CX506a
マルチテスタMULTITESTER

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL目

次【1】 安全に関する項目〜ご使用前に必ずお読みください〜･･････ 1

1−1 安全使用のための警告文 ･･･････････････････････････････････････ 1
1−2 電磁界、静電界などの影響 ････････････････････････････････････ 2
1−3 警告マークなどの記号説明 ････････････････････････････････････ 2
1−4 最大過負荷保護入力値 ･･････････････････････････････････････････ 2【2】用途と特長 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3
2−1 用 途 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3
2−2 特 長 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3【3】各部の名称 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3【4】指示の読み取り方 ･･････････････････････････････････････････････････････ 4【5】機能説明 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
5−1 スイッチ・調整器 ････････････････････････････････････････････････ 5
5−2 スタンドの使い方 ････････････････････････････････････････････････ 5【6】測定方法 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
6−1 始業点検 ････････････････････････････････････････････････････････････ 6
6−2 レンジの設定方法（最適レンジの設定）･･･････････････････ 6
6−3 測定前の準備 ･･････････････････････････････････････････････････････ 6
6−4 電圧（V）測定 ････････････････････････････････････････････････････ 8
6−4−1 直流電圧（DCV ）測定 ･･････････････････････････････ 8
6−4−2 交流電圧（ACV 〜 ）測定 ･･････････････････････････････ 9
6−5 直流電流（DCA）測定 ･････････････････････････････････････ 10
6−6 抵抗（Ω）測定 ･･･････････････････････････････････････････････････ 11
6−7 静電容量（）測定 ････････････････････････････････････････････ 13
6−7−1 C1、C2レンジでの測定 ･････････････････････････････････ 13
6−7−2 C3レンジでの測定 ･･･････････････････････････････････････ 15
6−8 トランジスタの測定 ･････････････････････････････････････････････ 16
6−8−1 ICEO（漏洩電流）の測定 ････････････････････････････････ 16
6−8−2 直流電流増幅率（hFE）の測定 ････････････････････････ 17
6−9 高圧プローブ（HV-60）による直流高電圧（HV）の測定（別売品）･･････ 18
6−10 測定の終了 ･････････････････････････････････････････････････････････ 18

【7】保守管理について ･･････････････････････････････････････････････････････ 19
7−1 保守点検 ････････････････････････････････････････････････････････････ 19
7−2 校正点検 ････････････････････････････････････････････････････････････ 19
7−3 内蔵電池・ヒューズの交換 ････････････････････････････････････ 19
7−4 清掃と保管について ･････････････････････････････････････････････ 21【8】アフターサービス ･･････････････････････････････････････････････････････ 21
8−1 保証期間について ････････････････････････････････････････････････ 21
8−2 修理について ･･････････････････････････････････････････････････････ 21
8−3 お問い合わせ ･･････････････････････････････････････････････････････ 22【9】仕 様 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 23
9−1 一般仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････ 23
9−2 別売付属品 ･････････････････････････････････････････････････････････ 23
9−3 測定範囲および許容差 ･･････････････････････････････････････････ 24
保証書･････････････････････････

最終ページにあります。

【1】 安全に関する項目〜ご使用前に必ずお読みください〜
このたびはアナログマルチテスタCX506a型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
本文中の“警告”および“注意”の記載事項は、やけどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。
1−1

安全使用のための警告文
警告以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
なお、取扱説明書での説明以外の使い方をしますと、本器に与えられた保護が損なわれることがありますのでご注意ください。
01. 6 kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。
（46.7 Vpeak）
または DC 70 V 以上の電圧は人体に危険
02. AC 33 Vrms
なため注意すること。
03. 最大定格入力値を超える信号は入力しないこと。
04. 最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため、誘起電圧、サー
ジ電圧の発生する（モータ等）
ラインの測定はしないこと。
05. 本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
06. リヤケースをはずした状態では使用しないこと。
07. ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用し、代用品を用いたり短絡することは絶対にしないこと。
08. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
09. 測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えたり、プラグを差し換えたりしないこと。
10. 測定ごとのレンジおよびファンクション確認を確実に行うこと。
11. 本器または手が水などでぬれた状態での使用はしないこと。
12. テストリードは指定タイプのものを使用すること。
13. 内蔵電池および内蔵ヒューズ交換を除く修理・改造は行わないこと。
14. 年 1 回以上の点検は必ず行うこと。
15. 屋内で使用すること。
− 1−

1−2 電磁界、静電界などの影響
強力な電磁界、静電界のある場所での測定、インバータなど高調
波を多量に含む回路の測定では誤動作することがあります。
1−3 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのある取り扱いについての注意文です。
：直流電圧（DCV）		 ：ダイオード〜 ：交流電圧（ACV）		 ：グランド
Ω ：抵抗＋ ：プラス：静電容量− ：マイナスhFE ：直流増幅率：ヒューズ：ヒューズとダイオードによる回路保護		 ：二重絶縁または強化絶縁
1−4

最大過負荷保護入力値（容量6 kVA以内の電路について）＊1 最大過負荷保護入力値
ファンクション（レンジ） 入力端子
DCV 1000
DC･AC 1000 V または peak max 1400 V
ACV 750
DC･AC 750 V または peak max 1100 V
DCV 120／300
ACV 3／12／30
DC･AC 200 V または peak max 280 V
DCV 120 mV＊2＋，− DC･AC 1 mA
30 μ／0.3 m
DC･AC 100 V
または
DCA 3 mDC･AC 10 mA
peak max 140 V
30 m／0.3
DC･AC 0.5 A
Ω ×1〜× 10 k
＊2
DC･AC 50 V または peak max 75 V
C1／C2／C3
・EMITTER−hFE・COLLECTOR DC･AC 50 V または peak max 75 V
・BASE

＊1 最大過負荷保護入力値の印加時間は 5 秒以内とする。
また、AC 電圧の入力波形は正弦波とする。
＊2 過負荷入力が電圧の場合はヒューズ（500 mA）とダイオードにて回路保護をする。ただし、電圧波形の入力の極性とタイミングによっては抵抗器なども焼損することがある。
− 2−

【2】用途と特長

2−1 用 途本器は、小容量電路の測定用に設計された、携帯用アナログマル
チテスタです。小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池の測定などはもちろん、コンデンサの静電容量測定やトランジス
タチェッカとしてもご使用いただけます。
2−2 特 長●6ファンクション／ 26 レンジと豊富な機能●高感度トートバンドメータの採用で DCV は 50 k Ω /V と高入力抵抗●ワイドな静電容量測定機能付き（内蔵発振器、抵抗レンジ使用）●電源スイッチ固定機能により静電容量の連続測定が可能であり、電源 ON 表示ランプで電源の ON、OFF が確認できる親切設計●＋、−極性切り換えSW付き（DCVとDCAファンクション）●簡易トランジスタチェック機能付き【3】各部の名称
目盛板（スケール板）メータ指針

0 Ω・C ∞調整器つまみ

メータ0位調整器

ファンクション電源
ON表示ランプ

ファンクション／レンジ
切り換えスイッチつまみ

ファンクション電源用
押しボタンスイッチ（−）入力端子兼コレクタ接続端子

極性切り換えスイッチつまみ

ベース接続端子
パネル

スタンド（＋）入力端子兼エミッタ接続端子

リヤケース

着脱式
テストピン
キャップ

プラグ

未装着時

テストピン
つば

わにくちクリップ
テストプローブ（赤）プラグTL-21a

テストプローブ（黒）− 3−

わにくちクリップ付き
リード線（CL-506b）

【4】指示の読み取り方

①
②
③

④
⑤
⑥

⑧

⑦

⑨

使用レンジ 読み取り倍率
Ω× 10 k ×10 k
×1k
Ω× 1 k× 100① Ω× 100
× 10
Ω× 10
×1
Ω× 1

使用レンジ 読み取り倍率
DCV 300 ×10×1
DCV 30× 0.1
DCV 3
ACV 300 × 10
×1
ACV 30③
DCmA 30 μ × 1
DCmA 0.3 × 0.01
× 0.1
DCmA 3
DCmA 30 × 1
DCmA 0.3 A × 0.01

DCV 1000 ×10

×1
× 0.1
② DCV 120 m × 1
ACV 750 × 10
ACV 120 × 1
× 0.1
ACV 12
DCV 120
DCV 12

使用レンジ 読み取り倍率
×1
×1
⑤ C2
×1
⑥ hFE
×1
⑦ C3
× 10
80 mA
×1
8 mA
⑧
800 μA × 100
× 10
80 μA
⑨ ACV 3×1
④ C1注）指示はなるべく指針の真上で読み取ってください。

