IQTX
コヒレント 変調トランスミッタ
S P E C I F I C AT I O N S H E E T

quantifiphotonics.com

特徴

理想的な ʻゴールデンʼ 参照光信号源
IQTXを使えば、位相変調された光信号を簡単に生成・制御することができます。IQTXは、その高い再現性と信頼性から、「ゴールデン」リファレンス光信号源と呼ばれています。また、40GHzまでの広帯域に対応し、高品質な光信号の発生が可能であり、コヒーレント通信用途に最適な光信号源です。

高品質信号生成最大40GHzの帯域幅で、最大80GBaudのボーレートを生成します。40GHzの帯域幅は、56GBaudの64QAM変調方式に基づく600Gbpsの信号に最適です。

狭線幅レーザー
内蔵のチューナブルレーザーは線幅が100KHzと狭く、出力は15dBm
で、コヒーレント変調フォーマット
に最適なレーザー光源です。また、お手持ちのレーザーを使用することもできます。

16QAM 以上を生成

高性能 ABCIQTXは、高帯域のリニアRFアンプを使用しており、RF任意波形発生器（AWG）と組み合わせることで、任意の多値光変調フォーマットを生成することが可能です。

変調方式やデータに依存しない自動バ
イアス・コントローラーは、バイア
ス・ドリフトを追跡し、自動で補正します。

偏波多重エミュレータ

効果的 & ユーザーフレンド
リーな GUI

単一偏波モデルには、単一偏波信号の時間遅延コピーを光学的に多重化するエミュレートされた偏波多重
ジェネレーターが搭載されていま
す。

多様な構成

USB と Ethernet に対応

完全な多重偏波、エミュレートされた
偏波多重、単偏波をサポートします。

USBやEthernetで接続し、簡単に設定・操作できます。

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 2 of 18

COHESIONUI™は、簡単なセット
アップと完全なソフトウェア制御を提供します。LAN上の互換性のある機器を自動的に検出し、自分のデスクで快適にIQTXを制御できます。

Version 2.8.11

特徴

z 11 GHz, 20 GHz, 23 GHz, 40 GHz から帯域幅を選択
してください。
z パターンによらない自動バイアス制御
z 最適化された光信号、高い再現性と信頼性を実現
z 狭線幅のチューナブルレーザーを内蔵

z M-QAM, M-PSK, カスタム変調フォーマットに最適
z 直感的で使いやすいGU
z フルリモートコントロール機能
z 64GBaud を超えるボーレートをサポート可能

パターン非依存型自動バイアスコントローラ

自動バイアス制御 ABC（Automatic Bias Control）を内蔵し、最適な信号を素早く生成することができます。ABCの高い安定性により、バイアス点を希望する位置に維持することができ、M-QAM、M-PSKなどの任意の変調形式を扱うことができます。
また、ABC専用のソフトウェアにより、完全なリモートオペレーションが可能であり、ユーザによるセットアップの制御が可能です。これらの特徴により、Quantifi Photonics のIQTXは、優れたプラグアンドプレイの研究開発用光信号発生器となります。

アプリケーション例

光通信の研究開発エンジニアが、56GBaud DP-QPSKのような広帯域の光信号を迅速かつ低コストに生成できます。

z コヒーレント受信機の設計検証・テスト
z 16QAM、64QAM等の多値変調方式による400G、600Gコヒーレントシステム開発
z ICRテスト用の安定した再現性のあるDP-QPSK
またはDP-16QAM信号の生成
z 複数キャリアの変調による費用対効果の高い
DWDMチャネルローディング

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 3 of 18

Version 2.8.11

シグナルサンプル

IQTXで生成したシグナルのサンプル
56 GBaud
64 QAM
Generated using 92 GSa/s AWG and
40 GHz Dual Polarization IQTX. 6.2%
EVM

56 GBaud
16 QAM
Generated using a 3-bit PowerDAC
and 40 GHz Dual Polarization IQTX.
9.5% EVM

32 GBaud
16QAM
Generated using a 65 GSa/s AWG
and 26 GHz Single Polarization IQTX
with Dual Polarization Emulator. 6.7% EVM

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 4 of 18

Version 2.8.11

シグナルサンプル

IQTXで生成した信号のサンプル
32 GBaud QPSK
32 GBaud QPSK generated using
a 65 GSa/s AWG and 26 GHz
Single Polarization IQTX with Dual
Polarization Emulator. 6.8% EVM

