6. リアケースを外した状態では使用しないこと。
7. 測定中はテストプローブのバリアよりテストピン側を持たないこと。
8. 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
9. 測定ごとにファンクションの確認を確実におこなうこと。
10.本器または手が水などで濡れた状態での使用はしないこと。
11.電池交換を除く修理・改造はおこなわないこと。
12.始業点検および年 1 回以上の点検は必ずおこなうこと。
13.屋内で使用すること。
14.危険な活電部が存在する設備では事故防止のため絶縁保護具を使用する必要があります。地域および国の安全基準に従うこと。
15.本器の保護機能が損なわれることがあるので指定されている方法以外で使用しないこと。

3-2

注

3-3

デジタルマルチメータ

1-3

取扱説明書

入力端子

最大定格入力値＋（赤）と−（黒）

DCV/

/

電圧入力禁止/【1】安全に関する項目〜ご使用の前に必ずお読みください｡ 〜
このたびは、デジタルマルチメータ PM300 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるよ
うに製品と一緒に大切に保管してください。
本書で指定していない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。
本文中の警告 および注意 の記載事項は、 やけど や 感電などの事故防止のため、必ずお守りください。
1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文は やけど や 感電 などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意文です。
本器の記号の説明：使用前に取扱説明書を参照の記号：二重絶縁または強化絶縁：グランド：抵抗：ダイオード：導通ブザー：コンデンサ
安全使用のための警告文
告【3】各部の名称
3-1

本体、テストリード
表示器

→

HOLD
ボタン
△REL
ボタン
バリア

ダイオードテスト（）、静電容量（）

告の位置にします。
→→ …と切り換わります。

）
順方向テスト 逆方向テスト

カソード

テストプローブ（赤）6-2 校正校正、点検については三和電気計器（株）・羽村工場サービス課までお問い合わせください。（項目 7-2-4「送り先」参照）
6-3

導通チェック（注静電容量測定（6-4

電池交換告

1. 感電のおそれがあるため、測定端子に入力が加わった状態、または測定状態でリアケースをはずさないこと。
2. ファンクションスイッチが OFF になっていることを確認してから電池交換作業をおこなうこと。
①リアケースの固定ネジ（1 本）を プ ラ ス ド ラ イ バ ー で 回 し、リアケースをはずす。
②電池（CR2032）を極性に注意して交換する。
（＋の表示が見える向き）③リアケースを被せ、固定ネジをネジ止めする。

）
コンデンサ内の電荷は測定前に放電すること。
静電容量の大きいコンデンサ測定では、測定時間が長くなります。
漏れ電流の大きい電解コンデンサなどの測定は誤差が大きくなるために適しません。

【6】保守管理について告

1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理をおこなうこと。
2. 安全と確度保持のために 1 年に 1 回以上は校正、点検を実施すること。
6-1 保守点検
1）外観：●落下などにより、外観が壊れていませんか？
2）テストリード：●テストリードが傷んでいたり芯線が露出していませんか？
以上の項目に該当するものは、そのまま使用せず修理を依頼してください。

− 5 −

5-2

交流電圧測定（ACV）、周波数 測定（Hz）
ファンクションスイッチを ACV の位置にします。
SELECT ボタンを押す 毎に ACV とHz が切り換わります。
ACV ファンクションでは 20 V 以上の電圧入力で表示器に が点灯します。
20 V を超えるときにブザーが鳴り知らせます。

5-3

直流電圧測定（DCV）

− 3 −
7-3

ファンクションスイッチを DCV の位置にします。
20 V 以上の電圧入力で表示器に が点灯します。
20 V を超えるときにブザーが鳴り知らせます。

【8】仕
8-1

7-1 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また、製品本体の確度は 1 年保証、製品付属の電池、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
7-2 修理について
1）修理依頼の前にもう一度次の項目をご確認ください。
・電池の容量はありますか？電池装着の極性は正しいでしょうか？
・テストリードは断線していませんか？
2）保証期間中の修理保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が保持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 6 年間です。
この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし、購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。
4）修理品の送り先
・製品（本体およびテストリード等の付属品を含む）の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面には「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］

三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒205-8604 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL（042）554-0113 / FAX（042）555-9046

