有機シリカハイブリッドカラム

YMC-Triart C18 ExRS

(D141208A)

ファーストチョイスカラムに求められる性能

 様々な化合物に対して優れたピーク形状が得られる
 高極性～疎水性化合物までの幅広い化合物に対応可能
 耐久性に優れている
 ロット間差が少ない
 シームレスなメソッド移行が可能

Triart C18 カラムを推奨

2

Triart の革新的なパーティクルデザイン
新開発の有機シリカハイブリッド基材

均一な粒子・平滑な粒子表面

シリカゲルのシロキサンネットワーク構造にアルキル鎖を導入した有機シリカハイブリッド粒子
シリカ系充填剤の優れた分離能・機械的強度とポリマー系充填剤の耐アルカリ性を実現

Triart C18

他社ハイブリッド粒子

フローリアクタを応用した造粒技術
均一な粒子・細孔分布、平滑な粒子表面のため、優れたピーク形状や分離再現性を実現

細孔分布の比較
Triart C18基材
従来品シリカ基材
他社ハイブリッド基材

3

Triart C18のテクノロジー
コンセプト
オールラウンド型 次世代C18カラム
卓越したピーク形状!
あらゆる移動相条件で使用可能!
幅広い極性の化合物に対応可能!

最適なC18結合量・高範囲の化合物を適度に保持
・水100％使用可能

多段階のエンドキャッピング
（マルチステージエンドキャッピング）

・残存シラノールの低減

エンドキャピング剤

結合様式: トリファンクショナル
・低pHでの耐久性UP
OO
SiOOOOOSiOO OO

SiOOO

有機ハイブリッドシリカゲル
・高pHでの耐久性UP

有機ハイブリッドシリカゲル
4逆相用Triartのカラムケミストリーと製品仕様
1st choice

2nd choice

Triart C18
官能基Triart C8

Triart Phenyl

Triart PFP
F

Si－C18H37

Si－C8H17

SiSi

FF

基材

有機シリカハイブリッド

粒子径5 µm, 3 µm, 1.9 µm

細孔径

12 nm

官能基結合様式

トリファンクショナル

エンドキャッピングあり

使用pHレンジ

1~12

使用温度上限70℃ for pH 1~7,50℃ for pH 7~12

水100%移動相使用○Fなし*
1~10×F

1~850℃○○* PFPの分離特性を活かすため良ピーク形状、高耐久性などの利点を維持しつつ汎用タイプとは分離特性の異なるC18カラムを開発

5

高官能基密度型C18タイプ 設計コンセプト
汎用カラムとは分離特性の異なるC18カラム
 高疎水性で構造差の小さい化合物の分離向上
 新設計の有機シリカハイブリッド粒子にC18を高密度に修飾

より高い化学的耐久性
 酸性、アルカリ性条件での堅牢なメソッド開発

残存シラノールや不純物を極限まで低減
 吸着しやすい化合物・条件においても高い定量性
6Triart C18 ExRSとは？
Triart C18(汎用C18タイプ)

Triart C18 ExRS
(高官能基密度型C18タイプ)

固定相イメージ

有機ハイブリッドシリカゲル

有機ハイブリッドシリカゲル

基材比表面積：中＜

高官能基結合密度：低＜高炭素含有量：中＜高7Triart C18 ExRSの設計
基材の細孔サイズを調節し従来品よりも大きな比表面積
高密度にC18官能基を結合させ高い炭素含有率
Triart C18（汎用型）

Triart C18 ExRS
（高官能基密度型）

官能基C18基材

有機シリカハイブリッド

細孔径（nm）

128

比表面積（m2/g）

360

430

炭素含有率（%）*

2025

官能基結合様式

トリファンクショナル

エンドキャッピングあり*有機シリカハイブリッド基材の炭素含有率8%を含む値

8

Triart C18 ExRSカラムの特長
0.170

高親水性タイプ
疎水性：小水素結合性 ：大Pro C4水素結合性 [α(Caffeine/Benzene)]

0.150

Hydrosphere C180.130

Develosil C30-UG
Atlantis dC18
ZORBAX SB-C18
Atlantis T3

CAPCELL PAK C18 AQ

TSKgel ODS-80Ts

Develosil ODS-MG

CAPCELL PAK C18 MGIII

Pro C80.110

Gemini C18Unison UK-C18

Hypersil GOLD

Gemini-NX C180.090

Pro C18

XTerra MS C18

Triart C80.070

標準的ODSカラム

CAPCELL PAK C18 MG

疎水性：中水素結合性 ：中Inertsil ODS-4
CAPCELL PAK C18 MGII

Sunfire C18
Luna C18(2)Inertsil ODS-3
XBridge C18
Mightysil RP-18
Eternity-C18
L-column ODS

Develosil ODS-SR

Triart C18

Symmetry C18
TSKgel ODS-100SZORBAX Extend-C18

高疎水性タイプ

Cadenza CD-C18
L-column2 ODS

Pro C18 RS

CAPCELL PAK C18 ACR
InertSustain C180.050

0.030

Eluent: methanol/water(80/20) [Amylbenzene]
methanol/water(30/70) [Caffeine, Benzene]
1.00

3.00

5.00

7.00

疎水性：大水素結合性 ：小Triart C18ExRS

Triart C18と異なる保持・選択性を提供(J141001A)

9.00

11.00

疎水性 [k’(Amylbenzene)]

