安全測定のための警告文

注意マークについて
安全のため、この説明書をよくご覧ください。
特に警告文は火傷（やけど）や感電など、人身事故を防止するためのものです。注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意です。必ずお守りください。
高電圧が印加されるため、注意してください。

各部の名称．．． ．．
以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 6 kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC 33 Vrms（46.7 Vpeak）またはDC 70 V以上の電圧は人体に危険なため注意すること。
3. 最大定格入力値を超える信号は入力しないこと。
4. 最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため、誘起電圧、サー
ジ電圧の発生する（モータなど）ラインの測定はしないこと。
5. 本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
6. リヤケースをはずした状態では使用しないこと。
7. ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用すること。
ヒューズの代用品を用いたり短絡することは絶対にしないこと。
8. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
9. 測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えたり、プラグを差し換えたりしないこと。
10. 測定ごとのレンジおよびファンクション確認を確実に行うこと。
11. 本器または手が水などでぬれた状態での使用はしないこと。
12. 内蔵電池および内蔵ヒューズ交換を除く修理・改造は行わな
いこと。
13. 年1回以上の点検は必ず行うこと。
14. 屋内で使用すること。

このたびは、サンワテスタSP-18D型をお求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いくだ
さるよう、お願いいたします。特に、安全測定のためのご注意と、ご使用方法
なお、この説明書は製品と一緒にして、大切に保存してください。

SP-18D
マルチテスタ

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号 =101-0021・電話 = 東京（03）3253−4871（代）
大阪営業所 =大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号 = 556-0003・電話= 大阪（06）6631−7361（代）

MULTITESTER

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

−2−

−1−

植物油インキを使用しています。

23-221221-1911 2040 2040

ご使用方法
交流電圧（ACV 〜）の測定

警告
測定ごとの「レンジ確認」を、確実に行ってください。
測定標準
メータの0位調整：指針が0位置に合うよう、メータ0位調整器を回します。中形マイナスねじ回しを用います。
● レンジ切換えつまみにより目的の測定レンジを選定します。
●

直流電圧（DCV）の測定

最大測定電圧DC 600 V

電池などの電圧を、以下の順序で測ります。
1. レンジ切換えつまみを、最適な位置（メモ参照）に合わせる。
2. 被測定回路のマイナス電位側に黒テストピンを、プラス電位側に赤テストピンをそれぞれ当てる。
3. メータの振れを読みとる。

抵抗（Ω）の測定

電灯線などの電圧を、以下の順序で測ります。
1. レンジ切換えつまみを最適な位置（3頁のメモ参照）に合わせる。
2. 被測定回路にテストピンを、赤黒に関係なく当てる。
3. メータの振れを読みとる。
● 波形の影響：正弦波以外の波形測定では、誤差を生じます。
● 周波数の影響：周波数が高くなると誤差が大きくなります。
AC 12 Vレンジは70 kHz
以下、AC 30 Vレンジは
20 kHz以下でご使用ください。
● インバータ電源回路の測定：
実際の電圧値より大きく指示するなど、誤動作することがあります。
直流電流（DCA

注意
電圧は負荷と並列接続で測定します。

最大測定電圧AC 600 V）の測定

最大測定電流DC 0.3 A

警告
電流測定は、負荷と直列になるよう接続します。
そして電圧をかけることのないよう、ご注意ください。

メモ
最適なレンジ位置：6 Vを測定する場合は12 Vレンジ、15 Vを測定する場合は30 Vレンジのように、測定する値より大きく、かつ近
いレンジを選びます。
測定値の見当がつかない場合は、最大レンジ（600 V）で測定してみます。

DC 0.3 Aまでの電流を以下の順序で測ります。
1. レンジ切換えつまみを、最適な位置（3頁のメモ参照）に合わせる。
2. 被測定回路を切離し、被測定回路のマ
イナス電位側に黒テストピン、プラス
電位側に赤テストピンをそれぞれ接続する。
3. メータの振れを読みとる。

