福祉用具プランナーが作成する福祉用具サービス計画
床ずれ防止編

床ずれ防止用具製造メーカーによる選定理由および留意事項例［別冊］

実際のメーカーによる商品の選定理由留意事項の例「－福祉用具プランナーが作成する－福祉用具サービス計画（床ずれ防止編）」18 〜 19 ページのフローチャートにより選択された商品の選択理由留意事項の例を紹介します。

〈いわしや医療株式会社〉床ずれ防止用具
選択番号

製品名

①

メディマット

選択番号

製品名

①

メディマット

選定の目安

選択理由
使用者における
選定理由

優れた体圧分散効果および優れた透湿性効果により、床ずれの予防及び改善の効果が期待できます。
長時間の臥床あるいは座位での使用において、局部の痛み軽減の効果が期待できます。
マットレスの優れた透湿性により、発汗量の多い方でも長時間 爽やかに過ごすことが期待できます。
痛みの軽減や安定した姿勢保持などにより、安眠が期待できます。
電気毛布や電気アンカ、湯たんぽの使用が可能で、寒い時期には、より暖か
く蒸れずに生活することができます。

介護者における
選定理由

マットレスに優れた透湿性があるた
め、下着やシーツの交換、汗拭きなどの作業回数の削減が期待できます。
優れた防水性撥水性により汚れがつき難く、また容易に衛生処理出来ること
から洗濯コストの削減や防水シーツな
どの介護用品購入費の削減が期待できます。
伸縮性の小さいカバーと特殊ウレタン
フォームの構成により、マットレス全
体の沈み込みが少ないので使用者の体位変換や移動の介助、オムツ交換などの介護作業が楽に行えます。
使用者の痛み軽減により、痛みを訴えて夜中に起こされることが減り、使用者の安眠が期待できます。

2

留意事項
1：通気性透湿性がない防水シーツの使用はムレの原因となるため、できるだけ使用しないでください。
2：紙おむつ尿取パットおむつカバーなどは、通気性透湿性があるものをできるだけ使用してください。
3：優れた体圧分散効果があるとはいえ、体位変換は必要に応じて行ってください。

〈株式会社 ケープ〉床ずれ防止用具
選択番号
①

選定の目安
製品名

フローラ

S 、アイリス２

自力体位変換あり

ブルーム、キュオラ、ディンプルマットレス

自力体位変換なし

ブルーム、キュオラ、ディンプルマットレス、
エアドクター、アクティ、トライセル、ネクサス②③

ブルーム、キュオラ、ディンプルマットレス、
トライセル、ネクサス、ビッグセル Ex、ビッグセルインフィニティ④

ネクサス、ビッグセル Ex、ビッグセルインフィニティ『床ずれ防止用具』選定の関連キーワード
No.

関連キーワード＜機能・構造＞

解 説

1

高機能タイプ（体圧分散性能）

マットレスの形状や構造などを工夫することで体圧分散性能を向上させているタイプです。

2

圧切替（通常モード）

エアセルが時間により凹凸の動きを繰り返し、身体の保持する部分を変えて部分的な圧迫を解放する機能です。

3

底づき防止構造

身体状況や体位などにより局所的に圧迫が集中した際、マットレスが底づきするのを防止する機能・構造です。

4

静止 / 微波動モード

マットレスの圧切替の動きを小さくしたり静止型にするモードです。
圧切替の動きが気になる方に使用します。"

5

リハビリ / クイックハードモード

リハビリやおむつ交換などの介助の際に、マットレスを硬くして安定させるモードです。

6

背上げ対策機能・構造

食事やその他ケアなどで、ベッドで長時間背上げをした姿勢を保つ場合に、殿部の底づきを防止したり、背上げ時に発生するずれ力を緩和する構造・機能です。"

7

拘縮モード

重度の下肢拘縮がある方に対して使用します。エアセルの内圧を若干高めて、過度に身体が埋り込むことを防ぎ、局所の圧力集中を軽減するモードです。

8

むれ対策機能マット内にエアを循環させ、熱や湿気をマットの外に排出する機能です。

9

リプレイスメントタイプ

マットレスをベッドや床に直接置いて使用するタイプです。

10

オーバーレイタイプ

ベッドマットレス等の上に置いて使用するタイプです。

11

停電対策機能停電時にマットレスの底づきを防止する機能です。

12

キーロック

マットレスの設定をロックする機能です。
認知症の方など、誤操作の心配がある際に使用します。

3

● 静止型
選択番号

①

製品名

アイリス２

関連キーワード

No.10

選定理由

留意事項

必ずマッ
硬いマットレスでは腰やかかとの皮膚が赤くな ● ロゴのプリントがある方を上にして、トレス等を下に敷いてご使用ください
られるため、適度な体圧分散性能がありながら寝返りのしやすいマットレスを選定します● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを床ずれがみとめられますが、自力での動きを妨取りつけてください
げないよう、適度な体圧分散性能がありながら安定感のあるマットレスを選定します● マットレスの上で端座位や移乗する際には、必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
寝返りの回数が減っているため、適度な体圧分散性能がありながら安定感のあるマットレスを● 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください
選定します
リハビリをベッド上で実施されるため、ずれ・ ●突起物のある場所にマットレスを敷いて使用
摩擦のリスクに備えて適度な体圧分散性能のあ
しないでください
るマットレスを選定します●●

ストーブなどの火に近づけないでください
ご使用される前に取扱説明書をお読みください

硬いマットレスでは腰やかかとの皮膚が赤くな ● ロゴのプリントがある方を上にして、頭部・られるため、適度な体圧分散性能がありながら腰部・足部を接続ファスナーで固定した状態
寝返りのしやすいマットレスを選定します
でご使用ください
床ずれがみとめられますが、自力での動きを妨 ●ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールをげないよう、適度な体圧分散性能がありながら取りつけてください
安定感のあるマットレスを選定します①

フローラ /S

No.8
No.9

寝返りの回数が減っているため、適度な体圧分 ● マットレスの上で端座位や移乗する際には、必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
散性能がありながら安定感のあるマットレスを選定します● 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください
リハビリをベッド上で実施されるため、ずれ・摩擦のリスクに備えて適度な体圧分散性能のあ ●突起物のある場所にマットレスを敷いて使用
るマットレスを選定します
しないでください
発汗が多く、ムレによって皮膚がふやけている● ストーブなどの火に近づけないでください
ため、通気性のあるマットレスを選定します
ベッドの端に座る際に足元が接地して安定する ●ご使用される前に取扱説明書をお読みください
よう、薄型のマットレスを選定します
硬いマットレスでは腰やかかとの皮膚が赤くな ● ロゴのプリントがある方を上にしてご使用くださいられるため、適度な体圧分散性能がありながら寝返りのしやすいマットレスを選定します● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを床ずれがみとめられますが、自力での動きを妨取りつけてください
げないよう、適度な体圧分散性能がありながら安定感のあるマットレスを選定します● マットレスの上で端座位や移乗する際には、必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
寝返りの回数が減っているため、適度な体圧分散性能がありながら安定感のあるマットレスを● 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください
選定します

②③

ブルーム

No.3
No.9

リハビリをベッド上で実施されるため、ずれ・ ●突起物のある場所にマットレスを敷いて使用
摩擦のリスクに備えて適度な体圧分散性能のあ
しないでください
るマットレスを選定します
背を上げた状態で過ごされる時間があるため、 ● ストーブなどの火に近づけないでください
背上げの姿勢でもお尻の部分が底づきせず、背中の圧迫感も軽減する構造のマットレスを選択 ● ご使用される前に取扱説明書をお読みください
します
ベッドの背上げ機能を使用する頻度が高いた
め、背中の圧迫感や身体のずれに対応したマッ
トレスを選択します
床ずれ発生のリスクは高い状態ですが、エアマットレスの使用のご希望がないため、体圧分散性能の高い静止型のマットレスを選定します

4

選択番号

製品名

関連キーワード

選定理由
硬いマットレスでは腰やかかとの皮膚が赤くなられるため、適度な体圧分散性能がありながら寝返りのしやすいマットレスを選定します
床ずれがみとめられますが、自力での動きを妨げないよう、適度な体圧分散性能がありながら安定感のあるマットレスを選定します