●上図指針位置での読み取り例
ファンクション
Ω
DCV
ACV
DCmA

レンジ

目盛番号

×100
120 V
3V
3 mA

①
②
⑨
③

読み取り結果＝8.9［kΩ］
89 × 100 8900［Ω］
36［V］
36 × 100
1.17［V］
1.17 × 1
0.9［mA］.9 × 0.1

− 4−

読み取り方

【5】機能説明

5−1 スイッチ・調整器①ファンクション／レンジ切り換えスイッチ
つまみを回すことによりファンクションおよびそのレンジを切り換えることができます。
②メータ0位調整器
この調整器を（−）ドライバーで回して、メータの指針を目盛
左端の0位に合わせます。
③ 0 Ω・C∞調整器
抵抗（Ω）
、 静電容量（C1〜C3）、 h FE 測定のときに使います。
測定前にテストピンをショートしてこのつまみを回し、Ω測定と hFE 測定はΩ目盛の 0 に、C1 〜 C3 測定の場合は各 C 目盛の∞にメータの指針を合わせます。
④ ファンクション電源用押しボタンスイッチ
静電容量（C1、C2）を測定するときには、このボタンを操作し、電源を ON の状態にして測定します。ボタンを指先で押すと、電源は ON、離すと OFF になります。ボタンを押しながら右へ約45 °回すとボタンは沈んだまま固定され、電源は連続ONの状態になります。測定終了後は電池の消耗を防ぐため、
必ずボタンを左に回して電源を OFF にします。
⑤ ファンクション電源ON表示ランプ
ファンクションの測定用電源がONのときに点滅します。
⑥極性切り換えスイッチ
DCV、DCAの各ファンクションでの測定時に、極性切り換え
スイッチを切り換えると測定端子の極性の＋−が反転します。
従って、メータの指針が逆方向（−方向）に振れたとき、このスイッチを−側に切り換えることにより、テストリードの接続を変えずにメータを＋方向に振らすことができます。
（通常は＋側にしておきます）

5−2 スタンドの使い方
リヤケースに付いているスタンドは、次ページの図のように、立てて使用します。

− 5−

【6】測定方法

6−1 始業点検（次ページのフローチャートを参照のこと）
警

告

1. 感電防止のため、テスタ本体またはテストリードが損傷している場合は使用しないこと。
2. テストリードまたはヒューズが切れていないことを確認すること。
6−2 レンジの設定方法①電圧（DCV、ACV）、電流（DCA）の最適なレンジの選択
原則として、最大目盛値が測定しようとする値より大きく、しかもメータがなるべく大きく振れるようなレンジを選びます。
例えば9 Vの電圧を測定する場合は 3 Vや300 Vレンジではなく
12 Vレンジを、15 Vを測定する場合は30 Vレンジを選択します。
測定値の見当がつかない場合は、最大のレンジ（DCVは1000 V、
ACVは750 V、DCAは0.3 A）で測定してみます。
②抵抗（Ω）の最適レンジの選択
なるべく指示をΩ目盛の中央付近で読み取れるレンジを選択します。
6−3 測定前の準備
0位調整器を回し、メータ指針を目盛板左端の0位置に合わせます。

スタンドの使い方

メータ0位調整− 6−

点検スタート

本体およびテストリードの外観が壊れてい
ますか？

壊れている

壊れていないテストリードおよびヒューズの断線確認①黒プラグを−入力端子に差し込みます。
②赤プラグを＋入力端子に差し込みます。

そのまま使用せず、修理を依頼してください。

※内蔵電池が完全に消耗していても指針は振れません。

⑤赤、黒のテストピンをショートします。

ヒューズまたはテスト
リードを交換してやり直してみても指針が振れない場合は、修理を依頼してください。

⑥指針が右に大きく振れていますか？

③ファンクション／
レンジ切り換えつまみをΩ×10 kレン
ジに合わせます。

振れていない※ヒューズまたはテストリードを交換して③からやり直してく
ださい。

振れている

④極性切り換えスイッチつまみを＋側に切り換えます。

異常はありません。
点検終了です。

⑥

④

③
①

②
− 7−

⑤

6−4 電圧（V）測定警

告1. 各レンジの最大定格入力電圧を超えた入力を加えないこと。
2. 測定中は他のレンジやファンクションに切り換えないこと。
3. 測定値の見当がつかない場合は、最大レンジで測定すること。
4. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
5. 負荷と並列に接続して測定すること。
6−4−1 直流電圧（DCV ）最大測定電圧 DC 1000 V1）電池や直流回路の電圧を測ります。
2）測定レンジ
120 m／3／12／30／120／300／1000までの7レンジ
3） 測定方法①極性切り換えスイッ④⑤
チは通常＋側です。
⑥⑥②テストリードの赤プ
ラグを＋入力端子、電池
黒プラグを−入力端子に差し込みます。
③ファンクション／レ①
ンジ切り換えスイッ③
チつまみ（以後、“フ②②
ァンクション切り換
えつまみ”と言う）
を回してDCV の最適レンジに合わせます。
④被測定回路のマイナス（−）電位側に黒のテストピン、プラス（＋）電位側に赤のテストピンを接触させます（負荷と並列接続）。
⑤V・A目盛にてメータの指示を読み取ります。
⑥測定後は、被測定回路からテストピンをはずします。
●指針が−側（左方向）に振り切れた場合には、極性切り換
えスイッチつまみを−側に切り換えて、−何ボルトと読み取ります。
●1000 Vレンジでは、0〜120の目盛を10倍して読み取ります。
ただし、1000 Vを超える電圧測定は絶対にしないでください。
− 8−

6−4−2 交流電圧（ACV〜）
測定
最大測定電圧 AC 750 V
1）測定対象
主に電灯線回路など、正弦波交流の電圧を測ります。
2）測定レンジ
3／12／30／120／300／750までの6レンジ
3）測定方法①極性切り換えスイッ④
チは＋側にします。
⑥⑥②テストリードの赤プ⑤
ラグを＋入力端子に、黒プラグを−入力端
コンセント子に差し込みます。
③ファンクション切り①
換えつまみを回して③
ACV〜の最適なレン②②
ジに合わせます。
④被測定回路の測定点に負荷と並列になるよう、赤と黒のテストピンをそれぞれ接続します。交流は＋、−の極性には無関係です。
⑤V・A目盛でメータの指示を読み取ります。
ただし、3 VレンジはAC 3 V目盛で読み取ります。
⑥測定後は、被測定回路からテストピンをはずします。
●正弦波交流以外の交流電圧測定では、波形の歪みに応じた
大きさの誤差を生じます。
●交流の周波数が高くなると誤差が大きくなります。
3、12 Vレンジは40 Hz〜30 kHzの範囲内
30 Vレンジ以上では40 Hz〜10 kHzの範囲内でご使用ください。
● 750 Vレンジの指示は 0〜120の目盛を10 倍して読み取ります。従って750（75）以上の目盛もあるわけですが、安全上750 Vを超す電圧の測定は絶対にしないでください。
●危険ですから6 kVAを超える回路の電圧測定はしないでくだ
さい。
●周波数が数 10 kHz 以上の強力な電磁界のある環境下では誤動作をすることがあります。
− 9−

6−5 直流電流（DCA）測定

最大測定電流警

DC 0.3 A

告

1. 人体への危険や本器の故障防止上、入力端子に電圧を加えないこと。
○正しい接続（直列） ×危険な接続（並列）2. 必ず負荷を通して直列に電源電源接続すること。
（右図参照）
負荷
負荷
3. 入力端子に最大定格電流を超える電流を流さないこと。
1） 測定対象
電池や直流回路の電流を測ります。
2） 測定レンジ⑤
30 μ／0.3 m／3 m／30
m ／0.3（5レンジ）
電池
抵抗器
3） 測定方法①極性切り換えスイッ⑥⑥
チは通常＋側へセッ④
トしておきます。
①②テストリードの赤プラ③
グを＋入力端子に、黒②②プラグを−入力端子に差し込みます。
③ファンクション切り
換えつまみをDCA の最適レンジに合わせます。
④被測定回路の−電位側に黒のテストピン、＋電位側に赤のテス
トピンを直列に接触させます。
⑤V・A目盛にてメータの指示を読み取ります。
⑥測定後は、被測定回路からテストピンをはずします。
●指針が−側（左方向）に振り切れた場合には、極性切り換えス
イッチつまみを−側に切り換え、−何アンペアとして読み取ります。
●電流測定では電流レンジの内部抵抗が被測定回路と直列に入り、その内部抵抗の大きさに応じて、実際の電流より小さくな
ります。
●入力端子に直接電圧を加えたり0.5 A を超える電流を流したりすると本器内のヒューズがしゃ断します。

