IQRX
高性能
コヒレント 光レシーバ
S P E C I F I C AT I O N S H E E T

quantifiphotonics.com

特徴

QPSK、64QAM、OFDMなどコヒーレント変調方式を測定するための”ゴールドスタンダード”コヒーレント受信機。
z 多重偏波z 単一偏波、多重偏波のPSK、QAM、カスタムフォー
マットに対応高性能・低ノイズな
コヒーレントレシーバー
IQRXは、コヒーレント変調された信号を忠実に測定するために、最高性能の光ファイバーディスクリート部品を用いて設計・製造されています。
IQRXはノイズを最小限に抑えるため、市販のICRに多く見られるトランスインピーダンスアンプ(TIA)を使用していません。

z 狭線幅の内蔵レーザーz シングルエンドRF出力

4系統のシングルエンド
出力十分な帯域幅とサンプリングレートを持つリアルタイムオシロスコープと組み合わせて使用できます。シングルエンド出力は、ほとんどのオシロスコー
プの4 つの入力チャンネルと組み合わせるのに便利です。

多重偏波測定IQRXは、偏波多重信号の特性評価を行うために、偏波選択性の高いハードウェアを搭載しています。
LO入力、信号出力、内蔵レーザー出力の全てに偏波保持（PM）ファイバを使用し、高い汎用性を実現しています。

高帯域オシロスコープで1台あたり2チャンネルしかない場合、IQRXの薄型で広いフットプリントにより、複数のオシロスコープユニットの間に配置することが可能です。

狭線幅チューナブル
レーザーを内蔵

19インチラックマウント可能IQRXは25KHzの瞬時狭線幅レーザーを内蔵しており、高い位相安定性が要求されるコヒーレント変調フォーマットに最適な装置です。

IQRXは、ラックマウントブラケットと組み合わせることで、19インチラックに取り付けることができます。

Quantifi Photonics | IQRX Specification Sheet | 2 of 8

Version 1.4.9

IQRX 製 品 と 寸 法

IQRX-1002-FC

製品寸法

背面パネル接続44.1 mm

440 mm

528 mmUSBEthernetGrounding

On/Offターゲットアプリケーション

z コヒーレントDSPの開発
z コヒーレント送信機テスト

z カスタム変調方式の開発
z 軍事/航空通信の研究開発

Quantifi Photonics | IQRX Specification Sheet | 3 of 8

Version 1.4.9

模式図

IQRX 模式図

MODULATEDSIGNAL INPUTLO INPUT

PBS

50/50

LASER
OUTPUTLASER 2OUTPUT

LASER

LASER

IQRX

90° HYBRIDBALANCED
DETECTORBALANCED
DETECTOR

90° HYBRIDBALANCED
DETECTORBALANCED
DETECTOR

Real time oscilloscope

Quantifi Photonics | IQRX Specification Sheet | 4 of 8

Version 1.4.9

IQRX 技術仕様

General Specifications

IQRX
44.1 x 440 x 528 mm | 1.74 x 17.32 x 20.79 inch

Dimensions (H x W x D)
Weight~ 9.2 kg | ~ 20.3 lbs

Operating temperature range

5 °C to 45 °C | 41 °F to 113 °F

Storage temperature range-40 °C to 70 °C | -40 °F to 158 °F

Model Number

10 0 210 0 41527 to 1630 nm

1527 to 1630 nm

22RF outputs

4: Xi, Xq, Yi, Yq

4: Xi, Xq, Yi, Yq

RF connector type

2.4 mm female

1.85 mm female

System analog bandwidth (-3 dB) 1>35 GHz (Typical)>50 GHz (Typical)

System analog bandwidth (-6 dB) 1>42 GHz (Typical)>60 GHz (Typical)

Photodetector bandwidth (-3 dB) 2>45 GHz (Typical)>70 GHz (Typical)± 5% (Typical) | ± 12% (Max)± 4% (Typical) | ± 12% (Max)

50 ohms

50 ohms

0 Hz0 Hz11.25 V/W

11.25 V/W

± 4 ps (Typical) | ± 10 ps (Max)± 4 ps (Typical) | ± 10 ps (Max)

Quadrature error± 5 deg± 5 deg

Damage level external LO input+25 dBm+25 dBm

Damage level signal input+25 dBm+25 dBm

Polarization extinction ratio LO input

20 dB

20 dB

Local Oscillator

10 0 210 0 4

Maximum optical CW output power

15 dBm

15 dBmMinimum optical CW output power

8 dBm

8 dBm

1527.605 to 1567.132 nm

1527.605 to 1567.132 nm

Minimum wavelength step

~1 ppm~1 ppmMinimum frequency step

100 MHz

100 MHz

Tuning time/sweep speed< 30 s< 30 sAbsolute wavelength accuracy

10 ppm10 ppm< 100 kHz, 25 kHz (Typical)< 100 kHz, 25 kHz (Typical)

