ベーシック・オシロスコープ

NEW TBS2000Bシリーズ

もっと見える、測れる基本を極めたベーシック～200MHz & 2GS/sモデルが新登場～

オシロスコープの基本 － 観測と計測を強力にサポート
もっと見える●

水平15divの信号表示●

9型の大型ディスプレイ

●低 ノイズ・フロントエンド
設計

もっと測れる●● ekVPIインタフェースでT豊富なプローブに対応
32種の自動測定

NEW TBS2000Bシリーズの詳細は以下からご確認ください

jp.tek.com/oscilloscope/tbs2000b-basic-oscilloscope

TBS2000Bシリーズ

デジタル・オシロスコープ

 高周波数帯域：200MHz•最• アナログ・チャンネル数：2または4• 最高サンプル・レート：2GS/s• T ekVPIプローブ・インタフェースにより最新の電圧、電流プローブに対応• 低ノイズのフロント・エンド設計• 進化したサーチ／マーク機能でイベントを簡単に検索可能
 認性と操作性に優れた自動測定メニュー•視• HelpEverywhereにより操作状況に応じたヘルプを提供• USB無線LANアダプタによる無線接続＊• 教育機関向けの充実したソフトウェア＊USB無線LANアダプタは別途ご用意いただく必要があります。

クラス最大9型ディスプレイ、最長の水平15div

9型ディスプレイ
15div

 ラス最大、9型ワイド液晶カラー・ディスプレイによる精細な信号表示•ク• クラス最長、水平15divの信号表示。このクラスと同等のオシロスコープに比べて時間軸50%増の信号が観測可能進化したサーチ／マーク機能

低ノイズのフロント・エンド設計

トリガを利用しイベントを簡単に検索可能

旧TBS2000シリーズ

視認性と操作性に優れた自動測定• 32種類の自動測定
 作性を一新、イラストと説明文で測定内容をわかりやすく説明。
•操
簡単に設定可能新TBS2000Bシリーズ

選択した測定項目• 同時に6つの測定項目を選択可能

目的の信号を確実に捉える高度なトリガ ッジ、パルス幅、ラント・トリガにより•エ
信号の様々な条件でトリガ可能

イラストと説明文

自動測定メニューさまざまな通信インタフェース、無線通信機能をサポート
 SBホスト、USBデバイス、•U
イーサネット、各ポートを実装

 SB無線LANアダプタをサポート•U内蔵の設定メニューから簡単に構成可能• LXI規格準拠イーサネット

汎用ノブで項目を選択するだけで設定完了
背面のUSBホストにUSB無線LANアダプタを挿入

Webブラウザからネットワーク経由のリモート制御• T BS2000Bに割り当てられたIPアドレスをWebブラウザに入力するだけでTBS2000B内蔵のWebページにアクセス可能• 特別なソフトウェア不要で表示、制御可能

HelpEverywhereにより操作状況に応じたヘルプを提供
 作状況に応じて測定機能や設定に関するヘルプを•操自動的に表示。すばやいセットアップをサポート• 迷いやすい設定でもユーザを的確にナビゲート• 測定内容や原理の学習にも効果的進化したFFT• 信号波形とスペクトラムの別画面表示が可能• 透過表示のリードアウト・パネル• dBV RMS、リニアRMSのいずれかの単位を選択可能

TekVPIインタフェースによりさまざまなアプリケーションに対応 新の電圧、電流プローブなど•最世界一豊富なプローブ・ラインアップの利用可能• T ekVPIプローブとの双方向通信により、自動的にスケール・ファクタ、オフセット等を計算。設定の手間を削減• TBS2000Bからプローブに直接電源の供給可能（最大24W）
外部電源は不要

コースウェアで技術教育を強力にサポート
 クトロニクスのWebサイトから様々な実習テキストをダウンロード可能•テ ーズに合わせてコースウェア・エディタ・ソフトウェアで•ニ
独自の実習テキストも作成可能

jp.tek.com/courseware推奨プローブ■ 高電圧プローブ
型名
P5100A■ 差動プローブ

周波数帯域

減衰比

最大入力電圧

入力抵抗／入力容量

500MHz100：1

2.5kV peak

40MΩ/2.5pF

周波数帯域

減衰比

最大動作電圧

入力抵抗／入力容量

1.5GHz10：1±8V

1MΩ/1pF以下

型名
TDP0500■ アクティブ・プローブ
型名
TAP1500

周波数帯域

減衰比

差動動作電圧

入力抵抗／入力容量

500MHz5：1／50：1±4.25V／±42V

1MΩ/1pF未満（差動）■ 高電圧差動プローブ
型名

周波数帯域

減衰比

最大動作電圧

入力抵抗／入力容量

THDP0200

200MHz50：1／500：1

150V peak／1.5kV peak

10MΩ/2pF未満（差動）THDP0100

100MHz100：1／1,000：1 600V peak／6,000V peak 40MΩ/2.5pF未満（差動）■ AC/DC電流プローブ
型名

周波数帯域

立上り時間

最大電流

最大ピーク・パルス電流

最高感度

電流時間積

TCP0030A

DC～120MHz

2.92ns以下

30A rms

50A

1mA＊

500A・μs（30Aレンジ）

TCP0020

DC～50MHz

7ns以下

20A rms

100A（1MΩ）／50A（50Ω）

10mA＊

1,000A・μs

TCP0150

DC～20MHz

17.5ns以下

150A rms

500A

5mA＊

3,000A・μs（25Aレンジ）
15,000A・μs（150Aレンジ）＊1mV/divの設定が可能なオシロスコープにて

基本仕様
型名

TBS2072B​

TBS2074B​

TBS2102B​

TBS2104B​

TBS2202B​

24242470MHz​

70MHz​

100MHz​

100MHz​200MHz​200MHz​5ns

5ns

1.75ns1.75ns

入力チャンネル数
周波数帯域

1GS/s（全チャンネル時）​- 2GS/s（ハーフ・チャンネル時）​

最高サンプル・レート
立上り時間

3.5ns

3.5ns
2mV/div～10V/div

垂直感度± 2%（10V/div～5mV/div）、±3%（代表値 2mV/div）

DCゲイン確度
垂直分解能​

8ビット​

帯域制限

20MHz（代表値）

入力カップリング

AC、DC、GND

入力インピーダンス

1MΩ ± 1%, 13pF ± 1.5pF

最大入力電圧300V rms（ピーク電圧：±450V以下）

時間軸レンジ

TBS220x：1ns/div~100s/div、TBS207x, TBS210x：2ns/div~100s/div

レコード長

5M

自動測定機能32種
標準FFT

TekVPIインタフェース

プローブ・インタフェース

USB2.0（ホスト・ポート×2、デバイス・ポート×1）、LAN、Aux Out、WiFi (オプション)​

外部入力
ディスプレイ9型 ワイド液晶TFTカラー・ディスプレイ

ディスプレイ・サイズ

800（水平）× 480（垂直）ピクセル（WVGA）
100〜240VAC rms±10%、47Hz〜63Hz（100~240V）、360Hz〜440Hz（100〜132V）

電源

80W（最大）消費電力
寸法

幅：372mm 高さ：175mm 奥行：118mm（2chモデル）
幅：413mm 高さ：202mm 奥行：128mm（4chモデル）

質量2.62kg（2chモデル）、4.08kg（4chモデル）

ご発注の際は以下の情報をご利用ください。
型名

型名

TBS2072B

70MHz・2chデジタル・オシロスコープ

TBS2202B

200MHz・2chデジタル・オシロスコープ

TBS2074B

70MHz・4chデジタル・オシロスコープ

TBS2204B

200MHz・4chデジタル・オシロスコープ

TBS2102B

100MHz・2chデジタル・オシロスコープ

オプション

TBS2104B

100MHz・4chデジタル・オシロスコープ

D1

付属品

英文試験成績書付推奨アクセサリ
アナログ1chにつき1本の受動電圧プローブ
TPP0200（200MHzモデル）／TPP0100（100MHz/70MHzモデル）
、
10：1

プローブ
インストールおよび安全性に関するマニュアル

071-3635-xx

プログラム・マニュアル

077-1149-xx（当社Webサイトからもダウンロード可能）

電源ケーブルTPA-BNC

TekVPI®-TekProbe®BNC変換アダプタ

TEK-DPG

TekVPI®デスキュー・パルス・ジェネレータ

067-1686-xx

パルス測定用デスキュー／校正フィクスチャ

ACD2000＊

ソフト・キャリングケース、2chモデル用

ACD4000B＊

ソフト・キャリングケース、4chモデル用

TEK-USB-488

GPIB-USB変換アダプタ

校正証明書• 保証期間5年：プローブなどアクセサリを除いた部品代、労務費をカバーします。

jp.tek.com
テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
お客様コールセンター
ヨッ！良 いオ シ ロ

TEL: 0120-441-046

電話受付時間／9：00～12：00・13：00～18：00（土・日・祝・弊社休業日を除く）〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright © 2020, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2020年3月

TBS2204B​

3GZ-TBS2k-1＊TBS2000Bシリーズにはフロントカバーを用意しておりません。
ACD2000、ACD4000Bにもフロントカバーは付属いたしませんのでご注意ください。