LCR700
DIGITAL LCR METER

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

目次【1】 安 全 に 関 す る 項 目※ご使用前に必ずお読みください｡
1-1
警 告 マ ー ク な ど の 記 号 説 明 … ……………………… 1
1-2
安全にお使いいただくためにお守りいただきたいこと… … 2【2】 用 途 と 特 長
2-1
用 途 … ……………………………………………………… 3
2-2
特 長 … ……………………………………………………… 3【3】 各 部 の 名 称
3-1
本 体 ・ ク リ ッ プ リ ー ド ……………………………… 43-2
表 示 器 … …………………………………………………… 6【4】 機 能 説 明
4-1
電 源 … ……………………………………………………… 7
4-2
オ ー ト パ ワ ー オ フ ……………………………………… 7
4-3
ブ ザ ー … …………………………………………………… 74-4
電 池 消 耗 検 出 … ………………………………………… 74-5
測 定 モ ー ド の 選 択 … …………………………………… 8
4-5-1 オ ー ト LCR モ ー ド ……………………………………… 8
4-5-2 マ ニ ュ ア ル LCR モ ー ド
お よ び 直 流 抵 抗 測 定 （DCR）………………………… 94-6
測 定 周 波 数 の 選 択 … …………………………………… 10
4-7
シ リ ー ズ ／ パ ラ レ ル モ ー ド … ……………………… 11
4-8
オ ー ト レ ン ジ … ………………………………………… 11
4-9
デ ー タ ホ ー ル ド … ……………………………………… 11
4-10
相 対 値 （ リ ラ テ ィ ブ ） 測 定 … ……………………… 11
4-11
キャリブレーション (CAL) ／ OPEN/SHORT 校正… … 13
4-12
デ バ イ ス 値 の 選 別 （SORT）… ……………………… 17
4-13
バ ッ ク ラ イ ト … ………………………………………… 17
4-14
PC と の デ ー タ 通 信 … ………………………………… 174-15
測 定 原 理 …………………………………………………… 19
4-15-1 イ ン ピ ー ダ ン ス と は …………………………………… 19
4-15-2 イ ン ピ ー ダ ン ス の 測 定 ……………………………… 20
4-15-3 OPEN/SHORT 校 正 の 原 理 … ………………………… 21【5】 測 定 方 法
5-1
被 測 定 物 の 接 続 … ……………………………………… 225-2
測 定 を 始 め る 前 に … …………………………………… 24
5-3
オ ー ト LCR モ ー ド に よ る 測 定 ……………………… 25
5-4
マ ニ ュ ア ル モ ー ド に よ る 測 定 ……………………… 26
5-4-1 イ ン ダ ク タ ン ス (L) 測 定 ……………………………… 27
5-4-2 静 電 容 量 (C) 測 定 … …………………………………… 28
5-4-3 抵 抗 (R) 測 定 … …………………………………………… 29
5-4-4 直 流 抵 抗 (DCR) 測 定 … ………………………………… 29
5-5
デ バ イ ス 値 の 選 別 (SORT)… ………………………… 30【6】 保 守 管 理 に つ い て
6-1
保 守 点 検 …………………………………………………… 32
6-2
内 蔵 電 池 交 換 … ………………………………………… 32
6-3
保 管 に つ い て … ………………………………………… 33【7】 ア フ タ ー サ ー ビ ス
7-1
保 証 期 間 に つ い て … …………………………………… 34
7-2
修 理 に つ い て … ………………………………………… 34
7-3
お 問 い 合 わ せ … ………………………………………… 34【8】 仕 様8-1
一 般 仕 様 …………………………………………………… 35
8-2
測 定 範 囲 お よ び 確 度 …………………………………… 37

【１】 安全に関する項目 ※ご使用前に必ずお読みください｡

1-2 安全にお使いいただくためにお守りいただきたいこと警

このたびはハンディLCR メータLCR700 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけ
るように製品と一緒にして大切に保管してください。
本器を本書で指定していない方法で使用すると保護機能が損なわれ

告以下の項目は、感電などの人身事故を防止するためのものです。本器を使用される際には必ずお守りください。
1.

測定端子には、外部から電圧・電流を印加しないでください。

る場合があります。

2.

修理が必要な場合は、弊社サービス課に依頼してください。

本文中の“ 警告”の記載事項は、感電などの事故防止のため、必ずお守りください。

3.

本体やクリップリードに損傷がある場合は使用しないでください。

4.

本体ケースや電池蓋を開放した状態で使用しないでください。

5.

電池交換する時は、本体からリード線類を外してください。

6.

クリップリードは指定タイプのものを使用してください。

7.

測定中は端子に触れないでください。

8.

本器や手が水などで濡れた状態での使用はしないでください。

9.

年 1 回以上の点検は必ずおこなってください。

1-1 警 告 マ ー ク な ど の 記 号 説 明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。

10. 屋内で使用してください。
・警告文は感電などの人身事故を防止するためのものです。

11. 専用 AC アダプタ (AD-30-2) 以外の AC アダプタを使用しないでく・注意文は本器を壊すおそれのある取扱についての記述です。

ださい。

注

意

1.

測定端子には、外部から電圧・電流を印加しないでください。

2.

コンデンサを測定する前は、必ず放電してください。

3.

トランスや大電流路など強磁界が発生している近く、また無線機など強電界が発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。

－1－

－2－

【２】用途と特長【3】 各 部 の 名 称

2-1 用 途本器はハンディタイプの高性能な LCR メータで、高機能でありながら多くの卓上型 LCR メータに比肩する性能を誇っています。デバ
イス値の選別機能を搭載しており、受動部品の受け入れ検査などにも威力を発揮します。

