［３］ 各部名称
３－１ 本体电流钳头中心位置标识300V CAT.III MAX 300A

ＤＣＬ１１Ｒ保护翼HOLD按键开闭扳机电源开关按键
背光灯按键

数字钳形表
液晶显示部

使用说明书

３－２ 液晶显示部三和电气计器株式会社
日本东京都千代田区外神田２丁目４番４号电波大楼.

数值保持标识自动关机有效标识电池残量警告标识

交流

单位（A）

01-1507 6018 6011

本手册采用豆质油墨印刷

数值和小数点［１］ 安全注意事项

［４］ 功能说明请将此说明书与本表放置在一起，以便随时查阅。 如果没有按照说明书中指定的方法操作使用，可能会导致本表的损坏。为防止发生触电或烧伤等意外，必须遵守以下“警告”和“注意”中的说明事项。

４－１ 电源开关： 电源开关按键按此键打开电源与关闭电源。
４－２ 自动关机功能
最后按键操作后约15分钟后自动关机。按住 背光灯按键后按电源开关打开电源后，可以解除自动关机功能，显示部没有显示标识，表示自动关机功能已
被解除。

１－１ 警告标志说明此手册中使用和在产品上使用的符号含义如下：: 对安全使用本表很重要的事项。
警告：此说明事项是为了防止人为操作失误而导致烧伤，触电等事故。
注意：此说明事项是为了防止损坏本表。
使用前需要参考的标识。
: 可连接或断开带电的电路: 双绝缘或强化绝缘: 电源开关
: 背光灯

４－３ 电池残量警告标识
内藏电池使用消耗到电压约2.3V以下时，显示部出现
表示电量不足，应该更换内部电池。

４－４ 数值保持功能：ＨＯＬＤ按键按此键后显示部出现标识，表示已经进入测量值显示保持状态，即使测
量的信号有变化， 显示值也不会改变。再次按此功能键标识消失，表示已经解除了数值保持状态。
４－５ 背光灯功能：

１－２ 安全使用警告说明
警告
为了避免烧伤和触电等事故,请遵守如下安全事项。
1.本表是测量低压的钳形表。切勿测量对地电压超过AC300 V的电压。
2.当测量有效值 33 V（峰值为 46.7 V）以上的交流电压或 70 V以上的直流电压的时候，必须注意安全。必要时请配戴安全用具。
3.输入信号切勿超过1-3项的最高额定输入值。
4.当本表或测试表笔线有损坏时，切勿继续使用。
5.后壳或电池盖被打开时，切勿使用本表。
6.进行测量时，切勿将手指触碰超出电流钳头的保护翼而靠前的部分。
7.本表或手上有水潮湿的情况下,切勿使用本表。
8.除更换电池之外，切勿尝试对本表进行拆卸修改，或使用其他代用部品。
9.为了确保安全和保持精确度，每年至少应对本表进行一次以上校准和检验。
10.本表仅限于室内使用。
11.请勿进行说明书指定的操作方法以外的测量。

电池残量警告标识，背光灯按键按此键可以打开显示部的背光灯， 再次按此键将关闭背光灯，或10秒后自动关闭。

［５］ 测量方法
为了安全使用本表，请严格遵守下面的警告和注意事项。
警告1.输入信号切勿超过最大额定输入值。
2.切勿将手指触碰到超出电流钳头的保护翼而靠前的部分。

５－１ 测量前的点检测量前请确认以下事项：· 外观检查：是否有因为摔落而导致的外观异常？
· 显示部是否出现电池残量警告标识？如果有，请更换新的电池。
* 如果显示部没有任何显示，可以考虑是否电池消耗殆尽。
５－２ 测量交流电流（ＡＣＡ）［２］ 用途和特长注意
1. 为了能够精确地测量，请把被测电线放置在电流钳头的中央部位。
2. 打开钳口，夹入一根测试电线，如果夹入2根，3根或多根电线，或夹入多芯电缆以及并行电缆，都将无法正确地测量。
3. 如果没有完全闭合电流钳头，将无法正确地测量。
4. 如果将本表靠近变压器等大电流设备，强电磁场，或产生电磁波等无线设备附近，可能会导致无法正常地测量。
5. 在测量大电流时，电流钳头会发出振动音，此现象不是故障。