21 GBaud
DP-8 QAMHigh quality DP-8 QAM signal at 21
GBaud. EVM ~ 6.53%

21 GBaud BPSKHigh quality BPSK signal at 21
GBaud. EVM ~ 7.31%

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 5 of 18

Version 2.8.11

IQTX 製品と寸法

IQTX-1203

製品寸法

背面パネル接続44.1 mm

440 mm

528 mmUSB

Ethernet

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 6 of 18

Grounding

On/OffVersion 2.8.11

COHESION ユーザーインターフェース

変調器バイアス制御の自由度を高める直感的なユーザー
インターフェース
IQSignal-Managerは、個々のバイアス設定を調整したり、自動最適化を選択するための専用バイアス制御ソフトウェア
で、最適なQPSKまたはQAM信号を迅速かつ容易に生成することが可能です。

HOME

MODULESSETTINGS

Large Format

Console

INFO

HOME

MODULESSETTINGS

Large Format

ConsoleINFO

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 7 of 18

Version 2.8.9

IQTX 1000 シリーズ

シングル偏波 IQTX
シングル偏波IQTXは、可能な限りシンプルなシステムとしつつも、コヒーレント変調された単一偏波光信号を生成します。
コヒーレント信号のセキュリティ向上と新規性が求められるアプリケーション向けにご利用頂けます。

標準機能
z 20 GHz または 11 GHz のシステム帯域幅
z 最大 20 GHz（代表値）の高帯域幅を実現
z 2 x 高速 RF 信号入力
z 専用ソフトウェア・コントローラによる自動バイアス制御

Modulator optical
input / output

z Cバンド狭帯域波長可変レーザー内蔵
z 高帯域リニア RF アンプ

High-speed
RF signal inputs

Internal laser
outputIQTX 1000 シリーズ 模式図
RF Signal Inputs
Optical Input

X-I

X-Q

Optical Output

Linear
RF Amps

IQ Modulator

Laser

LO Output

LEGEND

X-I

X-Q

X-PhaseAutomatic Bias Control

USB to PC

OpticalConnection

Ethernet to PC

Electrical
Connection

RF Connection

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 8 of 18

Version 2.8.11

IQTX 1100 シリーズ

シングル偏波 IQTX 二重偏波エミュレーター機能付き
2つのRF入力チャンネルを用いて二重偏波位相変調信号をエミュレートして生成します。シングル偏波変調信号の遅延コピーを光学的に偏波多重化することにより、偏波多重位相変調信号を生成することができます。2つのRF入力は、1つのチャネル
データソースの差動出力で駆動することができます。
本製品を使用すれば、1チャンネルPPGの2つの差動出力を使用してDP-QPSK信号を作成することができます。
費用対効果の高いソリューションで独立したデータを必要としないアプリケーションでは、大幅なコスト削減が可能です。

標準機能

z 20GHzまたは11GHzのシステム帯域幅z エミュレートされた二重偏波発生器
z 最大20 GHzの高帯域幅（代表値）
z 2 x 高速RF信号入力

Modulator optical
input / output

z 専用ソフトウェアコントローラによる自動バイアス制御
z C バンド狭帯域波長可変レーザー内蔵
z 高帯域リニアRFアンプを搭載

High-speed
RF signal inputs

Internal laser
outputEmulated dual polarization
generator optical input/output

IQTX 1100 シリーズ 模式図
RF Signal Inputs
Optical Input

X-I

X-Q

Optical Output

Dual-Pol.
Generator Input

Dual-Pol.
Generator Output

Linear
RF AmpsPolarization
Beam
Combiner

50 / 50% opticalbeam splitter

IQ Modulator

Optical Delay

Laser

LO Output

X-I

X-Q

X-PhaseAutomatic Bias Control

USB to PC

Ethernet to PC

LEGEND

OpticalConnection

Electrical
Connection

RF Connection

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 9 of 18

Version 2.8.11

IQTX 1200 シリーズ

完全な偏波多重偏波多重IQTXは、より多くの機能、柔軟性、使いやすさを提供し、このクラスをリードしています。
真のデータのロードと伝送を必要とするアプリケーションのために、偏波多重IQTXは、以下の機能を提供します。
4つのトリビュタリRFチャネルすべてで独立したデータを送信することができます。完全な偏波多重 IQTX は、あらゆる 4チャンネルの PPG または AWG と互換性があります。
チャンネルPPGまたはAWGと互換性があり、投資を最適化するための幅広いオプションが利用可能です。