3-1 本 体 ･ ク リ ッ プ リ ー ド

⑯

①

⑰

⑱

2-2 特 長● ●見 や す い 20,000/2,000 カ ウ ン ト デ ュ ア ル 表 示● ●便 利 な オ ー ト LCR モ ー ド 測 定● ●シ リ ー ズ ／ パ ラ レ ル モ ー ド の 選 択 が 可 能● ●サ ブ パ ラ メ ー タ （D/Q/θ/ESR） を 含 む Ls/Lp/Cs/Cp の測定が可能● ●7 レンジの直流抵抗 （DCR） 測定ファンクション搭載（200.00 Ω ～ 200.0 MΩ )● ●5 種 類 の 測 定 周 波 数 に 対 応 （100/120/1 k/10 k/100 k Hz）● ●測 定 用 AC 信 号 レ ベ ル ： 0.63 Vrms（ 公 称 ）● ●測 定 範 囲 （ex. f=1 kHz)
L: 20.000 μH ～ 20.000 kH
C: 200.00 pF ～ 20.00 mF
R: 20.000 Ω ～ 200.0 MΩ
● ●多 段 電 池 消 耗 検 出● ●無 駄 な 電 池 消 耗 を 防 ぐ オ ー ト パ ワ ー オ フ 機 能●● 暗 い 場 所 で も 測 定 値 の 読 み 取 り が 可 能 な バ ッ ク ラ イ ト 機 能● ●オ ー ト レ ン ジ 機 能● ●デ ー タ ホ ー ル ド 機 能● ●相 対 値 測 定 機 能● ●L/C/R の部品の受入れ検査などに便利な選別 （SORT） 機 能● ●別 売 の USB 通 信 ユ ニ ッ ト と ソ フ ト ウ ェ ア を 使 用 し た
PC へ の デ ー タ 転 送● ●電 源 は 006P 型 9 Ｖ 乾 電 池 ま た は 、 別 売 り の 専 用 AC ア
ダ プ タ (AD-30-2) よ り 供 給

－3－

⑮

②

⑭

③

⑬

④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑫
⑪
⑩

⑳

⑨

① 液晶表示器⑲⑧ エンターボタン② キャリブレーショ ⑨ 測定端子
ンボタン
③ 周波数切換えボタン ⑩ リラティブボタン
④ ホールドボタン⑪ D/Q/θ/ESR/Rp
切換えボタン⑤ 選別設定ボタン⑫ 電源ボタン⑥ PC 接続ボタン⑬ バックライトボタン⑦ シリーズ／パラレ ⑭ LCR オート / マニュ
ル切換えボタン
アル切換えボタン－4－⑮ デバイス値選別機
能ボタン⑯ AC アダプタ
ジャック⑰ ホルスター
⑱ 光通信ユニット接続部⑲ スタンド⑳ 電池蓋

3-2 表 示 器

クリップリード「CL-700a」（付属品）

①

プラグ

クリップ

②

③

④

⑤

㉓
㉒
㉑

SMD クリップリード「CL-700SMD」（別売品）

約 550 mm

ショートプレート（付属品）

－5－

⑲

⑨

⑱
⑰

⑩

⑯ ⑮ ⑭ ⑬⑫
①
②
③
④

⑦

⑧

⑳

約 160 mm⑥

データホールド動作表示
キャリブレーション動作表示
オートパワーオフ動作表示
シリーズ／パラレルモード自動検出動作表示⑤ L/C/R 自動検出動作表示

⑪
⑬
⑭
⑮
⑯

パラレルモード時、交流抵抗表示
等価直列抵抗モード表示
PC 接続表示
電池容量表示⑰ 測定周波数表示：100Hz, 120Hz,
1kHz, 10kHz, 100kHz⑥ 選別（SORT）設定時レンジ ⑱ 選別（SORT）モード動作時、許設定可能状態表示
容範囲表示：± 0.25 %, ± 0.5 %, ± 1 %, ± 2 %,± 5 %, ± 10 %, ± 20 %, -20 ～ +80 %⑦ リラティブ測定動作表示⑲ 選別（SORT）モード動作表示⑧ メイン表示部 測定単位表示 ⑳ 直流抵抗モード選択表示⑨ メイン表示部 測定値表示㉑ シリーズまたはパラレルモードにおける交流抵抗表示⑩ サブ表示部 測定単位表示㉒ シリーズまたはパラレルモードにおける静電容量表示⑪ サブ表示部 測定値表示㉓ シリーズまたはパラレルモードにおけるインダクタンス表示⑫ L/C 測定モード時、損失係数(D)、品質係数 (Q)、位相角 ( θ )のいずれかを表示－6－【4】機能説明
4-1 電源
本体の電源を入れるには、POWER スイッチを押します。電源が入ると、約 2 秒間、表示器が全点灯し、その後、オート LCR モード（後述）での測定状態となります。
電源を切るには、POWER スイッチを再度押します。電源が切れる
際に、約 2 秒間、表示器に [OFF] と表示されます。
4-2 オートパワーオフ
電池動作時、オートパワーオフ機能が作動し、 が点灯します。約
5 分間ボタン操作が何もおこなわれないと、ブザーが 3 回鳴って注意を促します（約 15 秒間）。この期間に何も操作がおこなわれない場合、[OFF] と表示した後、本器の電源は自動的に切れます。
復帰させるには、電源スイッチを再度押します。
注意：
AC アダプタを使用している場合、は消え、この機能は作動しま
せん。
4-3 ブザー
何らかの操作がおこなわれるごとに、ブザーが 1 回鳴って、ボタン操作を受け付けたことを確認することができます。そのモードにおいて使用できないボタンが押された場合は、ブザーが 2 回鳴ります。なお、
ブザー音の解除はできません。
4-4 電池消耗検出
電池の状態が常時表示されます。新品の電池（9V）では、が表示され、が表示された場合は、交換が必要であることを示しています。速やかに新品の電池と交換してください。電池が消耗したまま使用し続けると、ブザーが 2 回鳴り、表示器に [bAtt] と表示された後、電源が切れます。

－7－

4-5 測定モードの選択
4-5-1 オート LCR モード
電源投入後は、オート LCR モードになり、表示器に [AUTO LCR] が点灯します。
測定するデバイスの測定に適したファンクションとパラメータ表示およびシリーズ／パラレル測定モードが自動選択されます。
ファンクションおよびサブ表示部のパラメータ表示の自動選択は次の条件で決められます。
ファンクション、サブパラメータの自動選択条件
θファンクション
サブ表示部
表示例-11.3°≦θ≦ 11.3°
抵抗θ
図 4-5-1-1
θ＞ 11.3°
インダクタンスQ
図 4-5-1-2
θ＜ -11.3°
静電容量D
図 4-5-1-3
なお、C< 5pF の場合、サブ表示部上のパラメータは、Rp となります。
また、シリーズ（直列）／パラレル（並列）測定モードの選択は全等
価インピーダンスの値で決められます。（4-7 参照）
注意：
オート LCR モード時は、S/P ボタン、D/Q/θ/ESR/Rp ボタン、⊿ボタン、SORT ボタンは無効になります。