− 10 −

6−6

抵抗（Ω）測定

最大測定抵抗警50 M Ω

告

電圧の加わっている部分の抵抗測定をすると、本器の故障の原因となるばかりではなく、人体へ危険が及ぶことがあります。
1）測定対象抵抗器や回路の抵抗測定、部品や回路の導通チェックをします。
2）測定レンジ×1／×10／×100／×1 k／×10 kΩ（5レンジ）
3）測定方法⑥①極性切り換えスイッ④
チは＋側へセットし
ます。
⑦
抵抗器
⑦
②テストリードの赤プ
ラグを＋入力端子⑤に、黒プラグを−入①
力端子に差し込みま③
す。
②②③ファンクション切り
換えつまみをΩの最適レンジに合わせます。
④赤と黒のテストピンをショートして、0 Ω・C∞調整器つまみを回し、メータの指針をΩ目盛の 0 目盛線に合わせます。
⑤赤、黒のテストピンのショートを解き、被測定物につなぎ換えます。
⑥Ω目盛にてメータの指示を読み取ります。
⑦測定後は、被測定回路からテストピンをはずします。
●LI（端子間電流）は抵抗測定時の入力端子＋、−間に流れる電流です。本器パネル上、各Ωレンジの右側にLIの最大値が付記されています（80μA、800μA、8 mA、80 mA）。
×1 k レンジの場合はLI目盛を10倍しμA単位で読み取ります。
×100 レンジの場合はLI目盛を100倍しμA単位で読み取ります。
×10 レンジの場合はLI目盛を直接mA単位で読み取ります。
×1 レンジの場合はLI目盛を10倍しmA単位で読み取ります。
− 11 −

●LED の発光テスト
本器のΩレンジは3 Vで動作させていますので、LED の発光
テストが行えます。適当なレンジは× 10レンジです。
●抵抗レンジの＋、−測定端子の極性
本器パネル上の測定端子に付記されている＋、−とは逆極性となります（＋測定端子に内蔵電池の−が接続される）。
●ダイオード、トランジスタなど半導体の抵抗測定上の注意
・測定電圧の加わる方向で、その値が大きく変わります。
前項の入力端子の極性に注意してください。
・使用するレンジ（× 1／× 10…）により抵抗値が変わります。被測定物に流れる電流が使用するレンジにより変わるためです。
●端子開放電圧× 1〜× 1 kレンジ：約 3 V
× 10 kレンジ：約12 V●人体の抵抗による影響
テストピンに指を触れて測定すると、人体の抵抗の影響を受けて誤差を生じます。
特に、× 1 kレンジと× 10 kレンジでその影響が大きくなります。
●内蔵ヒューズの抵抗の影響
仕様の項目に記された定格「500 mA／250 V φ 5 × 20セラミ
ック管入り速断ヒューズ」と異なるヒューズを使用すると、その抵抗値の違いにより、× 1レンジで 0 Ω調整ができなくなったり誤差を生じたりすることがあります。必ず同定格のヒューズを使用してください。
●測定電流の影響
電球のフィラメントや極細線のコイル、また半導体の抵抗は、抵抗測定時に流れる電流による自己加熱で、抵抗値が変化することがあります。測定時の電流はLI目盛で確認できます。
●0 Ω調整ができない原因
・× 1レンジの場合 ： 主にR6型（単3型1.5 V）乾電池の消耗です。
・× 10 kレンジの場合： 主に6F22型（積層型9 V）乾電池の消耗です。
新しい乾電池と交換してください。
− 12 −

6−7

静電容量（

）測定
警

告

電圧の加わっているコンデンサの測定はしないこと。
このレンジに電圧が加わると、本器の故障の原因となるばかり
ではなく、人体へ危険が及ぶことがあります。
6−7−1 C1、C2レンジでの測定（内蔵発振器を使用）：測定範囲50 pF〜20μF1）測定対象主にコンデンサの静電容量を測ります。
2）測定レンジ
C1レンジ…50 pF〜0.2μF
C2レンジ…0.01〜20μF3） 測定方法⑦①極性切り換えスイッ⑤
チは＋側にします。
②テストリードの赤プ
ラグを＋入力端子に、④黒プラグを−入力端コンデンサ子に差し込みます。
⑧⑧⑨③ファンクション切り①
換えつまみを C1（ま⑥
たは C2）レンジに合
③
②
②
わせます。
④ ファンクション
電源用押しボタンスイッチを ON 状態にします。電源 ON 表示ランプが点滅します。
（5 ページ［5］の④参照）⑤電源を ON 状態にしたままで赤、黒のテストピンをショートします。メータの指針が右方へ大きく振れますから、0 Ω・
C∞調整器つまみを回し、メータの指針を C1（または C2）
目盛の∞目盛線に合わせます。
⑥赤、黒のテストピンのショートを解き被測定物（コンデンサ）につなぎ換えます。
⑦メータの指示を C1（または C2）目盛で読み取ります。
⑧測定後は被測定物（コンデンサ）からテストピンをはずします。
⑨ ファンクション電源用押しボタンスイッチを必ず OFF 状
態にします（電源 ON 表示ランプが消える）。ON 状態のままでは内蔵電池が消耗します。
− 13 −

●充電されているコンデンサを測定するときには、測定前にコンデンサの端子間をショートし電荷を放電させてください。
充電された状態で測定すると本器を破損する恐れがあります。
●有極性コンデンサの測定ではコンデンサの＋側が本器の＋入力端子側となるように接続してください。
●周波数が数 10 kHz 以上の強力な電磁界のある環境下では誤動作をすることがあります。

参 考・測定周波数C1レンジ：約 900 Hz
C2レンジ：約 800 Hz
・測定電圧
使用するレンジ、測定する静電容量の大きさにより測定電圧が変化します。例えば……
C1レンジ ：200 pF測定時／約8.0 V（peak）：0.05μF測定時／約0.5 V（peak）
C2 レンジ ：0.1μF測定時／約4.0 V（peak）：5.0μF測定時／約0.7 V（peak）●コードの断線有無チェックへの応用（C1レンジ使用）
コードには長さに比例した静電容量があります。
コード芯線間の静電容量を標準となる同一長さのコードと比較測定することで、断線有無のチェックができます。

Cx 1
断線箇所

Cx 2
Cx 1＞Cx 2
標準となるコードと比べて静電容量が著しく小さければ、コードの芯線が途中で断線している疑いがあります。
（注意）コード長が短い（1.5 m 以下）と判断が困難です。
− 14 −

6−7−2 C3レンジでの測定（Ω×1 kレンジを使用） 測定範囲1〜2000μF1）測定対象電解コンデンサなど比較的大容量コンデンサの概略値を測ります。
⑥
2）測定レンジ
C3 レンジ3）測定方法①極性切り換えスイッ
チは＋側にします。
②テストリードの赤プ
C3⑤
ラグを＋入力端子に、黒プラグを−入⑥コンデンサ
力端子に差し込みま⑦⑦
す。
③ファンクション切り
C3①
換えつまみをC3レン③
ジ（Ω× 1 kレンジと④導線②②
同じ位置）に合わせます。
④予め、被測定コンデンサの端子を銅線などでショートし、電荷を放電しておきます。
・電荷が少しでも残っていると正しい測定ができません。
・高電圧の電荷が多量に残っていると本器の故障の原因となります。
⑤赤と黒のテストピンをショートして、0 Ω・C ∞調整器つまみを回し、指針を C3 目盛の∞目盛線に合わせます。
⑥赤、黒のテストピンのショートを解き、そのテストピンを被測定コンデンサにつなぎ換えます。
指針の振れの最大到達点を C3 目盛で瞬時に読み取ります。
⑦測定後は、被測定コンデンサからテストピンをはずします。
●同じコンデンサを再度測定する時には、④の操作をしてから行います。
（測定終了後にも④の操作をしてください）●有極性コンデンサの測定ではコンデンサの＋側が本器の−入力端子側となるように接続してください。
●電気二重層コンデンサの測定はできません。
− 15 −

6−8

トランジスタの測定
警

告

入力端子には外部から電圧を絶対に加えないこと。
本器の故障の原因となるばかりではなく、人体へ危険が及ぶことがあります。
6−8−1 ICEO（漏洩電流）の測定
1） 測定対象
トランジスタの ICEO（コレクタ、エミッタ間のもれ電流）を測ります。
（NPN トランジスタ測定の場合）
2） 測定レンジ
E…エミッタhFEレンジ
B…ベース
3） 測定方法
C…コレクタ
①テストリードの赤プ⑥
ラグを＋入力端子④（EMITTER）に、黒プ
ラグを−入力端子（COLLECTOR）に差
トランジスタ
し込みます。
⑦⑦②ファンクション切り
換えつまみをhFE 位置③⑤に合わせます。
②③極性切り換えスイッ①①
チはトランジスタの種類により切り換えます。NPN 型の場合は＋側、PNP 型の場合は−側です。
④赤、黒両テストピンをショートし、0 Ω・C ∞調整器つまみを回して、メータの指針をΩ目盛の 0 目盛線に合わせます。
⑤トランジスタのエミッタ（E）に赤プラグを、コレクタ（C）に黒プラグをそれぞれ接触させます。
⑥メータの指示を L1 目盛で読み取ります（目盛倍率 10、mA 単位）。
⑦測定後は、トランジスタから赤、黒両ストピンを離します。
●良否は、標準となるトランジスタとの比較で判断します。
●大形のパワートランジスタを除き、正常なシリコントランジス
タの場合、指示はほぼ0 mAです。
− 16 −