− 6 −

− 4 −

お問い合わせ三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871 / FAX（03）3251-7022
大阪営業所：TEL（06）6631-7361 / FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ：0120-51-3930
受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp

ダイオードテスト開放電圧：約 DC 3.2 V
3.000 V 以上で OL 表示

導通チェック

開放電圧：約 DC 1.0 V
10 〜 50 Ω以下でブザー
発音
60.00 nF
600.0 nF
6.000μF
60.00μF
600.0μF

静電容量様

一般仕様

動作方式
交流検波方式
表示
サンプルレート
オーバー表示
レンジ切り換え
極性切り換え電池消耗表示使用環境条件
使用温湿度範囲

保存温湿度範囲

温度係数
電源
オートパワーセーブ
消費電流
電池寿命
寸法・質量

【7】アフターサービスについて）警

5-1 始業前点検測定を始める前に以下の項目を確認してください。
・外観チェック：落下などにより本体外観に異常がないか？
・アクセサリ：テストリードに断線やひび割れ等の異常はないか？
・電池：初回使用時は電池を取り付けてください。電池消耗警告が表示されていないか？表示されている場合は新品電池と交換してください。表示器に何も表示が出ない場合は、電池の全消耗が考えられます。
（6-4 参照）・ファンクションを に合わせてテストピンをショートさせることでテストリードの断線を確認します。
・本体または手が水などでぬれた状態ではないか？

4-5 相対値測定機能：△ REL ボタン△ REL ボタンを押すと、表示器に△が点灯し、測定レンジは固定されボタンを押した時点の入力値を 0（基準）とした値を表示します。ボタンを再度押すと△が消灯し解除します。
このボタンは Hz、 、 では無効です。
※ファンクションおよびレンジを切り替えると△ REL は解除されます。

意

1. 本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭いたりしないこと。汚れは柔らかい布に少量の水を含ませてふき取ってください。
2. 本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないこと。
3. 振動の多い場所や落下のおそれのある場所に保管しないこと。
4. 直射日光下や高温、低温、多湿、結露のある場所での保管は避けること。
5. 長期間使用しない場合は電池を必ず抜いておいてくこと。

良品例：OL表示
不良例：他の表示

10 〜 50 Ω以下でブザーが発音します。

5-4-4

4-4 測定機能選択：SELECT ボタン
SELECT ボタンを押すと、ファンクションは次のように切り換わります。
ACV ポジション：ACV → Hz → ACV →…
ポジション ： →→→→ →…

清掃と保管について

アノード

良品例：順方向電圧降下表示
不良例：0.000 V表示
OL表示

5-4-3

4-2 オートパワーセーブ機能
最終操作から約 15 分、または 20 V 以上の入力がない状態から約 15分で自動的に表示が消え、電源の消費を抑えるオートパワーセーブ機能つきです。復帰するには SELECT ボタンを押すか、電源スイッチをOFF 位置にして再度回してください。
オートパワーセーブ機能を解除するには、SELECT ボタンを押したままファンクションスイッチを回し電源を ON してください。ブザーがピッと鳴り、表示器にと 2 秒間表示したあと、 が消灯していると解除状態です。
※オートパワーセーブ時にも微小な電源電流が流れていますので測定が終わったら、必ずファンクションスイッチを OFF の位置に戻してください。

− 2 −測定に際しノイズの影 響を受ける場 合
は、被測定物を COM 電位でシールドしてください。また、テストピンに指を触れて測定すると、人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。
測定端子間の開放電圧は約 DC 1.2 Vです。

ダイオード

未装着時

告テストプローブ（黒）

警
5-4-2

キャップ収納部

4-3 電池消耗警告表示
電池が消耗し電池電圧が約 2.3 V 以下になった時、表示器にマークが表示されます。このマークが点灯した時には、電池を交換してください。

電源スイッチ兼ファンクションスイッチ）
抵抗器

着脱式
テストピンキャップ

装 着 時：CAT. Ⅳ 300 V
CAT. Ⅲ 600 V
未装着時：CAT. Ⅱ 600 V

・測定端子には外部から電圧を絶対に加えないこと。

抵抗測定（テストピン

警

1. 各ファンクションの最大定格値を超えた入力を加えないこと。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのバリアよりテストピン側を持たないこと。
4. 測定後は被測定物からテストリードを離し、ファンクションスイッチをOFF 位置に戻すこと。