図 4-5-1-1

図 4-5-1-2－8－

図 4-5-1-3

4-5-2 マニュアル LCR モードおよび直流抵抗測定（DCR）
電 源 投 入 の 直 後 は、 オ ー ト LCR モ ー ド と な り ま す が、L/C/R
AUTO/MANU ボタンを押すことで、マニュアル LCR モードおよび
直流抵抗測定（DCR）ファンクションに切り換えることが可能です。
このボタンを押す（⇒）ごとに、下記のようにファンクションが切り換わります。
オート LCR モード ⇒ Ls または Lp ファンクション ⇒ Cs ま
たは Cp ファンクション ⇒ Rs または Rp ファンクション ⇒DCR ファンクション ⇒ オート LCR モード
測定例：抵抗測定時

C 測定には D を使用します。D 値が小さいほど抵抗成分の小さい
C となります。
品質係数（Q）= インダクタンス（L）成分／抵抗 (R) 成分
損失係数（D）= 抵抗 (R) 成分／キャパシタンス（C）成分• 等価直列抵抗（ESR）は、キャパシタンスの測定周波数における等価直列抵抗を測定する時に使用します。

表示例

このマニュアル LCR モードは、オート LCR モードの場合と同じよ
うに全等価インピーダンスの値によりシリーズ／パラレル測定モードが自動的に選択されます。（4-7 参照）
マニュアル LCR モードでの Ls、Lp、Cs、Cp ファンクションにおいて D/Q/θ/ESR/Rp ボタンを押して切り換え可能な表示パラメータは下記のようになります。
ファンクション
選択可能表示パラメータ
損失係数（D）、品質係数（Q）、等価直列抵抗（ESR）、
Ls、Cs
位相角（θ）
損失係数（D）、品質係数（Q）、等価並列抵抗（Rp）、
Lp、Cp
位相角（θ）

4-6 測定周波数の選択
よ り 正 確 な 測 定 を 行 う た め、 本 器 で は、5 つ の 周 波 数（100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz）を使用して測定することができます。標準設定は 1 kHz となっていますが、TEST FREQ ボ
タンを押すごとに次のように切り換ります。
1 kHz ⇒ 10 kHz ⇒ 100 kHz ⇒ 100 Hz ⇒ 120 Hz ⇒ 1 kHz
注意：
LCR インピーダンスの測定範囲および表示値の確度は、測定周波数により変わります。
第 9 章の確度表を参照してください。

注意：• 通常、L 測定には Q を使用します。Q 値が大きいほど抵抗成分の小さい L となります。

－9－－ 10 －

4-7 シリーズ／パラレルモード
等価回路中に複数の要素を持つ L/C/R を測定する場合は、実際に測定する回路を想定して適切な測定モードを選択する必要があります。
直列回路を想定する場合はシリーズモードを、並列回路を想定する場
合はパラレルモードを選択します。
オート LCR モードおよびマニュアル LCR モード時は、測定された全等価インピーダンスの値により下記のように自動的にシリーズ／パ
ラレルモードが選択されます。（表示器の [AUTO] が点灯）
10 kΩ以下：シリーズ（直列）モード（Ls/Cs/Rs）
10 kΩ超：パラレル（並列）モード（Lp/Cp/Rp）
またマニュアル LCR モード時に、S/P ボタンを押すことで、想定するシリーズ／パラレル測定モードを手動選択することも可能です。
（手
動選択時は表示器の [AUTO] が消灯）
4-8 オートレンジ
各ファンクション内における測定レンジは全て自動レンジとなっており、手動でのレンジ設定はありません。
4-9 データホールド
HOLD ボタンを押すと、その時点の表示値を保持します。（表示器に[HOLD] が点灯）測定入力が変化しても表示は変化しません。再度このボタンを押すと、ホールド状態は解除され測定状態に戻ります。（表示器の [HOLD] は消灯）
注意：
表示値が不定 [----] の場合、データホールド機能は使用出来ません。
4-10 相対値（リラティブ）測定
相対値（リラティブ）測定は、ある値を基準として、そこからの変化
分を % 表示する測定モードです。マニュアルモードにて、⊿ボタンを押すと、リラティブモードが有効になり、表示器に、[ △ ] が表示されます。サブ表示部には基準値からの偏差量が % で表示されます。
注意：この機能は、オート LCR モードでは動作しません。また、測定値が [OL] 表示など、限界値を超えている場合も、動作しません。

－ 11 －

本器では、次の式を使用して相対値（リラティブ）測定の計算を行っています。
REL% = (DCUR – DREF) / DREF × 100 %REL%= 偏差のパーセント値
DCUR= 実測値
DREF= 標準値
リラティブモードに入るには、次の手順に従います。
1. メータの OPEN/SHORT 校正を行います (4-11 項参照 )。
2. マニュアルモードの L、C、R、DCR のいずれかから、測定するファンクションを選択します。
3. 基準となるデバイスを測定端子に接続し、測定値が安定するまで待ちます。
4. ⊿ボタンを押すと基準となるデバイスの測定値が標準値として保存され、表示器には、[ △ ] が表示されます。サブ表示部には [0.0%]と表示されます。

5. 基準となるデバイスを取り外し、被測定物を測定端子に接続します。
メイン表示部には被測定物の値が表示され、サブ表示部には基準値からの偏差が % で表示されます。
また再度⊿ボタンを押すことで保存した標準値を表示させて確認することが可能です。その時、表示器の [ △ ] は、点滅表示されます。
もう一度⊿ボタンを押すと測定モードに戻ります。
6. 各被測定物に対してステップ 5 を繰り返します。
注意：偏差 (%) の範囲は、-99.9 ～ 99.9 % となります。
被測定物がこの範囲外となった場合、サブ表示部には [OL]と表示されます。
7. このモードを終了するには、⊿ボタンを 2 秒間押し続けます。

－ 12 －

4-11 キャリブレーション（CAL）／ OPEN/SHORT 校正
特に高いインピーダンスや低いインピーダンスの測定においては、測定前に OPEN/SHORT 校正を行うことによって、測定用治具などの寄生効果を低減し、高い確度を確保することができます（校正原理は、
4-15-3 項参照）。
OPEN/SHORT 校正の手順
ここでは、デバイス差込測定端子を使用して測定をする場合とクリッ
プリード「CL-700a」を使用して測定をする場合についての OPEN/
SHORT 校正方法を説明します。（それぞれの手順に従って OPEN/
SHORT 校正をおこなってください。）