標準機能
z 40GHz、23GHzまたは11GHzのシステム帯域幅
z 4 x 高速 RF 信号入力
z 専用ソフトウェア・コントローラによる自動バイアス制御

z C バンド狭線幅波長可変レーザー内蔵
z ソフトウェアによる変調器バイアスの自動制御
z 高帯域リニアRFアンプ

Modulator optical
input / output
Poweron / off

High-speed
RF signal inputs

Internal
laser
outputIQTX 1200 シリーズ 模式図
Optical Input

RF Signal Inputs
X-Q
Y-I

X-I

Y-Q

Optical Output

Linear
RF AmpsPolarization Diverse IQ Modulator

Laser

LO Output

X-I

X-Q

X-PhaseY-I

Y-Q

Y-PhaseAutomatic Bias Control

USB to PC

Ethernet to PC

LEGEND

OpticalConnection

Electrical
Connection

RF Connection

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 10 of 18

Version 2.8.11

IQTX 技術仕様

General Specifications

I QT X
USB 2.0, Ethernet

PC interface
Operating system requirements

Windows 7, 8 or 10 (32 or 64 bit)

Dimensions (H x W x D)

44.1 x 440 x 528 mm | 1.7 x 17.3 x 20.8 inches

Weight~7.8 kg | 17.2 lbs

Operating temperature range

5 °C to 45 °C | 41 °F to 113 °F

Storage temperature range-40 °C to 70 °C | -40 °F to 158 °F

IQTX 1000 シリーズ - シングル偏波
Modular specifications

10 0 1

10 0 2Single-polarization LiNbO3 IQ Modulator

Single-polarization LiNbO3 IQ Modulator

1528 to 1612 nm

1528 to 1612 nm

Insertion loss5< 8.0 dB

< 8.0 dB

DC extinction ratio> 20 dB> 20 dB

Maximum optical input power

13 dBm

13 dBmInput optical connector type

PM FC/PC, PM FC/APC

PM FC/PC, PM FC/APC

Output optical connector type

PM FC/PC, PM FC/APC

PM FC/PC, PM FC/APC

11 GHz (Typical)

20 GHz (Typical)

Low frequency cutoff< 100 kHz< 40 kHz

Number of RF inputs

2

2

RF connector type RF

2.92 mm female

2.92 mm female

RF Vpi @1GHz

200 mV (Typical)

200 mV (Typical)

Maximum RF input voltage

800 mV

500 mVABC Specifications

10 0 1

10 0 2

Supported modulation formats

Any coherent modulation format

Any coherent modulation format

Bias control options

Automatic and manual control
for individual biases

Automatic and manual control
for individual biases

28 V

28 V

6

6

< 3 minutes (< 1 minute Typical)< 3 minutes (< 1 minute Typical)

Quadrature error

Averaged mean < ± 0.3°,
Standard deviation > 24 hours: < 2°

Averaged mean < ± 0.3°,
Standard deviation > 24 hours: < 2°

ABC impact on EVM

< 1%

< 1%

Modulator type
Wavelength range

RF bandwidth

Maximum bias voltage range
Number of bias control channels
Startup time until settled

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 11 of 18

Version 2.8.11

IQTX 技術仕様

Laser Specifications

10 0 1

10 0 2

Thermally tuned External
Cavity Diode Laser (ECDL)

Thermally tuned External
Cavity Diode Laser (ECDL)

Tunable frequency range

1530 to 1565 nm

1530 to 1565 nm

Frequency tuning resolution (wavelength) 2

1 MHz (~0.01 pm)

1 MHz (~0.01 pm)< 25 s< 25 s+ 15 dBm+ 15 dBm± 0.4 dB

± 0.4 dB

± 0.03 dB (Typical)± 0.03 dB (Typical)

Power flatness over entire wavelength range± 0.25 dB± 0.25 dB

Output power tuning resolution

0.01 dB

0.01 dB

Power monitoring

Built-inBuilt-inPolarization extinction ratio at
the PM fiber output> 20 dB> 20 dB-145 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz)

-145 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz)