13.00

15.00

17.00

9

Ｔriart C18 ExRSの分離特性
極性化合物と比較し、疎水性化合物の相対保持が大きい

塩基性化合物

mAU

配位性化合物

CH380

極性の指標

3145

疎水性の指標k’(7) 18.18

68

CH3 H
H

F140929B

010203040

2. 8-Quinolinol

CH3OH90OH

中性化合物
π-π相互作用

極性

7N

CH3

1. Amitriptylineα(3/7) 0.1340N

Triart C18 ExRS

2minO

4. Naphthalene

H3. Testosterone

疎水性mAU
80CH3酸性化合物
α(3/7) 0.242401

Triart C18k’(7) 9.95

3CH3HOCH3OCH35. Ibuprofen

456789202506. n-Propylbenzene
CH37. n-Butylbenzene

平面認識能P120830N

05Column
EluentFlow rate
Temperature
Detection
Injection1015: 5 µm, 150 X 3.0 mmI.D.
: 20 mM KH2PO4-H3PO4 (pH3.1)/methanol (25/75): 0.425 mL/min: 40℃: UV at 265 nm: 4 µLmin
8. o-Terphenyl (立体的)9. Triphenylene (平面的)10Triart C18 ExRSの分離特性逆相用Ｔriartカラム5種の比較
① 疎水性

② 極性
C18 ExRS

18.18

C18 ExRS
C189.95

C85.530.24

C80.26

3.37

PhenylPFP2.23PFP05101520k‘ (n-Butylbenzene)

0.44
0.90
0.00.51.0

α (Testosterone/n-Butylbenzene)④ π-π 相互作用

⑤ 塩基性化合物 (ピーク形状)

C18 ExRS

0.40

C18 ExRS

C180.42

C18C80.48

Phenyl0.58

PFP0.90
0.0

C18 ExRS

0.13

C18Phenyl④ π-π 相互作用

③ 平面認識能

0.5

1.0

α (Naphthalene/n-Butylbenzene)

1.56

C181.21

C81.13

Phenyl0.98

PFP3.060.51.52.5

α (Triphenylene/o-Terphenyl)⑥ 配位性化合物 (ピーク形状)
C18 ExRS

1.21

1.17C181.13C81.14C81.24Phenyl

1.08Phenyl

1.10PFP

1.15

1.32PFP

1.170.5

1.0

1.5

Tf (Amitriptyline)

2.0

3.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Tf (8-Quinolinol)

2.011

Triart C18 ExRSが有効なケース1
Terphenyl位置異性体12

高密度C18の効果により,特に高疎水性で構造差の小さい化合物の分離に有効

3o-Terphenyl

p-Terphenyl

m-Terphenyl

mAU

Triart C18 ExRS

Rs (1, 3) = 10.85

403

Rs (3, 2) = 3.73

3020Eluent
85% methanol21100 C1409190000015
05101520minmAU

Triart C18403, 2

Rs (1, 3) = －Rs (3, 2) = －30
20Eluent
80% methanol

1Column : 5 µm, 150 X 3.0 mmI.D.
Flow rate : 0.425 mL/min
Detection : UV at 254 nm

100¥121228_TAC18020.D_F121228K

05101520min

12Triart C18 ExRSが有効なケース2
Vitamin D2 and D3mAU

2Triart C18 ExRS

1401Rs (1, 2) = 1.59

30

2H3C

H

H

CH3CH3CH3H3C

H

CH3CH3H20CH3HHH

CH2CH2CH3100 F140922E0mAU
40HOHO

24681012Triart C1814min

2
130Rs (1, 2) = 0.87

20HH

Vitamin D2(Ergocalciferol)

Vitamin D3(Cholecalciferol)

Column: 5 µm, 150 X 3.0 mmI.D.
Eluent: THF/acetonitrile (10/90)
Flow rate: 0.425 mL/min
Temperature : 30℃Detection: UV at 265 nm
Injection: 4.25 µL (10 µg/mL)

100 F140916A02468

101214min

13Triart C18 ExRSが有効なケース31mAU

Methyl linolenate isomers

1Triart C18 ExRS

400Rs (1, 2) = 0.98O1300

O

2CH3200
CH3Methyl α-linolenate(9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z, Z, Z)-)

100

20 F140922D

OCH3O024681012141618min
CH31mAU400

Methyl γ-linolenate(6, 9, 12-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z, Z, Z)-)

Triart C18300

2Rs (1, 2) = －Column: 5 µm, 150 X 3.0 mmI.D.
Eluent: THF/acetonitrile/water (35/35/30)
Flow rate: 0.425 mL/min
Temperature : 35℃
Detection: UV at 210 nm
Injection: 1.0 µL (2.5 µL/mL)

200

1000F140905B

024681012141618min14化学的耐久性の向上
酸性 × 高温
pH 1, 70℃

120%

pH 11.5, 40℃

シリカ系
モノファンクショナルC1840%20%

理論段数維持率100%

ハイブリッド系C1860%

50 mM K2HPO4-K3PO4 (pH 11.5)/
methanol (90/10), 40℃で通液

120%

80%

0%

アルカリ性 × 高温

Triart C18
Triart C18 ExRS

100%
保持時間維持率

acetonitrile/water/TFA(10/90/1),
70℃で保管、20時間ごとにカラム性能評価

80%
Triart C18 ExRS

60%

Triart C1840%

シリカ系モノファンク
ショナルC1820%

0204060
時間 (hr)80100

移動相pHが変更できると高温で使用できると0%

ハイブリッド系C180204060
通液時間 (hr)80100⇒ イオン性化合物の分離改善が容易⇒ ピーク形状や分離の改善
15