２－１ 用 途本表是按照IEC61010-1 CAT. Ⅲ300 V的标准测量范围而设计，测量真有效值的交流电流用钳表。 适用于测量低压电路，电器设备的电流。

① 打开电源。
② 张开钳口，夹入一根被测电线，然后紧密关闭钳口。
③ 读取显示值。

* 对地电压300V以下：Y形连接415 V时的对地电压为415 /3 ≈240 V。

１－３ 过载保护额定输入值输入最大额定输入值最大过载保护输入值电流钳头AC 320 A

AC 350 A

２－２ 特 长·符合IEC61010-1标准安全设计·口袋型小巧轻便·自动关机功能（约15分，可以解除设定）·背光灯测量安规（过压类型）
测量安规Ⅱ（CAT.Ⅱ）：带有连接到电源插座电源线的电器设备的一次电路。
测量安规Ⅲ（CAT. Ⅲ）：直接从配电盘供电的设备的一次电路及从配电盘到插座的电路。
测量安规Ⅳ（CAT. Ⅳ）：从输电线到配电盘的电路。
－ 1 －错误测量 ×正确测量负载在电流探头中央夹入一根电线。

负载夹入多根电线。

－ 2 －用电流钳头拽扯被测导线［６］ 维修与保养
警告
1.下列说明在安全操作中非常重要。请详细阅读本手册，以确保正确地对您的仪表进行保养管理。
2. 本表至少每年必须进行一次校准和检查，以确保其安全性，保证其精确度。
６－１ 维护点检
外观检查本表外观是否由于跌落或其它原因而损坏。 钳头的开闭是否顺畅。
如果存在上述的异常情况，请立即停止使用该仪表，并联系经销商进行修理。
６－２ 校正和检查详细请联系Sanwa的指定经销商，具体联系方式请参考Sanwa的主页。
请参照第7-3节。

4）将产品寄送修理时的注意事项：为了确保产品在运输过程中的安全，将产品放置于在体积大于产品5倍以上的盒子
中，并填充充分的缓冲材料，然后在盒子表面清楚标明“内有待修理产品”。寄送和返回产品的往返费用均由客户自己承担。
７－３ ＳＡＮＷＡ网站与联系邮箱
网站： http://www.sanwa-meter.com.cn/邮箱地址： exp_sales@sanwa-meter.co.jp［８］ 规格８－１ 一般规格
工作方式

⊿-Σ方式

交流检波方式真有效值 （AC耦合）显示部6000计数

注意

采样率

约2次/秒

1．本表容易受挥发性溶剂腐蚀，不能用稀释剂或酒精等擦拭清洗。
2．本表不耐热，不要将本表置于高温设备附近。
3．不要将本表放置在可能会发生震动或容易跌落的场所。
4．避免将本表暴露在阳光直射中，或存放在高温，低温，潮湿和结露的场所。
5．如果长期不使用本表，请务必将电池取出。

过载显示

数字部显示“OL”档位切换自动

电量不足指示电池电压在2.3 V以下显示

电流测量方式/钳口最大开口直径

钳形电流传感器（CT）/φ22 mm· 关于出厂电池使用环境条件

高度2000 m以下，室内使用，环境污染度Ⅱ

在出厂时内部已经安装有电池，此电池只是确认工作状态之用，检查本表的功能
和性能，所以其使用寿命时间会比新品电池要短。

使用温湿度范围

0 ℃～40 ℃，80 % RH以下，无结露
5 ℃～ 31 ℃时 80 ％ RH（最大），
31 ℃～40 ℃时湿度80 ％ RH 到 50 ％ RH线性降低。

