3594.6482.02

R&S®RT-ZI10/R&S®RZ-ZI11 用アクセサリ交換セット

R&S®RT-ZA20

1326.1978.02

R&S®RT-ZI10/R&S®RZ-ZI11 用拡張セット

R&S®RT-ZA21

1326.1984.02

安全テスト・リード、赤と黒、シリコン、600 V CAT IV

R&S®RT-ZA22

1326.0988.02

PT100 温度プローブ¸HZ8123594.4321.02

ソフトキャリングバッグ

R&S®HA-Z220

1309.6175.00

イーサネット・ケーブル、長さ 2 m、クロスオーバー

R&S®HA-Z210

1309.6152.00

USB ケーブル、長さ 1.8 m、標準／ミニ USB コネクタ

R&S®HA-Z211

1309.6169.00

ハードシェル型保護用キャリングケース

R&S®RTH-Z4

1326.2774.02

カー・アダプタ

R&S®HA-Z302

1321.1340.02

リチウムイオン・バッテリ用充電器

R&S®HA-Z303

1321.1328.02

交換用バッテリ

R&S®HA-Z306

1321.1334.02

R&S®RTH 用スペア電源（EU、英国、米国用電源プラグを含む）

R&S®RT-ZA14

1326.2874.02

必要な R&S®Scope Rider モデルの選択

必要な帯域幅アップグレードの選択

必要なオプションの選択

必要なプローブの選択

必要なアクセサリの選択

Rohde & Schwarz R&S®Scope Rider ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ

13

2 チャネル・パッケージ・モデル
R&S®Scope Rider パッケージ

パッケージ

事前構成済み 2 チャネル

名称

R&S®Scope Rider パッケージ

オーダー番号

パッケージ構成型式

オーダー番号

2 チャネル R&S®Scope Rider 基本モデル
RTH1002

60 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM

1317.5000P02

RTH1002

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH1012100 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM

1317.5000P12

RTH1002

200 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM

1317.5000P22

350 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM

1317.5000P32

500 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM

1317.5000P52

RTH1022
RTH1032
RTH1052

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B221 RTH1002 用 100 MHz 帯域幅アップグレード

1325.9717.02

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B222 RTH1002 用 200 MHz 帯域幅アップグレード

1325.9723.02

RTH1002

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B223 RTH1002 用 350 MHz 帯域幅アップグレード

1325.9730.02

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B224 RTH1002 用 500 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0571.02

RTH1002

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ）オ
プション

1325.9981.02

RTH1002

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B221 RTH1002 用 100 MHz 帯域幅アップグレード

1325.9717.02

RTH1002
RTH1002

2 チャネル R&S®Scope Rider ミックスド・シグナル・モデル
RTH1002MSO 60 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM、MSO

1317.5000P03

RTH1012MSO 100 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM、MSO

1317.5000P13

RTH1022MSO 200 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM、MSO

RTH1032MSO 350 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM、MSO

RTH1052MSO 500 MHz、2 チャネル、
CAT IV、DMM、MSO

1317.5000P23

1317.5000P33

1317.5000P53

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ）オ
プション

1325.9981.02

RTH1002

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B222 RTH1002 用 200 MHz 帯域幅アップグレード

1325.9723.02

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ）オ
プション

1325.9981.02

RTH1002

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B223 RTH1002 用 350 MHz 帯域幅アップグレード

1325.9730.02

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ）オ
プション

1325.9981.02

RTH1002

60 MHz、2 チャネル基本モデル

1317.5000k02

RTH-B224 RTH1002 用 500 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0571.02

RTH-B1

14

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ）オ
プション

1325.9981.02

50 MHz 〜 4 GHz
強力なポートフォリオ
R&S®RTO：より迅速な解析、より多くの情報
100 万波形／秒時で最大 4 GHz の最も高いダイナミック・レンジを実現。
R&S®RTE：使いやすく強力
より確実な計測、より多くのツール、そして迅速に結果を出力。
R&S®RTM：機動性と機能性に優れたオシロスコープ
12 秒で起動。他機種がまだ起動中に素早く計測を開始。
R&S®HMO3000：普段使いに最適な 1 台
セグメント・メモリの利点を生かした製品。
R&S®HMO Compact：高性能でコンパクト
強力な機能と省スペースが特長。
R&S®HMO1002：驚きの性能
ファンクション・ジェネレータと電圧計を内蔵。
R&S®Scope Rider：2 分で納得、驚きの使いやすさ
頑丈なポータブル・デザインでラボ用オシロスコープなみの性能を実現。

シリーズ

R&S®RTO1000

R&S®RTE1000

R&S®RTM2000

帯域幅❙❙ 4 GHz❙❙ 2 GHz❙❙ 1 GHz❙❙ 600 MHz❙❙ 1 GHz❙❙ 500 MHz❙❙ 350 MHz❙❙ 200 MHz

最大サンプリング・レート

20 G サンプル／秒❙❙ 2 GHz❙❙ 1.5 GHz❙❙ 1 GHz❙❙ 500 MHz❙❙ 350 MHz❙❙ 200 MHz
5 G サンプル／秒

最大メモリ

800 M サンプル

200 M サンプル

❙ 20 M サンプル
❙ 460 M サンプル（オプション）

セグメント・メモリ

標準

標準

オプション

ディスプレイ❙ 10.4"❙ 1024×768 ピクセル
❙ タッチスクリーン❙ 10.4"❙ 1024×768 ピクセル
❙ タッチスクリーン❙ 8.4"❙ 1024×768 ピクセル

ミックスド・シグナル・オ
プション❙ 400 MHz 帯域幅❙ 16 チャネル❙ 5 G サンプル／秒❙ 200 M サンプル

❙ 400 MHz 帯域幅❙ 16 チャネル❙ 5 G サンプル／秒❙ 100 M サンプル

❙ 400 MHz 帯域幅❙ 16 チャネル❙ 2.5 G サンプル／秒❙ 20 M サンプル

5 G サンプル／秒

解析機能
標準

スペクトラム解析／FFT

FFT

マスクテスト履歴オプション

シリアル・トリガリングとデコーディング
パワー解析
HD

ヒストリ

I/Q

スペクトラム解析

ジッタ
コンプライアンス試験

R&S®HMO3000

R&S®HMO Compact

R&S®HMO1002

R&S®Scope Rider❙❙ 500 MHz❙❙ 400 MHz❙❙ 300 MHz❙❙ 200 MHz❙❙ 150 MHz❙❙ 100 MHz❙❙ 70 MHz❙❙ 100 MHz❙❙ 70 MHz❙❙ 50 MHz❙❙ 500 MHz❙❙ 350 MHz❙❙ 200 MHz❙❙ 100 MHz❙❙ 60 MHz

4 G サンプル／秒

2 G サンプル／秒

1 G サンプル／秒

5 G サンプル／秒

8 M サンプル

2 M サンプル

1 M サンプル

500 k サンプル

オプション

–

–

オプション

❙ 6.5"❙ 640×480 ピクセル

❙ 6.5"❙ 640×480 ピクセル

❙ 6.5"❙ 640×480 ピクセル

❙ 7
❙ 800×480 ピクセル
❙ タッチスクリーン❙ 350 MHz 帯域幅❙ 16 チャネル❙ 1 G サンプル／秒❙ 2 M サンプル

❙ 350 MHz 帯域幅❙ 8 チャネル
❙ 1 G サンプル／秒❙ 1 M サンプル

❙ 350 MHz 帯域幅❙ 8 チャネル
❙ 500 M サンプル／秒❙ 500 k サンプル

❙ 250 MHz 帯域幅❙ 8 チャネル
❙ 1.25 G サンプル／秒❙ 125 k サンプル

Rohde & Schwarz R&S®Scope Rider ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ

16

4 チャネル・パッケージ・モデル
R&S®Scope Rider パッケージ

パッケージ 事前構成済み 4 チャネル
名称

オーダー番号 パッケージ構成

R&S®Scope Rider パッケージ

型式

オーダー番号

4 チャネル R&S®Scope Rider 基本モデル
RTH1004

60 MHz、4 チャネル、CAT IV

1317.5000P04

RTH1004

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH1014100 MHz、4 チャネル、CAT IV

1317.5000P14

RTH1004

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B241 RTH1004 用 100 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0588.02

RTH1024
RTH1034
RTH1054

200 MHz、4 チャネル、CAT IV
350 MHz、4 チャネル、CAT IV
500 MHz、4 チャネル、CAT IV

1317.5000P24
1317.5000P34
1317.5000P54

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B242 RTH1004 用 200 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0594.02

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B243 RTH1004 用 350 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0607.02

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B244 RTH1004 用 500 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0613.02

RTH1004

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ） 1325.9981.02
オプション

RTH1004

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B241 RTH1004 用 100 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0588.02

RTH1004
RTH1004
RTH1004

4 チャネル R&S®Scope Rider ミックスド・シグナル・モデル
RTH1004MSO 60 MHz、4 チャネル、CAT IV、
MSO

1317.5000P05

RTH1014MSO 100 MHz、4 チャネル、CAT IV、
MSO

1317.5000P15

RTH1024MSO 200 MHz、4 チャネル、CAT IV、
MSO

RTH1034MSO 350 MHz、4 チャネル、CAT IV、
MSO

RTH1054MSO 500 MHz、4 チャネル、CAT IV、
MSO

1317.5000P25

1317.5000P35

1317.5000P55

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ） 1325.9981.02
オプション

RTH1004

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B242 RTH1004 用 200 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0594.02

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ） 1325.9981.02
オプション

RTH1004

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B243 RTH1004 用 350 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0607.02

RTH-B1

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ） 1325.9981.02
オプション

RTH1004

60 MHz、4 チャネル基本モデル

1317.5000k04

RTH-B244 RTH1004 用 500 MHz 帯域幅アップグレード

1326.0613.02

RTH-B117

ミックスド・シグナル（ロジック・アナライザ） 1325.9981.02
オプション❙ 70カ国に広がるサービス網❙ 顔の見えるサービス❙ 個別の要望に応える柔軟性❙ 最高級の品質❙ 長期的な信頼性

ローデ・シュワルツについて
Rohde & Schwarz グループ（本社：ドイツ・ミュンヘン）は、
エレクトロニクス分野に特化し、電子計測、放送、無線通信の監視・探知および高品質な通信システムなどで世界をリードしています。80 年以上に渡り、世界 70 カ国以上で販売と保守 ･ 修理を展開している会社です。

持続可能な製品設計❙ 環境適合性とエコロジカル・フットプリント❙ エネルギー効率と低放出量❙ 製品の長寿命化と総保有コストの最適化
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.co.jp❙ 本社 / 東京オフィス〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 7-20-1
住友不動産西新宿ビル 27 階TEL：03-5925-1288/1287 FAX：03-5925-1290/1285❙ 神奈川オフィス〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-8-12
TEL：045-477-3570（代） FAX：045-471-7678❙ 大阪オフィス〒 564-0063 大阪府吹田市江坂 1-23-20 TEK 第 2 ビル 8 階
TEL：048-829-8061（代） FAX：048-822-3156❙ サービスセンター〒 330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-11
さくら浦和ビル 4 階
TEL：0120-138-065 E-mail：service.rsjp@rohde-schwarz.com

R&S®Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG の登録商標です。
商標名は所有者のトレードマークです。
PD 3607.3245.16 | Version 01.00 | 2016年1月 (he)R&S®Scope Rider ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ
許容差の明示されていないデータは参考値です。| 予告なく変更されることがあります。
© 2016 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

3607324516

3607.3245.16 01.00 PDP 1 jp

高品質に裏打ちされたサービス