3. 付属のデバイス差込測定端子用ショートプ
レートを端子に差し込みます。
4. CAL ボタンを今一度押します。
表示器には、[Srt] と表示されます。
5. CAL ボタンを今一度押します。
表示器上でカウントダウンを行いながら、
SHORT 校正が行われます。これには 30 秒
かかります。

【デバイス差込測定端子を使用する測定の場合】
1. CAL ボタンを 2 秒間押します。
LCD 表示器には、[OPEn] と表示されます。
カウントダウンが終了すると、表示器には、[PASS] と表示されます。

ショートプレート

2. CAL ボタンを今一度押します。
表示器上で、カウントダウンを行いながらOPEN 校正がおこなわれます。
これには 30 秒かかります
表示器に [FAIL] と表示された場合は、この作業を今一度実行する必要があります。

カウントダウンが終了すると、表示器には [PASS] と表示されます。
6. CAL ボタンを今一度押すと、OPEN/SHORT 校正を終了します。

－ 13 －－ 14 －

【クリップリード「CL-700a」を使用する測定の場合】

4. クリップリードをショートさせます。

1. クリップリードを離します。

5. CAL ボタンを今一度押します。
表示器には、[Srt] と表示されます。

2. CAL ボタンを 2 秒間押します。
LCD 表示器には、[OPEn] と表示されます。

3. CAL ボタンを今一度押します。
表示器上で、カウントダウンを行いながらOPEN 校正がおこなわれます。
これには 30 秒かかります

カウントダウンが終了すると、表示器には [PASS] と表示されます。

6. CAL ボタンを今一度押します。
表示器上でカウントダウンを行いながら、SHORT 校正が行われます。こ
れには 30 秒かかります。

カウントダウンが終了すると、表示器には、[PASS] と表示されます。

表示器に [FAIL] と表示された場合は、この作業を今一度実行する必要があります。

7. CAL ボタンを今一度押すと、OPEN/SHORT 校正を終了します。
SMD クリップリード「CL-700SMD」（別売品）を使用する測定のために OPEN/SHORT 校正を行う場合も手順は同様です。

－ 15 －－ 16 －

4-12 デバイス値の選別（SORT）
デバイスを、抵抗、静電容量、インダクタンスのいずれかに基づいて、
PASS/FAIL に選別することができます。量産部品の受入れ検査などに便利です。
注意：
この機能は、オート LCR モードでは動作しません。
マニュアル L/C/R モードで使用してください。
使用方法の詳細は、5-5 を参照してください。
4-13 バックライト
バックライトを点灯させるには、 ボタンを押します。バックライ
トを消灯させるには、 ボタンを再度押します。
点灯後、何も操作しない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動的に消灯します。
4-14 PC とのデータ通信
本器の背部には、データ通信のための IR インターフェースポートを装備しています。別売の LCR USB 通信ユニット「LCR-USB」を使用し、専用アプリケーションソフトを PC にインストールすれば、リ
アルタイムで本器の測定データを PC に保存することができます。

表示器には、測定値が表示されています。

2. PC ボタンを押します。
PC 接続が有効になり、表示器に [PC] と表示されます。

3. PC との接続を解除するには、PC ボタンを再度押します

接続は次のように行います。
1. LCR USB 通信ユニット「LCR-USB」をしっかりとはめ込み、USB ケーブルを通してアプリケーションソフトを起動した PC に接続します。
USB光通信ユニット(LCR-USB)

表示器上から [PC] の文字が消え、接続が終了します。

USB 光通信ユニット接続図－ 17 －－ 18 －

4-15 測定原理
4-15-1 インピーダンスとは
インピーダンス Z は、ある周波数における部品や回路の電流を妨げる量であり、数学的には複素平面上のベクトル量として扱われます。
インピーダンス・ベクトルは図に示すように実数部（抵抗 R）と虚数部（リアクタンス X）で構成されます。実数部と虚数部を直列回路として考えた時、インピーダンス Zs は、直交座標形式では Rs+jXs、
また極座標形式では｜ Zs ｜∠θ（絶対値と位相角）を使って表わすことができます。図は、Rs, Xs, ｜ Zs ｜ , θの間の数学的関係を表わしたものです。
Zs = Rs + jXs あるいは |Zs| ∠θ
虚数軸（直列モード）Rs = │ Zs │ cos θ
Zs=Rs+Xs
Xs = │ Zs │ sin θ
Xs
Xs/Rs = tan θ｜Zs｜
θ = tan-1(Xs/Rs)
θ>0
θ<0

Rs

実数軸

4-15-2 インピーダンスの測定
インピーダンスは、シリーズまたはパラレルとして測定することができます。パラレルモードでは、インピーダンスは、アドミタンス（Y）の逆数で表すことができます。アドミタンスは、Y = G + jB として定義することができます。
ここで、 G = コンダクタンス B = サセプタンス
シリーズモードインピーダンス

Rs

パラレルモードアドミタンス
Rp

jXs

jXp

Z = Rs + jXs
Rs = シリーズモード抵抗
Xs = シリーズモードリアクタンス
Cs = シリーズモード静電容量
Ls = シリーズモードインダクタンス

シリーズ

Rp = パラレルモード抵抗
Xp = パラレルモードリアクタンス
Cp = パラレルモード静電容量
Lp = パラレルモードインダクタンス

パラレル

損失係数

G

±jXs

Rs

Y = 1/Z = 1/Rp + 1/jXp = G+jB

±jB

リアクタンスには 2 種類あり、ひとつは誘導性リアクタンス XL で、
もうひとつは容量性リアクタンス XC です。
θ > 0 の場合、このリアクタンスは誘導性となり、θ < 0 の場合、容量性となります。
誘導性リアクタンス XL および容量性リアクタンス XC は次のように定義されます。
XL = 2πfL
XC =1 / (2πfC)
ここで、
L = インダクタンス
C = 静電容量f= 信号周波数

D=Rs/Xs= ω CsRs
Cp=Cs/(1+D2) D=G/B=G/( ω Cp)=1/( ω CpRp)

静電容量 Cs=Cp(1+D2)
インダクタンス Ls=Lp/(1+D2)

D=Rs/Xs=Rs/( ω Ls)
D=G/B= ω LpG= ω Lp/Rp

Lp=Ls(1+D2)

