［ＣＦロガー／ＳＤロガー］

内部プログラムのアップデート方法
２０１４年８月２７日 株式会社データ・テクノ
２０１２年５月１日 株式会社データ・テクノ
２００９年１月２１日 株式会社データ・テクノ■■始めに■■
このマニュアルは、ＣＦロガー／ＳＤロガーの内部プログラムをアップデートする方法について述べます。
ＣＦロガー／ＳＤロガーは、お客様において内部プログラムをアップデートしていただくことが出来ます。
内部プログラムのアップデートは、ＣＦロガー／ＳＤロガーをパソコンに接続し、パソコン側専用ソフトを実行して行ないます。
パソコンとの接続には、お客様で接続ケーブルをご用意ください。
内部プログラムをアップデートすることによって、ＣＦロガー／ＳＤロガーの機能を向上させたり、問題点を解消したり、できる可能性があります。
●適応
お客様において内部プログラムをアップデートしていただけるのは、弊社が販売している、つぎに掲げる機種、バージョンのものです。
●ＣＦロガー（旧機種）
機種
バージョン

DT-CF02, DT-CF02-C, DT-CF02-S, DT-CFK-2, DT-CFK2-C, DT-CFK2-S
V024 以降●ＣＦロガー（ＸＳ／ＸＣタイプ）
機種
バージョン

DT-CF02-XS, DT-CF02-XC, DT-CFK2-XS, DT-CFK2-XC
全バージョン

●ＳＤロガー（ＸＳ／ＸＣタイプ）
機種
バージョン

DT-MC02-XS, DT-MC02-XC, DT-MCK2-XS, DT-MCK2-XC,
DT-MC03-XS, DT-MC03-XC, DT-MCK3-XS, DT-MCK3-XC
全バージョン●ご利用規定・免責
弊社が提供するアップデートモジュール、パソコン側専用ソフトは、弊社製品適合機種の内部プログラムをアップデートする目的でのみご使用いただけます。その他の目的には、ご使用にならないようにお願いいたします。
また、品質には十分な配慮をしておりますが、万が一弊害が発生した場合の責任は負いかねます。内部プログラムのアップデートには、リスクを伴う場合があります。内部プログラムのアップデートは、お客様の責任において行なってください。
■■概要■■
内部プログラムをアップデートする手順は、概ねつぎのとおりです。
１．必要なアップデートモジュールと、パソコン側専用ソフトをご用意ください。
２．ＣＦロガーを、パソコンのシリアルポートと、クロスケーブルで接続してください。
３．ＣＦロガーのディップスイッチを設定し、プログラミングモードにしてください。
４．パソコン側専用ソフトを起動し、実行してください。
■■アップデートモジュール■■
つぎに示す適合するアップデートモジュールを用意してください。
つぎに示す表中の、アップデートモジュールの「VXXX」には、それぞれのバージョンがあてはまります。
内部プログラムのアップデートは、種類が一致したアップデートモジュールでないと行なえませんのでご注意ください。

内部プログラムのアップデート方法［ＣＦロガー／ＳＤロガー／X508030-3］

1/4

●ＣＦロガー（旧機種）機種
DT-CF02, DT-CFK2
DT-CF02-C, DT-CFK2-C
DT-CF02-S, DT-CFK2-S●ＣＦロガー（ＸＳ／ＸＣタイプ）
機種
DT-CF02-XS, DT-CF02-XC,
DT-CFK2-XS, DT-CFK2-XC●ＳＤロガー（ＸＳ／ＸＣタイプ）
機種
DT-MC02-XS, DT-MC02-XC,
DT-MCK2-XS, DT-MCK2-XC
DT-MC03-XS, DT-MC03-XC,DT-MCK3-XS, DT-MCK3-XC

アップデートモジュール
DTCF02_VXXX_UDM.tfu
DTCF02_C_VXXX_UDM.tfu
DTCF02_S_VXXX_UDM.tfu

種類
自動ロギング版
コマンド版
スクリプト版

アップデートモジュール
DTCF02_X_VXXX_UDM.tfu

種類
スクリプト版／コマンド版共通

アップデートモジュール
DTMC02_X_VXXX_UDM.tfu

種類
スクリプト版／コマンド版共通

DTMC03_X_VXXX_UDM.tfu

スクリプト版／コマンド版共通■■パソコン専用ソフト■■
つぎに示すパソコン側専用ソフトを、ご使用ください。
インストール作業は特に必要ありません、ダウンロードした「DTCFUpdate.exe」を適切なフォルダに置き、実行してくだ
さい。
ロガー内部プログラムアップデート専用ソフト

DTCFUpdate.exe■■接続■■
ＣＦロガー／ＳＤロガーのＤ－Ｓｕｂ９ピンコネクタと、パソコンのシリアルポートコネクターを、クロスケーブルで接続してください。
おそらくは市販されている一般的なクロスケーブルが、使用可能だと思われます。
つぎに必要な配線を示します。

112233445566778899■■ディップスイッチ設定■■
ＣＦロガー／ＳＤロガーのディップスイッチを設定し、ＣＦロガー／ＳＤロガーをプログラミングモードにしてください。
またＣＦロガー／ＳＤロガーには、ＣＦカード／ＳＤカードを装着していない状態にしてください。ＣＦカード／ＳＤカードが装着されているとプログラミングモードになりません。
9600bps、8bit、パリティなし、１ストップビットで、プログラムのアップデートを行なうには、つぎのように設定してください。
【自動ロギング版／スクリプト版／スクリプトモードの場合】
ディップスイッチ
12
3
45OFF
OFFOFF
ONOFF

6OFF

内部プログラムのアップデート方法［ＣＦロガー／ＳＤロガー／X508030-3］

7ON

8ON2/4【コマンド版／コマンドモードの場合】
1OFF

2OFF3OFF

ディップスイッチ
45OFF
OFF

6OFF

7ON8ON

その他の設定は、取扱説明書を参照して設定してください。
ボーレートが速いと、エラーを起こす場合があります。そのような場合はボーレートを下げて行なってください。
■■書き込み■■パソコンとの接続、ディップスイッチの設定ができたら、ＣＦロガー／ＳＤロガーからＣＦカード／ＳＤカードを抜いて電源を入れてください。
ＣＦロガー／ＳＤロガーはこのときプログラミングモードになり、ＬＥＤは早い点滅になります。
ロガー内部プログラムアップデート専用ソフト（DTCFUpdate.exe）を起動し、つぎの手順でＣＦロガー／ＳＤロガーに内部プログラムを書き込んでください。

①通信ポートの設定［設定…］ボタンを押して、または［設定(S)］－［通信ポート(P)…］メニューからつぎのダイアログを出して、通信ポートに関する設定を行なって下さい。
通信ポートが接続されていると、通信ポートの設定は変更できません。
ここで、一度行なった設定は、プログラムを終了しても記憶されています。

内部プログラムのアップデート方法［ＣＦロガー／ＳＤロガー／X508030-3］

3/4

②通信ポートの接続［接続(P)］ボタン、または［操作(R)］－［通信ポート(P) ＞］－［接続(O)］メニューを押して、通信ポートを接続してください。
通信ポートは、プログラム起動時、接続が試みられます。有効な設定がされている場合は、プログラム起動と同時に通信ポーは接続されています。
③アップデートモジュールの読み込み［開く(O)…］ボタン、または［ファイル(F)］－［開く］メニューから、ダウンロードしたアップデートモジュールを読み込んでください。
④書き込み［実行(E)］ボタン、または［操作(R)］－［実行(E) ＞］－［開始(S)］メニューを押して書き込みを開始してください。
書き込みが開始され、経過欄に進捗が表示されます。
書き込み中、ＣＦロガー本体のＬＥＤは、少し遅い点滅になります。
ステータス欄に「正常終了」が表示されれば終了です。
エラーが発生した場合は、ステータス欄に表示されます。
⑤終了
ＣＦロガー／ＳＤロガーの電源を切り、専用ソフトを終了させ、ケーブルを外してください。
ＣＦロガー／ＳＤロガーのディップスイッチを、通常の状態に戻すのを忘れないでください。
■■そのほか■■ロガー内部プログラムアップデート専用ソフト（DTCFUpdate.exe）は、レジストリに、「DATATECNO¥DTCFUpdate」というエントリーを作成し設定を保存します。
ロガー内部プログラムアップデート専用ソフト（DTCFUpdate.exe）は、Ｗｉｎｄｏｗｓ ７での動作確認を行なっています。

株式会社データ・テクノ
京都市下京区西七条東御前田町４８番地〒600-8898 TEL:(075)313-3275 FAX:(075)314-0576
http://www.datatecno.co.jp/
・本取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

内部プログラムのアップデート方法［ＣＦロガー／ＳＤロガー／X508030-3］

4/4