< 100 kHz (25 kHz Typical)< 100 kHz (25 kHz Typical)

Tunable laser type

Tuning time
Maximum output power
Optical power uncertainty after calibration

2

Power stability over 24 hours

Relative intensity noise RIN (for 13 dBm)
Linewidth (FWHM), instantaneous 4Side-mode suppression ratio

40 dB (55 dB Typical)

40 dB (55 dB Typical)

4± 1.5 GHz± 1.5 GHz

Absolute frequency accuracy± 2.5 GHz± 2.5 GHz

± 0.3 GHz (± 3 pm)± 0.3 GHz (± 3 pm)

Relative frequency accuracy

4Frequency stability (wavelength)
over 24 hours 3

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 12 of 18

Version 2.8.11

I QT X T EC H N I C A L S P EC I F I C AT I O N S

IQTX 1100 シリーズ - エミュレータによる二重偏波
Modular specifications

110 1

110 2

Single-polarization LiNbO3 IQ Modulator

Single-polarization LiNbO3 IQ Modulator

1528 to 1612 nm

1528 to 1612 nm

Insertion loss5< 8.0 dB

< 8.0 dB

DC extinction ratio> 20 dB> 20 dB

Maximum optical input power

13 dBm

13 dBmInput optical connector type

PM FC/PC, PM FC/APC

PM FC/PC, PM FC/APC

Output optical connector type

PM FC/PC, PM FC/APC

PM FC/PC, PM FC/APC

11 GHz (Typical)

20 GHz (Typical)

Low frequency cutoff< 100 kHz< 40 kHz

Number of RF inputs

2

2

RF connector type RF

2.92 mm female

2.92 mm female

RF Vpi @1GHz

200 mV (Typical)

200 mV (Typical)

Maximum RF input voltage

800 mV

500 mV

Dual polarization emulator

110 1

110 2

Insertion loss

< 2dB

< 2dB

ABC Specifications

110 1

110 2

Supported modulation formats

Any coherent modulation format

Any coherent modulation format

Bias control options

Automatic and manual control
for individual biases

Automatic and manual control
for individual biases

28 V

28 V

6

6

< 3 minutes (< 1 minute Typical)< 3 minutes (< 1 minute Typical)

Quadrature error

Averaged mean < ± 0.3°,
Standard deviation > 24 hours: < 2°

Averaged mean < ± 0.3°,
Standard deviation > 24 hours: < 2°

ABC impact on EVM

< 1%

< 1%

Modulator type
Wavelength range

RF bandwidth

Maximum bias voltage range
Number of bias control channels
Startup time until settled

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 13 of 18

Version 2.8.11

I QT X T EC H N I C A L S P EC I F I C AT I O N S

Laser Specifications

110 1

110 2

Thermally tuned External
Cavity Diode Laser (ECDL)

Thermally tuned External
Cavity Diode Laser (ECDL)

Tunable frequency range

1530 to 1565 nm

1530 to 1565 nm

Frequency tuning resolution (wavelength) 2

1 MHz (~0.01 pm)

1 MHz (~0.01 pm)< 25 s< 25 s+ 15 dBm+ 15 dBm± 0.4 dB

± 0.4 dB

± 0.03 dB (Typical)± 0.03 dB (Typical)

Power flatness over entire wavelength range± 0.25 dB± 0.25 dB

Output power tuning resolution

0.01 dB

0.01 dB

Power monitoring

Built-inBuilt-inPolarization extinction ratio at
the PM fiber output> 20 dB> 20 dB-145 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz)

-145 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz)

< 100 kHz (25 kHz Typical)< 100 kHz (25 kHz Typical)

Tunable laser type

Tuning time
Maximum output power
Optical power uncertainty after calibration

2

Power stability over 24 hours

Relative intensity noise RIN (for 13 dBm)
Linewidth (FWHM), instantaneous 4Side-mode suppression ratio

40 dB (55 dB Typical)

40 dB (55 dB Typical)

4± 1.5 GHz± 1.5 GHz

Absolute frequency accuracy± 2.5 GHz± 2.5 GHz

± 0.3 GHz (± 3 pm)± 0.3 GHz (± 3 pm)