留意事項
●

●

ロゴのプリントがある方を上にしてご使用ください
ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取りつけてください● マットレスの上で端座位や移乗する際には、寝返りやご自身の動きやすさを保てるよう、少必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
しの力でも動きやすい反発弾性の高い素材のマットレスを選定します● 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください

寝返りの回数が減っているため、適度な体圧● 突起物のある場所にマットレスを敷いて使用
分散性能がありながら安定感のあるマットレス
しないでくださいを選定します発汗が多く、ムレによって皮膚がふやけている ● ストーブなどの火に近づけないでください
ため、通気性のあるマットレスを選定します
No.1
②③

キュオラ

No.3
No.8
No.9

背中のムレが気になられるため、通気性に優れ、 ● ご使用される前に取扱説明書をお読みください
湿気を逃がす効果の高いマットレスを選定します
リハビリをベッド上で実施されるため、ずれ・摩擦のリスクに備えて適度な体圧分散性能のあるマットレスを選定します
ベッドの端に座る際に、足元が接地しやすい厚みをおさえたマットレスを選定します
ベッドの端に座る際に移動の動作がしやすいよ
うに、両サイドのフレームに段差がない安定感のあるマットレスを選定します
背を上げた状態で過ごされる時間があるため、背上げの姿勢でもお尻の部分が底づきせず、背中の圧迫感も軽減する構造のマットレスを選択します
ベッドの背上げ機能を使用する頻度が高いた
め、背中の圧迫感や身体のずれに対応したマッ
トレスを選択します
床ずれ発生のリスクは高い状態ですが、エアマットレスの使用のご希望がないため、体圧分散性能の高い静止型のマットレスを選定します
硬いマットレスでは腰やかかとの皮膚が赤くな ● カバーまたはタグの「足側」の表示に従って使用方向を確定し、ロゴのプリントがある方られるため、適度な体圧分散性能がありながらを上にして、ご使用ください
寝返りのしやすいマットレスを選定します
床ずれがみとめられますが、自力での動きを妨● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールをげないよう、適度な体圧分散性能がありながら取りつけてください
安定感のあるマットレスを選定します
寝返りの回数が減っているため、適度な体圧 ● マットレスの上で端座位や移乗する際には、分散性能がありながら安定感のあるマットレス
必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
を選定します

②③

ディンプル
マットレス

No.1
No.3
No.9

●
リハビリをベッド上で実施されるため、ずれ・ 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください
摩擦のリスクに備えて適度な体圧分散性能のあ● 突起物のある場所にマットレスを敷いて使用
るマットレスを選定します
しないでください
ベッドの端に座る際に姿勢が安定するように、
マットレスの中央部は適度な体圧分散性能があ ● ストーブなどの火に近づけないでください
り、両サイドは硬めに補強されたマットレスを選定します● ご使用される前に取扱説明書をお読みください

背を上げた状態で過ごされる時間があるため、背上げの姿勢でもお尻の部分が底づきせず、背中の圧迫感も軽減する構造のマットレスを選択します
ベッドの背上げ機能を使用する頻度が高いた
め、背中の圧迫感や身体のずれに対応したマッ
トレスを選択します
床ずれ発生のリスクは高い状態ですが、エアマットレスの使用のご希望がないため、体圧分散性能の高い静止型のマットレスを選定します5

● 圧切替型
選択番号

製品名

関連キーワード

選定理由例

留意事項

介護者の方の休息時間の確保が必要なため、圧 必ずマットレス等を下に敷いてご使用ください
切替タイプのエアマットレスを選定します● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取りつけてください
仙骨部などに床ずれがみられるため、体重設定
で適切な圧管理ができるタイプのエアマットレ ●マットレスの上で端座位や移乗する際には、スを選定します
必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
●

●

●

②

エアドクター

No.2
No.10

●

●

●

●

専用カバーは必ず装着してご使用ください
設定体重以上の方は、底づきがないことを確認してご使用ください
送風チューブを束ねたり専用マットの下に巻き込まないでください
専用ポンプの電源コードを無理に引っ張った
り、傷つけたりしないでください
コンセントからプラグを抜く時には、必ず電源プラグを持って抜いてください
ご使用される前に取扱説明書をお読みください

介護者の方の休息時間の確保が必要なため、圧 ● 必ずマットレス等を下に敷いてご使用ください
切替タイプのエアマットレスを選定します● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取りつけてください
仙骨部などに床ずれがみられるため、体重設定
で適切な圧管理ができるタイプのエアマットレ ●マットレスの上で端座位や移乗する際には、スを選定します
必ず第三者の立ち会いのもと行ってください

No.2
②

アクティ

No.5
No.10

身体のケアや介助の際に、モードの切り替えで ●専用カバーは必ず装着してご使用ください
マットを硬く安定した床面にして介助しやすく● 設定体重以上の方は、底づきがないことを確することができる機種を選択します
認してご使用ください
リハビリをベッド上で実施されるため、モード● 送風チューブを束ねたり専用マットの下に巻の切り替えでマットを硬くして安定した床面をき込まないでください
提供できる機種を選定します
床面の高さを抑えてサイドレールの高さを確保 ● 専用ポンプの電源コードを無理に引っ張った
り、傷つけたりしないでください
するため、薄型の機種を選定します●●●

コンセントからプラグを抜く時には、必ず電源プラグを持って抜いてください
電源ランプが点滅するなどの症状が見られた
際は、ご連絡ください
ご使用される前に取扱説明書をお読みください

介護者の方の休息時間の確保が必要なため、圧 ● 必ずマットレス等を下に敷いてご使用ください
切替タイプのエアマットレスを選定します● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取りつけてください
仙骨部などに床ずれがみられるため、体重設定
で適切な圧管理ができるタイプのエアマットレ ●マットレスの上で端座位や移乗する際には、スを選定します
必ず第三者の立ち会いのもと行ってください

No.2
②③

トライセル

No.3
No.6
No.10

自力での寝返りが困難で床ずれの防止・ケア環 ●専用カバーは必ず装着してご使用ください
境の整えが必要なため、２層式エアセルで底づ● 設定体重以上の方は、底づきがないことを確きを回避する構造をもつエアマットレスを選定認してご使用ください
します
背を上げた姿勢で過ごす時間があるため、背上 ● 送風チューブを束ねたり専用マットの下に巻き込まないでください
げ姿勢でのお尻の部分の底づきと身体のずれ対策のモードを搭載した機種を選定します● 専用ポンプの電源コードを無理に引っ張った
り、傷つけたりしないでください

●

●

●

6

コンセントからプラグを抜く時には、必ず電源プラグを持って抜いてください
電源ランプが点滅するなどの症状が見られた
際は、ご連絡ください
ご使用される前に取扱説明書をお読みください

選択番号

製品名

関連キーワード

選定理由例

留意事項

介護者の方の休息時間の確保が必要なため、圧 ● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取りつけてください
切替タイプのエアマットレスを選定します
仙骨部などに床ずれがみられるため、体重設定 ● マットレスの上で端座位や移乗する際には、で適切な圧管理ができるタイプのエアマットレ
必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
スを選定します● 専用カバーは必ず装着してご使用ください
自力での寝返りが困難で床ずれの防止・ケア環

No.1
No.2
No.3
No.4
②③④

ネクサス

No.5
No.6
No.8
No.9
No.11
No.12

境の整えが必要なため、２層式エアセルで底づ ● 設定体重以上の方は、底づきがないことを確きを回避する構造をもつエアマットレスを選定認してご使用ください
します● 送風チューブを束ねたり専用マットの下に巻体重が低体重の方も対象範囲とし、適切な圧管き込まないでください
理ができる機種を選定します
体重による底づきの回避が必要であるため、体 ● 専用ポンプの電源コードを無理に引っ張った
り、傷つけたりしないでください
重設定の上限範囲が広く、二層式エアセルで底づきに対応した機種を選定します● コンセントからプラグを抜く時には、必ず電背を上げた姿勢で過ごす時間があるため、背上源プラグを持って抜いてください
げ姿勢でのお尻の部分の底づきと身体のずれ● 注意ランプが点滅するなどの症状が見られた対策のモードを搭載した機種を選定します
際は、ご連絡ください
身体のケアや介助の際に、モードの切り替えでマットを硬く安定した床面にして介助しやすく ● ご使用される前に取扱説明書をお読みください
することができる機種を選択します

