18特集

日本バーチャルリアリティ学会誌第 20 巻 1 号 2015 年 3 月

3D プリンタと VR特集 ■ 3D プリンタと VR

医用画像処理におけるバーチャルリアリティシステムとユーザビリティ；
OsiriX と CAD/CAM を融合した生体 3D プリンティング

杉本真樹

神戸大学

Sugimoto Maki

1．はじめに
医 療 に お け る virtual reality（VR） の 活 用 は，CT やMRI などの医用画像機器のデジタル化に伴い，近年急速に進歩した．医用画像処理技術も，患者解剖を 3D 画像に再構築し提示するだけではなく，提示法や操作・活用法に注目が置かれている．手術支援においては，多くの研究成果が報告され，放射線科医や放射線技師のみでなく，臨床医や外科医が自ら VR 再構成を行い，その画像処理プロセス自体を体験することで，診断トレーニングや手技習熟，手術シミュレーションや手術ナビゲーションに活用している．特に手術室では，滅菌環境や物理的（a） OsiriX の web ページ

な行動制限，さらに時間などの厳しい制限が存在し，安全性と正確性を担保しなければならない．そこで，医療 VR の提示とユーザ体験における特殊性を考慮した，ユーザビリティの高い医用画像処理技術と生体臓器 3Dプリンティング技術を報告する．
2．OsiriX によるデジタル医用画像処理
OsiriX（オザイリクス）は，スイスのジュネーブ大学の放射線科医らにより 2003 年に開発された，Mac OS X 専
用の医用画像処理と PACS 通信機能を備えた高機能アプリ
ケーションである（www.osirix-viewer.com）（図 1）．開（ｂ） OsiriX のダウンロードページ

発から 12 年目の 2015 年時点でもなお，新機能やバグ修正

図 1 OsiriX（オザイリクス）（口絵にカラー版掲載）などの開発が継続中である．2015 年 3 月現在 OsiriX MD（FDA/CE 承認有償 64-bit 版）および OsiriX（有償 64-bit 版）と OsiriX Lite （無償 32-bit 版）が存在し，OsiriX の WEBの一部を改正し，新たにプログラム（ソフトウェア）をサイトから入手可能である（図 1）．（http://www.osirix-

医療機器として製造販売の承認等の対象とすることとな

viewer.com/Downloads.html）

り，旧薬事法の名称が「医薬品，医療機器等の品質，有2014 年 11 月 25 日に「薬事法等の一部を改正する法効性及び安全性の確保等に関する法律」（医薬品医療機律」（平成 25 年法律第 84 号） が施行され，旧薬事法器法）に改正された． 2015 年 3 月時点で OsiriX は，日18

特集

3D プリンタと VRJVRSJ Vol.20 No.1 March, 201519

本での医療機器としての製造販売につき，医薬品医療機イス抽出する ( 図 2）．OsiriX にはスライス間隔をあけて器法による承認を受けていないため，ヒト臨床での初期ROI 設定を行ったあとに，不足するスライス上で連続す診断には利用できない．欧米では OsiriX MD が医療機る平均的な ROI 範囲を自動設定できる．次にボリュー器認承済であり，米国食品医薬品局（FDA）により画像ムレンダリングを行って全体を 3D 表示する（図 3）．

診断用クラス II 医療機器として認証されている．またROI として抽出した腫瘍部分も合わせて表示し，解剖を欧州医療機器指令 93/42/EEC（CE ラベル）に適合して確認する（図 4）．ここで，このままでは造形に必要のなおり，クラス II 製品として認証されている．

い部位も表示されてしまうので，必要な臓器のみを鋏ツー

OsiriX に よ る 医 療 VR 画 像 処 理 は，3D Volume rendering

ルで切りだし，造形に不要な範囲を削除する（図 5）．ボ（ボリュームレンダリング）機能（図 3 ～ 6）や Surface

リュームレンダリングしながら任意方向の 3D 表示をすrendering（サーフェスレンダリング）（図 7，8）機能を使ることで，腎臓全体と腫瘍，動静脈などの位置関係が明用すると，比較的容易に 3D 画像提示が可能である．OsiriX瞭になり，3D プリンティングにて最終的に造形する臓のサーフェスレンダリング機能を活用すれば，CT・MRI器立体モデルのイメージがつきやすい．などの DICOM ボリュームデータから臓器それぞれの形

ここで一旦ボリュームレンレンダリング画面を閉じ，状データを直感的に抽出でき，STL（Standard Triangulated

サーフェスレンダリング処理を行う．サーフェス表示のLanguage あるいは STereo Lithography）フォーマットに出力際に，設定閾値として，描出したい臓器や部位の CT 値できる．これは 3D プリンタでの臓器立体モデル作成に非に近似した値を入力し，臓器表面や腫瘍，血管などを表常に有用であった．こうして得られた各臓器の形状データ示する（図 7）．とくに透明素材や軟性素材など複数のの STL ファイルを 3D プリンタで造形すれば，これまでの素材で造形したい場合は，それぞれ別の STL ファイル