6−8−2 直流電流増幅率（hFE）の測定
1） 測定対象
トランジスタの直流電流増幅率（hFE）の概略値を測ります。
2） 測定レンジhFEレンジ（NPN トランジスタ測定の場合）
3） 測定方法
E…エミッタ
①テストリードの赤プ
B…ベース
ラグを＋入力端子
C…コレクタ（EMITTER）に、黒プ⑧
ラグを−入力端子⑤（COLLECTOR）に差し込みます。
⑨
トランジスタ②中央の測定端子（BASE）にわにくちク⑥⑨
リップ付きリード線④（CL-506b）を 差 し 込
⑦
③
みます。
②
①
①
③ファンクション切り
換えつまみをhFE 位置に合わせます。
④極性切り換えスイッチはトランジスタの種類により切り換えます。NPN 型の場合は＋側、PNP 型の場合は−側です。
⑤赤、黒両テストピンをショートし、0 Ω・C ∞調整器つまみを回して、メータの指針をΩ目盛の0目盛線に合わせます。
⑥トランジスタのベース（B）端子に、わにくちクリップ付きリード線のクリップを接続します。
⑦トランジスタのエミッタ（E）に赤プラグを、コレクタ（C）に
黒プラグをそれぞれ接触させます。
⑧メータの指示をhFE目盛で読み取ります。
⑨測定後は、トランジスタからクリップおよび赤、黒両テストピンをはずします。
●測定時のベース電流は最大で60 μA、測定値が大きくなるほど小さくなります。hFE値が500のとき、約10 μAです。

− 17 −

6−9

高圧プローブ（HV-60）による直流高電圧（HV）の測定（別売品）
最大測定電圧 DC 30 kV
警 告

1. HV-60は微小電流回路の直流高電圧測定用プローブです。
送電線などの強電回路の測定には使用しないこと。
2. 最大測定電圧（DC 30 kV）を超える電圧を測定しないこと。
3. 測定中はプローブのつばよりピン先側を持たないこと。
4. 測定中はファンクション切り換えつまみを切り換えないこと。
1） 測定対象
テレビのブラウン管アノード電圧など、高インピーダンス回路（微小電流回路）の直流高電圧を測ります。
2） 測定レンジ
HV PROBE （DC 120 mV）レンジ⑤ ブラウン管
3） 測定方法④アノード①極性切り換えスイッ⑥
チを＋側にセットします。
②高圧プローブの赤プラ⑥
グを＋入力端子に、④アースライン
黒プラグを−入力端①
子に差し込みます。
③②②③ファンクション切り
換えつまみを回して
HV PROBE 120 mVレンジに合わせます。
④まず、高圧プローブの黒クリップを被測定回路の−電位側（アースライン）へ確実に接続します。次に＋電位側（ブラウン管の場合はアノード）へ高圧プローブの赤のテストピンを接続させます。
⑤V・A目盛0〜30数字列にてメータの指示をkV単位で読み取ります。
⑥測定後は、被測定回路から高圧プローブのテストピン、クリップの順にはずします。
6−10 測定の終了
測定終了後は入力端子からテストリードをはずし、ファンクション
切り換えつまみをOFFにします。
− 18 −

【7】保守管理について警

告1. この項目は安全上重要です。
本説明書をよく理解したうえで管理を行ってください。
2. 安全と確度の維持のために 1年に 1回以上は校正、点検を行ってください。
7−1 保守点検
1）外観●落下などにより外観（パネル、リヤケースなど）が破損していないか？
2）テストリードと内蔵ヒューズ●入力端子にプラグを差し込んだときに緩みはないか？
●テストリードのどこかに芯線など、金属部分の露出している箇所はないか？
●テストリードおよびヒューズが切れていないかどうかは、7 ページの点検用フローチャートにて確認してください。
以上の点検で破損や、断線を見つけた場合は、そのままの状態で使用せずに、製造元へ修理依頼するか新品と交換してください。
7−2 校正点検
校正、点検は製造元でも行っています（有料）。
詳細は三和電気計器（株）・羽村工場サービス部（22ページ［送り先］の項を参照）へお問い合わせください。
7−3

内蔵電池・ヒューズの交換
警告1. 入力端子に電圧が加わった状態でリヤケースをはずすと、感電のおそれがあります。必ず、電圧の加わっていないことを確認してから作業を行うこと。
2. 作業時にヒューズ、電池以外の内部の部品に手を触れないこと。
3. 交換用ヒューズは仕様と同定格のものを使用すること。別仕様のヒューズを使用したり、ヒューズホルダを導線で短絡したりする
ことは絶対にしないこと。
− 19 −

内蔵電池の交換方法①リヤケース取り付けネジを緩めてリヤケースをパネルからはずし、更に、消耗した 1.5 V電池（R6型）2 本または 9 V電池（6F22型）1本をはずします。
②新品の電池を電池ホルダへ＋、−の極性を間違わないように、確実にはめ込みます（1.5 V電池は新旧電池を混用しないこと）。
★電池ホルダーへ電池を逆極性に入れるとヒューズがしゃ断します。
③パネルとリヤケースをしっかりとはめ合わせネジ止めします。
内蔵ヒューズの交換方法− 20 −

R6

R6

6F22

予備ヒューズΩやDCAファンクショ
単3型電池
ンに誤って電圧（100 V 積層電池
（9 V）
（1.5 V）の 電 灯 線 電 圧 な ど ）を加えますと、安全のため内蔵ヒューズがしゃ断します。ヒューズがしゃ断すると本器は全く動作しなくなります。
①リヤケース取り付け
ネジを緩めてリヤケー
スをパネルからはずします。
②回路基板上のヒューズホルダから溶断したヒューズを抜き取り、新品のヒューズと交換します（予備ヒューズ
ヒューズをご利用ください）。
③リヤケースを元通りネジ止めします。
④各ファンクションの指示が正常に動作するかチェックします。
●ヒューズのしゃ断と同時に回路部品が焼損して動作不良となることがあります。
●ヒューズの定格：500 mA／250 V（φ 5 × 20 mmセラミック管）
速断型、しゃ断容量1500 A、商品番号F1176

7−4

清掃と保管について注

意

1. パネル、リヤケース、メータカバーは揮発性溶剤（シンナーやアルコールなど）で変質することがあります。
汚れは柔らかい布で、乾拭きをするか少量の水を含ませて拭
き取ってください。
2. パネル、リヤケース、メータカバーなどは熱に弱いため、はんだごてなど熱を発生するものの近くに置かないでください。
3. 振動の多い場所、落下のおそれのある場所に保管しないでください。
4. 直射日光下、高温（炎天下の自動車内など）または低温、多湿、結露のおそれのある場所での保管は避けてください。
5. 長期未使用の場合は必ず内蔵電池を抜いて保管してください。
以上の注意項目を守り、環境の良い場所（【9】9-1項参照）に保管
してください。

【8】アフターサービス

8−1 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限り、
また、許容差は 1 年保証、製品付属の電池、ヒューズ、テストリー
ド等は保証対象外とさせていただきます。
8−2 修理について
1）修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
●内蔵電池が消耗していませんか？ 装着の極性は正しいですか？
●内蔵ヒューズはしゃ断していませんか？
●テストリードは断線していませんか？
2）保証期間中の故障修理●保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理●修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
●修理費用や輸送費用が製品価格より高くなることがありますので、事前にお問い合わせください。
− 21 −

●本器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後 6 年間です。この期間を修理可能期間とさせていただきます。
ただし、購買部品の入手がその製造会社の製造中止などにより不可能になった場合には、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
4）修理品の送り先●製品の安全輸送のため、修理品の5 倍以上の箱にテストリード
も一緒に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
●箱の表面には「修理品在中」と明記してください。
●輸送にかかる往復の費用はお客様のご負担とさせていただ
きます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス部		
〒205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15
TEL（042）554-0113／FAX（042）555-9046
		5）補修用ヒューズについて
補修用ヒューズをお求めの場合は上記サービス部宛に、本器の機種名とヒューズのサイズ、定格、商品番号、必要数量を明記して、ヒューズの代金と送料分の切手を同封してご注文ください。
		〈 形 状 〉
φ 5 × 20 mm〈定 格〉
500 mA/250 V

セラミックヒューズ／遮断容量1500 A

〈単 価〉
〈送 料〉
¥880
（ 税込） ¥120（10本まで）
部品番号 F1176

金額は 2023 年 1 月現在のもので消費税を含みます。
8−3 お問い合わせ
三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）
3253—4871 ／ FAX（03）3251—7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631—7361 ／ FAX（06）6644—3249
ホームページ ：http://www.sanwa-meter.co.jp
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
		