乾電池やボタン型電池の電圧を単体の状態で測定する場合は、6頁の「電池負荷電圧の測定」をご参照ください。
● 脈流電圧の測定では、その平均値を指示します。

警告
電圧が加わっている電路の抵抗測定はできません。
0〜200 MΩの抵抗を、以下の順序で測ります。
1. レンジ切換えつまみを最適な位置に合わせる。
・×1レンジ：0〜200 Ω程度の測定に用いる。
・×10レンジ：20 Ω〜2 kΩ程度の測定に用いる。
・×1 kレンジ：2 kΩ〜200 kΩ程度の測定に用いる。
・×100 kレンジ：200 kΩ〜200 MΩの測定に用いる。
2. テストピンの赤黒をショートして、指針が0 Ωに振れるよう、0 Ω
調整つまみを回して合わせる。（指針が0 Ωまで振れないときは、内蔵電池を交換する）
3. 赤黒テストピンを、被測定抵抗に当てる。
4. メータの振れを読みとる。
● Ωレンジの極性：Ωレンジでは、赤テス
トピンがマイナス電位に、黒テストピン
がプラス電位になります。したがって、
ダイオードの導通テストでは、赤テスト
ピンをカソード側に、黒テストピンをアノード側に当ててチェックします。
● 本器のΩレンジは3 Vで動作させていますから、LEDの点灯テストができます。×10レンジでのテストが最適です。
● テストピンに指を触れて測定すると人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。
（特に×1 kと×100 kレンジ）● ヒューズの抵抗：定格（0.5 A）より小さなヒューズや消弧剤入りヒューズなどをご使用になると、ヒューズ抵抗の影響で、×1レンジの0 Ω
調整ができません。同仕様、同定格のヒューズをご使用ください。

●

注：×1レンジでは、電池の消費電流が大きく、指針が1度行った0 Ω調整点からズレることがあります。
−4−

目盛板の読みとりかた

Ω×100 k×100 k

Ω×1 k

×1 k

Ω×10

×10

Ω×1

×1

DCV 30

×0.1

①

②

③

DCV 3

×0.01

DCV 0.3

×0.001

ACV 300

×1

ACV 30

×0.1

DCA 0.3

×0.001

DCA 30 m

×0.1

DCV 600

×10

ACV 600

×10

DCA 60μ×1④⑤⑥

読みとり倍率DCV 120×10

DCV 12×1

ACV 120×10

ACV 12×1

μF×100

×100

μF×1

×1

⑦

1.5V

×1

⑧

1.5V

×1

＊1. DCV. DCA. ACVの各レンジ
は、V. A目盛線とこの数字列で指示値を求めます。
＊2. AC 12 Vレンジ専用目盛です。

内蔵電池の交換方法
1. 取付けねじをゆるめリヤケースをパネルからはずします。
2. 消耗した電池を2本ともはずし、新品の電池と交換します。
の極性をまちがえぬよう注意し、電池ホルダにしっかり入れてください。
3. リヤケースをパネルにねじ止めします。
内蔵ヒューズの交換方法

1. 本器を使わないときには、パネル面へ取付けて、保管
してください。
（a図）
2. 測定をするときには、リヤケース面
へピッタリ取付けます。（b図）のように先端部をパネル上方に結合して、スタンドとしても使用できます。

直流電流（DCA ）

抵
抗
（Ω）
電
池
負荷電圧
静電容量
（μF）

●

1.5V の測定（RL＝60 kΩ）
アルカリボタン電池（LR43, LR44など）や酸化銀ボタン電池（SR43, SR44など）などのボタン電池の電圧測定を、 1.5V 位置にレンジ切換えつまみを合わせ、前項同様に測定します。

静電容量（μF）の測定
大容量コンデンサの概略値を測定します。
1. コンデンサの端子をショートして、電荷を放電する。
2. レンジ切換えつまみで、μF×1か、μF×100を選定する。
3. 抵抗
（Ω）
レンジ同様、0 Ω調整をする。
4. テストピンをコンデンサの端子に当てる。
（有極性コンデンサでは、● 極側がテストピンの黒となるようにする）
5. メータ指針の振れの最大到達点をμF目盛で読みとる。
注：電気二重層コンデンサの測定はできません。

本器を使わないときには、右図のようにテストリードを収納スペースに収納してください。
収納方法は、リード線を小さく3回ほど巻き、収納スペースに入れ、その後でテスト棒をテ
ストピン側から入れると容易に行えます。

−6−

警告
ヒューズは安全や性能を維持するため、同定格のもの（0.5 A/250 V）をご使用ください。
（入手しにくい場合は、当社へご注文ください）
また、別定格のヒューズを用いたりヒューズホルダ端子間を銅線などで短絡することは絶対にしてはいけません。
● リヤケースをはずしたとき、ヒューズおよび電池以外の、内部の部品や配線に手を触れないでください。