モニタ上での画像診断では得られなかった，立体形状を手として出力する必要があるので，サーフェス値の入力をに持つ触感が得られ，しかも臓器の硬さや柔らかさ，表面微細構造などの触感を付加することが可能になった [1-2] ．
3．3D プリンティングに適した医用画像のポリゴン処理
DICOM 画像を単純に 3D 再構成しただけでは，3D プリンタへのデータ入力と立体造形の出力はできない．そこで，OsiriX による臓器抽出から STL ファイル処理までの効率的な実際のワークフローを解説する．
腎臓癌症例に対する腎癌部分切除例の造形法を例に挙げる．まず造影 CT のデータを用意し，2D 画面上で腫瘍部位を ROI（関心領域 resion of interest）として全スラ

図 3 腎癌の 3D 画像 ( ボリュームレンダリング ) ( 正面 )このままでは腫瘍が表示されず余計なデータが多い（口絵にカラー版掲載）

図 4 腎癌の 3D 画像 ( ボリュームレンダリング ) ( 背面 )ROI として抽出した左腎腫瘍を青色で表示（口絵にカラー版掲載）

図 2 腎癌の 2D 画像と ROI( 関心領域 ) の設定（口絵にカラー版掲載）

19

20特集

日本バーチャルリアリティ学会誌第 20 巻 1 号 2015 年 3 月

図 5 腎癌の 3D 画像 ( ボリュームレンダリング ) ( 背面 )3D 造形に必要な腎臓と腫瘍，血管のみをトリミング（口絵にカラー版掲載）（a）背面より観察（b）斜位より観察（c） 頭側より観察（d）尾側より観察

3D プリンタと VR

図 7 腎実質と腎癌，腎動静脈を立体表示 ( サーフェスレンダリング )（口絵にカラー版掲載）（a）背面より観察（b）斜位より観察（c） 頭側より観察（d）尾側より観察

図 8 腎癌と腎動静脈を立体表示 ( サーフェスレンダリング )（口絵にカラー版掲載）

図 6 腎実質と腎癌，腎動静脈を立体表示 ( ボリュームレンダリング )（口絵にカラー版掲載）

それぞれの CT 値に設定しなければならない．例えば血管のみを表示したい場合は，造影効果のある血管の CT
値を入力すれば，目的の血管のみが表示される ( 図 8)．
こうして抽出された部位の STL ファイルを個々に出力することで，多彩な造形が可能になる．
（a）表面スムーシングツール

4．CAD/CAM による STL ファイルのポリゴン加工
臓器立体モデルを実際に手術支援として利用するに は，CAD( コ ン ピ ュ ー タ 支 援 設 計 Computer AidedDesign) と CAM（コンピュータ支援製造 computer aidedmanufacturing）の技術を活用し，医用画像と造形データの補完を行うとよい．そこで表面形状の補正やス
ムー シ ン グ， 欠 損 データの修正など，臨床医で も 容（b）表面スムーシング前易にできるアプリケーションとして，非商用無償の（c） 表面スムーシング後

図 9 Meshmixer による腎臓のポリゴン表示（口絵にカラー版掲載）

Meshmixer(Autodesk 社 ) を利用した．

20

特集

3D プリンタと VRJVRSJ Vol.20 No.1 March, 201521

例えば実質臓器を内部が透見できる透明素材で造形

形Ⓡ ) を開発した [5]．CT や MRI から臓器形状の内外し，腫瘍や血管を透見できるモデルを作成したい場合，部構造データをポリゴンとして抽出し，ブーリアン演算DICOM からサーフェスレンダリングし STL 出力したポにより感触等価パラメータで樹脂種別を定義して，多噴リゴンデータをそのまま利用すれば，表面の凹凸がその射インクジェット式 3D プリンタにて立体造形した．多まま造形され，立体モデル表面が光の乱反射をおこし，素材樹脂の混合噴射による超薄一括積層造形により，複内部が透見しにくい．また造形後の後処理として，透明数の材料からなるパーツやアセンブリを単一工程で造形度を上げるには物理的にかなりの表面研磨作業が必要にし，CT や MRI の複雑な解剖構造と質感を 0.016mm のなる．そこであらかじめ表面ポリゴンデータの凹凸を減精度で忠実に再現し，臓器の硬さや柔らかさ，表面微細少させるとよい．Meshmixer には直感的な形状編集が容構造などの触感を再現した [6]．

易に行えるツールが豊富にあり，この作業も容易に行

この精密で質感を再現した臓器立体モデルにおいて，え，形状処理後に改めて STL ファイルとして出力する

体幹データも同時に造形することで，開腹手術から腹腔とよい ( 図 9)．

鏡やロボット支援手術における手技のプロセスの手順を再現できる新たなシミュレータを開発した ( 図 10)．こ5．臓器立体モデルの医療活用と手術支援の体幹と臓器を組み合わせた手術シミュレーションは，医療での 3D プリティング技術は，これまで口腔外科，患者個別の解剖や病態に対する理解度を格段に向上した整形外科や耳鼻咽喉科，脳外科などの分野で，骨を対象だけでなく，外科手術における切開や縫合などの基本手とした臓器の立体造形が主に活用されてきた．近年は複技と，複雑な手術手順を正確に再現することができ，外数素材を同時に造形できるプリンティング技術も開発さ科医の手術習熟におけるラーニングカーブの改善に有用れ，生体の質感を再現した臓器モデルも作成されているであった．さらに実際の手術現場では，このモデルを再[3]．また生体適合素材や生物学的素材なども利用され，度手に取り，臓器立体モデルで腫瘍位置や血管構造など再生医療や組織工学を応用した人工臓器などへの開発もを再確認でき，VR 画像による画像支援をさらに強化す進んでいる．