Relative frequency accuracy

4Frequency stability (wavelength)
over 24 hours 3

IQTX 1200 Series - Full dual polarization
Modulator Specifications

120 1

120 2

120 3

LiNbO3 IQ Modulator

LiNbO3 IQ Modulator

LiNbO3 IQ Modulator

1528 to 1612 nm

1528 to 1612 nm

1528 to 1612 nm

Insertion loss5< 10 dB< 10 dB< 10 dB

DC extinction ratio> 20 dB> 20 dB> 20 dB

Maximum optical input power+ 18 dBm+ 18 dBm+ 16 dBm

Input optical connector type

PM FC/PC, PM FC/APC

PM FC/PC, PM FC/APC

PM FC/PC, PM FC/APC

Output optical connector type

PM FC/PC, PM FC/APC

PM FC/PC, PM FC/APC

SMF FC/PC, SMF FC/APC

11 GHz (Typical)

23 GHz (Typical)

40 GHz (Typical)

Low frequency cutoff< 100 kHz< 40 kHz< 60 kHz

Number of RF inputs

4

4

4

RF connector type RF

2.92 mm female

2.92 mm female

1.85 mm female

RF Vpi @1GHz

200 mV (Typical)

200 mV (Typical)

200 mV (Typical)

800 mV

500 mV

500 mV

Modulator type
Wavelength range

RF bandwidth

Maximum RF input voltage

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 14 of 18

Version 2.8.11

I QT X T EC H N I C A L S P EC I F I C AT I O N S

ABC Specifications

120 1

120 2

120 3

Any coherent
modulation format

Any coherent
modulation format

Any coherent
modulation format

Automatic and manualcontrol for individual biases

Automatic and manualcontrol for individual biases

Automatic and manualcontrol for individual biases

28 V

28 V

28 V

6

6

6

< 3 minutes(< 1 minute Typical)< 3 minutes(< 1 minute Typical)< 3 minutes(< 1 minute Typical)

Quadrature error

Averaged mean: < ± 0.3°,
Standard deviation:> 24 hours: < 2°

Averaged mean: < ± 0.3°,
Standard deviation:> 24 hours: < 2°

Averaged mean: < ± 0.3°,
Standard deviation:> 24 hours: < 2°

ABC impact on EVM

< 1%

< 1%

< 1%

Laser Specifications

120 1

120 2

120 3

Thermally tuned External
Cavity Diode Laser (ECDL)

Thermally tuned External
Cavity Diode Laser (ECDL)

Thermally tuned External
Cavity Diode Laser (ECDL)

Tunable frequency range

1530 to 1565 nm

1530 to 1565 nm

1530 to 1565 nm

Frequency tuning resolution (wavelength) 2

1 MHz (~0.01 pm)

1 MHz (~0.01 pm)

1 MHz (~0.01 pm)< 25 s< 25 s< 25 s+ 15 dBm+ 15 dBm+ 15 dBm± 0.4 dB

± 0.4 dB

± 0.4 dB

± 0.03 dB (Typical)± 0.03 dB (Typical)± 0.03 dB (Typical)

Power flatness over entire wavelength range± 0.25 dB± 0.25 dB± 0.25 dB

Output power tuning resolution

0.01 dB

0.01 dB

0.01 dB

Power monitoring

Built-inBuilt-inBuilt-inPolarization extinction ratio at the PM fiber
output> 20 dB> 20 dB> 20 dB-145 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz)

-145 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz)

-145 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz)

< 100 kHz (25 kHz Typical)< 100 kHz (25 kHz Typical)< 100 kHz (25 kHz Typical)

Supported modulation formats
Bias control options
Maximum bias voltage range
Number of bias control channels
Startup time until settled

Tunable laser type

Tuning time
Maximum output power
Optical power uncertainty after calibration

2

Power stability over 24 hours

Relative intensity noise RIN (for 13 dBm)
Linewidth (FWHM), instantaneous 3
Side-mode suppression ratio

40 dB (55 dB Typical)

40 dB (55 dB Typical)

40 dB (55 dB Typical)

4± 1.5 GHz± 1.5 GHz± 1.5 GHz

Absolute frequency accuracy 4± 2.5 GHz± 2.5 GHz± 2.5 GHz

Frequency stability (wavelength)
over 24 hours 4± 0.3 GHz (± 3 pm)± 0.3 GHz (± 3 pm)± 0.3 GHz (± 3 pm)

Relative frequency accuracy

Notes
1. Specifications are valid at 23 °C ± 3 °C.
2. At maximum output power.
3. The laser uses a small FM dithering as part of its wavelength locking
mechanism. The instantaneous linewidth is measured in 1 ms (integrationtime).