受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00
		（土日祭日および弊社休日を除く）
説明書中の仕様や内容については予告なしに変更、中止することがございますのでご了承ください。
− 22 −

【9】 仕様

9−1 一般仕様
AC整流方式：半波整流メータ仕様：内磁型トートバンド、15 μA
許容差保証温湿度範囲 ：23 ± 2 ℃、75 ％ RH 以下、結露の無いこと
使用温湿度範囲 ：5〜40 ℃、湿度は下記の通りで、結露の無いこと（最大）、31＜〜 40 ℃では：5〜31 ℃で 80 ％RH
		 80 ％RHから50 ％RHへ直線的に減少
保存温湿度範囲 ：− 10 〜 50 ℃、70 ％ RH 以下、結露の無いこと（長期保管時には、内蔵電池をはずしておくこと）：
使用環境：高度 2000 m 以下、汚染度Ⅱ、屋内使用
電源（内蔵電池） ：単 3（R6）2 本、積層型 9 V（6F22）1 本＊出荷時の電池について

工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

内蔵ヒューズ
寸法・質量
付属品：F500 mA/250 V（φ 5 × 20 mm セラミック管）
速断型、しゃ断容量1500 A、商品番号F1176
：165
（H ）
× 106
（W ）
× 46
（D）
・約370 g
：取扱説明書 1、テストリード TL-21a 1：クリップ付きリード CL-506b ：1：予備ヒューズ0.5 A/250 V：1（本体に内蔵）

9−2 別売付属品●携帯ケース（C-CA）●高圧プローブ（HV-60）
内部抵抗：1000 MΩ
測定範囲：DC 0〜30 kV
本器（CX506a）との組み合わせ許容差：± 20 ％− 23 −

9−3 測定範囲および許容差
許容差保証温湿度範囲：23 ± 2 ℃、75 ％RH以下、結露の無いこと
姿勢（本器の置かれている状態）：水平に対して± 5 °以内
ACVレンジは正弦波交流50／60 Hzで規定
ファンクション 測定レンジ（最大目盛値）
120 m

直流電圧
3/12/30/120/（DCV ）
300/1000
交流電圧 3/12/30/120/（ACV〜） 300/750

備考

最大目盛値の± 4 ％以内 内部抵抗

許 容 差

4 kΩ

最大目盛値の± 2.5 ％以内

内部抵抗50 kΩ/V
1000 Vレンジ 15 kΩ/V

最大目盛値の± 3 ％以内内部抵抗（12 V 以下± 4 ％以内）

8 kΩ /V

最大目盛値のヒューズを除く± 2.5 ％以内
直流電流 30 μ /0.3 m/3 m
電圧降下：120 mV（30 μ A、0.3 Aレン（DCA ）30 m/0.3（0.3 A レンジのみ 300 mV）
ジは± 3 ％以内）
5 k（× 1）/50 （×k 10）
k × 100）
抵
抗 /500 （（Ω） /5 M（× 1 k）
/50 M（× 10 k）

目盛長さの± 3 ％以内

中央目盛値 38 Ω（×1レンジ）
最大目盛値 5 kΩ（×1レンジ）
開放電圧 3 V（× 10 k レンジのみ 12 V）

静電容量 C1レンジ：50 p 〜0.2 μ
C2レンジ：0.01〜20 μ

目盛長さの± 6 ％以内

内蔵発振器で測定（μ F） C3レンジ：1〜2000 μ概略値

充電電流測定式

端子間 0〜80 μA （Ω×1 kレンジ）
電 流 0〜800 μA（Ω×100レンジ）LI
0〜8 mA （Ω×10レンジ）（μA/mA） 0〜80 mA（Ω×1レンジ）

概略値

抵抗レンジにて抵抗などを測定するとき、被測定物（測定端子間）に
流れる電流

直流電流
増 幅 率 0〜1000
（hFE）

概略値

トランジスタの直流電流増幅率
hFE＝Ic/Ib●交流電圧（ACV〜）
ファンクションの周波数範囲（影響量± 3 ％以内）
3、12 Vレンジ：40 Hz〜30 kHz 30 Vレンジ以上：40 Hz〜10 kHz− 24 −

CONTENTS[1] SAFETY PRECAUTIONS:Before use, read the following safety precautions ･･････0 25
1-1 Warning Instruction for safe use ･･････････････････････････････0 25
1-2 Explanation of Warning Symbols ･･････････････････････････････0 26
1-3 Overload Protections ･････････････････････････････････････････････0 26
1-4 Influence of the electromagnetic field ････････････････････････0 26[2] APPLICATION AND FEATURES ･････････････････････････････････0 27
2-1 Application ･･････････････････････････････････････････････････････････0 27
2-2 Features･･････････････････････････････････････････････････････････････0 27[3] NAME OF FUNCTIONS ･････････････････････････････････････････････0 27[4] SCALE READING ････････････････････････････････････････････････････0 28[5] DESCRIPTION OF FUNCTIONS ･････････････････････････････････0 29
5-1 Selections, adjusters and switches ･･･････････････････････････0 29
5-2 How to Use the Stand ･･････････････････････････････････････････0 29[6] MEASUREMENT PROCEDURE ･････････････････････････････････0 30
6-1 Start -up Inspection････････････････････････････････････････････････0 30
6-2 How to select an appropriate range･･･････････････････････････0 30
		(Selection of an appropriate range)
6-3 Preparation for Measurement ･････････････････････････････････0 30
6-4 Voltage Measurement ･･････････････････････････････････････････0 32
		 6-4-1 DCV Measurement ( ) ････････････････････････････････････0 32
		 6-4-2 ACV Measurement ( ) ････････････････････････････････････0 33
6-5 DCA Measurement ( ) ･･･････････････････････････････････････0 34
6-6 Resistance Measurement ･･･････････････････････････････････････0 35
		 6-6-1 Resistance Measurement ( Ω ) ･･･････････････････････････0 35
		 6-6-2 Terminal to Terminal Current ( LI ) ････････････････････････0 36
6-7 Capacitance Measurement ( ) ･･････････････････････････････0 37
		 6-7-1 C1,C2 Range ･･･････････････････････････････････････････････････0 37
		 6-7-2 C3 Range ･･･････････････････････････････････････････････････････0 39
6-8 Transistor Measurement ････････････････････････････････････････0 40
		6-8-1 ICEO Measurement ･･････････････････････････････････････････0 40

6-8-2 hFE Measurement ････････････････････････････････････････････････0 41
6-9 DC High Voltage measurement ･･････････････････････････････0 42
6-10 End of Measurement･････････････････････････････････････････････0 42[7] MAINTENANCE ･･････････････････････････････････････････････････････0 43
7-1 Maintenance and Inspection ････････････････････････････････････0 43
7-2 Calibration ･･････････････････････････････････････････････････････････0 43
7-3 How to Replace Battery and Fuse ･･･････････････････････････0 43
7-4 Cleaning and Storage･････････････････････････････････････････････0 45[8] AFTER-SALE SERVICE･････････････････････････････････････････････0 45
8-1 Warranty and Provision ･･････････････････････････････････････････0 45
8-2 Repair ･･･････････････････････････････････････････････････････････････0 46
8-3 SANWA web site ･･･････････････････････････････････････････････････0 46[9] SPECIFICATIONS ･･･････････････････････････････････････････････････0 47
9-1 General Specification ･････････････････････････････････････････････0 47
9-2 Optional Accessories ･････････････････････････････････････････････0 48
9-3 Measurement Range and Accuracy･･･････････････････････････0 48

[1] SAFETY PRECAUTIONS:Before use, read the following safety precautions
This instruction manual explains how to use your multitester
CX506a, safely.
Before use, please read this manual thoroughly. After reading it,
keep it together with the product for reference to it when necessary.
The instruction given under the heading“ WARNING”“ CAUTION”
must be followed to prevent accidental burn or electrical shock.
1-1 Warning Instruction for Safe Use

WARNINGTo ensure that the meter is used safely, be sure to observe theinstruction when using the instrument.
Please be careful that the protection circuit may be undermined byunjustifiable usage that does not follow the guidelines in the
instruction manual.
11. Never use the meter on the electric circuits that exceed 6 kVA.
12. Pay special attention when measuring the voltage of AC 33
Vrms (46.7 V peak) or DC 70 V or more to avoid injury.
13. Never apply an input signals exceeding the maximum rating
input value.
14. Never use the meter for measuring the line connected withequipment (i.e. motors) that generates induced or surge
voltage since it may exceed the maximum allowable voltage.
15. Never use the meter if the meter or test leads are damaged or
broken.
16. Never use uncased meter.
17. Be sure to use a fuse of the specified rating or type. Never use asubstitute of the fuse or never make a short circuit of the fuse.
18. Always keep your fingers behind the finger guards on theprobe when making measurements.
19. Be sure to disconnect the test pins from the circuit whenchanging the function or range.
10. Before starting measurement, make sure that the function andrange are properly set in accordance with the measurement.
11. Never use the meter with wet hands or in a damp environment.
12. Never open rear case except when replacing batteries or fuse.
Do not attempt any alteration of original specifications.
13. To ensure safety and maintain accuracy, calibrate and checkthe tester at least once a year.
14. Indoor use.
— 25 —

