デジタルマルチメータ

PC77/CD77 シリーズ

番定ザ・
デジタルマルチメータ

CD772

温度測定機能で空調・メンテナンスに最適
標準価格¥14,800 (税込¥16,280)

真の実効値（TrueRMS）対応 / 温度測定機能（-20〜300℃）搭載

電圧 電流 抵抗 コンデンサ容量
周波数 導通 ダイオード
衝撃に強いエラストマー素材ボディ
人間工学に基づいたジャストフィットデザイン
導通チェックはブザー音とLED点灯でお知らせ
誤挿入防止セーフティキャップ装備
バックライト機能搭載の液晶表示部※
高遮断容量(30kA)ヒューズ搭載の安全設計※
交流・直流1000Vまでのワイドレンジ※
大電流レンジ付き※※印はCD770除く

PC773¥18,800(税抜)¥20,680(税込)CD771¥10,800(税抜)¥11,880(税込)CD770¥8,800(税抜)¥9,680(税込)PC77/CD77 シリーズ

デジタルマルチメータ
PC773

CD772
True RMS 対応
温度測定機能 搭載

バッテリーチェックレンジ 搭載

CD771

CD770

¥18,800(税込¥20,680)¥14,800(税込¥16,280)¥10,800(税込¥11,880)¥8,800(税込¥9,680)

DCV(直流電圧)

DCV(直流電圧)

True RMS 対応
PCLink7 対応
校正可能製品

校正可能製品DCV(直流電圧)
レンジ
110.00mV
1.1000V
11.000V
110.00V
1000.0V
レンジ
110.00mV
1.1000V
11.000V
110.00V
1000.0V

確度±(0.38 %rdg+2dgt)±(0.28 %rdg+2dgt)

入力抵抗≧約100MΩ
約11MΩ

±(0.38 %rdg+2dgt)

約10MΩ

ACV(交流電圧)
確度±(0.9 %rdg+50dgt)±(0.7 %rdg+50dgt)

入力抵抗≧約100MΩ
約11MΩ

±(0.9 %rdg+50dgt)

約10MΩ

レンジ
400.0mV
4.000V
40.00V400.0V
1000V
レンジ
4.000V
40.00V
400.0V
1000V

確度

入力抵抗

±(0.5 %rdg+4dgt)

約1kΩ±(0.7 %rdg+4dgt)

約10Ω±(0.5 %rdg+8dgt)

約0.01Ω

レンジ
400.0μA
4000μA
40.00mA
400.0mA
4.000A
15.00A±(0.9％rdg＋2dgt)

ACV(交流電圧)
確度±(1.2%rdg＋8dgt)

確度

確度

入力抵抗

±(0.9 %rdg+20dgt)

約1kΩ±(1.1 %rdg+20dgt)

約10Ω±(0.9 %rdg+40dgt)

約0.01Ω

レンジ
400.0μA
4000μA
40.00mA
400.0mA
4.000A
15.00A

約10MΩ

約1Ω
±(2.0％rdg＋3dgt)
確度

約0.01Ω

確度±(0.4 %rdg+6dgt)

レンジ
400.0Ω
4.000kΩ40.00kΩ
400.0kΩ
4.000MΩ
40.00MΩ±(0.3 %rdg+6dgt)±(0.6 %rdg+6dgt)±(0.8 %rdg+6dgt)±(2.0 %rdg+6dgt)±(5.0 %rdg+6dgt)

レンジ
400.0μA
4000μA
40.00mA
400.0mA
4.000A
10.00A±(1.8％rdg＋6dgt)
約1Ω
約0.01Ω

レンジ
400.0μA
4000μA
40.00mA
400.0mA
4.000A
10.00A

レンジ
50.00nF
500.0nF
5.000uF
50.00uF
100.0uF±(2.0％rdg＋20dgt)±(3.0％rdg＋10dgt)

ACV(交流電圧)
確度±(1.2%rdg＋7dgt)

入力抵抗
約11MΩ
約10MΩ

レンジ
4.000V
40.00V
400.0V
600V

確度±(1.4%rdg＋3dgt)

約1Ω

確度

確度
±(1.2%rdg＋5dgt)±(2.0%rdg＋3dgt)±(3.0%rdg＋3dgt)

レンジ
400.0Ω
4.000kΩ40.00kΩ
400.0kΩ
4.000MΩ
40.00MΩ

レンジ
400.0μA
4000μA
40.00mA
400.0mA

レンジ
50.00nF
500.0nF
5.000μF
50.00μF
100.0μF±(5.0％rdg＋10dgt)

ACV(交流電圧)
確度±(1.2%rdg＋7dgt)

入力抵抗
約11MΩ
約10MΩ

確度

入力抵抗
約100Ω

±(1.4%rdg＋3dgt)
約1Ω

ACA(交流電流)
入力抵抗±(1.8%rdg＋5dgt)
約1Ω

レンジ
400.0μA
4000μA
40.00mA
400.0mA

確度

入力抵抗
約100Ω

±(1.8%rdg＋5dgt)
約1Ω

約0.01Ω

確度±(1.2%rdg＋5dgt)±(2.0%rdg＋3dgt)±(3.0%rdg＋3dgt)

抵抗レンジ
400.0Ω
4.000kΩ40.00kΩ
400.0kΩ
4.000MΩ
40.00MΩ

コンデンサ容量確度

約10MΩ

約0.01Ω

約100Ω

±(2.4%rdg＋5dgt)±(0.9%rdg＋2dgt)