リハビリをベッド上で実施されるため、モードの切り替えでマットを硬くして安定した床面を提供できる機種を選定します
エアセルの膨張収縮の動きに違和感を感じられるため、モードの切り替えで膨張収縮の動きを小さく設定できる機種を選定します
発汗が多く、ムレによって皮膚がふやけている
ため、換気の機能がある機種を選定します
サイドレールの高さを確保するため、ベッド
マットレス不要の機種を選定します
緊急時の対応に時間を要する地域のため、停電時にマット内圧を保持できる機種を選定します
ポンプの設定に対して誤操作の心配があるた
め、キーロック機能のついた機種を選定します
介護者の方の休息時間の確保が必要なため、圧 ● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取りつけてください
切替タイプのエアマットレスを選定します
仙骨部などに床ずれがみられるため、体重設定 ● マットレスの上で端座位や移乗する際には、で適切な圧管理ができるタイプのエアマットレ
必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
スを選定します● 専用カバーは必ず装着してご使用ください
自力での寝返りが困難で床ずれの防止・ケア環

No.1
No.2
No.3
③④

ビッグセル
Ex

No.4
No.7
No.8
No.9
No.10
No.12

境の整えが必要なため、２層式エアセルで底づ ● 設定体重以上の方は、底づきがないことを確きを回避する構造をもつエアマットレスを選定認してご使用ください
します● 送風チューブを束ねたり専用マットの下に巻体重が低体重の方も対象範囲とし、適切な圧管き込まないでください
理ができる機種を選定します
エアセルの膨張収縮の動きに違和感を感じられ ● 専用ポンプの電源コードを無理に引っ張った
り、傷つけたりしないでください
るため、圧切替の動きを静止する静止モードを搭載した機種を選定します● コンセントからプラグを抜く時には、必ず電マットレスに身体が沈み込み、緊張が強くなる
源プラグを持って抜いてくださいのを防ぐため、過度な沈み込みを防ぐ拘縮対応● 電源ランプが点滅するなどの症状が見られた
モードを搭載した機種を選定します
際は、ご連絡ください
発汗が多く、ムレによって皮膚がふやけている● ご使用される前に取扱説明書をお読みください
ため、換気の機能がある機種を選定します

かかとに床ずれがあるため、足元部分を傾斜面で支えるかかと対策の構造をもつ機種を選定します
床ずれのハイリスクな要因がみとめられるため、高機能タイプのエアマットレスを選定します
体位変換の実施が困難なため、高機能タイプのエアマットレスを選定します
ポンプの設定に対して誤操作の心配があるた
め、キーロック機能のついた機種を選定します

7

選択番号

製品名

関連キーワード

選定理由例

留意事項

介護者の方の休息時間の確保が必要なため、圧 ● ご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取りつけてください
切替タイプのエアマットレスを選定します
仙骨部などに床ずれがみられるため、体重設定 ● マットレスの上で端座位や移乗する際には、必ず第三者の立ち会いのもと行ってください
で適切な圧管理ができるタイプのエアマットレ
スを選定します● 専用カバーは必ず装着してご使用ください
自力での寝返りが困難で床ずれの防止・ケア環 ●設定体重以上の方は、底づきがないことを確
境の整えが必要なため、２層式エアセルで底づ認してご使用ください
きを回避する構造をもつエアマットレスを選定● 送風チューブを束ねたり専用マットの下に巻します
き込まないでください
かかとに床ずれがあるため、足元部分に幅の狭い３層式エアセルのかかと対策の構造をもつ機 ● 専用ポンプの電源コードを無理に引っ張った
り、傷つけたりしないでください
種を選定します体重が低体重の方も対象範囲とし、適切な圧管 ● コンセントからプラグを抜く時には、必ず電源プラグを持って抜いてください
理ができる機種を選定します

No.1
No.2
No.3
No.4
③④

ビッグセル
インフィニティ

No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.11
No.12

体重による底づきの回避が必要であるため、体 ● 注意ランプが点滅するなどの症状が見られた
際は、ご連絡ください
重設定の上限範囲が広く、二層式エアセルで底づきに対応した機種を選定します● ご使用される前に取扱説明書をお読みください
１日のほとんどを背上げ姿勢で過ごされるた
め、角度に応じて自動でマットを適切な内圧に調圧するオート機能を搭載した機種を選定します
背を上げた姿勢で過ごす時間があるため、背上げ姿勢でのお尻の部分の底づきと身体のずれ対策のモードを搭載した機種を選定します
身体のケアや介助の際に、モードの切り替えでマットを硬く安定した床面にして介助しやすくすることができる機種を選択します
リハビリをベッド上で実施されるため、モードの切り替えでマットを硬くして安定した床面を提供できる機種を選定します
エアセルの膨張収縮の動きに違和感を感じられるため、モードの切り替えで膨張収縮の動きを小さく設定できる機種を選定します
マットレスに身体が沈み込み、緊張が強くなるのを防ぐため、過度な沈み込みを防ぐ拘縮対応
モードを搭載した機種を選定します
発汗が多く、ムレによって皮膚がふやけている
ため、換気の機能がある機種を選定します
緊急時の対応に時間を要する地域のため、停電時にマット内圧を保持できる機種を選定します
ポンプの設定に対して誤操作の心配があるた
め、キーロック機能のついた機種を選定します
床ずれのハイリスクな要因がみとめられるた
め、高機能タイプのエアマットレスを選定します
体位変換の実施が困難なため、高機能タイプのエアマットレスを選定します8

〈株式会社シガドライ・ウィザース〉床ずれ防止用具
選択番号

製品名

①

スーパーフレックスＡ−８５②

スーパーフレックスＢ−１００③

スーパーウェル

選択番号

選定の目安

製品名

選定理由

留意事項

①

● 床ずれ予防及び軽度の床ずれに対応。
● マットレスの表面を傷つけないでください。
スーパーフレックス
また日干しをしないでください。
● 自発的寝返りをサポートする適度な硬さと除Ａ−８５● 火の気を避けてください。
圧効果を両立させています。

②

スーパーフレックス
Ｂ−１００③

スーパーウェル

● 軽度から中程度に至る利用者及び中程度、さらに重度の初期段階において利用者の状態に ● 同上
あわせて使用します。

● 床ずれ重度の利用者向けです。エアマットレス ● 同上と同等の除圧効果を持たせました。

● 重いので移動時は気を付けてください。

9

〈株式会社タイカ〉
選択番号
①

②

製品名
アルファプラすくっと
アルファプラアルファプラアルファプラＦ
アルファプラ③

アルファプラＦ
アルファプラソラ④

アルファプラＦ
アルファプラソラ

選定理由
選択番号

製品名

優先すべき
目標（課題）

選定理由

留意点（例）

床ずれのリスクは高いですが柔らかく不安 マットレス上には敷布団や電気毛布を敷か
床 ず れ 対 策 が 定なマットレス上では筋緊張が上がってし ないでください。
最優先
まうため、静止型で高い体圧分散性能を有し安定性のあるものを選定しました。
日中はベッドから離れて生活するために、動 体圧分散性能を損なうことがありますの
きやすくまた就寝中は体にかかる圧力を分 で、できるだけシーツは薄手のものをご使散する効果の高いマットレスを選びました。 用ください。
ベッド上でのリハビリを行いやすくするた 体圧分散性能のあるマットレスを使用してめに、適度に反発性があり動きやすくまた いるため、シーツは少し余裕を持たせて張床ずれの予防ができるマットレスを選びま り過ぎないようにして下さい。
した。