1. 振動： モータバイク積載など過度な振動は、メータ故障の原因になります。避けてください。
2. 環境： 直射日光下、高温（60 ℃以上）、多湿（85 ％以上）、結露する場所に長時間、置かないでください。
3. 帯電： メータカバーは、帯電防止処理がしてあります。
布などで強くこすらないでください。
長年のご使用で帯電した場合は、応急処置として、中性洗剤をカバー表面に塗ると効果があります。
4. 保守： 本品のお手入れは、筆や布で、軽く払う程度にとどめ、シンナーやアルコールなどは避けてください。

別売付属品
●
●

クリップアダプタ CL−14型
ICテストクリップ TL−9IC型

最大過負荷保護入力値●

1. ヒューズの交換は、リヤケースをはずし、回路基板上のホルダから熔断したヒューズを抜きとり、新品ヒューズと差換えます。
2. リヤケースを元どおりねじ止めしてから、各レンジの指示が正常かどうかをチェックします。
● 内蔵電池左側の予備ヒューズをご使用ください。
（上図参照）−8−

最大過負荷保護入力値
DC 1000 V
AC 750 V
またはPEAK MAX 1100 V

ファンクション（レンジ） 最大定格入力値
DCV 120〜600

各レンジ□
最大目盛値

ACV 120〜600
DCV 0.3〜30

各レンジ□
最大目盛値

ACV 12〜30
DCA

各レンジ□
最大目盛値

Ω

●電流・電圧
入力禁止

1.5V

※
DC, AC 200 V
またはPEAK MAX 250 V

DC 2 V

1.5V

注意：AC電圧はサイン波の実効値で規定。※印は 5 秒間以内。

−9−− 10 −

アフターサービスについて
・一般仕様

・測定範囲および許容差
許容差保証温湿度範囲：23±2 ℃、75 ％RH以下

交流電圧（ACV 〜 ）ΩやDCA、 1.5V レンジに誤って電灯線電圧（100 V）などを加えますと、ヒューズが切れて回路を保護します。
Ωレンジでメータを振らせる操作をしても（5頁参照）、メータがまった
く振れない原因は、ヒューズの切れがほとんどです。

テストリードの収納仕様

直流電圧（DCV ）

注意
ボタン型電池の測定はしな
いでください。

お取扱い上の一般的なご注意

ハンドストラップの取付けかた

−7−

測定の種類

1.5V の測定（RL＝20 Ω）
マンガン電池R20（単1形），R14（単2形），R6（単3形）やアルカリ電池LR20（単1形），LR14（単2形），LR6（単3形）の、20 Ω負荷時における電圧を測定できます。
したがって、使用状態に近い電池チェックが行えます。
1. レンジ切換えつまみを 1.5V 位置に合わせる。
2. 被測定電池に、赤黒テストピンを当てる。
3. メータの振れを読みとる。

電池、ヒューズの交換方法

1. 取付けねじをゆるめて、リヤケースをパネルからはずします。
2. ハンドストラップの金具側を、パネル上方の突起部にはめます。
（右図）
3. リヤケースを元どおりパネルにしっかりはめ、ねじ止めします。
保護カバーの使い方
ご使用のレンジ●−5−

ハンドストラップ、保護カバー、テストリードについて

読みとり倍率

電池負荷電圧の測定

回路を切りはなす−3−

ご使用のレンジ

最大測定抵抗200 MΩ

最 大 目 盛 値

許 容 差

0.3

最大目盛値の±3 ％以内3−12−30−120−600

12−30−120−300−600

最大目盛値の±3 ％以内

項
備
内部抵抗

考

耐衝撃型トートバンドメータを搭載

回

路

保

護

内部抵抗 9 kΩ/V
周波数特性
（変動値3 ％以内）
12 Vレンジ30〜70 kHz
30 Vレンジ30〜20 kHz

内

蔵

電

池

R6（単3形） 1.5 V×2本

電圧降下
0.3 V
（ヒューズ抵抗除く）

目盛の長さの±3 ％以内

中央目盛

20 Ω

200 M
（×100 k）

目盛の長さの±5 ％以内

最大目盛

2 kΩ

開放電圧

3V

−−

負荷抵抗

20 Ω

−−

負荷抵抗

60 kΩ

概略値

充電々流による
最大振れ指示（注）・標準姿勢（メータ指針が水平の状態に対して±5 °以内）での許容差です。保護カバーにて、本器を傾斜させて使用した場
合（8頁参照）多少誤差が増加することがあります。
・交流電圧は正弦波交流の場合。
出荷時の電池について
工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。
− 11 −

