２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

2ポート ＰNA / PNA-L
べクトル・ネットワーク・アナライザ
スタートアップ・トレーニング㈱トラストネットワーク 平山 利恵

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

トレーニング後のお問い合わせVer 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

21

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

準備• ウォームアップ時間：９０分• 静電対策：リストストラップ、静電マット• 同軸コネクタの扱い方（資料：5988-8015JA）
Male側のナットで締める

固定用レンチトルクレンチVer 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

3

電源のＯＮ/ＯＦＦ
休止: ボタンを押して、すぐ離す→ウィンドウから選択
シャットダウン : 4秒以上ボタンを押したままにする (必要な時に実行!)

休止（Hibernate Mode）•現在の測定器の状態（Instrument Status）はハードディスクに保存されます。
•起動するときはパスワードは要求されません。
•このスタンバイ電力は電源スイッチと１０ＭＨｚ基準信号源にのみ供給されます。その他のCPU関係の回路はＯＦＦになります。
•ＯＮ後、 ９０分ウォームアップが必要です。
シャットダウン(Shutdown Mode)•現在の測定器の状態は保存されません。.
•ＰＮＡの電源を投入すると、システムは初期状態から起動します。設定はプリセット状態になります。
•パスワードを要求されます。
•ＯＮ後、９０分ウォームアップが必要です。
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

42

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

フロントパネル
キー入力エリア

プローブ電源
USB
フロッピーディスク

RF入力
オプション
Ver 2006.Nov.23

5

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

裏面パネル

USB

10MHz IN
10MHz OUT
パラレルI/F

シリアルI/F

GPIB

LAN
外部テストセットI/F
外部I/O

ハンドラI/FVer 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

VGA出力バイアス入力

IFアクセス（オプション）
63

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

ブロック図（標準構成）

PORT1

PORT２

Ver 2006.Nov.23

7Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

OPT０１４ Configurable test set

PORT１
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

PORT２84

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Configurable & extended power range test set

Ver 2006.Nov.23

9Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

OPT 014 Configurable Test Set
OPT UNL Extended Power Range and Bias – Tees
OPT 016 Receiver Attenuators
OPT081 Reference Channel Transfer Switch

UNL

081
UNL016UNL014
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

105

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Windowsベースのシステム
Microsoft Windows© XP operating system上で動作します。
最新版のOSがインストールされています。

•市販のMicrosoft Windows© XP を再インストールしないでください。
•ハードディスクのパーティションを追加・削除しないでください。
•Agilent ユーザアカウントを削除しないでください。
•Agilent ソフトウェアのレジストリを変更しないでください。

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

11

ウイルス対策について
1. Windows UpdateでOSを最新の状態して保護していただくのが手段になります。但し、できるだけクリティカルなアップデートのみを施して頂く様お願い致します。
2. Media Playerなど余計なソフトウェアをインストールしてしまうと動作が重くなる可能性があります。また極力アナライザのソフトウェア動作への影響を避けるためです。
3. LANに接続して使用する場合は、ウィルスチェック・ソフトウェアをインストールされることをお勧めします。（購入時にはインストールされておりません）

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

126

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

フロントキーによる操作
ディスプレイ設定キーチャンネル設定キー

ナビゲーションキー

HELPキー
トレース設定キー
ソフトキー

プリセットキーテンキー、ノブVer 2006.Nov.23

13

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

ファンクション・キー

F1F1

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

F2F2F3F3F4F4147

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

マウスとキーボードによるデータ入力
1) メニューから選択

2）パラメータを入力

3）OKをクリック

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

15

HELPキー
使い方がわからなくなったら・・・・・

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

168

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

画面構成
測定ツールバー

スイープ・ツールバー

メニュー
アクティブ入力

マーカ・
ツールバー

スティミュラス・
ツールバー
トレース表示トレース・ステータス
テーブル

Ver 2006.Nov.23

17

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

プリセット
PNAを初期設定状態に戻します。
工場出荷時の設定
またはユーザ定義のプリセット状態※工場出荷時の状態はHELPのPRESET項目を参照ください

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

189

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

周波数スタート／ストップ

またはセンター／スパン

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

19

パワー

または

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

2010

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

スイープの種類

またはVer 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

21

セグメントスイープ

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

2211

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

スイープセットアップ
ステップ・スイープ

オルタネート・スイープ
ON 1レシーバ測定／スイープ
OFF 複数レシーバ測定／スイープ

Ver 2006.Nov.23

23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

データポイント数

または最大１６，００１ポイント
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

2412

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

IFBW

アベレージとＩＦバンド幅両機能ともノイズを低減する効果があります。
極低レベルのノイズを低減するにはＩＦバンド幅よりもアベレージのほうが効果があります。
一般的にアベレージはＩＦバンド幅よりも時間がかかります。