Rs=RpD /(1+D ) Rp=Rs(1+1/D )―抵抗
Q = Xs/Rs = 2 π f Ls/Rs = ½ π f CsRs
Q = B/G = Rp/ │ Xp │ = Rp/2 π f Lp = 2 π f CpRp222

抵抗成分とリアクタンスの比を知るには、品質係数（Q）および損失係数（D）について検討する必要があります。通常、Q は、インダク
タンスを測定する場合に使用され、D は、静電容量を測定する場合に使用されます。なお、Q は D の逆数です。
Q = 1/D = tan θ－ 19 －－ 20 －

Rs および Rp はどちらも、コンデンサおよびコイルの等価回路の一部となっています。静電容量やインダクタンスを測定する場合、下表に示される設定を使用するとよいでしょう。

静電容量
インダクタンス

値
低
高
低
高

設定
パラレル
シリーズ
シリーズ
パラレル

【5】測定方法
5-1 被測定物の接続
被測定物を本器に接続するには、次のような方法があります。
• アキシャル部品やラジアル部品のリードをデバイス差込測定端子に直接接続( 詳細は 4-7 参照 )4-15-3 OPEN/SHORT 校正の原理
Rs
Ls

ZM

ZDUT

Co
Go

ZM は、ある寄生インピーダンスを持った測定用治具を使用して被測定物（DUT）を測定した場合の全インピーダンスです。
ZM = (Rs + jωLs) + ((Go+jωCo)-1 // ZDUT)• クリップリード「CL-700a」（標準品）を使用

ZDUT は、被測定物のインピーダンスです。OPEN/SHORT 校正を行うことによって、Rs+jωLs および Go+jωCo の影響を軽減することができます－ 21 －－ 22 －

• SMD クリップリード「CL-700SMD」（別売品）を使用

5-2 測 定 を 始 め る 前 に

警

告1. 本体及びクリップリードが傷んでいる場合や壊れている場合は使用しないでください。
2. クリップリードが切れていないことを確認してください。

注
•
•

意

電源投入時、電池消耗検出の表示が正常であることを確認してください。規定外の場合は、新品の電池と交換してください。
リード付き部品を測定端子に差し込む場合は、リード直径最大φ 1.0 mm となります。これを超えると、端子を破損させる可能性があります。

安全および確度を確保するため、測定前に、OPEN/SHORT 校正をおこなってください。詳細は、4-11 節を参照して下さい。
CL-700SMD 電気特性
パラメータ
テスト条件
100/120 Hz 1 kHz
10 kHz 100 kHz
ピンセットをオープン < 0.05 Ω < 0.10 Ω < 0.10 Ω < 0.10 Ω
抵抗 Rs
静電容量 Cp ピンセットをショート < 5.0 pF < 5.0 pF < 5.0 pF < 5.0 pF
インダクタンス Ls ピンセットをショート < 1.0 μH < 1.0 μH < 0.5 μH < 0.5 μH• 温度：23 ℃ ± 5 ℃、湿度：≦ 80 % R.H.
備考：
高インピーダンスの部品を測定する場合、ノイズによる影響を抑えるため、ガードラインを使用して被測定物をシールドすることができます。

－ 23 －－ 24 －

5-3 オート LCR モードによる測定
警5-4 マニュアル LCR モードによる測定
告1. 測定端子には外部から電圧・電流を絶対に加えないでください。
2. 通電された回路の測定を行うと本器を損傷するおそれがあります。
3. 測定中は、クリップリードの金属部や被測定物のリードに触れないでください。

注•

警

1. 測定端子には外部から電圧・電流を絶対に加えないでください。
2. 通電された回路の測定を行うと本器を損傷するおそれがあります。
3. 測定中は、クリップリードの金属部や被測定物のリードに触れないでください。

意コンデンサ内の電荷は測定前に放電してください。

1) 測定レンジ
L: 20.000 μH ～ 20.000 kH（オートレンジ）
C: 200.00 pF ～ 20.00 mF（オートレンジ）
R: 20.000 Ω ～ 200.0 MΩ（オートレンジ）
2）測定手順① 電源スイッチを押して、電源を入れます。
② TEST FREQ ボタンでテスト周波数を設定します。
③ 被測定物を測定端子に接続します。
④ 測定値を読み取ります。

告

注
•

意

コンデンサ内の電荷は測定前に放電してください。

電 源 投 入 の 直 後、 オ ー ト LCR モ ー ド と な り ま す が、
L/C/R AUTO/MANU ボタンを押すことにより、マニュアル LCR モー
ドに切り替えることができ、このボタンを押すごとに、次のように切り替わります。
オート LCR モード ⇒ Ls または Lp ⇒ Cs または Cp ⇒Rs または Rp ⇒ DCR ⇒ オート LCR モード（上記のオート LCR モード以外の各ファンクションでは、マニュア
ルモードとなります。）

注意：D/Q/θ/ESR/Rp ボタン、S/P ボタン、⊿ボタン、
SORT ボタンは無効になります。

測定表示例－ 25 －－ 26 －

5-4-1 インダクタンス（L）測定
1) 測定レンジ
L: 20.000 μH ～ 20.000 kH（オートレンジ）

5-4-2 静電容量（C）測定
1) 測定レンジ
C: 200.00 pF ～ 20.00 mF（オートレンジ）

2) 測定手順① L/C/R AUTO/MANU ボタンを押して Ls または Lp ファンクションを選択します。
② TEST FREQ ボタンを押してテスト周波数を選択します。
③ S/P ボタンで Ls/Lp を選択します。
④ 被測定物を測定端子に接続します。
⑤ D/Q/θ/ESR/Rp ボタンを押してサブパラメータを選択します。
Ls ファンクションの場合はサブパラメータが Q/ESR/θ/D となります。
Lp ファンクションの場合はサブパラメータが Q/RP/θ/D となります。
⑥ 測定値を読み取ります。

2) 測定手順① L/C/R AUTO/MANU ボタンを押して Cs または Cp ファンクションを選択します。
② TEST FREQ ボタンを押してテスト周波数を選択します。
③ S/P ボタンで Cs/Cp を選択します。
④ 被測定物を測定端子に接続します。
⑤ D/Q/θ/ESR/Rp ボタンを押してでサブパラメータを選択します。
Cs ファンクションの場合はサブパラメータが D/Q/ESR/θとなります。
Cp ファンクションの場合はサブパラメータが D/Q/RP/θとなります。
⑥ 測定値を読み取ります。

