2011 年 8 月 5 日 · 9:51 PM

真宗大矢派常福寺

副住職ブログ

食品の放射能測定器のスペック一覧
現在、全国各地で食品の放射能を測定するための機器を購入しようという動きが活発に出始めていることと思います。

私がお世話をさせていただいています「こどものたべもの基金」では、９月下旬に福島県二本松市にて設立される市民による放射能測定室のサポートをしている関係で、さまざまなメーカーの測定器の情報収集を行ってきました。食品の測定器は非常に高価なものですので、目的にあった機種選定をするための手助けになればと思い、収集した情報を共有させていただきます。価格については、直接メーカーに問い合わせて見積もりをとってご確認ください。 全てＮaI シンチレーターによる測定器の情報です。
私は僧侶でありまして、全くの専門外の者ですので、以下参考程度にお読みください。
・メーカー名：応用光研工業

製品名：微量放射能測定装置

自社製の 3 インチシンチレーターを使用。測定試料：1ＬＦＮＦ401

価格：約 430 万円

メーカー保証検出限界値

20 分測

製品名：ＣＪＮＡＩ

食品・放射能測定装置

価格：約2 インチシンチレーター使用。測定試料：1Ｌ

メーカー保証検出限界値

10 分測

定 10Ｂｑ/ｋｇ以下・メーカー名：キャンベラジャパン
515 万円

定 30Ｂｑ/ｋｇ
・メーカー名：ベルトールドジャパン
チレーター使用。測定試料 400ｍＬ

製品名：ＬＢ2045

価格：約 300 万円

2 インチシン

メーカー保証検出限界値：カタログには 1Ｂｑ/ｋｇとあるが、メーカーに問い合わせたところ、メーカー保証無し。
購入された方のブログ http://wwtawwtar.blogspot.com/に「検出限界 1Bq/kg の精度を出すには約 1 時間ほど計測する必要があります。10 分だと 50Bq/kg 程度の精度になるようです。」 とありました。（追加 2011/08/10）
・メーカー名：ＥＭＦジャパン
300 万円

製品名：ＥＭＦ211 型ガンマ線スペクトロメータ

3 インチシンチレーター使用。測定試料：350ｍＬ

価格：約

検出限界値：土壌や水、農作物、海産物、畜産物などの 15 分間測定における実用的な測定下限（定量下限）は 20Bq/kg、10 分間測定における実用的な測定下限（定量下限）は 25Bq/kg です。
http://www.emf-japan.com/emf/emf1/emf211.html に検出限界を 1.0Bq/kg（試料として 350cc専用ポリ容器に純水を入れた場合）とありますが、「空調が完備した部屋に設置して 10～24 時間バックグラウンド測定を行い、そのバックグラウンドデータを減算用データとして用いて 10回連続して測定した結果の平均値です。」と注意書きがあり、実用的な下限値ではありません。
実用的な下限値は、上記の 15 分で 20Ｂｑ/ｋｇ程度ということですね。
ベルトールドジャパンに問い合わせた時に、カタログにある「１Ｂｑ/ｋｇ」をメーカー保証値としてくれなかったのも同様の理由なのでしょうか。詳細おわかりの方おられましたら、教えてください。
・もう一つ、最近話題になった測定器を紹介しておきます。
メーカー名：富士電機

製品名：食品放射能測定システム

価格：4,300,000 円～

ベルトコンベアで流れ作業で 12 秒で測定できるというシステムですが、検出限界が高すぎます。政府の暫定規制値以上の食品をはじく程度の性能では不十分です。間違っても市民測定所
では購入しないでください。こどもたちのために安全な食品を提供しようと測定器購入を検討されている農家の方も、もっと検出限界の低い機器の購入をお願いします。
以下、http://www.fujielectric.co.jp/about/news/11080102/index.html より転載
1．特長
(1) ベルトコンベアに載せるだけで、簡単に連続測定
1

(2) 簡単に放射性よう素、セシウムの基準値以下を判別(3) 測定結果の印字が可能
2．主な用途
穀類、野菜類、肉、その他食品中の放射能測定
概略仕様
検出器

NaI（Tℓ）シンチレータ

検出限界（※1）

134 Cs＋ 137 Cs

肉類（11.7kg） 約 140Bq/kg（精密測定時約 50Bq/kg）
約 90Bq/kg（精密測定時約 35Bq/kg）

米類（30kg）

葉菜類（10kg） 約 250Bq/kg（精密測定時約 100Bq/kg）
測定時間

全数測定 12 秒／精密測定 120 秒（※2）

測定可能サイズ長さ 100cm×幅 50cm×高さ 50cm 以下

外形寸法

本体 W360mm×D865mm×H1350mm（コンベア除く）

質量

本体 約 150kg（コンベア除く）※1: 検出限界は BG および測定物（箱等）の形状により変動します。
※2：肉類の精密測定時間は、150 秒となります。
追加情報（2011/09/27）
メーカー名：ＡＴＯＭＴＥＸ
レーター使用