るツールとなった ( 図 11)．

手術支援においては，臓器の質感を再現した軟らかい

また CAD/CAM の際に，手術時の切除線をデザイン

モデルも広く利用され，手術手技の習熟や術前シミュし，立体モデルに再現することで，臓器の切除後をそれレーション，術中の画像等手術支援やトレーニングなぞれ別々のパーツに造形でき，切除断端の血管構造や腫ど，多岐にわたり活用されている．

瘍との距離が明瞭になった．肝臓癌の肝切除では肝臓筆者は，生体の質感を複数素材で再現し臓器立体モデ

3D モデルをデザインし，切除区域と断端の肝静脈と門ルを造形する技術，Bio-Texture Modeling Ⓡ ( 生体質感造脈の露出を 3D レプリカ模型で明確に再現した．これは実際の手術手技シミュレーションに欠かせない技術と言（a） ドライ軟性素材による生体質
感腎臓モデルでの da Vinci
ロボット支援手術シミュレーション（ｂ） ウェット素材による生体質感腎臓モデルでの
da Vinci ロボット支援手術シミュレーション( 上段：腹腔シミュレータも 3D プリンタで造形
下段：血管処理 )図 10 実物大臓器立体モデルと腹腔シミュレータによるトレーニング（協力：東京腎泌尿器センター大和病院泌尿器科 志賀淑之先生）（口絵にカラー版掲載）

図 11 ロボット支援腎癌部分切除術における実物大臓器立体モデルによる手術支援（口絵にカラー版掲載）

21

22特集

日本バーチャルリアリティ学会誌第 20 巻 1 号 2015 年 3 月

3D プリンタと VR

参考文献[1] 杉本真樹：OsiriX 画像処理パーフェクトガイド最新版（Ver.5．9/6.0 対応）．エクスナレッジ，東京，2015．
[2] 杉本真樹：医用画像解析アプリ OsiriX パーフェクトガイド．エクスナレッジ，東京，2011．
[3] 杉本真樹．生体質感造形 Bio-Texture Modeling による触感等価立体臓器モデリングと臓器保存シミュレー
ション．Organ Biology 21(2) 23-26，2014．
[4] 杉本真樹，東 健．3D ホログラムと臓器立体モデルを追従重畳表示した混合現実的拡張触感による空間手術
ナビゲーション．日本コンピュータ外科学会誌 16(3)図 12 生体質感造形による肝切除シミュレーションモデル．
肝切除線で分割造形し，断端に肝静脈，門脈が露出．
内部に血管と癌が透見できる．
（協力：都立墨東病院外科 脊山泰治先生）（口絵にカラー版掲載）

268-269，2014．
[5] 杉本真樹，東 健ほか．特許第 5239037 号 : 3 次元造形
モデル作製方法および医療・医学・研究・教育用支援ツール

えた ( 図 12)．

[6] Bio-Texture Modeling Ⓡ（生体質感造形Ⓡ）
http://biotexture.com/about/btm.html

6．VR と 3D プリンタの医療活用における問題点と展望
患者の医療画像データを STL 変換する際に問題とな【略歴】

るのは，どの部分を造形し，臓器や病巣として認識する

杉本真樹 (SUGIMOTOMaki)

かを判断できる専門的知識と技術の習得である．少なく

神戸大学大学院医学研究科とも STL データの作成までを本来の担当医が責任を持特命講師

ち行う必要があると言える．この技術習得の効率化と人1996 年，帝京大学医学部卒業．1996 年，帝京大学外科，材育成，そして医用画像の VR 化に関する専門的キャリ

1998 年，国立病院東京医療センター外科，2000 年，帝アの確立が急務と考える．また個人情報保護の観点か

京大学大学院外科，2004 年，帝京大学ちば総合医療セら，DICOM データ，ポリゴンデータとも匿名化し厳重

ンター外科を経て，2008 年，米国退役軍人局 Palo Alto

管理が必須であると言える．これらの運用マニュアルや病院客員フェローとなり，2009 年より現職．日本外科

施設内ルール，汎用性の高いガイドラインが早急に整備学会認定登録医，日本消化器内視鏡学会専門医 ，日本され，広く医療でのユーザビリティの高い VR と 3D プ

内視鏡外科学会技術認定取得者・医工連携推進委員，日リンティングが有効活用されることを期待したい．

本コンピュータ外科学会評議員．帝京大学医学部医療情

消化器内科

医学博士

報システム研究センター客員教授，千葉大学フロンティ
ア医工学センター特別研究准教授， 群馬大学大学院医学系研究科機能形態学客員准教授．専門は消化器外科，医用画像処理，医療機器開発．

22