測定表示例

測定表示例

－ 27 －－ 28 －

5-4-3 抵抗（R）測定
1) 測定レンジ
R: 20.000 Ω ～ 200.0 MΩ（オートレンジ）
2) 測定手順① L/C/R AUTO/MANU ボタンを押して Rs または Rp ファンクションを選択します。
② TEST FREQ ボタンを押してテスト周波数を選択します。
③ S/P ボタンを押して Rs/Rp を選択します。
サブパラメータは表示されません。
④ 被測定物を測定端子に接続します。
⑤ 測定値を読み取ります。

測定表示例
5-4-4 直流抵抗（DCR）測定
1) 測定レンジ
R: 200.00 Ω ～ 200.0 MΩ（オートレンジ）
2) 測定手順① L/C/R AUTO/MANU ボタンを押して DCR ファンクションを選択します。
② 被測定物を測定端子に接続します。
③ 測定値を読み取ります。

5-5 デバイス値の選別（SORT）
1) 測定レンジ
L: 20.000 μH ～ 20.000 kH（オートレンジ）
C: 200.00 pF ～ 20.00 mF（オートレンジ）
R: 20.000 Ω ～ 200.0 MΩ（オートレンジ）
2) デバイス選別（SORT）モードの設定と測定手順① メータの OPEN/SHORT 校正を行います。詳細は、「OPEN/
SHORT 校正」の節を参照してください。（OPEN/SHORT 校
正は、より正確な測定のため、お勧めするものです。）② L/C/R AUTO/MANU ボタンを押して、選別対象のデバイスに応じたマニュアル測定ファンクションを選択します。選択肢は、ボタンを押すごとに、次のように循環します。
オート LCR モード ⇒ Ls または Lp ⇒ Cs または Cp⇒ Rs または Rp ⇒ DCR ⇒ オート LCR モード
注意：• オート LCR モードでは、この選別（SORT）モードを起動させることはできません。
• S/P ボタンを押し、Ls/Lp、または Cs/Cp、または Rs/Rp を選択します。
• TEST FREQ ボタンを押し、テスト周波数を選択します。
③ 基 準 と な る デ バ イ ス を 測 定 端 子 に 接 続 し ま す。
測定値が安定してから、SORT ボタンを押すと、選別（SORT）
モードが起動し、測定値は基準値として保存されます。表示器に は、 下 記 の 表 示 例 の よ う に [PASS] と 表 示 さ れ ま す。

注意：
本器の読みが制限値を超えて [OL] と表示されているとき、あるいは 200 カウントに満たないときに SORT ボタンを押しても選別機能は動作しません。
④ このとき、小数点位置、レンジ、基準値に対する許容範囲を設定したい場合は、SETUP ボタンを押します。この時、保存された基準値が表示されます。

測定表示例－ 29 －－ 30 －

【6】保 守 管 理 に つ い て警

設定は次のようにおこないます。
a. 必要に応じて、 ボタンまたは ボタンを使用して小数点の位置を設定します。設定後、ENTER ボタンを押します。
b. 必要に応じて、 ,,, の各ボタンを使用して基準値の各桁を設定します。
各桁の数値の設定後、ENTER ボタンを押します。
c. 必要に応じて、 ボタンまたは ボタンを押して許容範囲を設定します。ボタンを押すごとに許容範囲の選択肢が、次のように切り替わります。
± 0.25 %、± 0.5 %、± 1 %、± 2 %、± 5 %、± 10 %、± 20 %、-20 % ～ +80 %設定後、ENTER ボタンを押します。
ここまでの設定が済むと、部品の選別をおこなうことができます。
⑤ 部品を測定するごとに、メイン表示部に [PASS] または [FAIL]のいずれかが表示されます。下の例のように、サブ表示部には、測定した部品の値が表示されます。

6-1 保守点検
1) 外観• 落下などによる外観の異常はありませんか？
2) 測定端子・クリップリード• 測定ソケットに被測定物を挿入したときや、測定端子にプラグを差し込んだときに、勘合は緩くないですか？
• クリップリードのコード部分が傷んでいませんか？
• クリップリードから芯線が露出していませんか？
以上の項目に該当する場合はすぐに使用を止め、修理を依頼するか新品と交換してください。
クリップリードが切れていないことを、確認する意味も含め、【4】4-11 を参照して確認してください。
6-2 内蔵電池交換
警

    

測定表示例
• SORT モード動作中、L/C/R AUTO/MANU ボタン、
D/Q/θ/ESR/Rp ボタン、⊿ボタン、S/P ボタン、HOLD
ボタンは無効になります。
⑥ SORT モードを解除するには、SORT ボタンを押して、マニュ
アル LCR モードに戻します。
別売の専用 USB 光通信ユニット (LCR-USB) および専用の LCR 通
信ソフトウェアを使用すると、検査結果を記録することができます。

－ 31 －

告1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理を行うこと。
2. 安全と確度の維持のために 1 年に 1 回以上は校正、点検を実施すること。

告• 電源が OFF になっていることを確認し作業をおこなってください。
出荷時の電池について
工場出荷時に組み込まれている電池はモニター用ですので、記載された電池寿命に満たないうちに使用できなくなることがあります。
※ モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。
交換手順① ホルスタを外し、電池蓋を止めているネジ（1 本）をプラスド
ライバで外します。
② 電池蓋を取り外し、新品の電池と交換します。
注意：極性を間違えないようにしてください。
③ 電池蓋止めネジを締め直し、ホルスタを本体にはめて交換終了です。

－ 32 －

リヤケース

電池蓋
電池

電池蓋止めネジ

6-3 保 管 に つ い て
注意

1. パネル、ケース等は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコー
ルなどでふいたりしないでください。お手入れをする場合は、乾いた柔らかい布などで軽くふきとってください。
2. パネル、ケース等は熱に弱いため、高熱を発するもの（はんだごて等）の近くに置かないでください。
3. 振動の多い場所や落下のおそれがある場所には保管しないでください。
4. 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所での保管は避けてください。
5. 長期間使用されない場合、内蔵電池を必ず抜いておいてください。
以 上 の 注 意 項 目 を 守 り 、環 境 の 良 い 場 所 （【8】 8-1 参 照 ）に 保 管 し て く だ さ い。