4-1 電源スイッチ兼ファンクションスイッチ：
このスイッチを回して電源の ON/OFF および各測定ファンクションの切り換えをおこないます。

測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）
CAT. Ⅱ：コンセントに接続する電源コード付き機器の一次側電路。
CAT. Ⅲ：直接分電盤から電気を取り込む機器の一次側および分電盤からコンセントまでの電路。
CAT. Ⅳ：引き込み線から分電盤までの電路。

− 1 −

5-4-1

リード収納部【4】機能説明

2-2 特 長・IEC61010 に準拠した安全設計
・交流測定は真の実効値（TRUE RMS）変換方式
・持ち運びに便利なキャリングケースが標準付属

SELECT
ボタン

以下の項目は、やけど や 感電 などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 本器は低電圧用のデジタルマルチメータです。CAT. Ⅳ 300 V
または CAT. Ⅲ 600 V を超える電路では使用しないこと。
2. AC 33 Vrms（46.7 Vpeak）または DC 70 V 以上の電圧は人体に危険なため注意すること。
3. 最大定格入力値（1-3 参照）を超える信号は入力しないこと。
4. 最大過負荷入力値を超える恐れがあるため誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータ等）ラインの測定はしないこと。
5. 本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。

ファンクションスイッチをSELECT ボタンを押す毎に →【5】測定方法

AC/DC 600 V

2-1 用 途本器は IEC 61010 CAT. Ⅳ 300 V / CAT. Ⅲ 600 V の範囲内の測定用に設計された実効値応答型のポケット型デジタルマルチメータです。

03-1712 2040 6006）、導通チェック（4-8 ブザー解除機能△ REL ボタンを押しながら電源 ON すると表示器にと 2 秒間表示したあとブザー消音になります。ブザー解除でも、OLアラーム、導通ブザー、電源 ON 時、オートパワーセーブ前は鳴ります。すべてのブザーが鳴るようにするには電源OFFにして、再び電源ONしてください。
※オートパワーオフ解除と同時にはできません。

プローブ収納部

AC/DC 660 V

DC 600 V

4-6 MAX/MIN 記憶機能： △ REL（MAX/MIN）ボタン△ REL ボタンを長押しすると MAX/MIN モードとなります。測定レン
ジは固定されオートパワーセーブ、相対値測定機能は無効となります。
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。
・現在の測定値表示（MAX MIN 点灯）→ MAX 値表示（MAX 点灯）→
MIN 値表示（MIN 点灯）→ 現在の測定値表示（MAX MIN 点灯）→ …
・現在の測定値表示：今の測定値を表示しながら最大値、最小値を記憶します。
更新するごとにブザー音が鳴ります。最大値、最小値を確認する時は、ボタンを押して MAX 値表示、MIN 値表示に切り換えます。MAX/MIN
モードを解除する場合は、このボタンを 1 秒以上長押してください。
・MAX 値表示：MAX/MIN モード設定時から測定した最大値を表示。
・MIN 値表示：MAX/MIN モード設定時から測定した最小値を表示。
また、相対値測定機能が有効なとき（△が点灯）にも MAX/MIN モードにすることができます。この場合はボタンを押した時点の入力値を 0（基準）とした MAX/MIN モードとなります。
、 、では無効です。
この機能は Hz、
4-7 データホールド機能： HOLD ボタン
HOLD ボタンを押すと、表示器にが点灯しその時点の表示値をホールド（保持）します。測定入力が変動しても表示は変化しません。
再度ボタンを押すと、は消灯しホールドは解除されます。
※ファンクションスイッチを切り換えたり、SELECT ボタンを押すとホールドは解除されます。

【2】用途と特長

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

警

キャリングケースの使い方

最大過負荷保護入力値

AC 600 V

ACV / Hz5-4 抵抗（ ）、ダイオードテスト（： 電圧警告
：データホールド動作表示： オートレンジ動作表示：電池消耗警告： オートパワーセーブ有効：リラティブ動作表示： 導通チェック
：ダイオード：コンデンサ：交流：直流：MAX/MIN モードの表示

過負荷保護入力値

ファンクション

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361㈹警単位

1. トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など電磁波の発生している近く、または帯電しているものの近くでは正常な測定ができない場合があります。
2. インバータ回路のような特殊な波形では、本器が誤動作や正常な測定ができない場合があります。