タ内部抵抗
20 kΩ/V

2 k−20 k−2 M（×1）（×10）（×1 k）

2.0 V

様

商用電源AC 250 Vまでの電圧を、全レンジに5秒間印加しても、ヒューズで保護します。（くり返し印加すると、ダイオードが劣化することがある）

最大目盛値の±3 ％以内10−1000

ー

仕

5 kΩ

60μ−30 m−0.3

2.0 V

メ

目

内 蔵 ヒ ュ ー ズ

0.5 A/250 V

A C 整 流 方 式

半波整流

許容差保証温湿度範囲

23±2 ℃，75 ％RH以下 結露のないこと

使用温湿度範囲

0〜43 ℃，80 ％RH以下 結露のないこと

保存温湿度範囲−10〜50 ℃，70 ％RH以下 結露のないこと

周 波 数 の 影 響

30 Hz〜80 kHzの間で±3 ％以内（AC 12 Vレンジ）

耐圧

電気回路とリヤケース間に、AC 3 kVを1分間加え、試験後電気的または機械的な損傷がないこと。
159.5×129×41.5 mm

電

外

形

寸

法

本

体

質

量

標 準 付 属 品

φ5×20 mm

速断ヒューズ

約320 g
取扱説明書1、予備ヒューズ1（本体内蔵）、ハンド
ストラップ1

保証期間について本製品の保証期間は、お買い上げの日より3年間です。ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の許容差は1年保証、製品付属の電池、ヒューズ、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
有償修理について
1. 修理をご依頼の前に：ご確認ください。
●内蔵ヒューズの切れ●内蔵電池の消耗●テストリードの断線
2. 修理期間： 本品の補修性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。
（修理期間も準じます）
3. 修理費用： 修理や輸送費用が製品価格よりかさむ場合もあります
ので、事前に発売元へご相談ください。
4. 送り先は： 下記あてに「修理品在中」としてお送りください。
三和電気計器株式会社・羽村工場サービス部〒205-8604 東京都羽村市神明台4−7−15
TEL（042）554−0113
お問合わせ先三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253−4871 FAX（03）3251−7022
大阪営業所：TEL（06）6631−7361 FAX（06）6644−3249
0120−51−3930
製品についての：受付時間 9：30〜12：00 13：00〜17：00（土日祭日および弊社休日を除く）
問い合わせ
ホームページ：https://www.sanwa-meter.co.jp

用途と特徴

交換部品のご案内● 用途： 本器は小容量電路の測定用に設計された携帯用の回路計で●す。小形の通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池の測定などに適します。
● 特長： ①メータに軽量、小形、高感度、耐衝撃型のトートバンド機構のものを搭載し、携帯用として優れております。
②高抵抗（最大200 MΩ）の測定ができます。
説明書中の仕様や内容については予告なしに変更中止することがございますのでご了承ください。
− 12 −

交換用ヒューズ
交換ヒューズのお求めは上記三和電気計器株式会社・羽村工場サー
ビス部あてに、代金＋送料分の切手を添えて型名、部品名を明記してご注文ください。
〈サイズ〉
〈定 格〉
〈単 価〉
〈送 料〉
φ5× 20 mm 0.5 A/250 V￥198（税込）￥120（10本まで）

保証書
ご氏名

様

ご住所

型

名

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒

TEL
保証期間
ご購入日
年
月より 3 年間 本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル（製品の許容差については1年間） 郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
本保証書は、日本国内において有効です。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障This warranty is valid only within Japan.
以上
年

月

日

修理内容をご記入ください。

部品番号F0301ガラス管ヒューズ/しゃ断容量35 A
金額は2023年1月現在のもので消費税を含みます。
− 13 −

SP-18D製造No.

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

SAFETY PRECAUTIONSPRECAUTION

This instruction manual explains how to use your multitester SP-18D,
safely.
Before use, please read this manual thoroughly. After reading it, keep it
together with the product for reference to it when necessary.
The instruction given under the heading ” WARNING” ” CAUTION”
must be followed to prevent accidental burn or electrical shock.