－ 33 －【7】ア フ タ ー サ ー ビ ス

7-1 保 証 期 間 に つ い て
本 品 の 保 証 期 間 は、 お 買 い 上 げ 日 よ り 3 年 間 で す。
た だ し、 日 本 国 内 で 購 入 し 日 本 国 内 で ご 使 用 い た だ く 場 合に 限 り ま す 。ま た 、製 品 本 体 の 確 度 お よ び 許 容 差 は 1 年 保 証 、製 品 付 属 の 電 池、 ク リ ッ プ リ ー ド 等 は 保 証 対 象 外 と さ せ てい た だ き ま す。
7-2 修 理 に つ い て
1) 修 理 依 頼 の 前 に 次 の 項 目 を ご 確 認 く だ さ い 。
• 内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいでしょうか？
• クリップリードは断線していませんか？
2) 保 証 期 間 中 の 修 理
保 証 書 の 記 載 内 容 に 基 づ き 修 理 さ せ て い た だ き ま す。
3) 保 証 期 間 経 過 後 の 修 理• 修 理 に よ っ て 本 来 の 機 能 が 維 持 で き る 場 合、 ご 要
望 に よ り 有 料 で 修 理 さ せ て い た だ き ま す。
• 修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合も あ り ま す の で、 事 前 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い。
• 本 品 の 補 修 用 性 能 部 品 の 最 低 保 有 期 間 は、 製 造 打
切 後 6 年 間 で す。 こ の 補 修 用 性 能 部 品 保 有 期 間 を
修 理 可 能 期 間 と さ せ て い た だ き ま す。 た だ し 購 買
部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能に な っ た 場 合 は、 保 有 期 間 が 短 く な る 場 合 も あ り
ま す の で お 含 み お き く だ さ い。
4) 修 理 品 の 送 り 先• 製 品 の 安 全 輸 送 の た め、 製 品 よ り 5 倍 以 上 の 容 積 の 箱 に入 れ、 十 分 な ク ッ シ ョ ン を 詰 め て お 送 り く だ さ い。
• 箱 の 表 面 に 「修 理 品 在 中」 と 明 記 し て く だ さ い。
• 輸 送 に か か る 往 復 の 送 料 は、 お 客 様 の ご 負 担 と さ せ て い
た だ き ま す。
［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒 205-0023 東 京 都 羽 村 市 神 明 台 4-7-15
TEL(042)554-0113 ／ FAX(042)555-9046
7-3 お 問 い 合 わ せ
三和電気計器株式会社
東 京 本 社 ： TEL(03) 3253-4871 ／ FAX (03) 3251-7022
大 阪 営 業 所 ： TEL(06) 6631-7361 ／ FAX (06) 6644-3249
0120-51-3930
お客様計測相談室：
受 付 時 間 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00（土 日 祭 日 を 除 く）
ホ ー ム ペ ー ジ ： http://www.sanwa-meter.co.jp－ 34 －

【8】仕 様8-1 一 般 仕 様
20,000 カウント：Ls / Lp / Cs / Cp / Rs
/ Rp / DCR（バックライト付） サブ表示
2,000 カウント： D/Q/θ/ESR/RP
オーバー表示 レンジオーバーに対し、数字部に「OL」を表示。
電池消耗検出 4 レベル
Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / Rp / DCR
測定パラメータ（D/Q/θ/ESR/RP 測定を含む）
測定モード シリーズ／パラレル
レンジ切替え オート
4 端子ソケット＋ガードライン
測定端子
クリップリードのプラグに対応
L: 20.000 μH ～ 20.000 kH
オート LCR
C: 200.00 pF ～ 20.00 mF
測定レンジ R: 20.000 Ω ～ 200.0 MΩ
DCR 測定レンジ R: 200.00 Ω ～ 200.0 MΩ
測定周波数 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz
測定スピード 1.2 回 / 秒（LCR モード）、0.5 回 / 秒（DCR モード）
デバイス値選 ± 0.25 %、± 0.5 %、± 1 %、± 2 %、± 5 %、± 10 %、別機能閾値 ± 20 %、-20 % ～ +80 %
液晶表示器

メイン表示

測定信号レベル 0.63 Vrms（公称）、0.9 Vdc ( 公称 )使用環境条件 高度 2000 m 以下
環境汚染度Ⅱ
仕様保証
18 ～ 28 ℃ < 80 % RH
温度 / 湿度
温度係数[0.15 x ( 規定確度 ) ] / ℃ 0 ～ 18 ℃、28 ～ 50 ℃
動作
0 ～ 50 ℃  < 80 % RH
温度 / 湿度
保存-20 ～ 60 ℃  < 80 % RH
温度 / 湿度－ 35 －

IEC61326-1(EMC)、EN50581(RoHS)
電界強度 CS 3 V (0.15-80 MHz) の環境下の場合：
EMC 指令、 直流抵抗測定レンジにおいて下記のとおり
RoHS 指令 総合確度 = 規定確度 ± 150 dgt
他のレンジ、または上記の条件を超える環境下の場合は規定されず。
アルカリ 9V 形乾電池 6LR61(IEC6LF22、
電 源
NEDA1604A) 1 個、または外部 AC アダプタ（別売：AD-30-2）
オートパワーオフ 最後に行った操作から 5 分後
消費電力
約 110 mW
電池寿命
約 35 時間（オート LCR モード、1 kHz にて）
製品単体 約 L 175 mm × W 80 mm × H 40 mm
寸 法
ホルスタ装着時 約 L 184 mm × W 87 mm × H 45 mm
製品単体 約 320 g
質 量
ホルスタ装着時 約 400 g
クリップリード（CL-700a）
ホルスタ（H-701）
付属品
デバイス差込測定端子用ショートプレート
取扱説明書
AC アダプタ（AD-30-2）、
SMD クリップリード（CL-700SMD）
別売品
LCR USB 通信ユニット（LCR-USB）（LCR 通信ソフトウェア付属）－ 36 －

8-2 測定範囲および確度
確度：± (% rdg + dgt)  仕様欄の略記は  "   % +   d "rdg(reading)：読み取り値
dgt(digit)：最終桁
温度：23 ℃ ± 5 ℃
湿 度：80 % R.H. 以 下 (2 M Ω、20 M Ω、200 M Ω レ ン ジ は 60
%R.H. 以下 )確度は OPEN/SHORT 校正後に専用アクセサリ CL-700a または
CL-700SMD を使用したときの確度です。
「- 」は確度保証外です。
抵抗：Rp, Rs
レンジ
20 Ω
200 Ω
2 kΩ
20 kΩ
200 kΩ
2 MΩ
20 MΩ
200 MΩ