製品名：ＡＴ1320Ａ

価格：130 万円ほど

2.5 インチシンチ

仕様の詳細は下記参照

国内総代理店 株式会社アドフューテック

「AT1320A カタログ」

http://www.adfutec.com/image/pdf/Catalog_110722-1_AT1320A.pdf

2011 年 8 月 19 日 at 5:14 PM
大変参考になりました。ありがとうございます。
目黒区長に保育園などの給食食材を計測してほしいという要望を出すにあたり、機器の選定の参考資料を提出したかったのです。
まさに求めていた情報です。感謝します。
返信
きはら2011 年 9 月 7 日 at 12:22 PM
非常に参考になります。ありがとうございます。
返信
Pingback: 食品の放射能測定器についてのページ一覧 | 真宗大谷派 常福寺
Pingback: 放射線測定器比較 – 東葛ホットスポットで放射能と戦う父親のブログ

2

3

■機種選定のポイント
・検出限界値
単にカタログに載っている数値を鵜呑みにするのでなく、メーカーに丁寧に問い合わせて、メーカー保証できる実用的な下限値なのかどうか確かめましょう。メーカー保証の限界値以下は、検出時間を長くすれば精度が高まるので測定可能は可能です。ただ、そのためには、もともとの性能がすぐれたものである必要があるでしょう。鉛の遮蔽の性能。シンチレーターの性能など。たんぽぽ舎や静岡の市民放射能測定所では、研究機関の協力のもと精度を確認した結果、３Ｂｑ/ｋｇくらいまで測定できるとしています。私たちの二本松の測定室でも目指す精度です。
・シンチレーターのサイズ
シンチレータのサイズが 3 インチだと 2 インチの約 3 倍の感度になる（http://www.emf-japan.com/emf/emf1/emf211.html より）。精度を出していくためには大きい方がよい。
・測定試料の量多いほうが、精度が出る。（市民測定所二箇所からの情報）
・メンテナンス
メンテナンス態勢がどうなっているかどうか。一年に一度は調整してもらったほうがいいので、その際の費用を確認。海外に送らないとできないのか、国内でできるのかなど。日本のメーカーのほうが安心だと思います。
・サポート態勢4

メーカーにちゃんとした技術者がいるかどうか確認する。電話や出張してもらって測定指導を受けることができるだけの態勢があるのかどうかが大事。技術者がいないただの代理店の場合は、どうしたら十分な技術サポートを受けれるのか要確認。
・核種弁別の可・不可核種が弁別できる機種かどうかの確認。ヨウ素１３１、セシウム１３４、セシウム１３７などの原発に起因する放射性核種の弁別する性能について確認する。自然界に存在する放射性核種
カリウム 40 も含めた総ベクレル量しか測定できない機種は避けましょう。暫定基準値以上の汚染ならはじけるかもしれませんが、今、私たちが食品の放射能測定する理由はこどもたちを放射能から守ることです。
以上の情報を収集した結果、「こどものたべもの基金」では、応用光研工業の微量放射能測定装置

ＦＮＦ401を導入することに決定しました。ご参考にください。

上記の機種に限ったことですが、20 分測定での精度を比較すると＞キャンベラジャパン＞ベルトールドジャパン

応用光研＞ＥＭＦジャパンの順番になるかと思います。シンチレーターのサイズによって精度が左右されるようですね。
追加として、
メーカー名：ベルトールドジャパンーター使用。測定試料：500ｍＬ

製品名：ＬＢ200

価格：約 100 万円

25ｍｍシンチレ

検出限界値：カタログには 20Ｂｑ/Ｌとありますがスペック的にどんな条件下においての数値なのか分かりません。大学のゲルマニウム半導体検出器で同じサンプルを測定して同じ数値が出たことはあるとのこと。核種弁別できない機種です。
測定器の種類とその違いについてはこちらをお読みください。以前の記事です。
食品の放射能測定についてメモ
http://johukuji.nanaoarchive.com/top/?p=1474
市民放射能測定所一覧
1 Comment
Filed under 原発← 2011 年北陸聞法道場開催
児玉龍彦(東大先端研教授)×津田大介(ジャーナリスト) – 現代ビジネス →One Response to 食品の放射能測定器のスペック一覧

1.

shakukenjo

2011 年 12 月 31 日 at 9:53 PM
以前のコメント一覧
わらわら♪HSP
2011 年 8 月 6 日 at 1:15 AM
mixi でも色々教えて頂きましたが、この記事もとても参考になりました。
本当にありがとうございます！
地域の住民・生産者のための測定に加え、現行の国・県の検査で漏れているような食材・食品も調べていけるといいですよね。
これからもどうぞよろしくお願い致します。
返信
shakukenjo
2011 年 8 月 8 日 at 4:00 PM5わらわら♪ＨＳＰ様
コメントありがとうございます。広く情報を共有していきます。測定所の輪が全国に広がっていきますように。
返信
Pingback: 市民放射能測定所一覧 | 真宗大谷派

常福寺

Pingback: 放射性物質検査機器の購入参考資料 | 社会起業家の挑戦日記
tomex
2011 年 8 月 19 日 at 5:14 PM
大変参考になりました。ありがとうございます。
目黒区長に保育園などの給食食材を計測してほしいという要望を出すにあたり、機器の選定の参考資料を提出したかったのです。
まさに求めていた情報です。感謝します。
返信
きはら2011 年 9 月 7 日 at 12:22 PM
非常に参考になります。ありがとうございます。
返信
Pingback: 食品の放射能測定器についてのページ一覧 | 真宗大谷派

常福寺

Pingback: 放射線測定器比較 – 東葛ホットスポットで放射能と戦う父親のブログ

6