動作

①②③

日中ベッドの背を上げて座位姿勢で過ごさ ムレを強く感じる場合は、除湿シーツなどれることが多いので、マットレスがある程度 を併用してください。
沈み込んで身体を安定させ座位でも床ずれの予防ができるマットレスを選びました。
床ずれの対策を行うため、身体にかかる圧 マットレス本来の体圧分散性能を損なうか
力を分散させる能力が高く、またベッドか 可能性がありますので、できる限り厚めのら車いすへの移動が安定して行えるマット ベッドパッドを併用して使用しないでくだ
レスを選択しました。（エアマットでは座 さい。
位不安定）

アルファプラ

腰痛によって身体を動かすことが大変なた マットレスには表裏がありますので、必ずめ、沈み込みが少なく体重の移動がし易い α プラというロゴが上になるようにご使用機能を持ったマットレスを選びました。
ください。
マットレスには裏表がありますので、マッ
長時間ベッドで過ごされるため、安楽な姿
トレスカバーを取り外す際にはご注意くだ
勢保持ができ床ずれ予防のできるマットレ
さい。わからない場合はお問い合わせくだスを選定しました。
さい。

安楽

夜間眠れないことが多いため、リラックス
できて眠りやすい寝姿勢をとれる構造で床ずれ予防ができるマットレスを選定しました。
圧迫による痛みがあるので、その部分を包み込んで体重を分散できるマットレスを選びました。
背中が痛くないように（円背）、適度に柔らかく身体を包み込み仰向けでも寝ることのできるマットレスを選びました。

10

選定理由
選択番号

製品名

優先すべき
目標（課題）

留意点（例）

選定理由
床ずれのリスクは高いですが、圧迫による痛みを考慮して体圧分散性能の高いウレタ
ン製のマットレスを選びました。
（エアマッ
トで痛みを訴える方）

安楽

筋の緊張を緩和するリハビリを行っているため（関節拘縮のある方）、ベッド上でリラックスできるマットレスを選びました。
夜間に睡眠が取れることを大切に考えて（徘徊）、リラックスして眠るために寝姿勢に配慮している床ずれ防止マットレスを選
びました。

介助

床ずれのリスクが高いため身体にかかる圧力を分散する能力に優れ、着替えなどが楽に行えるようにするため反発性があり介助者が膝をついたときに安定感のあるマット
レスを選びました。

選定理由
選択番号

製品名

体圧分散性能以外の優先す
選定理由
べき目標
（課題）

留意点（例）

踵に床ずれの危険性があるので、下肢に マットレス上には敷布団や電気毛布を敷かかかる圧力を分散するスリット構造をもつ ないでください。
マットレスを選びました。
ベッド上での生活が長くやせていて床ずれ 体圧分散性能を損なうことがありますののリスクが高いので、軽体重の方でも身体 で、シーツは薄手のものをご使用ください。
床ずれ対策がを沈み込ませ体圧を分散させることができ最優先
るスリット構造をもつマットレスを選びました。
床ずれのリスクが高く発汗が多いので、ム 体圧分散性能の高いマットレスを使用してレ感の少ない通気性があるマットレスを選 いるため、シーツは少し余裕を持たせて張びました。
り過ぎないようにして下さい。

②③④

床ずれのリスクが高く日中はベッドから離れ ムレを強く感じる場合は、除湿シーツなどて生活するため、高い体圧分散性能を持ち、を併用してください。
起き上がりや立ち上がり動作がしやすいようにマットレスの端が硬くなっているものを選定しました。

アルファプラ Ｆ

動作

ベッド上でのリハビリを行うために寝返りや マットレス本来の体圧分散性能を損なうか起き上がりが安全、安楽にできるよう、ま 可能性がありますので、できる限り厚めのた床ずれのリスクが高いので体圧分散性能 ベッドパッドを併用して使用しないでくだが高く自力動作のしやすい高反発性のマッ さい。
トレスを選びました。
床ずれの危険性はあるが自分でマットレス マットレスには表裏がありますので、必ず上で動けるため、体圧分散性能が高く、動 α プラというロゴが上になるようにご使用
きやすいマットレスを選びました。
ください。
マットレスには裏表がありますので、マッ
麻痺があるため動ける方の足でマットレス
トレスカバーを取り外す際にはご注意くだを蹴って寝返りや起き上がりがしやすい高
さい。わからない場合はお問い合わせくだ
弾性のマットレスを選びました。
さい。
ベッドサイドに座り食事介助ができるようベッドの端に座っても安定性のある端の硬いマットレスを選びました。

11

選定理由
選択番号

製品名

体圧分散性能以外の優先す
選定理由
べき目標
（課題）
車いすへの乗り移りを安全、安楽に行うため、マットの両端が硬く座位が安定し安全に乗り移りができるマットレスを選びました。
動作

筋緊張が高く床ずれのリスクが高いので、リラックスした姿勢を保持できるようにマット
レス内にアルファゲルを搭載したものを選びました。
ベッド上で過ごす時間が長く床ずれのリス
クが高いので、身体にかかる圧力を分散する効果が高く寝心地のよいマットレスを選
びました。

②③④

アルファプラ Ｆ
安楽

ベッドを長時間背上げする際の床ずれリス
クの軽減と安楽な姿勢保持のために、局所にかかる圧力を分散する効果が高く姿勢を保持するためのアルファゲル内蔵のものを選定しました。
床ずれの悪化を防ぎ夜間安心して眠るために、身体にかかる圧力を分散させリラックスできる寝姿勢がとれる構造のマットレスを選びました。

介助

12

ご本人の床ずれリスクとご家族の介助負担の軽減を考慮して、体圧分散性能が高く介助しやすいようにマットレスの端が硬くなっているマットレスを選定しました。

留意点（例）

選定理由
選択番号

製品名

体圧分散性能以外の優先す
選定理由
べき目標
（課題）

留意点（例）

高い床ずれのリスクがあり関節拘縮を予防 マットレス上には敷布団や電気毛布を敷か
床 ず れ 対 策 が するために、高い体圧分散性能を有しポジ ないでください。
最優先
ショニングクッションが使用しやすい安定性のあるマットレスを選定しました。
床ずれのリスクは高いですが寝返りができ 体圧分散性能は高いですが、床ずれと思わるため、身体にかかる圧力を分散する能力 れたら連絡ください。
が高く動きやすい構造であるマットレスを選びました。
起き上がりや端座位保持が困難になってき 体圧分散性能を損なうことがありますのており床ずれのリスクが高いため、体圧分 で、シーツは薄手のものをご使用ください。
散性能が高く少しでも自力動作ができるよ
うに安定した構造をもつマットレスを選定
しました。

動作

日中はベッドから離れて生活することが多 体圧分散性能の高いマットレスを使用していですが体調が悪い時にはベッド上過ごす いるため、シーツは少し余裕を持たせて張時間が多くなるため、体圧分性能が高く、り過ぎないようにして下さい。
離床動作がしやすく寝心地を考慮したマッ
トレスを選定しました。
ベッドの背上げを行っている時間が長いの エア漏れ防止対策済みで急な停電でもエアで、座位時の体圧分散性能が高く、姿勢を 抜けはしませんが、異常があった際には警安定させ安全に使用できるマットレスを選 告ランプが付きますのでその際はご連絡く
びました。
ださい。

③④

床ずれのリスクは高いですが、車いすと夜 マットレスの端に座る場合は滑り落ちない
間ポータブルトイレの使用を考慮して、体 ようにご注意ください。
圧分散性能が高く車いすやポータブルトイ
レへの乗り移りが安全、安楽にできる安定した構造のマットレスを選びました。

アルファプラソラ

床ずれの危険性が高く筋緊張も上がってい エアホースがベッドに挟まらないように気るので、体圧分散性能が高く寝姿勢が安 を付けてください。また折れ曲がらないよ
定し動きを妨げないマットレスを選びまし うに気を付けてください。
た。
ベッド上で過ごされているため、体圧分散
性能が高く安定感があり安楽な寝姿勢を取ることができるマットレスを選定しました。

安楽エアマットによる痛みを緩和するために、
エアセル膨縮時の圧迫感や波動を感じることが少なく体圧分散性能の高いマットレスを選定しました。
床ずれのリスクが高いことと夜間眠れない
ことが多いということから、体にかかる圧力を分散する能力が高く眠りを妨げないのようにできるだけ普通のマットレスに近い構造のものを選びました。