PM300

1-2

意表示器

⊿―Σ方式
真の実効値方式（AC 結合）
最大 6000 カウント
最大約 5 回 / 秒
数値部に OL 表示
オートレンジ自動切換え（−のみ表示）
電池消耗時約 2.3 V 以下で表示器にマークが点灯する。
高度 2000 ｍ以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ-10 ℃〜 40 ℃ 湿度は下記（結露のないこと）
5 ℃〜 31 ℃で 80 ％ RH（最大）、31 ℃以上 40 ℃では80 ％ RH から 50 ％ RH へ直線的に減少-20 ℃〜 40 ℃ , 80 % RH 以下 結露のないこと
40 ℃〜 50 ℃ , 70 % RH 以下 結露のないこと（長時間使用しない場合は電池を外して保存すること）
18 ℃未満、28 ℃超は 1 ℃ごとに確度× 0.15 を加算する。（ ファンクションは× 0.25）
CR2032（コイン形リチウム電池）3 V × 1
最終操作から約 15 分後に電源セーブ TYP 20 μA
約 1.5 mA、最大約 5 mA
約 150 時間
110（H ）× 56（W ）× 13（D ）mm・約 84 g（電池含む）
121（H ）× 63（W ）× 28（D ）mm・約 135 g（ケース収納時）

フィルムコンデンサまた±（3.0 %rdg+10 dgt） は同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。
±（5.0 %rdg+10 dgt） 10 nF 以下は確度に +15dgt を加算

確度計算方式例）交流電流測定（ACV）
表示値：100.0 V
レンジ確度：600.0 V レンジ…±（1.2 %rdg+5 dgt）
誤差：±（100.0 V × 1.2 %rdg+5 dgt）= ± 1.7 V
真値：100.0 V ± 1.7 V（98.3 〜 101.7 V の範囲内）※ 600.0 V レンジにおける 5 dgt とは 0.5 V に相当します。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

テストリード長
安全規格

約 0.5 m
IEC61010-1、IEC61010-2-030、IEC61010-2-33、IEC61010-31
CAT. Ⅳ 300 V/CAT. Ⅲ 600 V
EMC 指令、RoHS 指令 IEC61326（EMC）、EN50581（RoHS）
付属品
取扱説明書、コイン電池（CR2032）、キャリングケース（C-PM300）

保証書
ご氏名

8-2

測定範囲および確度ご住所

確度保証温湿度範囲：23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと
rdg：reading（読み取り値） dgt：digits（最下位桁）
ACV 測定は実効値応答のため確度保証レンジ範囲、CF は以下になります。
レンジ範囲：測定レンジの 1 % 〜 100 %クレストファクタ CF：フルスケール CF ＜ 1.8 ハーフスケール CF ＜ 3.6
ファンクション
交流電圧
ACV

周波数
Hz

レンジ
6.000 V
60.00 V
600.0 V
99.99 Hz999.9 Hz9.999 kHz99.99 kHz

直流電圧
DCV

抵抗600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
600.0 Ω6.000 kΩ60.00 kΩ
600.0 kΩ
6.000 MΩ
60.00 MΩ備考
入力抵抗：約 10 MΩ
・ 確 度 保 証 周 波 数：45 Hz±（1.2 %rdg+5 dgt）
〜 500 Hz±（0.8 %rdg+3 dgt）±
（1.5 %rdg+5 dgt）±
（2.0 %rdg+5 dgt）±
（4.0 %rdg+5 dgt）

− 7 −・開放電圧：約 DC 1.8 V
・測定電流は被測定抵抗の値によって変化します。

〒

TEL
保証期間
ご購入日
年月より 3 年間（製品の確度については1年間）

確度±（1.2 %rdg+9 dgt）

入力抵抗：約 10 MΩ
・10 Hz 未満は確度保証外±（0.5 %rdg+3 dgt） ・感度：10 Hz 〜 : 1 Vrms 以上
10 kHz〜: 15 Vrms 以上（正弦波に限る）
入力抵抗：約 10 MΩ

様型

名製造 No.

PM300

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

本社=東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
以上年月日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社においておこなわせていただきます。

− 8 −