1-2 Explanation of Warning Symbols
The meanings of the symbols used in this manual and attached tothe product are as follows.
: Very important instruction for safe use.
・The warning messages are intended to prevent accidents tooperating personnel such as burn and electrical shock.
・The caution messages are intended to prevent damage to the
instrument.
: DC		 : Diode: AC		 : GroundΩ : Resistance		＋ : Plus
: Capacitance		− : MinushFE : DC Current Amplification Factor		 : Fuse
: Fuse & Diode Protection		 : Double insulation
1-3 Overload Protections
Functions
DCV 1000
ACV 750
DCV 120/300
ACV 3/12/30
DCV 120 mV
30 µ/0.3 m
DCA 3 m
30 m/0.3Ω
X1〜X10 k
C1/C2/C3hFE−

Input terminals Maximum overload protection input (within 5 s)
DC・AC 1000 V or peak max 1400 V
DC・AC 750 V or peak max 1100 V
DC・AC 200 V or peak max 280 V＋，−

DC･AC 1 mA
DC･AC 10 mA
DC･AC 0.5 A

DC･AC 100 Vorpeak max 140 V

DC･AC 50 V or peak max 75 V
・EMITTER
・COLLECTOR DC･AC 50 V or peak max 75 V
・BASE

1-4 Influence of the electromagnetic field
ACV and Capacitance measurement functions may not work
properly in the electromagnetic field over 10 kHz.

— 26 —

[2] APPLICATION AND FEATURES
2-1 Applications
This instrument is portable multimeter designated formeasurement of weak current circuit.
2-2 Features
High-Sensitivity(DC 50 kΩ /V)meter
Capacitance measurement by built-in transistor oscillator
Wide measurement functions 26-ch switch
Transistor check function
Polarity reversal switch for DCV and DCA[3] NAME OF FUNCTIONS
Scale
Pointer

0 Ω・C∞adjuster

Meter zero position
adjuster

power indicator

Function/Range
selector− input terminal(collector connecting
terminal)
Base connecting
terminal
Panel

Removable
test pin covers

function powerswitch(capacitance switch)
Polarity reversal switch
Stand
Rear case＋ input terminal (emitter connecting
terminal)

Plug

When notcovered

Test pins
Finger guards

Test probe (red)Plugs

TL-21aTest probe (black)— 27 —

Clip

Clip lead (CL-506b)

[4] SCALE READING

①

①

④

③

⑤
⑥

⑧

⑦

⑨

Range MultiplierΩ X 10 k X 10 k
X1k
ΩX1k
X 100
① Ω X 100
X 10
Ω X 10
X1ΩX1
DCV 1000 X 10
DCV 120 X 1
X 0.1
DCV 12② DCV 120 m X 1
ACV 750 X 10
ACV 120 X 1
X 0.1
ACV 12Range Multiplier
DCV 300 X 10
DCV 30
X1
DCV 3
X 0.1
ACV 300
X 10
ACV 30
X1③
DCmA 30 µ X 1
DCmA 0.3 X 0.01
DCmA 3
X 0.1
DCmA 30 X 1
DCmA 0.3 A X 0.01

Range Multiplier
X1
⑤ C2
X1
X1
⑥ hFE
X1
⑦ C3
X 10
80 mA
X1
8 mA
⑧
X 100
800 µAX 10
80 µA⑨ ACV 3X1
④ C1

*Please read the indication from the right overthe pointer.

How to read the scale value:
Function
Ω
DCV
ACV
DCmA

Range scale No. Conversion
Reading①
X 100
89 X 100 8900 [Ω]＝8.9 [kΩ]120 V②
36 X 100
36 [V]
3V
1.17 X 100...
1.17 [V]⑨3 mA.9 X 0.1
0.9 [mA]③— 28 —

[5] DESCRIPTION OF FUNCTIONS
5-1 Selectors, adjusters and switches①Function/Range selector
Turn the instrument on by selecting any measurement range.
②Meter zero position adjuster
Turn the adjuster to have the pointer align with the zero line.
(scale left edge)③0 Ω・C∞Adjuster
For resistance or hFE measurement, turn the adjuster to havethe pointer align with the zero line (0 Ω) while test leads areshorted.
For capacitance measurement, turn the adjuster to have thepointer align with ∞ of each C scale while test leads areshorted, with pressing (locking) the capacitance switch.
④Capacitance Switch
Press the switch to measure capacitance at C1 or C2 range. To
lock the switch at ON position, press and turn it to right approx
45 degree.
⑤Power Indicator
The indicator (LED) is blinked when power is on, for capacitancemeasurement.
⑥Polarity reversal switch
Shift the switch to minus (−) to reverse polarity for -DCV or DCA measurement.
5-2 How to Use the Stand
Please use the stand that there
is on the side of rear case like afigure.

How to Use the Stand— 29 —

[6] MEASUREMENT PROCEDURE
6-1 Start-Up Inspection

WARNING

1. Never use meter if the meter or test leads are damaged or
broken.
2. Make sure that the test leads are not cut or otherwise damaged.
6-2 How to select an appropriate range (Selection of a appropriate range)①For voltage or current measurements, select a function/range
selector is higher than the value to be measured. For example,whenmeasuring 9 V, select 12 V range. If the value to be measured
is uncertain, select maximum range.
②For Ω measurement, select a range that the pointer can beread by the center of scale.
6-3 Preparation for measurements①Zero position adjustment.
②Shift the polarity reversal switch to ＋ position.
③Select a proper range and set the switch for measurements.

Zero position

Zero position adjustment— 30 —

START

Main unit
and test leads
damaged ?

DamagedNo damaged

Stop using it andhave it repaired.

Check continuity oftest leads and fuse.
Connect the black plugof the test lead to theterminal.

Short the red andblack test pins.

Connect the red plugof the test lead to theterminal.

Did thepointer move toright side ?

NOkReplace the battery
and fuse, and starting
to once more.

YES
Set the switch toposition.

No problem.
Start measurement.

⑥

③

④
①

②
— 31 —

Stop using it andhave it repaired.

⑤

6-4 Voltage Measurement

WARNING

1.Never apply an input signals exceeding the maximum
rating input value.
2.Be sure to disconnect the test pins from the circuit whenchanging the function / range.
3.Select the maximum range and measure, if the value to bemeasured is uncertain.
4.Always keep your fingers behind the finger guards on theprobe when making measurements.
6-4-1 DCV Measurement () Max. measurement value 1000 VDC
1) Application
Measuring batteries or DC circuits.
2) Measuring range: 120 m/3/12/30/120/300/1000 (7ranges)
⑤

④
⑥

⑥
Battery①③②②

3) Measurement procedure① Shift the polarity reversal switch to ＋ position.
② Connect the black plug of the test lead to the − input
terminal and the red plug to the ＋ input terminal.
③ Set the function/range selector to an appropriate DCV
range.
④ Apply the black test pin to the negative potential side of thecircuit to measure and the red test pin to the positive
potential side.
⑤ Read the pointer on V・A scale.
⑥ After measurement, remove the red and black test pins fromthe circuit measured.
When the pointer moves to the“− ”side, shift the polarity
reversal switch to the“ − ”position.
— 32 —

6-4-2 ACV Measurement (): Max.measurement value 750 VAC
1) Application
Measures sine-wave AC voltages such as lighting voltages.
2) Measuring range: 3/12/30/120/300/750 (6ranges)
④
⑥

⑥

⑤
Outlet①③②②

3) Measurement procedure① Shift the polarity reversal switch to ＋ side.
② Connect the black plug of the test lead to the − input
terminal and the red plug to the ＋ input terminal.
③ Set the function/range selector to an appropriate ACV
range.
④ Apply the black and red test pin to measuring circuit.
⑤ Read the pointer on V・A scale.
The AC 3 V range only uses the“ AC 3 V ”scale.
⑥ After measurement, remove the red and black test pinsfrom the circuit measured.
When measuring non-sine wave ACV, measuring values
may have errors according to the contortion of the wave.
Band width.
40 Hz-30 kHz at 3,12 V range
40 Hz-10 kHz at 30 V or above ranges
Values measured at 750 V shall be read by decupling (X10)the scale of 0-120. But for the safety, do not measure any
circuits that exceed 6 kVA.
— 33 —

6-5 DCA Measurement (): Max. measuremet value 0.3 ADC

WARNING

1. Never apply voltage tothe input terminals.
2. Be sure to make a seriesconnection via load.
3. Do not apply an input
exceeding the maximum
rated current to the input
terminals.

× Incorrect○ Correct
Power
Load

Power
Load

1) Application
Current in batteries or DC circuit is measured.
2) Measuring range: 30 µ/0.3 m/3 m/30 m/0.3 A (5ranges)
3) Measurement procedure① Shift the polarity reversal switch to ＋ position.
② Connect the black plug of the test lead to the − input
terminal and the red plug to the ＋ input terminal.
③Set the function/range selector to an appropriate DCA
range.
④ Apply the black test pin to the negative potential side of thecircuit to measure and the red test pin to the positive
potential side.
⑤ Read the pointer on V・A scale.
⑥ After measurement, remove the red and black test pins fromthe circuit measured.
⑤
Resistor⑥①②②

Battery⑥④③

At current measurement, according to the size of internal
resistance of the current range, measuring value will besmaller than actual current.
— 34 —

6-6 Resistance Measurement Max. measurement value 50 M

WARNING

Never apply voltage to the input terminals.
6-6-1 Resistance Measurement ( Ω )1) Application
Resistance of resistors or circuits are measured.
2) Measuring range: X1/X10/X100/X1 k/X10 k (5ranges)
3) Measurement procedure① Shift the polarity reversal switch to ＋ side.
② Connect the black plug of the test lead to the − input terminal
and the red plug to the ＋ input terminal.
③ Set the function/range selector to an appropriate Ω range.
④ Short the test pins, and adjust 0 Ω・C ∞ by turning adjuster
to have the pointer align with 0 line.
⑤ Apply the black and red test pin to the measured resistance.
⑥ Read the pointer on Ω scale.
⑦ After measurement, remove the red and black test pins fromthe resistor measured.
⑥

At Ω r a n g e , t h e④polarity of ＋/− isreverse from that⑦⑦
Resistormarked on the body
panel.
Be sure to use the⑤
rated fuse for the
instrument. In case①③
a fuse other than②②
the rated one isused, indication
errors may occur,
and/or circuit protection is become unable.
Operating voltage for Ω range of this multitester is 3 V, solighting test of LED can be performed. Appropriate range isΩ x 10 range.
If the pointer does not move to 0 line even when the 0 Ωadjuster is turned fully, replace the internal batteries to newones.
— 35 —

6-6-2 Terminal to Terminal Current (LI)

Terminal-to-Terminal Current is the current that runs between− and ＋ terminals when measuring resistance. There may besome cases that the impedance of measured object varies,
especially when measuring semi-conductors, due to selfheating caused by current running while measuring resistance.
The maximum LI values are printed on the body panel, at rightside of each range. Readings at each range shall be converted
by multiplying the values (shown below).
x1 k (80 µA) Range : LI scale x10, and read as µA.
x100 (800 µA) Range : LI scale x100, and read as µA.
Range : Simply read as mA.
x10 (8 mA)
Range : LI scale x10, and read as mA.
x1 (80 mA)— 36 —

6-7 Capacitance Measurement ()

WARNING

1.Never apply voltage to the input terminals.
2.Discharge the capacitance before measuring it.
6-7-1 C1,C2 ranges
1) Application
Measurement of capacitance2) Measuring range
C1 range : 50 pF〜0.2 µF
C2 range : 0.01〜20 µF
3) Measurement procedure①Shift the polarity reversal switch to ＋ position.
②Connect the black plug of the test lead to the − input
terminal and the red plug to the ＋ input terminal.
③Set the function/range selector to an appropriate C1 or C2
range.
④Push thefunction power switch. (See 5-1 ④)Then, the power indicator blinks.
⑤Short the test pins and turn the 0 Ω・C ∞ adjuster to havethe pointer align exactly with ∞ of C1or C2 scale.
⑥Apply the black and red test pin to the measured capacitor.
⑦⑤④

Capacitor

⑨ ⑧
①
②

②

③

⑧

⑥

⑦Read the pointer on C1or C2 scale.
⑧After measurement, remove the red and black test pins fromthe object measured.
function power switch. (See 5-1 ④)⑨Turn off the— 37 —

Note①Measuring frequency

C1range : approx. 900 Hz②Measuring voltage

C2range : approx. 800 Hz

C1range : approx.8.0 V (peak)/When 200 pF is measured
C1range : approx.0.5 V (peak)/When 0.05 µF is measured
C2range : approx.4.0 V (peak)/When 0.1 µF is measured
C2range : approx.0.7 V (peak)/When 5.0 µF is measured③Application
・Test of the cord (Use the C1 range)

Cx 1
Wire breaking point

Cx 2
Cx 1＞Cx 2Continuity or open-wire check of parallel cords, as shown in Fig,
can be done by measuring capacitance between the core wires(conductors) as a comparison test.
Longer cords are easier to check the detection of the open-wirebecause the capacity value lost by leakage between the wires is
proportioned to the length of the wires.

— 38 —

6-7-2 C3 range
1) Application
Measured large capacitor
2) Measuring range:
C3 range: 1〜2000 µF
3) Measurement procedure①Shift the polarity reversal switch to ＋ side.
②Connect the black plug of the test lead to the − input terminal
and the red plug to the ＋ input terminal.
③Set the function/range selector to C3 range.
④Discharge the capacitance before measuring it.
⑤Short the test pins and turn the 0 Ω・C ∞ adjuster to havethe pointer align exactly with ∞ of C3 scale.
⑥Apply the test pins to the measuring capacitor. Then, readthe maximum reading on the C3 scale.
⑤

C3

⑥
⑦
C3

⑥

Capacitor

⑦

①
③

②

②

④ WireThe pointer moves to right direction scale by the charge
current to the capacitor. However, the pointer starts gradual
returning from a certain point. Read the indicated maximum
value on C3 scale.
⑦After measurement, remove the red and black test pinsfrom the object measured.
Pay attention to the polarity ( ＋/−) of the capacitor.
(Connect ＋side of the capacitor to black test pin.)
It is not possible to measure the electric double layer
capacitor.
— 39 —

6-8 Transistor Measurement

WARNING

Never apply voltage to the input terminals.
6-8-1 ICEO Measurement
1) Application
Measuring Iceo of transistor
2) Measuring range: hFE range
3) Measurement procedure①Connect the black plug of the test lead to the − input terminal
and the red plug to the ＋ input terminal.
②Set the function/range selector to hFE function.
③ Set the polarity reversal switch to either NPN or PNP
position according to the transistor (hereinafter simply called“TR.”) to be measured. (NPN-TR: NPN position PNP-TR:
PNP position)④Short the test pins and turn the 0 Ω・C ∞ adjuster to havethe pointer align exactly with 0 line of Ω scale.
⑤Connect the emitter of TR and the collector of TR to eachmeasuring terminal (pin of test lead).
⑥Read the pointer on LI scale. (X10 mA)⑦After measurement, remove the red and black test pins from the TR.
Good or Bad shall be determined by comparison to
standard TR.
Except large power TR, reading of the ICEO of normal silicon
TR is almost 0 mA.
⑥

Case of NPN-TR④

transistor

⑦
②

③
①

①
— 40 —⑦⑤

E: emitter
B: base
C: collector

6-8-2 hFE Measurement
1) Application
Measuring hFE of transistor
2) Measuring range: hFE range
3) Measurement procedure①Connect the black plug of the test lead to the COLLECTOR(−input) terminal and the red plug to the EMITTER (＋input) terminal.
②Connect the black plug of the clip lead to the BASE terminal.
③Set the function/range selector to hFE function.
④Set the polarity reversal switch to either NPN or PNP
position according to the transistor (hereinafter simply called“TR.”) to be measured. (NPN-TR: NPN position PNPTR:PNP position)⑤Short the test pins and turn the 0 Ω・C ∞ adjuster to havethe pointer align exactly with 0 line of Ω scale.
⑥Connect the base of TR to the base terminal (clip lead).
⑦Connect the emitter of TR and the collector of TR to eachmeasuring terminal (pin of test lead).
⑧Read the pointer on hFE scale.
⑨After measurement, remove the test pins and the clip leadfrom the TR.
Case of NPN-TR⑧⑤

transistor

⑨
③

④
①

②

①

— 41 —⑨⑥⑦
E: emitter
B: base
C: collector

6-9 DC High Voltage measurement (HV) (Optional HV Probe)
Max. measurement value 30 kV DC

WARNING

1.The probe is designed for the measurement of very small
direct current circuit. Never use the probe to measurehigh voltage in power lines, such as transmission anddistribution lines; it is very dangerous.
2. Never apply input signals that exceed 30 kV.
3. Be sure to disconnect the test pins from the circuit whenchanging the function.
4. Always keep your fingers behind the finger guards on theprobe when making measurements.