1 Avoid giving the tester any excessive shock or vibration byloading it on the motorbike and the like.
2 Keep off dust and moisture from the tester.
3 Do not leave the tester for a long time in places of a hightemperatrue (higher than 55 ℃ ) a high humidity (higher
than 80 %), and dew condensation.
4 The meter cover is treated with antistatic coating. Do notwipe it hard or clean it with volatile solvent. Use a softbrush to remove dust.

Warning Instruction for Safe Use

WARNINGTo ensure that the meter is used safely, be sure to observe theinstruction when using the instrument.
Please be careful that the protection circuit may be undermined byunjustifiable usage that does not follow the guidelines in the instruction manual.
11. Never use the meter on the electric circuits that exceed 6 kVA.
12. Pay special attention when measuring the voltage of AC 33 Vrms
(46.7 V peak) or DC 70 V or more to avoid injury.
13. Never apply an input signals exceeding the maximum rating input
value.
14. Never use the meter for measuring the line connected with equipment (i.e. motors) that generates induced or surge voltage since it
may exceed the maximum allowable voltage.
15. Never use the meter if the meter or test leads are damaged or broken.
16. Never use uncased meter.
17. Be sure to use a fuse of the specified rating or type. Never use asubstitute of the fuse or never make a short circuit of the fuse.
18. Always keep your fingers behind the finger guards on the probe
when making measurements.
19. Be sure to disconnect the test pins from the circuit when changing
the function or range.
10. Before starting measurement, make sure that the function andrange are properly set in accordance with the measurement.
11. Never use the meter with wet hands or in a damp environment.
12. Never open rear case except when replacing batteries or fuse. Do
not attempt any alteration of original specifications.
13. To ensure safety and maintain accuracy, calibrate and check thetester at least once a year.
14. Indoor use.

Thank you for purchasing a SANWA tester, Model SP-18D. You arekindly requested to thoroughly read this manual before use forsafety. Especially, "SAFETY INFORMATION" and "MEASURING
PROCEDURE" are important. Keep this manual together with thetester not to lose it.

MAXIMUM OVERLOAD PROTECTION INPUT
Maximu rating
input value

Function (Range)
DCV 120〜600

Maximum overload
protection input

SP-18DDC 1000 V, AC 750 V
or PEAK MAX 1100 V

ACV 120〜600
Full scalevalue atthe ranges

DCV 0.3〜30
ACV 12〜30
DCA 30 m/0.3

MULTITESTER*DC, AC 200 V
or PEAK MAX 250 V

DCA 60 µ
Voltage and current
input prohibitedΩDC 2 V

1.5V

Note : AC voltage is regulated by rms value of sinusoidal wave.
”*” is within 5 second.

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

INSTRUCTION MANUALMEASURING PROCEDUREWARNING
Confirm the range to use before measurement.
Preparation for Measurement
1 Adjustment of meter zero position:
Turn the zero position adjuster so that the pointer may alignright to the zero position.
2 Range selection:
Select a range proper for the item to be measured set therange selector knob accordingly.
NOTE
When determining a measuring range, select such one forhigher voltage than the value to be measured as well as
where the pointer of a meter moves to a considerable extent.
However, select the maximum range and measure in casethe extent of value to be measured can not be predicted.
Measuring DCV
1 Set the range selector knob toan appropriate DCV range.
2 Apply the black test pin to theminus potential of measured
circuit and the red test pin to
the plus potential.
3 Read the move of the pointerby V and A scale.

Measuring ACV 〜
1 Turn the range selector knob to an appropriate ACV range.
2 Apply the test pin to the measured circuit.
3 Read the move of the pointer by V and A scale. (Use AC 12 V
scale for 12 V range only.)• Since this instrument employs
the means value system for its
AC voltage measurement circuit,
AC waveform other than sine
wave may cause error.
• There occurs error under such
frequencies other than specified
in the specification.
Measuring DCAWARNING
Connect the meter in series with the load.
1 Turn the range selector knob to an appropriate DCA range.
2 Take out measured circuit and apply the black test pin to
the minus potential of measured circuit and the red test
pin to the plus potential.
3 Read the move of the pointerby V and A scale.

