JDC-1900シリーズ スケーラ（TDC-1521）仕様
画面サイズ

10.1型

制御部

FC

接続可能プリンター

サーマルプリンター、レーザープリンター

計数容量

JDC-1912 ： 999,999c/ch
JDC-1913/1918/1919/1936/1937 ： 999,999c

方式

プリセットタイム、プリセットカウント

測定条件

20通り

測定機能

JDC-1912：試料測定、BG測定、エネルギー校正、計数効率測定
JDC-1913/1918/1919/1936/1937：試料測定、BG測定、プラトー測定、機器効率測定

異常表示

機器異常

外部データ出力プリンター、USB

その他機能

数え落としお知らせ表示、予約測定、汚染判定、停電復帰、日本語／英語、統計誤差演算

放射能測定装置

JDC-1900シリーズ
ラインエリア

測定画面表示内容測定条件

測定条件No、測定時間、経過時間、リピート回数

測定結果

GROSSカウント、NET計数率、BG計数率、放射能量、検出限界（限界計数率）

その他
電源（プリンター除く）

AC 100V±10V 50/60Hz 100VA以下

使用温湿度範囲＋5 C〜＋35 C、45〜80%（結露しないこと）

外形寸法約330（W）
×182（D）
×260（H）mm

質量（プリンター除く）

約5.5kg■オプションプリンター

サーマルプリンター

レーザープリンター

形名

K-PRN-1

LSC-8000-OP8

電源

AC 100V±10V 50/60Hz

AC 100V±10V 50/60Hz

消費電力

待機時：約2W、印刷時：約18W（最大約26W）

待機時：約7W、印刷時：約574W（最大920W以下）

寸法

（W）
×170
（D）
×117（H）mm
約106

約375（W）
×393（D）×285（H）mm

質量約450g（本体のみ）

約14kg（本体のみ）

名称

ロールペーパーA4プリント用紙

形名

K-Z-72TPペーパーA4

備考

10巻╱箱

■消耗品

■外形寸法図■その他
81.5

JDC-6000シリーズ

8260

・放射能試料自動測定装置
・10サンプルα/β線測定装置
・大口径α/β線測定装置

330

181.5
単位：mm

●仕様および外観は予告なく変更されることがあります。
●装置を正しく使用するために必ず「取扱説明書」
をお読みください。

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-20-8 大樹生命三鷹ビル2F Tel : 0422-38-9972
AR-A08www.aloka.co.jp
Printed in Japan

放射能測定装置 JDC-1900シリーズはコンパクトな筐体で操作性が向上しました！

JDC-1900シリーズ ラインナップ

スケーラ（TDC-1521）

製品名

形名

測定線種

検出器タイプ

γ線測定装置JDC-1912

γ(X)線

NaI（TI）シンチレータ

α線測定装置JDC-1913

α線

ZnS(Ag)β線測定装置JDC-1918

β線

プラスチックシンチレータ

α/β線測定装置

JDC-1919

α/β線

ZnS(Ag)

GM測定装置JDC-1936
JDC-1937

β線

各種検出器

JDC-19＊＊-DET

γ(X)線、α線、β線、α/β線

吹付プラスチックシンチレータ

吹付プラスチックシンチレータ

1インチ GM管
2インチ GM管■構成鉛測定台（PS-1202）

JDC-1913‐DET（α線用検出器）

JDC-1900シリーズ

検出器単体

検出器 1式、スケーラ 1式、測定台 1式
取扱説明書：1、試験成績書：1、校正証明書：1

検出器 1式
取扱説明書：1、校正証明書：1

注：プリンターはオプションです。

注：検出器単体の校正証明書は据付作業後に発行します。

製品名

JDC-1918‐DET（β線用検出器）
JDC-1919-DET（α/β線用検出器）

JDC-1912-DET（γ線用検出器）
JDC-1936/1937-DET（GM検出器）

形名

γ線測定装置

α線測定装置

β線測定装置α/β線測定装置

GM測定装置JDC-1912

JDC-1913

JDC-1918

JDC-1919

JDC-1936

JDC-1937

スケーラ

形名

TDC-1521

検出器

測定線種検出器

放射能測定装置 JDC-1900シリーズ 特長

有効窓径
計数効率

自動演算機能を装備

γ線線源：137Cs

γ（X）
線

α線

β線

α/β線

β線

β線

シンチレータNaI(TI)ZnS(Ag)吹付
プラスチックシンチレータ

プラスチックシンチレータ

ZnS(Ag)吹付
プラスチックシンチレータ

GM管

GM管

φ50mm

φ50mm

φ50mm

φ50mm

φ25mm

φ50mm

0.10s-1/Bq以上

ーーーーー「放射能量」、「検出限界」の演算結果が得られます。

スペクトル表示ありーーーーー

大型液晶表示器の採用

プラトー長

ー

200V以上150V以上100V以上200V以上150V以上プラトー傾斜ー

5％/100V以下

5％/100V以下

10％/100V以下

5％/100V以下

5％/100V以下

バックグラウンドー

0.5min-1以下

45min-1以下

α線：0.5min-1
β線： 45min-1

30min-1以下

45min-1以下

ー60%/2π以上

40%/2π以上

α線：30%/2π以上
β線： 40%/2π以上

15%/2π以上40%/2π以上検出器自動識別※2：線源効率 0.25
※3：線源効率 0.5ー

0.17Bq/試料以下※20.09Bq/試料以下※30.79Bq/試料以下※3

α線：0.34Bq/試料以下※20.17Bq/試料以下※3
β線： 0.79Bq/試料以下※31.74Bq/試料以下※30.79Bq/試料以下※3

指定の検出器をUSBケーブルで接続して起動することで、検出器に応じたシステムとして起動します。

（効率なし）

プリセット核種

F-18、Na-22、K-40、Cr-51、他※4ーーーーー

寸法

約φ76×約234mm（H）

約124(W)×238(D)×168(H)mm（測定台含む）約φ76mm×120mm（H）

約φ76×120mm（H)

約φ76×190mm（H)

約φ76×190mm（H)

質量約1kg

約5kg（測定台含む）約0.4kg約0.4kg

約2kg約2kg

PS-1202

PS-11H

大画面カラータッチパネルディスプレイの採用により、操作性を向上しています。

測定データバックアップ
内蔵メモリに最大10,000データまでバックアップ可能です。また、USBで取り出しが可能です。

JDC-1919測定画面

機器効率

測定条件の保存α線線源：241Am
β線線源：36Cl設定した測定条件を20通りまで登録することができます。

検出限界

サーマルプリンター、レーザープリンターに対応
測定機能の充実

プラトー測定画面

試料測定、BG測定、エネルギー校正示、グラフ印刷）、機器効率測定

スペクトル表示を装備※1、計数効率測定※1、プラトー測定（グラフ表測定台形名

※1

遮蔽厚さ

測定時にスペクトルを表示します。最大5つのROI設定が可能です。
レーザープリンターでのスペクトル印刷、CSV 出力でのスペクトルデータの出力が可能です。

PS-1202

鉛当量約30mmー

鉛当量約30mm

寸法

約φ170×240mm（H）ー

約φ170×240mm（H）

質量約32kg

ー約32kgその他

注：サーマルプリンターではスペクトル印刷はありません。

測定可能試料

φ25.4×3.2㎜、φ25.4×6.2㎜、φ50.6×3.3㎜、φ50.6×6.3㎜、φ60㎜、ろ紙

電源（プリンター除く）※1：γ線用検出器接続時（ JDC-1912仕様）

使用温湿度範囲
測定時のスペクトル表示画面※4：プリセット核種

AC 100V±10V、50/60Hz、100VA以下＋5 C〜＋35 C、45〜80％（結露しないこと）

F-18、Na-22、K-40、Cr-51、Co-57、Fe-59、Co-60、Zn-65、Ga-67、Sr-85、Tc-99m、In-111、I-123、I-125、I-131、Cs-137、Au-198、Tl-201、全γ