分解能
0.01 Ω

DCR-

100/120 Hz
0.7 % + 8 d

1 kHz
-

10 kHz-

100 kHz-0.001 Ω0.7 % + 8 d 0.7 % + 8 d 0.7 % + 8 d
0.01 Ω
0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.5 % + 5 d
0.0001 kΩ 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.5 % + 5 d
0.001 kΩ
0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.7 % + 8 d
0.01 kΩ
0.5 % + 5 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.9 % + 10 d
0.0001 MΩ 0.5 % + 5 d 0.5 % + 5 d 0.5 % + 5 d 2.0 % + 10 d
0.001 MΩ 2.0 % + 8 d 2.0 % + 10 d 3.0 % + 20 d
0.01 MΩ
5.0 % + 80 d
0.1 MΩ
5.0 % + 80 d 5.0 % + 80 d-

インダクタンス：Lp, Ls (D<0.1 のとき )レンジ
分解能 100/120 Hz
1 kHz
10 kHz
100 kHz
20 μH 0.001 μH
1.0 % + 10 d
200 μH 0.01 μH
0.8 % + 10 d 1.0 % + 10 d2000 μH 0.1 μH
0.8 % + 10 d 0.5 % + 5 d 0.8 % + 10 d
20 mH 0.001 mH 0.8 % + 10 d 0.3 % + 3 d 0.5 % + 5 d 0.8 % + 10 d
200 mH 0.01 mH 0.5 % + 5 d 0.5 % + 5 d 0.8 % + 10 d2000 mH 0.1 mH 0.3 % + 3 d 0.5 % + 5 d 0.8 % + 10 d
20 H
0.001 H 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 5.0 % + 20 d
200 H
0.01 H 0.5 % + 5 d 0.8 % + 10 d2000 H
0.1 H 0.8 % + 10 d 3.0 % + 20 d
20 kH 0.001 kH 5.0 % + 20 d-

• D ≧ 0.1 のときの確度：Ae ×
Ae はメイン表示部の rdg 確度です。

静電容量：Cp, Cs (D<0.1 のとき )レンジ*200 pF

分解能 100/120 Hz
1 kHz
10 kHz0.01 pF
0.8 % + 10 d
0.5 % + 5 d
1 pF
2000 pF
0.1 pF
0.5 % + 5 d 0.5 % + 5 d
20 nF
0.001 nF 0.5 % + 5 d 0.3 % + 3 d 0.5 % + 5 d
200 nF0.01 nF
0.3 % + 3 d 0.5 % + 5 d 0.5 % + 5 d2000 nF
0.1 nF
0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 0.5 % + 5 d
20 μF
0.001 μF 0.3 % + 3 d 0.3 % + 3 d 1.0 % + 10 d0.01 μF 0.3 % + 3 d 0.8 % + 10 d
200 μF0.1 μF
3.5 % + 10 d
0.1 μF 2.0 % + 10 d2000 μF
1 μF
1.5 % + 10 d
20 mF
0.01 mF 1.5 % + 10 d-

100 kHz
2.0 % + 10 d
1.5 % + 10 d
0.7 % + 10 d
0.7 % + 10 d
3.5 % + 10 d-

* 50pF 以下は確度保証外• D ≧ 0.1 のときの確度：Ae ×
Ae はメイン表示部の rdg 確度です。

－ 37 －－ 38 －

Θの確度 θe： θe= ± (180/ π ) × Ae (deg)D 値の確度 De： De = ± Ae
表示範囲 : 0.000 ～ 1999
Ae はメイン表示の rdg 確度です。
例：被測定コンデンサ：180 nF
テスト周波数： 1 kHz
測定確度：±（0.3 %rdg + 3 dgt）
Ae = 0.3 %rdg
D 値の確度 De の計算：
De= ± 0.003

Ae はメイン表示の rdg 確度です。
単位：°

表示範囲 : -90.0°～ 90.0°• 静電容量測定の場合
レンジ200 pF
2000 pF
20 nF
200 nF
2000 nF
20 μF
200 μF
2000 μF
20 mF

100/120 Hz± 0.29± 0.29± 0.17± 0.17± 0.17± 0.17± 1.14± 0.86

1 kHz± 0.29± 0.17± 0.29± 0.17± 0.17± 0.46± 0.86-

10 kHz± 0.46± 0.29± 0.29± 0.29± 0.29± 0.57± 2.01-

100 kHz± 1.15± 0.86± 0.40± 0.40± 2.01-

1 kHz± 0.46± 0.17± 0.29± 0.29± 0.17± 0.46± 1.72-

10 kHz± 0.46± 0.29± 0.29± 0.46± 0.46± 2.87-100 kHz± 0.57± 0.57± 0.46± 0.46-• インダクタンス測定の場合
レンジ
20 μH
200 μH
2000 μH
20 mH
200 mH
2000 mH
20 H
200 H
2000 H20 kH

100/120 Hz± 0.46± 0.29± 0.17± 0.17± 0.29± 0.46± 2.87

ESR の確度 Re： Re = ± ZM × Ae( Ω )表示範囲 : 00.00 ～ 199.9 M Ω
ZM は次の式で計算する： 1/(2 π fC) または 2 π fL
例：被測定コンデンサ： 180 nF
テスト周波数： 1 kHz
測定確度： ± (0.3 %rdg + 3 dgt)
Ae = 0.3 %ZM = 1/(2x3.14x1000x180x10-9)= 884.6 Ω
Re = ± 0.003x884.6= ± 2.65 Ω
Q 値の確度 Qe：
表示範囲 : 0.000 ～ 1999
適用条件： Q・De < 1
例：被測定インダクタ：180 μH
テスト周波数： 10 kHz
測定確度： ± (0.5 %rdg + 3 dgt)
De = Ae = ± 0.005 とする。
測定した Q 値は 20
Qe = ± 20x20x0.005 / (1- 20x0.005)= 2.224 端子測定（ガードライン付き）について：
測定用リード線には、4 端子測定法を採用しています。上記の確度を得るためには、測定の前に OPEN/ SHORT 校正を行う必要があります。
ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

－ 39 －－ 40 －

< MEMO >

保証書
ご氏名

様

型

名

LCR700製造 No.

〒

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

ご購入日
年月より 3 年間
(製品の確度については1年間)

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

ご住所

TEL
保証期間

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年月 日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

－ 41 －－ 42 －

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361㈹SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

大豆インキを使用しています。

03-1810 5008 6010