介助

床ずれの発生とご家族の介助負担の軽減を考慮して、体圧分散性能が高く介助しやす
いようにマットレスの端が硬くなっている
ハイブリッドマットレスを選定しました。
床ずれのリスクが高いので、コンピュータ
で動かす高機能マットレスですが操作が難
しくないものを選びました。

13

〈パラマウントベッド株式会社〉床ずれ防止用具
選択番号

選定の目安

製品名

①

アクアフロートマットレス②

アクアフロートマットレス、コンフォケアマットレス、パラフロートマットレス、
マキシーフロートマットレス、アキュマックスマットレス、③

アクアフロートマットレス、パラフロートマットレス、マキシーフロートマットレス、
アキュマックスマットレス、ここちあ

④

ここちあ

選択番号

製品名

選定理由

留意事項

自立度を維持しながら、臀部の床ずれリスクを軽減 ● ベッドサイドレール・スイングアーム介助バーなできるマットレスを選びました。（体圧分散性能＋ どとエアマットレス、ベッドのすき間に身体をはさまれないように注意してください。
動きやすさの両立）
かかと部の床ずれリスクを軽減できるマットレスを選びました。
車いすへの移乗や端座位を安全に実施するため、端座位が安定するマットレスを選びました。

①②③

アクアフロート
マットレス

●
●

●

乗り降りの際の滑り落ちに注意してください。
ベッドサイドレール使用時も、ベッドからの転落に注意してください。
ご使用の前に取扱説明書をお読みください。

ベッドからの転落が予想されるため、柵の有効高さが確保でき、かつ圧分散性能に優れたマットレスを選定しました。
失禁があるため、液体の進入を防ぎ、かつ次亜塩素酸（ミルトンなど）で清拭消毒できるマットレスを選びました。
汗をかきやすいため、通気性のあるマットレスを選びました。
ミニサイズのベッドに適合する床ずれ予防マットレ
スを選びました。
自立度を維持しながら、床ずれリスクを軽減できる ● ベッドサイドレール・スイングアーム介助バーな
マットレスを選びました。
（体圧分散性能＋動きや どとエアマットレス、ベッドのすき間に身体をはさまれないように注意してください。
すさの両立）②

コンフォケア
マットレス

マットレス上でのズレ力を軽減できるマットレスを選びました。
失禁があるため、液体の進入を防ぎ、かつ次亜塩素酸（ミルトンなど）で清拭消毒できるマットレスを選びました。

②③

パラフロートマットレス

これまでの寝心地から大きく変化することのないよ
う、布団の寝心地に似た、体圧分散マットレスを選びました。
汗をかきやすいため、通気性があり、かつ洗濯などの扱いがしやすいマットレスを選びました。

●
●

●

●

●
●

●

14

乗り降りの際の滑り落ちに注意してください。
ベッドサイドレール使用時も、ベッドからの転落に注意してください。
ご使用の前に取扱説明書をお読みください。

ベッドサイドレール・スイングアーム介助バーなどとエアマットレス、ベッドのすき間に身体をはさまれないように注意してください。
乗り降りの際の滑り落ちに注意してください。
ベッドサイドレール使用時も、ベッドからの転落に注意してください。
ご使用の前に取扱説明書をお読みください。

選択番号

製品名

選定理由
床ずれリスクを軽減できるマットレスを選びました。

②③

マキシーフロー
トマットレス

かかと部の床ずれリスクを軽減できるマットレスを選びました。

留意事項
●

●
●

失禁があるため、液体の進入を防ぎ、かつ次亜塩素酸（ミルトンなど）で清拭消毒できるマットレスを選びました。

●

ベッドサイドレール・スイングアーム介助バーなどとエアマットレス、ベッドのすき間に身体をはさまれないように注意してください。
乗り降りの際の滑り落ちに注意してください。
ベッドサイドレール使用時も、ベッドからの転落に注意してください。
ご使用の前に取扱説明書をお読みください。

マットレス上でのズレ力を軽減できるマットレスを選びました。
自立度を維持しながら、床ずれリスクを軽減できる ● ベッドサイドレール・スイングアーム介助バーな
マットレスを選びました。（体圧分散性能＋動きや どとエアマットレス、ベッドのすき間に身体をはすさの両立）
さまれないように注意してください。
かかと部の床ずれリスクを軽減できるマットレスを選びました。
②③

アキュマックスマットレス

車いすへの移乗や端座位を安全に実施するため、端座位が安定するマットレスを選びました。

●●●

乗り降りの際の滑り落ちに注意してください。
ベッドサイドレール使用時も、ベッドからの転落に注意してください。
ご使用の前に取扱説明書をお読みください。

失禁があるため、液体の進入を防ぎ、かつ次亜塩素酸（ミルトンなど）で清拭消毒できるマットレスを選びました。
マットレス上でのズレ力を軽減できるマットレスを選びました。
臀部の床ずれリスクが高いため、臀部をより除圧で ● エアマットレスは使用する方の容態に合わせて使きるマットレスを選びました。
用し、治療中の方は医師に相談をしてください。
ギャッチアップしている時間が長いため、ギャッチ
アップ時の臀部の低圧保持と、圧切替機能を維持できるものを選定しました。

●

ベッドサイドレール・スイングアーム介助バーなどとエアマットレス、ベッドのすき間に身体をはさまれないように注意してください。

● 乗り降りの際の滑り落ちに注意してください。
エアマットレスの制御による船酔い感を経験されて ●ベッドサイドレール使用時も、ベッドからの転落いるため、頭部を揺らさずに圧切替機能をもつマッに注意してください。
トレスを選定しました。
● 電気毛布などの電気機器とエアマットレスを併用
ベッド上リハビリを安定したマットレス面でできる しないでください。

マットレスを選びました。

車いすへの移乗を安全に実施するため、安定したマットレス面になるマットレスを選びました。

④

ここちあ

●

使用目的に合わせて各種設定をしてください。

●

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。

汗をかきやすいため、除湿機能のあるマットレスを選びました。
失禁があるため、液体の進入を防ぎ、かつ次亜塩素酸（ミルトンなど）で清拭消毒できるマットレスを選びました。
ミニサイズのベッドに適合する床ずれ予防マットレ
スを選びました。
スペースが限られるため、できるだけコンパクトな用具を選定しました。
車いすの動線や、介助者の動線を確保するため、ポンプが露出しないマットレスを選定しました。
ベッドからの転落が予想されるため、柵の有効高さが確保でき、かつ圧分散性能に優れたマットレスを選定しました。
介護負担を配慮して、初期設定をすれば、自動的に圧力制御ができるマットレスを選びました。

15

〈株式会社モルテン〉床ずれ防止用具
選択番号
①

選定の目安

製品名
● 静止型マットレス：ピュアレックス 10、ナッキー、ナッソー● 圧切替型エアマットレス：該当なし● 自動体位変換エアマットレス： 該当なし
● 静止型マットレス：ピュアレックス１０、ナッキー、ナッソー、②● 圧切替型エアマットレス：プライムＳＴ、プライムＤＸ、プライムレボ、アドバン、

グランデ、ステージア、オスカー● 自動体位変換エアマットレス：スーパー介助マット、クレイド● 静止型マットレス：ピュアレックス１０、ナッキー、ナッソー③● 圧切替型マットレス：プライムＳＴ、プライムＤＸ、プライムレボ、アドバン、

グランデ、ステージア、オスカー● 自動体位変換エアマットレス：スーパー介助マット、クレイド④● 静止型マットレス：該当なし● 圧切替型エアマットレス：プライムレボ、アドバン、グランデ、ステージア、オスカー● 自動体位変換エアマットレス：クレイド● 静止型マットレス
選択番号

製品名

選定理由

床ずれ対策

①②③

①②③

16

ピュアレックス
１０

ナッキー

ＡＤＬ
（日常生活動作）① 軽度の床ずれがあるため、〈体圧分散性能〉が高く、さらにベッド上で介護しやすい安定性もある薄手の〈静止型〉マッ
トレスを選定します。

●●② 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、〈体圧分散性
能〉が高く、ベッド上での動きを妨げない安定性もある、薄手の〈静止型〉マッ
トレスを選定します。