4.
5.

Varies slightly according to wavelength.
At maximum transmission bias setting.

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 15 of 18

Version 2.8.11

O R D E R I N G I N FO R M AT I O N

IQTX - X X X X - X X - EPIQ

Model number
1001 = Single Polarization 11 GHz
1002 = Single Polarization 20 GHz
1101 = Emulated Dual Polarization 11 GHz
1102 = Emulated Dual Polarization 20 GHz
1201 = Full Dual Polarization 11 GHz
1202 = Full Dual Polarization 23 GHz
1203 = Full Dual Polarization 40 GHz
Connector type
FC = FC/PC
FA = FC/APC

AC C E S S O R I E S

IQTX - X X X X
Options
9001 = A set of two phase-matched semi-rigid RF cables
for use with IQTX. 2.92 mm male & 1.85 mm male.
9002 = A set of four phase-matched semi-rigid RF cables
for use with IQTX. 2.92 mm male & 1.85 mm male.
9003 = A set of two phase-matched semi-rigid RF cables
for use with IQTX. 1.85 mm male & 1.85 mm male.
9004 = A set of four phase-matched semi-rigid RF
cables for use with IQTX. 1.85 mm male to 1.85 mm male.

WA R R A N T Y I N FO R M AT I O N

本製品の標準的な保証期間は1年間です。

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 16 of 18

Version 2.8.11

延長保証と校正プラン

延長保証と校正プランを利用すれば、メンテナンスに煩わされることなく、より多くの時間を優先事項に費やすことができます。
年月の経過や通常の範囲のご使用により、正確で信頼できる性能を保証するために再校正やメンテナンスが必要になります。

購入時に3年または5年の延長保証を追加できます。

最高のパフォーマンス保証

所有コストの低減

安心感

信頼性の高い正確な結果を得るために、機器が最適に動作することを確認することが重要です。

節約を実現し、予算を最大限に活用することができます。

メンテナンスに煩わされることな
く、より多くの成果を生み出すことに時間を使うことができます。

校正プランの追加割引

Quantifi Photonics の製品をご購入される際に校正プランをご注文頂ければ、さらなる割引が適用されます。
10% ディスカウント

25% ディスカウント

ご購入時に合わせてご注文頂いた校正費用について延長保証を追加すると、校正の料金が25％割引になります。

Quantifi Photonics の技術者が行う機器校正により、以下が提供されます。
z 工場出荷時の仕様に合わせた総合的な校正を行います。
z すべての機能が動作し、コネクタが汚れていないことを確認するためのエンドツーエンド検査。

z ファームウェア、ソフトウェア、ドキュメントの更新。
z 詳細なテスト結果を含む校正証明書。

Quantifi Photonics 社の光学機器は、12ヶ月ごとに再校正することをお勧めします。

お問い合わせ株式会社日本レーザー
センサー事業部
email @sensor_sales@japanlaser.co.jp
延長保証と校正プランはご購入時に注文される必要があり、Quantiﬁ Photonics社の製品にのみ適用されます。
25%の校正割引は、製品が延長保証期間中の校正にのみ適用されます。

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 17 of 18

Version 2.8.11

QUANTIFI PHOTONICS が選ばれる理由

Test.
Measure.
Solve.
Quantifi Photonics 社は、フォトニクスの試験と計測の世界を変革しています。Quantifi Photonics社の光学および電気試験装置のポートフォリオは、世界中のエンジニアや科学者のニーズを満たすために急速に拡大しています。画期的な実験の実現から高度に効率的な製造テストの推進まで、私たちは経験と革新をもって複雑な問題を解決するためにお客様とともに取り組んでいます。ay.

General Enquiries
Technical Support
Phone
North America

sales@quantifiphotonics.com
support@quantifiphotonics.com+64 9 478 4849
+1-800-803-8872

quantifiphotonics.com© 2022 Quantifi Photonics Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, adapted, or translated in any form or by any means without the priorpermission from Quantifi Photonics Ltd. All specifications are subject to change without notice. Please contact Quantifi Photonics for the latest information.

Quantifi Photonics | IQTX Specification Sheet | 18 of 18

Version 2.8.11