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

25

パラメータ

またはVer 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

26

13

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

フォーマットまたはVer 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

27

スケール

または

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

28

14

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

トリガ

Ver 2006.Nov.23

29

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

校正または８５１０/87xxシリーズと同じ校正手順

ガイドによるメカcal

電子校正モジュールによる校正※校正の種類の詳細についてはHELPのCalibrateの項目を参照してください
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

30

15

２ポート PNAスタートアップ2006/11/23

SmartCal
メカニカル校正キットを使用したガイドによる校正レスポンス校正はサポートしていません
アイソレーション校正はしません
校正の種類
被測定物のコネクタ設定
使用しないポートは“Not used”

NEXT＞
校正キット設定

現在の設定

アダプタ/スルーの校正をする場合
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

31

SmartCal :Modify Cal: Delta match データ
ファイルを選択:Global Delta Match calibrationのデータを使用

Flash Thru →ゼロ長
Adapter Removal →校正値から算出
Defined Thru →定義値入力
Unknown Thru →電気長と損失測定

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

32

16

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

SmartCal：標準器の測定
指定ポート②測定①標準器を指定ポートに接続

次のステップへいく
注）測定はしない

Ver 2006.Nov.23

33

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

SmartCal：User Cal Set の保存

Cal Set を保存

Wizardを終了

User Cal Set 名Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

34

17

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Unguided Cal
３ポート、４ポート、Ｅ－ｃａｌはサポートしていません。
校正の選択

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

35

Unguided Cal：校正キットの選択

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

36

18

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Unguided Cal：標準器の測定①標準器を接続

もし、コネクタ・タイプ（Male or Female）の選択画面が表示されたら、被測定物のコネクタ・タイプを選択する②測定する標準器を選択

Ver 2006.Nov.23

37

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Unguided Cal ：User Cal Set の保存

Cal Set を保存

Wizardを終了

User Cal Set 名

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

38

19

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Electronic Calibration
E-cal（電子校正モジュール）を使って校正します。
以下の校正ができます。
・1-Port Reflection calibration
・Full 2-Port calibration
・Full 3-Port calibration
USBケーブルで接続します

Ver 2006.Nov.23

39Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Electronic Calibration ：モジュールの接続①電子校正モジュールを接続

Next＞
②測定実行

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

40

20

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Electronic Calibration :User Cal Set の保存

Cal Set を保存

Wizardを終了

User Cal Set 名

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

41

User Cal Set• 校正データを保存
同じ測定条件（周波数、測定ポイント数など）であれば、他のチャンネルにも使用可能です。（１回の校正で複数チャンネルに適用できます）• 保存数に制限はありません。（ＨＤＤ容量の制限まで）

アクティブ・チャンネルに既存のCal set を適用
する

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

4221

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Cal set の適用
現在適用されているチャンネル

チャンネル毎のテンポラリレジスタ

選択したCal Set をアクティブチャンネルに適用

Ver 2006.Nov.23

43

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

マーカ
希望のマーカ番号が表示されないときはを再度押す

マーカ番号

ON

または

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

44

22

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

マーカ・サーチ

マーカ番号

実行

サーチタイプまたはサーチ範囲

追従

Ver 2006.Nov.23

45

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

マーカ・サーチ
例:
Threshold: -10dB
Excursion: 1dB
Scale = 1 dB / Division

1dB

ピーク A = 有効なピーク ( Threshold と Excursion を共に超えている)
ピーク B = 無効なピーク (Excursion が設定以下である)
ピーク C = 無効なピーク (Threshold が設定以下である)
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

46

23

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

マーカ・ファンクション

このボタンを押すと、マーカのある近辺でフラットになるようにディレイを設定します。電気長や線形位相からの偏移を測定するのに使用します。

またはVer 2006.Nov.23

47

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

マーカ・テーブル

またはテーブルを表示する
テーブルを表示しない

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

4824

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

リミットラインテーブルを編集

またはVer 2006.Nov.23

49

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

データ保存

または保存するデータの種類を選択

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

50

25

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

保存ファイル形式（テキストデータ）
機器ステータスと校正データ*.cst - ステータスと校正データのリンクを保存(校正データは含まない)*.sta - ステータスデータ（校正データは含まない）*.cal - 校正データ*.csa - ステータスと現在のCalset(校正データ) (calset archive)
トレースデータ*.prn -スプレッドシート形式（MS EXCEL等）*.s1p , *.s2p -タッチストーン・フォーマット形式*cti (citifile) -CITIファイル形式（Agilentネットワーク・アナライザ用）