Measuring Ω
WARNING
Do not measure a resistance in a circuit where avoltage is present.
1 Turn the range selector knob to an appropriate Ω range.
2 Short the red and black test pins and turn the 0 Ω adjuster sothat the pointer may align exactly to 0 Ω. (If the pointer fails
to swing up to 0 Ω even when the 0 Ω adjuster is turned
clockwise fully, replace the internal battery with a fresh one.)
3 Apply the test pin to measured
resistance.
4 Read the move of the pointer byΩ scale.
Note: The polarity of + and - turns
reverse to that of the test pins
when measurement is done inΩ range.
Note: Be sure to use the same rated fuse. In case a fuse otherthan the same rated one (see “SPECIFICATIONS“) isused, error in indication occurs and/or circuit protection
is made unable.
Note: Operating voltage of Ω range for this tester is 3 V and,accordingly, operator can make lighting test of LED.
X10 range is optimum for the test.

Cut off.

SCALE READINGNAMES OF COMPONENTS

Battery Test,
1 Set the selector knob toor.
2 Apply the black test pin to the (-)
battery terminal and red test pin tothe (+) battery terminal.
3 Read the move of the pointerorscale.
•
range: 20 Ω load
For measure the cylindrical typebattery (R03, R6, R14, R20, LR03,
LR6, LR14, LR20, etc.)•
range: 60 kΩ load
For measure the button type battery (SR43, SR44, LR43,
LR44, PR41, PR44, etc.)
Measuring Capacity µF
1 Set the range selector knob to µF X1 orµF X100.
2 Measure capacitance by applying thetest pin to the capacitor to be measured
after 0 Ω adjustment made in thesame manner as in the resistancemeasurement.
3 The pointer moves full scale by the charge current to thecapacitor. However, the pointer starts gradual returning from acertain point. Read the indicated maximum value on µF scale.
Note: Be sure to short circuit the both ends of the capacitor fordischarge prior to the initial measurement or in such caseto measure after the measurement was once made.
Note: Pay due attention to the polarity (+ and -) of the capacitor.
(Connect + side of the capacitor to black test pin of thetester.)

BODY COVER, TEST LEADS, HAND STRAP
Use of Cover (example for the body cover)When this tester is out of use:
Attach the cover to the panel face for safekeeping.
When measuring:
Attach it either to the rear case sideor use it as a stand as illustrated.

MAINTENANCE
How to Replace Battery
1 Loosen the screw fixing the rearcase and remove it.
2 Replace R6 (UM-3) dry battery.
3 Put back the rear case where it
was and fix it with the screw.
How to Replace Fuse
If an overload above lighting voltage(about 100 V) is applied to DCA
and Ω ranges, the fuse is blown toprotect the circuit.

Ω X 100 k

X 100 kDCV 120

ΩX1k

X1k

DCV 12X1

Ω X 10

X 10

ACV 120

X 10

ΩX1

X1

ACV 12

X1

DCV 30X 0.1µF X 100

X 100

DCV 3

X 0.01µF X 1

X1

DCV 0.3

X 0.001

1.5V

X1

ACV 300

X1

1.5V

X1

ACV 30

X 0.1

DCA 0.3

X 0.001

DCA 30 m

X 0.1

DCV 600

X 10

ACV 600

X 10

DCA 60 µ

X1

X 10Store of Test Leads
When placing the test leads in thestoring space, roll it 3 times, then put
in the test pin side first for store in
the place (test lead store space) as
illustrated.

Measurement Range and Accuracy
Accuracy assurance range : 23±2 ℃ 75 %RH max.
No condensation
Attitude: Horizontal (±5°)
ACV accuracy in the case of sine wave AC.

DCVCV

ACV 〜

DCACV

Ω
Batteryload
voltage
Capacity(µF)

Full scale value

Accuracy

Remarks

0.3±3 %againstfull scale

Input impedance 5 kΩ

3-12-30-120-600
12-30-120-300-600±3 %againstfull scale

Input impedance 20 kΩ/V
Input impedance 9 kΩ/V
Freq. (within ±3 % f.s.)
30 Hz-70 kHz (12 V range)
30 Hz-20 kHz (30 V range)±3 %againstfull scale

Voltage drop 0.3 V
Not including the resistance of the fuse

2 k-20 k-2 M(X1) (X10) (X1 k)±3 % of arc

200 M(X100 k)±5 % of arc

Center value 20 ΩMax. value 2 kΩRelease voltage 3 V

60 µ-30 m-0.3

AFTER-SALE SERVICE

General Specification
Items

Specification

Drop shock proof

Taut-band structure is adopted in the meter section.
The meter section is designed to withstand shock.