保存温湿度范围

-10 ℃～ 40 ℃时80 % RH以下（无结露）40 ℃～ 50 ℃时70 % RH以下（无结露）电源两节7号碱性电池 （LR03） 1.5 V×2

自动关机最后按键操作15分后

消耗电流/ 电池寿命约 1.9 mA / 约500小时 （背光灯关闭状态）

尺寸/ 质量145（H）× 54（W）× 31（D） mm/
约120 g （包含电池）

６－３ 清洁与保管６－４ 电池的更换警告
1. 电流钳头里夹有被测导线或是处于测试状态时， 请不要打开电池盖，否则会发生触电。
2. 请确认本表处于关机状态之后，再进行更换电池作业。
①使用螺丝刀拧开在电池盖上固定用的螺丝钉（1颗）。
②打开电池盖。
③两节电池一起更换为新电池，注意按照正确的极性放入电池盒内。
④用螺丝钉重新将电池盖拧紧。

［７］ 售后服务
７－１ 保证书和条款
Sanwa为其终端用户和产品经销商提供全面的保修服务。按照Sanwa通常的保修政策，每个仪表在购买后一年内，保证在正常使用情况下不会出现工艺或材料缺陷。 此保修政策只在产品销售所在国家内有效，并只适用于从三和授权的代理商
或经销商处购买的产品。 三和有权检查所有保修索赔请求，并确定适用在何种程度上的保修政策。
本保修条款不适用于出厂时内装的检查用电池，或任何以下情况发生的产品或部件问题：
1．由于处理不当或不按照操作手册使用而引起的故障。
2．由于Sanwa指定的服务处以外的人员进行不恰当修理或修改引起的故障。
3．故障产生不是因为产品本身，而是因为火灾、水灾及其它自然灾害。
4．由于电池电量耗尽而导致的无法操作。
5．产品购买后由于运输、搬运或跌落造成的故障或损坏。
７－２ 修理客户请求修理服务时，需提供以下信息：1．客户的姓名，地址和联系信息
2．问题描述3．产品配置描述
4．产品型号
5．产品序列号
6．贩买日期证明7．产品贩买地 请联系三和网站上列出的在贵国的授权代理商、分销商、或服务
供应商，并提交以上信息。 如果没有提交以上信息，寄送至代理商、分销商、或维修商的产品将会被退回给客户。
注：1）在请求修理之前，请检查下列项目：内置的电池的电压，安装的极性是否正确，以及测试表笔线是否有断线。
2）保修期之内的修理：
故障仪表将依照7-1 保证书和条款中规定的条件进行修理。
3）保修期之外的修理：
Sanwa将提供恢复产品原本性能的维修，在某些情况下，修理和运输成本可能会
高于产品的价格。请提前联系Sanwa授权的代理商或维修商。
产品维修部件的最低保留期限是本产品停止生产后6年。该保留期限为保修期。
但是如果相关部件由于停止生产等原因导致不可获取，保留期限将会相应地缩短。
－ 3 －电池残量警告标识EMC指令

IEC61010-1, IEC61010-2-030 CAT. III
300 V, IEC61010-2-32
IEC61326-1

附件操作说明书，携带包（C-DCL10）安全规格

８－２ 测量范围与精度
保证精度的温湿度范围： 23±5 ℃，80% RH，无结露现象。
rdg : reading（读取值） dgt : digits（末位计数）保证精度的量程范围：测量档的 1 % ～ 100 %波高率
全量程时： CF ＜ 1.6， 半量程时： CF ＜ 3.2ACA交流电流 真有效值测量/ AC耦合（正弦波交流）测量档60.00 A
300.0 A

解析度
0.01 A
0.1 A

精确度：50/60 Hz精确度：45 ～ 400 Hz±(2.0 %rdg + 5 dgt) ±(3.0 %rdg + 10 dgt)

精确度计算方法
示例：测量交流电流（ACA）测量
读数：10.00 A
量程：60.00 A
量程精确度：±（2.0 % rdg+5 dgt）
误差：±（10.00 A × 2.0 % + 0.01 A × 5）= ± 0.25 A
精准值：10.00 A ± 0.25 A （精准值范围：9.75 ～ 10.25 A）*60.00 A 量程中，3 dgt 相当于0.03 A，*300.0 A 量程中，3 dgt 相当于0.3 A。
本手册中所述的产品规格和外观若因为改良等原因如有变更，恕不另行通知。

－ 4 －