55 dB (Typical)

55 dB (Typical)-145 dB/Hz (10 MHz to 40 GHz)

-145 dB/Hz (10 MHz to 40 GHz)

Operating wavelength rangeNumber of polarizations

RF imbalance @ 2GHz
RF impedence
Low frequency cutoff
Conversion gain into 50 ohm load
Channel skew

Wavelength range

Linewidth (short term)
Sidemode Suppression Ratio (SMSR)
Relative Intensity Noise (RIN)

Notes
1. Bandwidth of complete coherent receiver including standard cables without
any digital compensation.

2.

Bandwidth of individual photodetectors in balanced pair.

Quantifi Photonics | IQRX Specification Sheet | 5 of 8

Version 1.4.6

ご発注のご案内

IQRX - X X X X - X X - EPIQ

Model number
1002 = 35 GHz
1004 = 50 GHzConnector type
FC = FC/PC
FA = FC/APC
SC = SC/PC
SA = SC/APC

アクセサリ

IQRX - X X X X
Options
9001 = A set of four phase-matched RF cables foruse with IQRX. 1.85 mm male & 1.85 mm female RFconnectors.
9002 = A set of four phase-matched RF cables for use
with IQRX. 2.92 mm male & 2.4 mm male RF connectors.
9003 = A set of four phase-matched RF cables for use
with IQRX. 1.85 mm male & 2.92 mm male RF connectors.

製品保証

本製品の標準的な保証期間は1年間です。

Quantifi Photonics | IQRX Specification Sheet | 6 of 8

Version 1.4.6

延長保証と校正プラン

延長保証と校正プランを利用すれば、メンテナンスに煩わされることなく、より多くの時間を優先事項に費やすことができます。
年月の経過や通常の範囲のご使用により、正確で信頼できる性能を保証するために再校正やメンテナンスが必要になります。

購入時に3年または5年の延長保証を追加できます。

最高のパフォーマンス保証

所有コストの低減

安心感

信頼性の高い正確な結果を得るために、機器が最適に動作することを確認することが重要です。

節約を実現し、予算を最大限に活用することができます。

メンテナンスに煩わされることなく、より多くの成果を生み出すことに時間を使うことができます。

校正プランの追加割引

Quantifi Photonics の製品をご購入される際に校正プランをご注文頂ければ、さらなる割引が適用されます。
10% ディスカウント

25% ディスカウント

ご購入時に合わせてご注文頂いた校正費用について延長保証を追加すると、校正の料金が25％割引になります。

Quantifi Photonics の技術者が行う機器校正により、以下が提供されます。
z 工場出荷時の仕様に合わせた総合的な校正を行います。
z すべての機能が動作し、コネクタが汚れていないことを確認するためのエンドツーエンド検査。

z ファームウェア、ソフトウェア、ドキュメントの更新。
z 詳細なテスト結果を含む校正証明書。

Quantifi Photonics 社の光学機器は、12ヶ月ごとに再校正することをお勧めします。

お問い合わせ株式会社日本レーザーセンサー事業部
email @sensor_sales@japanlaser.co.jp
延長保証と校正プランはご購入時に注文される必要があり、Quantiﬁ Photonics社の製品にのみ適用されます。
25%の校正割引は、製品が延長保証期間中の校正にのみ適用されます。

Quantifi Photonics | IQRX Specification Sheet | 7 of 8

Version 1.4.9

QUANTIFI PHOTONICS が選ばれる理由

Test.
Measure.
Solve.
Quantifi Photonics 社は、フォトニクスの試験と計測の世界を変革しています。Quantifi Photonics社の光学および電気試験装置のポートフォリオは、世界中のエンジニアや科学者のニーズを満たすために急速に拡大しています。画期的な実験の実現から高度に効率的な製造テストの推進まで、私たちは経験と革新をもって複雑な問題を解決するためにお客様とともに取り組んでいます。ay.

General Enquiries
Technical SupportPhone
North America

sales@quantifiphotonics.com
support@quantifiphotonics.com+64 9 478 4849
+1-800-803-8872

quantifiphotonics.com© 2021 Quantifi Photonics Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, adapted, or translated in any form or by any means without the priorpermission from Quantifi Photonics Ltd. All specifications are subject to change without notice. Please contact Quantifi Photonics for the latest information.

Quantifi Photonics | IQRX Specification Sheet | 8 of 8

Version 1.4.9