ご使用の前にかならずお読みください〜

安全測定のための警告文
警【1】はじめに・・・

このたびは三和のクランプメータCAM600Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、取扱説明書は製品と一緒にして大切に保管してください。
・・・
・・ 本文中の“ 警告”および“ 注意”の記載事項は、やけどや感電などの人身事故防止のためかならずお守りください。
また、本器パネル上の表示“ ”について・・・「危険電圧を有する導体の周りの装着及び脱着を許容する」ことを意味し、注意して絶縁していない導体の電流測定が可能です。
1-1

まず、安全のための警告文をお読みください（右ページ）。

1-2

警 告
最大過負荷保護入力値
レ ン ジ
ACA 6−15
ACA 60−150
ACA 600
ACV 150、DCV 60
ACV 300−600
Ω ×1−×100

最大過負荷入力値
AC 60 A（5秒間）
AC 600 A（5秒間）
AC 750 A（5秒間）
AC、DC 600 V（5秒間）
AC 750 V（5秒間）
AC 230 V（ヒューズしゃ断）＊＊印． 過負荷電圧を繰返し印加すると、抵抗器などが劣化する。

【2】用途
本器は低電圧の小、中容量電路の測定に設計された、交流用のクランプメータです。電気機器や電源設備の交流電流の測定に適します。

告保証書

・・

下記項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。取扱説明書の記載内容とともにかならずお守りください。
また、取扱説明書に記載した以外の使い方や誤った使い方をしますと、本器に与えられた保護性能が損なわれることがあります。
11. 本器は低電圧用のクランプメータですから600 V以下の電路で使用すること。600 V を超える電路での測定は、感電事故や本器を損傷するおそれがあるので絶対に避けること。
12. AC 33 Vrms（46.7 Vpeak）またはDC 70 V以上の電圧は人体に危険ですので注意すること。
13. 最大入力値を超える信号は入力しないこと。
14. 本器に損傷がある場合は使用しないこと。
15. 測定中、本器バリヤの手前側より先へ指を出さないこと。
16. テストリードについて。
・指定の型式のテストリードを使用すること。
・テスト棒、コードに損傷のあるものは使用しないこと。
・測定中はテスト棒のつばより先のテストピン側を持たないこと。
17. ヒューズを交換する場合には、かならず指定定格、指定形状のヒューズを使用し、代用品の使用や導線で短絡することは絶対にしないこと。
18. ケースまたは電池ぶたをはずした状態では使用しないこと。
19. 測定中は他のファンクション、他のレンジに切り換えないこと。
10. 測定ごとのレンジ確認およびファンクションの確認を確実に行うこと。
11. 本器または手が水などで濡れた状態での使用はしないこと。
12. 電池交換、ヒューズ交換をのぞく修理、改造は行わないこと。
13. 年1回以上の点検をかならず行うこと。
14. 正弦波交流以外の歪んだ波形の交流測定では、表示値が小さく表示されるので過負荷状態とならないよう注意すること。
15. 本器は屋内で使用すること。

ご氏名

型

様

ご住所名

製造No.

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※ 本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒TEL
保証期間
ご購入日

年

月より 3 年間

（製品の許容差については1年間）

CAM600S
アナログクランプメータ

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合

ANALOG CLAMP METER
取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361㈹注 意
強力な電磁界、静電界のある場所での測定、インバータなど高調波を多量に含む回路の測定では誤動作することがあります。

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871（代）

月日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

植物油インキを使用しています。

【3】保守管理について【5】仕【4】各部の名称
警

告・安全上重要項目です。本説明書をよく理解して管理を行ってください。
・安全と確度の維持のために1年に1回以上は校正、点検を実施してください。
3-1 保守点検
6-1を参照してください。
1） 外 観・落下などにより、外観が壊れていないか？
2） テストリード
・テストリードの握り部分（棒）が折れていないか？
・テストリードのコード部分が傷んだり芯線が露出していないか？
3） ヒューズ・ヒューズは断線してないか？
以上に該当する場合は使用を中止し、修理または新しいものと交換してください。
（注）予備ヒューズ（電池ぶたの内側に挿着）は常に補充しておいてください。
3-2 校 正校正、点検は製造元でも行えます。詳細については製造元にお問い合わせください。
3-3 保管について
注 意①パネル、メータカバーなどは揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭かないこと。手入れは乾いた布などで軽く拭き取ること。
②パネル、メータカバーなどは熱に弱いため、熱を発するもの（はんだこてなど）の近くに置かないこと。
③振動の多い所や落下のおそれがある所には保管しないこと。
④直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所では保管しないこと。
⑤長期間使用しない場合は内蔵電池をかならず抜くこと。

4-1

本体
鉄心（CT）先端部

警告・感電防止のため、テストリードは測定端子からかならずはずすこと。
・値の予測できない測定では、一度150または600 Aレンジで測定した後、最適なレンジに切換えること。
3） 測定方法①レンジ切換えつまみをACAのいずれかのレンジに合わせます。
（予測値より大きい値のレンジ）②指かけを押し、鉄心を開き、被測定導体を鉄心中央に挿入し指かけから指を離し、鉄心を完全に閉じます。
③メータの振れをA目盛で読みとります。
006 Aレンジ 目盛0〜60を 0.1倍して読みとる
060 Aレンジ〃〃
直読する
600 Aレンジ〃〃
10倍して読みとる015 Aレンジ 目盛0〜15を 直読する150 Aレンジ〃〃
10倍して読みとる④指かけを押し、鉄心を開き、被測定導体からはずします。

60

最大目盛値の±3 ％以内

ロックレバー抵抗（Ω）

1 k − 100 k（×1）（×100）

目盛長さの±3 ％以内

中央目盛値 30−3 k
解放電圧
1.5 V

レンジ切換えつまみ

温度（℃）（−10〜200）

目盛長さの±3.5 ％以内

温度プローブT-THP 形使用
（別売付属品）

LOCK（固定）

0 Ω調整器つまみ（0 ΩADJつまみ）

メータ指針

メータ零位調整器

0目盛線

メータカバー

ハンドストラップ

テストリード①誤差を生じますから鉄心先端は完全に閉じてください。
②正弦波交流以外では誤差を生じます。
③周波数50、60 Hzの範囲外では誤差を生じます。
④被測定導体は1本のみクラン誤プしてください。
2本以上クランプすると正し
い測定はできません。

）

鉄心中央部に正弦波交流
周波数：□50、60 Hz

メータ
AC整流方式
回路保護

可動コイル型、感度183μA、指針長55 mm
半波整流
商用電源AC 230 Vの過負荷をヒューズで保護）＊＊ （繰返すと、抵抗器が劣化する。
電源（内蔵電池） R03（単4型）1.5 V×1
内蔵ヒューズ
F500 mA L/250 V φ6.3×32 mm
使用温湿度範囲 5〜40 ℃、湿度は下記の通りで結露のないこと。
5〜31 ℃で80 ％RH（最大）、31 ℃＜〜40 ℃では80 ％RHから50 ％RHへ直線的に減少。
保存温湿度範囲 −10〜＋50 ℃ 70 ％RH以内、結露のないこと。
最高使用回路電圧 AC 600 V
耐電圧
電気回路と外箱およびCTコア間 AC 5550 V
使用環境
高度2000 m以下、屋内使用、環境汚染度II
寸法・質量221（H ）×97（W ）
×43（D ）
mm・420 g付属品
テストリード（TL-21a）1、携帯ケース（C-CAM6）1、予備ヒューズ（本体内蔵）1、取扱説明書 1、別売付属品
ラインセパレータ（LS11）、温度プローブ（T-THP）＊＊出荷時の電池について工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

直流電圧（DCV） 最大測定電圧DC 60 V
警 告

⑤本器を大電流の流れている導体に近づけたり、強磁界の場所に置くと、被測定導体をクランプしなくても、電流値を指示することがあります。
（誤差を生じる）⑥被測定導体は、なるべく鉄心の中央部（較正点目安付近）にクランプしてください。中央部よりはずれている場合は、最大で±3 ％の誤差を生じます。
⑦鉄心先端部は電流測定上、重要な部分です。汚したり、変形させないようご注意ください。
4） アタッチメントを使っての電流（交流）測定
家電製品など2心コードに流れる電流は、直接クランプメータ
では測定ができません。
クランプメータで電流測定できるように、電路を分離するアタッチメットがラインセパレータ（LS11型：別売）です。

始業点検
警1） 測定対象
電池やバッテリーの電圧、電気機器制御回路の直流電圧などの測定に使用します。
2） 測定レンジ
60 V 1 レンジのみ。
3） 測定方法①レンジ切換えつまみをDC 60 Vレンジに合わせます。
（予測値がDC 60 V以上のときは、測定しないこと）②テストリードの黒プラグを共通測定端子（COM）にテストリードの赤プラグを電圧測定端子（V＋にそれぞれ差込みます。
〜）③被測定回路のマイナス電位側に黒色のテストピンを、プラス電位側に赤色のテストピンを負荷と並列に接触させます。
④メータの振れをV目盛（0〜600）を0.1倍して読みとります。
⑤測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。

告

使用前にかならず始業点検を行ってください。
・本体およびテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
・テストリードが切れたり、ヒューズがしゃ断していないことを確認すること｡＊＊抵抗レンジにて、赤黒両テストピンを接っしたとき、メータの指（Ω）
測定の項参照。
針が振れれば合格、6-7 抵抗
但し、内蔵電池が消耗していてメータが振れないこともあり要注意。
6-2 測定準備①ロックレバーをFREEにしてメータ指針のロックを解除します。
②メータ指針が0目盛線（左端の太線）に合っているか確認します。
ずれているときには、メータ零位調整器をネジ回しで回し、合わせます。
③各測定（ACA、ACV、DCV、Ω、℃）の説明に従い測定をします。
6-3 測定の終了①テストリードが測定端子に接続されている場合ははずします。
②レンジ切換えつまみをACA 600に合わせます。
③メータ指針を固定します。
（ロックレバーをLOCKにする）

6-6・最大測定電圧 60 V を超えた電圧を加えないこと。
・測定中は他のレンジへ切換えないこと。
・測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
・感電の危険があるので、電池ぶたをはずして測定しないこと。

正ラインセパレータ（LS11）（＊

クランプしたとき最大クランプ導体径 φ36 mmまたは10×50 mm

6-5

電流測定上の注意

導体

6-1
考

直流電圧（DCV ）以上の注意事項を守り、環境の良い場所（【5】仕様の項参照）に保管してください。

6-4 交流電流（ACA〜） 最大測定電流AC 600 A
1） 測定対象家電機器の消費電流、電源設備の電流など、周波数50〜60 Hzの正弦波交流の測定に用います。
2） 測定レンジ
6 A〜600 Aまでの5レンジ。

備

最大目盛値の±3 ％以内

共通測定端子（COM）

4-2

許 容 差
最大目盛値の±3 ％以内＊
但し､300〜600 Aは±4 ％以内

150−300−600

FREE
（解放）

抵抗測定端子（Ω）

レンジ（最大目盛値）

交流電圧（ACV 〜）

バリヤ

電圧測定端子
（V＋〜）

測定レンジと許容差（23 ℃±5 ℃、80 ％RH以下）
測定の種類

15-1901 2040 2040

【6】測定方法

6−15−60−150−600

電流較正点目安

鉄心開閉用
指かけ

様

交流電流
（ACA 〜）

鉄心（CT）

CAM600S

交流電圧（ACV〜）
測定

最大測定電圧AC 600 V
警 告・最大測定電圧600 Vを超えた電圧を加えないこと。
・測定中はレンジ切換えをしないこと。
・測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
・感電の危険があるので電池ぶたをはずして測定しないこと。
・値の予測ができない測定では、一度600 Vレンジで測定した後、最適なレンジに切換えること。
1） 測定対象
電灯線電圧などの正弦波交流電圧を測ります。
2） 測定レンジ
150、300、600 Vの3レンジ。
3） 測定方法①レンジ切換えつまみをACVのいずれかのレンジに合わせます。
（予測値より大きい値のレンジ）②テストリードの黒プラグを共通測定端子（COM）に、テストリードの赤プラグを電圧測定端子（V ＋にそれぞれ差し込〜）
みます。
③被測定回路の負荷と並列に赤黒のテストピンを接続（接触）します。
④メータの振れをV目盛で読みとります。
⑤測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。

×1（指示を直接読みとる）
×10（指示を1/10して読みとる）

コンセント（AC 100 V）

・大電流測定時に、鉄心が振動音を発しても故障ではありません。
・電流と電圧とを同時入力して測定しないでください。

6-7

抵抗（Ω）
測定

最大測定抵抗100 kΩ
警 告

電圧の加わっている部分の抵抗測定はできませんし、本器を焼損するおそれがあります。
［測定方法］①レンジ切換えつまみを、以下のように合わせます。
・×1レンジ：0〜200 Ω程度の測定に用いる。
（目盛を直読）・×100レンジ：200 Ω〜100 kΩの測定に用いる。
（目盛を100倍して読みとる）②テストリードの黒プラグを共通測定端子（COM）に、赤プラグを抵抗測定端子（Ω）に、それぞれ差し込みます。
③テストピンの赤黒をショートして、指針が0 Ω目盛線に合うように0 Ω調整器つまみを回して合わせます。
（指針が0 Ωまで振れないときは、内蔵電池の消耗です。内蔵電池を交換してください）④赤黒テストピンを、被測定抵抗に当てます。
⑤メータの振れをΩ目盛で読みとります。

抵抗測定上の注意

5） 指針の固定（指針ロック）
指示の読みとりずらい場所（暗い所、狭い所）での測定には、指針を固定（ロック）して手元で読みとります。
（ 右ページの「指針ロックレバーの使い方」を参照）【7】電池・ヒューズの交換
7-1

FREE
ロックレバー
LOCK

8-1

警

告

測定端子に電圧が加わった状態で電池ぶたをはずすと、感電のおそれがあります。
かならず、テストリードをはずし電圧が加わっていないことを確認してから作業を行うこと。
①本体裏側の電池ぶたのねじをねじ回しではずします。
②電池ぶたをはずします。
③電池を同形の電池R03（UM-4）と、＋−の極性を間違わないように交換します。
④電池ぶたをもとどおり閉じ、ねじ止めします。
注．スペースは 2 本分ありますが、使用する電池は 1 本です。
ヒューズ
F500 mA/250 V（6.3×32 mm）〔ヒューズのはずし方〕
ヒューズの金属部ねじをはずす。
をテストリードのピンなどでこじ上げ、指で引き抜く。
電池ぶたをはずす。 電池（R03）

7-2 ヒューズの交換①本体裏側の電池ぶたのねじをねじ回しではずします。
②電池ぶたをはずします。
③ヒューズを同形（F500 mA/250 V、φ6.3×32 mm）の新品ヒューズと交換します。
（上図参照）④電池ぶたをもとどおり閉じ、ねじ止めします。
メモ

指針ロックレバーの使い方
本器右側面にあるロックレバーを下方に引き下げると指針は指示点で固定（LOCK）され、上方に押し上げると解放（FREE）されます。

【8】アフターサービスについて内蔵電池の交換

・端子間の開放電圧は約 1.5 V です。
・テストピンに指を触れて測定すると人体の抵抗の影響で誤差を生じます。
・定格（0.5 A）
より小さなヒューズや消弧剤入りヒューズを使用すると、ヒューズ抵抗の影響で、×1 レンジの0 Ω調整ができなくなったり誤差を生じます。同定格のヒューズをご使用ください。
・Ωレンジの極性は、赤テストピンがマイナス電位に、黒テストピンがプラス電位になります。
6-8 温度（℃）
測定（別売温度プローブT-THP形使用）［測定方法］①抵抗（Ω）
×100レンジに設定し、温度プローブの黒テストピンを共通測定端子（COM）に接続します。
②温度プローブ本体の先端金属部を抵抗測定端子（Ω）に差込み、メータの指示を0 Ω調整器で0 Ω点に合わせます。
③抵抗測定端子（Ω）
への接続を、温度プローブの赤テストピンに差換えます。
④測度プローブの先端金属部を温度測定部に当て、指示が安定したら、温度目盛で読みとります。

測定対象のACプラグ予備ヒューズが電池ぶたの内側に挿着してあります。
ご利用ください。

保証期間について本製品の保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
但し、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また、製品本体の確度許容差は1年保証、製品付属の電池、ヒューズ、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
8-2 修理について
1） 修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
・ヒューズはしゃ断していませんか？
・テストリードは断線していませんか？
・内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいですか？
2） 保証期間中の修理・保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3） 保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6 年間です。補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。購買部品の入手が不可能になった場合、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
4） 修理品の送り先
・製品の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱へテス
トリードと一緒に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
・往復の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒205−8604 東京都羽村市神明台4−7−15
TEL（042）554−0113
FAX（042）555−9046
8-3 補修用ヒューズについて
上記サービス課あてにヒューズの形状と定格を明記し、ヒューズ代金と送料分の切手を同封してご注文ください。
〈形状〉
〈定格〉
〈単価〉
〈送料〉
φ6.3×32 mm F500 mA/250 V￥65（税込） ￥120（10本まで）
部品番号 F0302
金額は 2014 年 4 月現在のもので消費税を含みます。

交流電圧測定上の注意
・正弦波以外の測定波形では指示値に誤差を生じます。
・許容差の保証周波数範囲は50〜60 Hzです。
・電圧測定では､かならず負荷と並列に接続して測定してください。

8-4お問い合わせ先

三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871 ／ FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 ／ FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.sanwa-meter.co.jp

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。