入力抵抗≧約100MΩ
約11MΩ

DCA(直流電流)
入力抵抗
約100Ω

±(2.0%rdg＋3dgt)

確度±(0.5%rdg＋2dgt)

確度±(5.0%rdg＋10dgt)

確度±(1.2%rdg＋5dgt)±(2.0%rdg＋3dgt)±(3.0%rdg＋3dgt)

コンデンサ容量レンジ
50.00nF
500.0nF
5.000μF
50.00μF
100.0μF

確度±(5.0%rdg＋10dgt)±(10％rdg＋10dgt)±(20％rdg＋10dgt)

周波数

確度

レンジ
5.000Hz50.00Hz500.0Hz5.000kHz50.00kHz
100.0kHz±(0.01％rdg＋2dgt)

確度±(0.3％rdg＋3dgt)

周波数
レンジ5.000Hz50.00Hz500.0Hz5.000kHz50.00kHz
100.0kHz確度±(0.3%rdg＋3dgt)

周波数
レンジ5.000Hz50.00Hz500.0Hz5.000kHz50.00kHz
100.0kHz確度±(0.3%rdg＋3dgt)

導通チェック

導通チェック

導通チェック

導通チェック

導通ブザー発音及び導通ランプ点灯範囲
30Ω未満で発音および点灯。

ブザー発音、ランプ点灯
範囲：0Ω〜85Ω(±45Ω) 開放電圧：約DC0.4V

ブザー発音、ランプ点灯
範囲：0Ω〜85Ω(±45Ω) 開放電圧：約DC0.4V

ブザー発音、ランプ点灯
範囲：0Ω〜85Ω(±45Ω) 開放電圧：約DC0.4V

ダイオードテスト

ダイオードテスト

ダイオードテスト

ダイオードテスト

測定端子間の開放電圧は電源電圧 -約 0.2 V

開放電圧：約DC1.5V

開放電圧：約DC1.5V

開放電圧：約DC1.5V

PC Link
レンジ-20.0℃〜300.0℃

基本仕様
使用ヒューズ
内蔵電池
測定カテゴリ
寸法・重量
付属品

315mA/1000V 遮断容量30 kA
12A/1000V 遮断容量30 kA
CATⅢ 600V / CATⅡ 1000V
R6P単三乾電池(1.5V)×2
H166×W82×D44mm / 360g
テストリード TL-25a
取扱説明書

バッテリーチェック

温度測定

データ取り込みソフトPC Link7（別売）と光リンクUSB接続ケーブルKB-USB773（別売）でパソコンへのデータロギングが可能

概略値(30Ω負荷時) 1.5V電池専用

確度±(3.0％rdg＋30dgt)

基本仕様

基本仕様
使用ヒューズ
内蔵電池
測定カテゴリ
寸法・重量
付属品

0.5A/1000V 遮断容量30kA
16A/1000V 遮断容量30kA
R6P単三乾電池(1.5V)×2
CAT.III 600 V / CAT.II1000 V
H166×W82×D44mm 360g
テストリード TL-25a、取扱説明書
Kタイプ熱電対温度センサ(K-250CD)

使用ヒューズ
内蔵電池
測定カテゴリ
寸法・重量
付属品

0.5A/1000V 遮断容量30kA
10A/1000V 遮断容量30kA
R6P単三乾電池(1.5V)×2
CAT. III 600 V / CAT.II 1000 V
H166×W82×D44mm 360g
テストリード TL-23a、取扱説明書

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

本 社03-3253-4871(代)〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

https://www.sanwa-meter.co.jp
三和製品についてのお問い合せはフリーダイヤル

約10MΩ

レンジ
400.0mV
4.000V
40.00V
400.0V
600V

抵抗

コンデンサ容量確度±(4.0％rdg＋30dgt)

DCV(直流電圧)
入力抵抗≧約100MΩ
約11MΩ

ACA(交流電流)
入力抵抗
約100Ω

±(2.4%rdg＋6dgt)±(0.9%rdg＋2dgt)

校正可能製品DCA(直流電流)
入力抵抗±(1.4％rdg＋3dgt)

周波数レンジ110.0Hz
1100Hz11.000Hz
110.00Hz
1.1000Hz

レンジ
4.000V
40.00V
400.0V
1000V

確度±(0.5%rdg＋2dgt)

抵抗コンデンサ容量レンジ
11.000nF
110.00nF
1.1000μF
11.000μF
110.00μF
1.1000mF
11.000mF
110.00m

入力抵抗
約11MΩ

約100Ω

抵抗
レンジ
110.00Ω1.1000kΩ
11.000kΩ
110.00kΩ
1.1000MΩ
11.000MΩ
110.00MΩ

約10MΩACA(交流電流)

ACA(交流電流)
レンジ110.00μA
1100.0μA
11.000mA
110.00mA
11.000A

レンジ
400.0mV
4.000V
40.00V
400.0V1000V

入力抵抗≧約100MΩ
約11MΩ

DCA(直流電流)

DCA(直流電流)
レンジ110.00μA
1100.0μA
11.000mA
110.00mA
11.000A

確度±(0.5％rdg＋2dgt)

校正可能製品0120-51-3930

受付時間
9:30〜12:00 13:00〜17:00(土日祝日を除く)

大阪営業所

06-6631-7361(代)〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西2-7-2

基本仕様
使用ヒューズ

0.5 A/250 V、遮断容量1.5 kA

内蔵電池
測定カテゴリ
寸法・重量
付属品

R6P単三乾電池(1.5V)×2
H166×W82×D44mm 340g
テストリード TL-21a、取扱説明書