Ver 2006.Nov.23

51

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

トレース・データ保存形式

TOUCHSTONEファイル

CITIファイル

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

5226

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

保存データのリコール

または※TAUCHSTONEフォーマット（*s1p, *s2p）のデータはリコールできません。
Ver 2006.Nov.23

53

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

ハードコピー

プリンタへ直接出力（パラレル/シリアル/USB）
キーでも同じファイルへ画像として出力サポートしているフォーマット
.bmp (bitmap)
.jpg
.png

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

5427２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

アドバンスド機能

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

フィクスチャ・シミュレータ
31,26

8

47取り除く付加する

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

56

28

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

フィクスチャ・シミュレータ
Single End でのシミュレーション
1.
2.
3.
4.
5.

1
4
2
3
5

ポートエクステンション
２ポート De-embed
ポート・インピーダンス変換
ポートマッチング回路Embed
４ポート Embed/De-embed

Balanced でのシミュレーション
7

6.
7.
8.

Balance 変換(パラメータの選択）
Differential/Common Mode ポート・インピーダンス変換
Differential マッチング回路 Embed

8Ver 2006.Nov.23

57

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

ポートエクステンション
基準面の移動をします

Auto Port Extensions

ポートエクステンションは全てのパラメータに摘要されます
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

5829

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Auto Port Extensions
ＳＨＯＲＴまたはＯＰＥＮを測定して基準面を設定します。
（両方測定した場合、平均をとります）
損失の補正

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

59

メニューダイアログ

ファンクション・キー

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

60

30

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

マルチチャンネル
測定条件設定Channel
Trace
Trace
Trace
Trace

Channel（最大３２個）• Sweep type
• Frequency• Power• IF bandwidth• Number of points• Trigger state• Averaging• Calibration

測定結果表示設定
Trace• Parameter• Format• Scale• Markers• Trace math
• Electrical delay• Phase offset• Smoothing• Limit tests• Time-domain transform
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

※各Windowは最大8トレース＋8メモリ※最大16Window

Window

Window
Trace (CH1)

Trace (CH1)
Trace (CH2)

画面設定

Window
Trace (CH3)

Window
Trace (CH2)

Trace (CH4)61

ウィンドウ作成

またはVer 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

6231

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

よく使う測定設定

またはVer 2006.Nov.23

63

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

トレースの追加

Sパラメータの選択
チャンネルの選択

新しいウィンドウを作成
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

64

32

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

Math/Memory

または全てのチャンネルに適用
８５１０のデータフローで計算

ＤＡＴＡとメモリを両方表示
Ver 2006.Nov.23

65

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

データフロー
データアクセス ポイント

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

66

33

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

チャンネルのコピー

チャンネル設定に含まれるもの
Sweep type
FrequencyPowerIF bandwidth
Number ofpoints
Trigger state
Averaging
Calibration

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

67

スムージングスムージングは隣接したデータの移動平均を取り、トレースを滑らかにします。 隣接ポイント数はアパーチャによって設定します。
スムージングは広帯域測定データの peak-to-peak ノイズを低減します。
測定時間はほとんど増加しません。

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

68

34

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

アベレージ

ＰＮＡは “point-averaging” をサポートしていません。
スイープアベレージのみです。

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

69

電気長補正
無損失伝送ラインの電気長を計算により補正しますElectrical Delay は個別のパラメータに摘要されます。

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

7035

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

タイムドメイン機能（オプション０１０）

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Time Domain 機能
タイムドメインツールバー

モード、マーカの設定
Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

ゲーティングの設定

ウィンドウの設定
7236

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

モードの設定チャンネル内で同じ設定を使う機能

タイムドメインのＯＮ／ＯＦＦ

Ver 2006.Nov.23

73

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

ゲートの設定ゲーティング機能のＯＮ／ＯＦＦ

BandPassNotch

Gate Shape

Passband Ripple

Sidelobe LevelsCutoff Time

Minimum Gate
Span

Minimum±0.1 dB-48 dB

1.4/Freq Span

2.8/Freq Span

Normal±0.1 dB-68 dB

2.8/Freq Span

5.6/Freq Span

Wide±0.1 dB-57 dB

4.4/Freq Span

8.8/Freq Span

Maximum±0.01 dB

-70 dB

12.7/Freq Span

25.4/Freq Span

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

7437

２ポート PNAスタートアップ

2006/11/23

ウィンドウの設定

Ver 2006.Nov.23

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

Copyright © 2006 Trust Net Work co.,ltd.

7538