３分割構造のため、３枚とも正しく連結されていることを確認し設置してください。
取扱説明書をよく読んでご使用ください。

③ 日中は離床する頻度が高いため、〈体圧分散性能〉が高く、立ち上がりや移乗のための端座位の安定性も高い薄手の〈静止型〉マットレスを選定します。

介護負担の軽減④〈体圧分散性能〉が高く、ベッド上での介護のしやすさが特に優れている、薄手の〈静止型〉マットレスを選定します。

床ずれ対策① 軽度の床ずれがあるため、〈体圧分散性能〉が高く、さらにベッド上で介護しやすい安定性もある厚手の〈静止型〉マッ
トレスを選定します。

ＡＤＬ（日常生活動作）留意事項② 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、〈体圧分散性
能〉が高く、ベッド上での動きを妨げない安定性もある、厚手の〈静止型〉マッ
トレスを選定します。
③ 日中は離床する頻度が高いため、〈体圧分散性能〉が高く、立ち上がりや移乗のための端座位の安定性も高い厚手の〈静止型〉マットレスを選定します。

介護負担の軽減④〈体圧分散性能〉が高く、ベッド上での介護のしやすさが特に優れている、厚手の〈静止型〉マットレスを選定します。

ＱＯＬ（利用者様）⑤ エアマットレスを嫌がられるため、厚手の〈静止型〉マットレスで特に〈体圧分散性能〉の高いものを選定します。

●●

設置の際、ロゴのある面が上になるよ
う正しく設置してください。
取扱説明書をよく読んでご使用くださ
い。

選択番号

製品名

選定理由

床ずれ対策

①②③

ナッソー

ＡＤＬ
（日常生活動作）留意事項① ベッド上での背上げ頻度が高いため、 ● 設置の際、ロゴのある面が上になるよ
う正しく設置してください。
〈体圧分散性能〉が高く、背上げ時に背中にかかる苦しさを低減できる〈背上げ● 背上げ対策機能が発揮されるようマッ対策機能〉がある厚手の〈静止型〉マッ
トレス頭側に空間があることを確認
トレスを選定します。
し、正しく設置してください。
② 軽度の床ずれがあるため、〈体圧分散● 取扱説明書をよく読んでご使用くださ性能〉が高く、さらにベッド上で介護しい。
やすい安定性もある厚手の〈静止型〉マッ
トレスを選定します。
③ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、〈体圧分散性
能〉が高く、ベッド上での動きを妨げない安定性もある、厚手の〈静止型〉マッ
トレスを選定します。
④ 日中は離床する頻度が高いため、〈体圧分散性能〉が高く、立ち上がりや移乗のための端座位の安定性も高い厚手の〈静止型〉マットレスを選定します。

介護負担の軽減⑤〈体圧分散性能〉が高く、ベッド上での介護のしやすさが特に優れている、厚手の〈静止型〉マットレスを選定します。

ＱＯＬ（利用者様）⑥ エアマットレスを嫌がられるため、厚手の〈静止型〉マットレスで特に〈体圧分散性能〉の高いものを選定します。

● 圧切替型エアマットレス
選択番号

製品名

選定理由
① 骨突出などの床ずれ発生リスクがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能があり、ベッド上での動きを妨げない安定性もある薄手（オーバーレイタイプ）のエアマットレ
スを選定します。

床ずれ対策

②③

留意事項
●

●

利用者様の体重・身体状況に合わせて正しく体重設定を行ってください。
オーバーレイタイプのエアマットレスのため、ベッドに直接設置せず、必ずベースマットレスの上に設置してください。

② 軽度の床ずれがあるため、〈体圧分散● 取扱説明書をよく読んでご使用くださ性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性い。
能があり、さらにベッド上での介護のしやすさを考慮して安定性もある薄手（オーバーレイタイプ）のエアマットレ
スを選定します。
③ 身体状態が変化しやすいため、〈体圧分散性能〉があり、〈圧切替モード〉による除圧性能がある薄手（オーバーレイタイプ）のエアマットレスを選定します。

プライムＳＴ

ＡＤＬ（日常生活動作）④ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、体圧分散性能
や除圧性能が高く、ベッド上での動きを妨げない安定性もある〈薄手〉のエアマッ
トレスを選定します。
⑤ 日中は離床する場合があるため、体圧分散性能や除圧性能が高く、立ち上がりや移乗のための端座位の安定性もある〈薄手〉のエアマットレスを選定します。

介護負担の軽減⑥ ベッド上での介護がしやすい安定性があり、体圧分散性能や除圧性能もある、〈薄手〉のエアマットレスを選定します。

既存福祉用具の活用⑦ 現在所有しているベッドマットレスを有効活用するため、〈オーバーレイタイプ〉のエアマットレスを選定します。

17

選択番号

製品名

選定理由
① 骨突出などの床ずれ発生リスクがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能があり、ベッド上での動きを妨げない安定性もある薄手（オーバーレイタイプ）のエアマットレ
スを選定します。

床ずれ対策

②③

プライムＤＸ

プライムレボ●利用者様の体重・身体状況に合わせて正しく体重設定を行ってください。
オーバーレイタイプのエアマットレスのため、ベッドに直接設置せず、必ずベースマットレスの上に設置してください。

② 軽度の床ずれがあるため、〈体圧分散● 取扱説明書をよく読んでご使用くださ性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性い。
能があり、さらにベッド上での介護のしやすさを考慮して安定性もある薄手（オーバーレイタイプ）のエアマットレ
スを選定します。

④ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、体圧分散性能
や除圧性能が高く、ベッド上での動きを妨げない安定性もある〈薄手〉のエアマッ
トレスを選定します。
⑤ 日中は離床する場合があるため、体圧分散性能や除圧性能が高く、立ち上がりや移乗のための端座位の安定性もある〈薄手〉のエアマットレスを選定します。

介護負担の軽減⑥ ベッド上での介護がしやすい安定性があり、体圧分散性能や除圧性能もある、〈薄手〉のエアマットレスを選定します。

既存福祉用具の活用⑦ 現在所有しているベッドマットレスを有効活用するため、〈オーバーレイタイプ〉のエアマットレスを選定します。

床ずれ対策① 骨突出などの床ずれ発生リスクがあ ● 利用者様の体重・身体状況に合わせて正しく体重設定を行ってください。
るため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能があり、ベッド上● オーバーレイタイプのエアマットレス
での動きを妨げない安定性もある薄手のため、ベッドに直接設置せず、必ず（オーバーレイタイプ）の〈高機能タイプ〉
ベースマットレスの上に設置してくだのエアマットレスを選定します。
さい。
② 軽度の床ずれがあるため、〈体圧分散● 設置の際、ロゴのある面が上になるよ
性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性
う正しく設置してください。
能があり、さらにベッド上での介護のしやすさを考慮して安定性もある薄手 ● 取扱説明書をよく読んでご使用くださ（オーバーレイタイプ）の〈高機能タイプ〉 い。
のエアマットレスを選定します。
③ 身体状態が変化しやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、かたさの調整が可能で〈圧切替モード〉と〈静止型モード〉の動作選択ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
④ 日中はベッドを背上げした状態で過ごされる時間が長いため、セルの〈底着き防止構造〉でベッド背上げ時の底着きを常に防止できる〈高機能タイプ〉のエ
アマットレスを選定します。

18●③ 身体状態が変化しやすいため、〈体圧分散性能〉があり、〈圧切替モード〉による除圧性能がある薄手（オーバーレイタイプ）のエアマットレスを選定します。

ＡＤＬ（日常生活動作）

②③④

留意事項

選択番号

製品名

選定理由

ＡＤＬ
（日常生活動作）介護負担の軽減②③④

プライムレボ

ＱＯＬ（利用者様）

留意事項⑤ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、体圧分散性能
や除圧性能が高く、ベッド上での動きを妨げない安定性もある〈薄手〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑥ 日中は離床する場合があるため、体圧分散性能や除圧性能が高く、立ち上がりや移乗のための端座位の安定性がある〈薄手〉の〈高機能タイプ〉のエアマッ
トレスを選定します。
⑦ ベッド上での介護がしやすい安定感があり、おむつ交換やリハビリ時には安定性を高めるため、マットレスのかたさをワンタッチで簡単に設定できる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑧ エアマットレスの圧切替の動きで痛みを訴えられたり、状態によりエアマッ
トレスの圧切替の動きを気にされることがあるため、〈静止型モード〉への切替ができる〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。
⑨ 汗が多く寝度内がむれやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、〈むれ対策〉ができる〈高機能タイプ〉のエア
マットレスを選定します。

既存福祉用具の活用⑩ 現在所有しているベッドマットレスを有効活用するため、〈オーバーレイタイプ〉のエアマットレスを選定します。

19

選択番号

製品名

選定理由
① 骨突出や下肢拘縮などの床ずれ発生リスクがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマッ
トレスを選定します。

床ずれ対策② 軽度〜高度の床ずれがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
③ 日中はベッドを背上げした状態で過ごされる時間が長いため、セルの〈底着き防止構造〉でベッド背上げ時の底着きを常に防止できる厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
④ 身体状態が変化しやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、かたさの調整が可能で〈圧切替モード〉と〈静止型モード〉の動作選択ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

②③④

アドバン

ＡＤＬ
（日常生活動作）⑤ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、ベッド上での動きやすさを考慮し、厚手のエアマット
レスの中でも〈安定性〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑥ 身体状態が変化しやすいため、身体状態に応じてマットレスの〈厚さ変更〉ができる〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。
⑦ 介護のしやすさを考慮し、厚手のエ
アマットレスの中でも〈安定性〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

介護負担の軽減ＱＯＬ（利用者様）⑧ ベッド上での介護がしやすい安定性があり、おむつ交換やリハビリ時には安定性を高めるため、マットレスの厚みとかたさをワンタッチで簡単に設定できる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑨ エアマットレスの圧切替の動きで痛みを訴えられたり、状態によりエアマッ
トレスの圧切替の動きを気にされることがあるため、〈静止型モード〉への切替ができる〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。
⑩ 汗が多く寝度内がむれやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、〈むれ対策〉ができる〈高機能タイプ〉のエア
マットレスを選定します。

20

留意事項
●

●

●

利用者様の体重・身体状況に合わせて動作および身体保持モードの設定を行ってください。
設置の際、ロゴのある面が上になるよ
う正しく設置してください。
取扱説明書をよく読んでご使用くださ
い。

選択番号

製品名

選定理由
① 骨突出や下肢拘縮などの床ずれ発生リスクがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマッ
トレスを選定します。

留意事項
●

●

利用者様の身体状況に合わせて、正しく設定してください。
設置の際、ロゴのある面が上になるよ
う正しく設置してください。

●② 軽度〜高度の床ずれがあるため、〈体 ベッドの背上げ時は、必ず【背上げモード】に設定してください。
圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機 ● 取扱説明書をよく読んでご使用くださ
能タイプ〉のエアマットレスを選定します。 い。

床ずれ対策③ 日中はベッドを背上げした状態で過ごされる時間が長いため、セルの〈底着き防止構造〉によりベッド背上げ時の底着きを常に防止でき、さらに簡単に背上げ姿勢に対応できる〈背上げモード〉のある、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマッ
トレスを選定します。
④ 身体状態が変化しやすいため、状態に応じて簡単に間違いのない設定ができる、〈自動フィッティング機能〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑤ 身体状態が変化しやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、かたさの調整が可能で〈圧切替モード〉と〈静止型モード〉の動作選択ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

②③④

グランデ

ＡＤＬ
（日常生活動作）⑥ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、ベッド上での動きやすさを考慮し、厚手のエアマット
レスの中でも〈安定性〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑦ 身体状態が変化しやすいため、身体状態に応じてマットレスの〈厚さ変更〉ができる〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。
⑧ 介護のしやすさを考慮し、厚手のエ
アマットレスの中でも〈安定性〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

介護負担の軽減ＱＯＬ（利用者様）⑨ ベッド上での介護がしやすい安定性があり、おむつ交換やリハビリがしやすいマットレスかたさに簡単に設定ができる〈リハビリモード〉のある、〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑩ エアマットレスの圧切替の動きで痛みを訴えられたり、状態によりエアマッ
トレスの圧切替の動きを気にされることがあるため、〈静止型モード〉への切替ができる〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。
⑪ 汗が多く寝度内がむれやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、〈むれ対策〉ができる〈高機能タイプ〉のエア
マットレスを選定します。

安全対策⑫ 認知症がある・子どもと同居しているなど、ポンプを誤操作する可能性があるため、ボタン操作ができないよう〈操作ロック〉機能のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑬ 長時間の停電時でも〈底着き防止構造〉により空気が抜けにくく〈停電対策〉がされている厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
21

選択番号

製品名

選定理由

留意事項

① 骨突出などの床ずれ発生リスクがある ● 利用者様の体重・身体状況に合わせてため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉 動作および身体保持モードの設定をによる除圧性能があり、ベッド上での動き行ってください。
を妨げない安定性もある薄手の〈高機能● 設置の際、ロゴのある面が上になるよ
タイプ〉のエアマットレスを選定します。
う正しく設置してください。
② 軽度の床ずれがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能が ● 取扱説明書をよく読んでご使用ください。
あり、さらにベッド上での介護のしやすさ
床ずれ対策を考慮して安定性もある薄手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

③ 日中はベッドを背上げした状態で過ごされる時間が長いため、エアとウレタンの〈ハイブリット構造〉によりベッド背上げ時の底着きを常に防止できる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
④ 身体状態が変化しやすいため、体圧分
散性能や除圧性能が高く、かたさの調整が可能で〈圧切替モード〉と〈静止型モード〉の動作選択ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

ＡＤＬ（日常生活動作）②③④⑤ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、体圧分散性能や除圧性能が高く、ベッド上での動きを妨げない高い安定性もある〈薄手〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑥ 日中は離床する場合があるため、体圧分散性能や除圧性能が高く、立ち上がりや移乗のための端座位の安定性が特に優れている〈薄手〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑦ 介護のしやすさを考慮し、薄手のエア
マットレスの中でも特に〈安定性〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定
します。

ステージア

介護負担の軽減⑧ ベッド上での介護がしやすい安定性があり、おむつ交換やリハビリがしやすい
マットレスかたさに簡単に設定ができる〈リハビリモード〉のある、薄手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑨ エアマットレスの圧切替の動きで痛みを訴えられたり、状態によりエアマットレ
スの圧切替の動きを気にされることがあるため、〈静止型モード〉への切替ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選
定します。

ＱＯＬ
（利用者様）⑩ 汗が多く寝度内がむれやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、〈むれ対策〉ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレ
スを選定します。
⑪ エアマットレス特有のひえを訴えられるため、体圧分散性能や除圧性能が高く、特に〈ひえ対策〉に優れた〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

安全対策⑫ 認知症がある・子どもと同居しているなど、リモコンを誤操作する可能性があるため、ボタン操作ができないよう〈操作ロック〉機能のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑬ 長時間の停電時でもエアとウレタンの〈ハイブリット構造〉により底着きを防止できるよう〈停電対策〉がされている〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

22

選択番号

製品名

選定理由
① 骨突出や下肢拘縮などの床ずれ発生リスクがあるため、〈圧切替モード〉による除圧効果に加え、〈自動体位変換機能〉による除圧効果もあり最高の除圧性能で対応ができる、〈自動体位変換機能付き〉の厚手の〈高機能タイプ〉のエア
マットレスを選定します。

留意事項
●

●

●

利用者様の身体状況に合わせて、正しく設定してください。
設置の際、ロゴのある面が上になるよ
う正しく設置してください。
ベッドの背上げ時は、必ず【背上げモード】に設定してください。

② 軽度〜高度の床ずれがあるため、〈圧 ● 取扱説明書をよく読んでご使用くださ
切替モード〉による除圧効果に加え、〈自い。
動体位変換機能〉による除圧効果もあり最高の除圧性能で対応ができる、〈自動体位変換機能付き〉の厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
③ 骨突出や下肢拘縮などの床ずれ発生リスクがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマッ
トレスを選定します。
④ 軽度〜高度の床ずれがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定しま
す。

床ずれ対策

②③④

オスカー

⑤ 日中はベッドを背上げした状態で過ごされる時間が長いため、エアとウレタ
ンの〈ハイブリット構造〉によりベッド
背上げ時の底着きを常に防止でき、さらに簡単に背上げ姿勢に対応できる〈背上げモード〉のある、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑥ 身体状態が変化しやすいため、状態に応じて簡単に間違いのない設定ができる、〈自動フィッティング機能〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑦ 身体状態が変化しやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、かたさの調整が可能で〈圧切替モード〉と〈静止型モード〉の動作選択ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑧ 身体状態が変化しやすいため、高い〈体圧分散性能〉と〈除圧性能〉がありながら〈安定性〉も特に高く、必要なときには体位変換もできる、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエア
マットレスを選定します。
⑨ 家族による確実な体位変換が難しく、体位変換による除圧が十分に行えないた
め、効果的な体位変換が確実にできる、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑩ 老老介護で体位変換が困難で、体位変換による除圧が十分に行えないため、効果的な体位変換が確実にできる、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

⑪ 自力で離床や寝返りはできないが、多少は体を動かせるため、ベッド上でのＡＤＬ
動きやすさを考慮し、厚手のエアマット（日常生活動作） レスの中でも特に〈安定性〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定し
ます。
23

選択番号

製品名

選定理由
⑫ 介護のしやすさを考慮し、厚手のエ
アマットレスの中でも特に〈安定性〉のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

介護負担の軽減⑬ ベッド上での介護がしやすい安定性があり、おむつ交換やリハビリがしやすいマットレスかたさに簡単に設定ができる〈リハビリモード〉がある、〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑭ 人手での体位変換による介護負担を軽減するため、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑮ 老老介護で、人手での体位変換が負担となるため、介護負担を軽減するために〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑯ エアマットレスの圧切替の動きで痛みを訴えられたり、状態によりエアマッ
トレスの圧切替の動きを気にされることがあるため、〈静止型モード〉への切替ができる〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。

②③④

オスカー
ＱＯＬ
（利用者様）⑰ 夜間の体位変換による利用者様の睡眠阻害を防ぐため、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。
⑱ 汗が多く寝度内がむれやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、〈むれ対策〉ができる〈高機能タイプ〉のエア
マットレスを選定します。
⑲ エアマットレス特有のひえを訴えられるため、体圧分散性能や除圧性能が高く、特に〈ひえ対策〉に優れた〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

ＱＯＬ
（介護者）

安全対策

24

⑳ 夜間の体位変換による介護者の睡眠阻害を防ぐため、〈自動体位変換機能付
き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレ
スを選定します。
㉑ 認知症がある・子どもと同居しているなど、リモコンを誤操作する可能性があるため、ボタン操作ができないよう〈操作ロック〉機能のある〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
㉒ 長時間の停電時でもエアとウレタンの〈ハイブリット構造〉により底着きを防止できるよう〈停電対策〉がされている厚手の〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。

留意事項

● 自動体位変換エアマットレス
選択番号

製品名

選定理由

床ずれ対策

②③

留意事項

① 家族による確実な体位変換が難しく、 ● 利用者様の体重・身体状況に合わせて正しく体重設定を行ってください。
体位変換による除圧が十分に行えないた
め、効果的な体位変換が確実にできる、● オーバーレイタイプのエアマットレス〈自動体位変換機能付き〉のエアマットのため、ベッドに直接設置せず、必ずレスを選定します。
ベースマットレスの上に設置してくだ② 老老介護で体位変換が困難で、体位さい。
変換による除圧が十分に行えないため、● ベッドの背上げ時は、必ず【仰臥位モー
効果的な体位変換が確実にできる、〈自ド】に設定してください。
動体位変換機能付き〉のエアマットレス● 取扱説明書をよく読んでご使用くださを選定します。
い。
③ 身体状態が変化しやすいため、〈体圧分散性能〉があり、〈圧切替モード〉による除圧性能があるエアマットレスを選定します。
④ ベッド上での介護がしやすい安定性があり、体圧分散性能や除圧性能もある、〈薄手〉のエアマットレスを選定します。

スーパー介助マット
介護負担の軽減⑤ 人手での体位変換による介護負担を軽減するため、〈自動体位変換機能付き〉のエアマットレスを選定します。
⑥ 老老介護で、人手での体位変換が負担となるため、介護負担を軽減するために〈自動体位変換機能付き〉のエアマッ
トレスを選定します。

ＱＯＬ（利用者様）⑦ 夜間の体位変換による利用者様の睡眠阻害を防ぐため、〈自動体位変換機能付き〉のエアマットレスを選定します。

ＱＯＬ
（介護者）

⑧ 夜間の体位変換による介護者の睡眠阻害を防ぐため、〈自動体位変換機能付き〉のエアマットレスを選定します。

既存福祉用具の活用⑨ 現在所有しているベッドマットレスを有効活用するため、〈オーターレイタ
イプ〉のエアマットレスを選定します。
① 家族による確実な体位変換が難しく、 ● 利用者様の体重・身体状況に合わせて
体位変換による除圧が十分に行えないた動作および身体保持モードの設定をめ、効果的な体位変換が確実にできる、 行ってください。
〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タ● 設置の際、ロゴのある面が上になるよイプ〉のエアマットレスを選定します。
う正しく設置してください。
② 老老介護で体位変換が困難で、体位● ベッドの背上げ時は、必ず体位保持を変換による除圧が十分に行えないため、【フラット】に設定してください。
効果的な体位変換が確実にできる、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉 ● 取扱説明書をよく読んでご使用くださのエアマットレスを選定します。
い。

②③④

クレイド

床ずれ対策

③ 骨突出や下肢拘縮などの床ずれ発生リスクがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマッ
トレスを選定します。
④ 軽度〜高度の床ずれがあるため、〈体圧分散性能〉や〈圧切替モード〉による除圧性能の高さを優先し、厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑤ 日中はベッドを背上げした状態で過ごされる時間が長いため、セルの〈底着き防止構造〉でベッド背上げ時の底着きを常に防止できる厚手の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

25

選択番号

製品名

選定理由
⑥ 身体状態が変化しやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、かたさの調整が可能で〈圧切替モード〉と〈静止型モード〉の動作選択ができる〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。

介護負担の軽減②③④⑦ 人手での体位変換による介護負担を軽減するため、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑧ 老老介護で、人手での体位変換が負担となるため、介護負担を軽減するために〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレスを選定します。
⑨ エアマットレスの圧切替の動きで痛みを訴えられたり、状態によりエアマッ
トレスの圧切替の動きを気にされることがあるため、〈静止型モード〉への切替ができる〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。

クレイド

ＱＯＬ
（利用者様）⑩ 夜間の体位変換による利用者様の睡眠阻害を防ぐため、〈自動体位変換機能付き〉の〈高機能タイプ〉のエアマット
レスを選定します。
⑪ 汗が多く寝度内がむれやすいため、体圧分散性能や除圧性能が高く、〈むれ対策〉ができる〈高機能タイプ〉のエア
マットレスを選定します。

ＱＯＬ
（介護者）

26

⑫ 夜間の体位変換による介護者の睡眠阻害を防ぐため、〈自動体位変換機能付
き〉の〈高機能タイプ〉のエアマットレ
スを選定します。

留意事項

床ずれ小冊子作成小委員会木下雅史

いわしや医療株式会社

勝浦

由美子

株式会社ケープ

高木聖和

株式会社シガドライウィザーズ

渡邉真一

株式会社タイカ

廣瀬

和子

パラマウントベッド株式会社

三村真季

株式会社モルテン

名古屋営業所長

Ｒ＆Ｄ部

マーケティンググループ

主任

東京支店長

ウエルネス用品部

ホスピタルケア統括リーダー

営業本部

健康用品事業部

担当課長

Ｒ＆Ｄ本部部長

発行

平成２４年１２月

公益財団法人テクノエイド協会〒 162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ４階
TEL 03-3266-6880 FAX 03-3266-6885

この情報誌は、大阪府民共済生活協同組合から社会福祉法人中央共同募金会を通じた寄付金及び全国労働者共済生活協同組合連合会からの助成金で作成しました。