1) Application
The probe is suitable for measuring voltage of high impedance
circuits, such as CRT anode voltage of TV sets.
2) Measuring range:⑤
CRT
HV PROBE (DC 120 mV)④ Anode3) Measurement procedure⑥①Shift the polarity
reversal switch to ＋
position.
⑥②Connect the black plug of④ Earth line
the HV Probe to the −①
input terminal and thered plug to the ＋input③②②
terminal.
③Set the function/range
selector to HV PROBE position.
④First, connect the clip (black) of the probe to the earth line (−) inthe circuit to be measured, and then apply the measuring pin on
the probe body to your measuring point.
⑤Read the pointer on V・A (0〜30) scale as kV.
⑥ After measurement, remove the measuring pin from themeasured circuit, and then remove the clip.

6-10 End of Measurement

When measurement is end, be sure to return the function/range
selector to the OFF position.
— 42 —

[7] MAINTENANCEWARNING
1.This section is very important for safety. Read and understandthe following instruction fully and maintain your instrument
properly.
2. The instrument must be calibrated and inspected at least once a
year to maintain the safety and accuracy.
7-1 Maintenance and inspection
1) Appearance
Is the appearance not damaged by falling ?
2) Test leads and fuse
Are the test leads not damaged ?
Are the core wire not exposed at any place of the test leads ?
Make sure that the test leads are not cut, referring to thesection 6-1.
If your instrument fails any of above check, do not use it, and have it
repaired or replace it to new one.
7-2 Calibration
The manufacturer may conduct calibration and inspection. For
more information, please contact the dealer or manufacturer.
7-3 How to Replace Battery and Fuse

WARNING

1. If the rear case is removed with input applied to the input
terminals, you may get electrical shock. Before starting thework, always make sure that no inputs is applied.
2. Be sure to use a fuse that has the same rating so as toensure safety and performance of tester.
3. When removing the rear case do not touch the internal parts
or wire with hand.

— 43 —

＜How to replace the battery or fuse＞①Remove the rear case screw with a screwdriver.
②Remove the rear case.
③Take out the battery or fuse and replace it with a new one.
④Attach the rear case and fix it with the screw.

Check and see whether or not indications of respective ranges
are normal.
Battery (6F22)
9 V X1

Spare fuse
Battery (R6)
1.5 V X2

9V

1.5 V

Fuse

Fuse of the specified rating and type(Parts No. F1176)
500 mA/250 V φ 5 X 20 mm Ceramic tube Fast acting fuse.
Blowout capacity : 1500 A— 44 —

7-4 Cleaning and Storage

CAUTION

1. For cleaning, wipe lightly with a soft, and either dry or slightly
water-dampended cloth. Do not use volatile solvent such as
thinner or alcohol for panel, case, and meter cover.
2. The panel and the case are not resistant to heat. Do not place
the instrument near heat-generating devices (such as asoldering iron).
3. Do not store the instrument in a place where it may be subjected
to vibration or from where it may fall.
4. For storing the instrument, avoid hot, cold or humid places orplaces under direct sunlight or where condensation is
anticipated.
Following the above instructions, store the instrument in goodenvironment. (See 9-1)

[8] AFTER-SALE SERVICE
8-1 Warranty and Provision
Sanwa offers comprehensive warranty services to its end-users andto its product resellers. Under Sanwa's general warranty policy, each
instrument is warranted to be free from defects in workmanship ormaterial under normal use for the period of one (1) year from the dateof purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase only, andapplied only to the product purchased from Sanwa authorized agent
or distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims to determine
the extent to which the warranty policy shall apply. This warranty shallnot apply to fuses, test leads, disposables batteries, or any product orparts, which have been subject to one of the following causes:
1. A failure due to improper handling or use that deviates from the
instruction manual.
2. A failure due to inadequate repair or modification by people
other than Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this product such as
fire, flood and other natural disaster.
— 45 —

4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation or
dropping after the purchase.
8-2 Repair
Customers are asked to provide the following information whenrequesting services:
1. Customer name, address, and contact information
2. Description of problem
3. Description of product configuration
4. Model Number
5. Product Serial Number
6. Proof of Date-of-Purchase
7. Where you purchased the product1) Prior to requesting repair,please check the following:
Capacity of the built-in battery, polarity of installation anddiscontinuity of the test leads.
2) Repair during the warranty period:
The failed meter will be repaired in accordance with the conditions
stipulated in 8-1 Warranty and Provision.
3) Repair after the warranty period has expired:
In some cases, repair and transportation cost may become higher
than the price of the product. Please contact Sanwa authorized
agent / service provider in advance.
The minimum retention period of service functional parts is 6 years
after the discontinuation of manufacture. This retention period is therepair warranty period. Please note, however, if such functionalparts become unavailable for reasons of discontinuation of
manufacture, etc., the retention period may become shorter
accordingly.
4) Precautions when sending the product to be repaired
To ensure the safety of the product during transportation, place theproduct in a box that is larger than the product 5 times or more involume and fill cushion materials fully and then clearly mark ”Repair
Product Enclosed” on the box surface. The cost of sending andreturning the product shall be borne by the customer.
8-3 SANWA web site
http://www.sanwa-meter.co.jp
E-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp— 46 —

[9] SPECIFICATIONS
9-1 General Specification
AC Rectifier form
: Half-wave rectifier form
Meter type: Internal magnet, Taut band meter (15 µA)
Accuracy assurance Temperature/Humidity range: 23 ± 2 ℃ 75 %RH max. No condensation
Operating temperature and humidity: 5〜31 ℃,80 %RH max.
		31＜〜40 ℃, 80〜50 %RH (decreasing linearly)
Storage temperature/Humidity range: −10〜50 ℃ 70 %RH max. No condensation
Built-in battery : R6 (IEC) or UM-3 1.5 V X2, 6F22 9 V X1

built-in battery* AFactory-preinstalledbattery for monitoring is preinstalled before shipping, therefore it may

run down sooner than the battery life specified in the instruction manual.
The ”battery for monitoring” is a battery to inspect the functions andspecifications of the product.

Built-in fuse
: F500 mA/250 V φ 5 X 20 mm Ceramic tube
		Fast acting fuse. Blowout capacity : 1500 A
Dimension and Mass
: 165(H) X 106(W) X 46(D) mm・approx. 370 g
Accessories: Instruction manual 1 Spare fuse 1
		Test leads TL-21a 1 Crip lead CL-506b 1
Environmental conditions: Indoor use Altitude up to 2000 m
Working circuit voltage: 600 VAC max.

— 47 —

9-2 Optional Accessories
・Clip adapter CL-14 (Red, Black 1set)
・HV probe
HV-60 (DC 0〜30 kV Internal resistance:1000 MΩ)
・Carrying case C-CA
9-3 Measurement Range and Accuracy
Accuracy assurance range : 23 ± 2 ℃ 75 %RH max.
		No condensation
Attitude: Horizontal ( ± 5 °)ACV accuracy in the case of sine wave AC.
Function
DCV( )Full scale value

120 m

3/12/30/120/
300/1000

Accuracy

Remarks± 2.5 %
Against full scale

Input resistance : 50 kΩ/V(1000 V range : 15 kΩ/V)± 4 % Against full scale Input resistance : 4 kΩ

ACV
( )

3/12/30/120/
300/750±3%Against full scale
Input resistance : 8 kΩ/V
(up to 12 V range±4 % against full scale)

DCA
( )

30 µ/0.3 m/3 m
30 m/0.3± 2.5 %
Against full scale Voltage drop : 120 mV(30 µ and 0.3 A range(0.3 A range : 300 mV)± 3 % against full scale)Ω

5 k(X1)/50 k(X10)/500 k(X100)/5 M(X1 k)/50 M(X10 k)± 3 % of arc

Center value 38 Ω (X1 range)
Max. value 5 kΩ (X1 range)
Release voltage : 3 V(X10 k range : 12 V)

C1range : 50 p〜0.2 µC2range : 0.01〜20 µ± 6 % of arc

Use the internal
oscillator( µF )
LI(µA/mA)hFE

C3range : 1〜2000 µ

Approximate value Use the Ω X 1 k range

0〜80 µA (Ω X1 k range)
0〜800 µA (Ω X100 range)
0〜8 mA (Ω X10 range)
0〜80 mA (Ω X1 range)

Approximate value

0〜1000Approximate value hFE＝Ic/Ib

Band width
3 V and 12 V range : 40 Hz〜30 kHz— 48 —

Terminal to terminal
current

30 V range : 40 Hz〜10 kHz

Specifications and external appearance of the product describedabove may be revised for modification without prior notice.
— 49 —

MEMO

保証書
ご氏名

型

様

名

製造No.

ご住所

CX506a

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

TEL
保証期間
ご購入日
年
月より 3 年間
（製品の許容差については 1 年間）

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
本保証書は、日本国内において有効です。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障This warranty is valid only within Japan.
以上
年

月

日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

本社=東京都千代田区外神田 2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871（代）
大阪営業所=大 阪市浪速区恵美須西2 −7 −2
郵便番号=556-0003･ 電話 = 大阪（06）6631−7361（代）
Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

植物油インキを使用しています。

19-2301 2040 2040