Cricuit protection

The circuit is proected by fuse even when voltage of up
to AC 250 V is impressed on each range for 5 seconds.

Internal battery

R6 (IEC) or UM-3 1.5 V X 2Internal fuse

0.5 A/250 V Ø5 X 20 mm Fast acting fuse

Accuracy assurance
Temperature/Humidity range

23±2 ℃, 75 %RH max. no condensation

Operating temperatureand humidity range

0 ~ 43 ℃, 80 %RH max. no condensation

Withstand voltage

3 kV AC (1 min.) between input test pin and case

Dimensions and Mass

159.5 X 129 X 41.5 mm/ approx. 320 g

Accessories

Instruction manual 1, Hand strap 1,
Spare fuse 1 (contained in the rear case)

Optional Accessories
Alligator clip CL-14 IC test clip TL-9IC

2.0 V

Load resistance 20 Ω

APPLICATION AND FEATURE

2.0 V

Load resistance 60 kΩ

Application
This instrument is portable multitester designated for measurement of weak current circuits.
Feature• Our technology has made it possible to measure highresistance (up to maximum 200 MΩ) with low voltage.
• Band meter of drop shock type with high sensitivity has
been employed.

10-1000

WARNING• Be sure to use the fuse in same rating (0.5 A/250 V)
so as to ensure safety and performance of tester.
• Do not absolutely use the fuse in different rating or
short-circuit fuse holder terminals with copper wire.
• When operator removes the rear case, do not touch
the internal parts or wire with hand.

Attachment of Hand Strap
1 Loosen the screw fixing the rearcase and remove it.
2 Hand strap is attached to connecting point.
3 Put back the rear case was andfix it with the screw.

SPECIFICATIONSFunction

1 Loosen the screws fixing the rear case and remove it.
2 Pull out the fuse out of holder on the circuit board and replace it.
3 Put back the rear case where it was and tighten the screws.
4 Check and see whether or not indications of respective
ranges are normal (check other parts for any failures).

Pointer indication of the
maximum move by
charged current in thecapacitor.

Factory-preinstalled built-in battery
A battery for monitoring is preinstalled before shipping, therefore
it may run down sooner than the battery life specified in the
instruction manual.
The ”battery for monitoring” is a battery to inspect the functions
and specifications of the product.

The specifications described in this manual are subject tochage without notice.

Warranty and Provision
Sanwa offers comprehensive warranty services to its end-users
and to its product resellers. Under Sanwa's general warranty
policy, each instrument is warranted to be free from defects inworkmanship or material under normal use for the period ofone (1) year from the date of purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase only,
and applied only to the product purchased from Sanwa authorized agent or distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims to determine the extent to which the warranty policy shall apply. This
warranty shall not apply to fuses, test leads, disposables batteries, or any product or parts, which have been subject to one of
the following causes:
1. A failure due to improper handling or use that deviatesfrom the instruction manual.
2. A failure due to inadequate repair or modification by people other than Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this productsuch as fire, flood and other natural disaster.
4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation or
dropping after the purchase.
RepairCustomers are asked to provide the following information
when requesting services:
1. Customer name, address, and contact information
2. Description of problem
3. Description of product configuration

4. Model Number
5. Product Serial Number
6. Proof of Date-of-Purchase
7. Where you purchased the product1) Prior to requesting repair,please check the following:
Capacity of the built-in battery, polarity of installation anddiscontinuity of the test leads.
2) Repair during the warranty period:
The failed meter will be repaired in accordance with theconditions stipulated in Warranty and Provision.
3) Repair after the warranty period has expired:
In some cases, repair and transportation cost may become
higher than the price of the product. Please contact Sanwa
authorized agent / service provider in advance.
The minimum retention period of service functional parts
is 6 years after the discontinuation of manufacture. Thisretention period is the repair warranty period. Please
note, however, if such functional parts become unavailable for reasons of discontinuation of manufacture, etc.,
the retention period may become shorter accordingly.
4) Precautions when sending the product to be repaired
To ensure the safety of the product during transportation, place the product in a box that is larger than the
product 5 times or more in volume and fill cushion materials fully and then clearly mark ”Repair ProductEnclosed” on the box surface. The cost of sending andreturning the product shall be borne by the customer.
SANWA web site
https://www.sanwa-meter.co.jp
E-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp