NEW TBS1000Cシリーズ デジタル・オシロスコープ

高品質、高信頼、低ノイズの新ベーシック・オシロスコープ

５万円台オシロスコープが新登場

テクトロニクスから

TBS1000Cシリーズ
デジタル・オシロスコープ

保証５年● 周波数帯域：50/70/100/200MHz● 最高サンプル・レート：1GS/s（全チャンネル）● 明るく鮮明な高解像度ディスプレイ：7型 WVGA
● 最新のユーザ・インタフェース● 自動測定機能：32種● 豊富な教育支援ツールが全モデルに標準搭載● 低ノイズのフロントエンド設計● 簡単操作・軽量・コンパクト

低ノイズのフロントエンド設計
TBS1000B

TBS1000C

現

豊富な教育支援ツールが標準搭載• Scope Intro - オシロスコープ入門書を内蔵•H elpEverywhere - コンテキスト・ベースの•コ ースウェア - 自習課題をオシロスコープへアップロード可能

カーソルによる測定•カ ーソル機能と画面上リードアウト表示• 時間ドメインと周波数ドメインの同時表示•時
 間、振幅、スクリーン３種類のカーソル測定• 測定値は波形上に表示可能

自動測定機能のオン／オフ設定

OpenChoice® Desktopでリモート操作

VS• 1 mV/divの垂直感度と14pFの低入力容量を実ヘルプ・システム進化したFFT 機能とデュアル・ウィンドウ表示•オ ートセット、カーソル、自動測定機能のパスワード保護のオン／オフ設定•機
 器の操作と信号取込みの基本概念を学ぶのに最適•リ モート画面キャプチャ• 波形データのキャプチャ• 機器設定の取得／送信TBS1052C​

製品仕様

TBS1072C

TBS1102C

TBS1202C

100MHz​200MHz​

3.5ns

2.1ns

2

入力チャンネル数​
50MHz​

周波数帯域

70MHz​
1GS/s

最高サンプル・レート（全チャンネル）
7.0ns

立上り時間

5.0ns

垂直感度

1mV/div～10V/div

垂直軸

ズームライブ波形や停止波形の垂直軸方向の拡大／縮小が可能
1mV/div～50mV/div：±1V、​100mV/div～500mV/div：±10V、​
1V/div～5V/div：±100V

ポジション・レンジ
DC ゲイン確度±3%

垂直分解能​

8 ビット

帯域制限

20MHz（代表値）

入力カップリング

AC、DC

入力インピーダンス

1M Ω ±2%（14pF ±2pF）

最大入力電圧300V rms、インストレーション・カテゴリII、4MHz～200MHz では20dB/decade の割合で低下

水平軸ズームライブ波形や停止波形の水平方向の拡大／縮小が可能

時間軸レンジ

2ns/div～100s/div

レコード長

20K ポイント

時間軸確度

20ppm

外部トリガ入力

入力あり
USB ホスト・ポート×1、USB デバイス・ポート×1（USBTMC または GPIB を介したリモート通信および制御）

インタフェース¥52,700

製品価格​¥86,800¥119,000¥193,000

付属品：200MHz受動プローブTPP0200（TBS1102C、TBS1202C）、100MHz受動プローブTPP0100（TBS1072C、TBS1052C）が1chにつき1本付属、適合性および安全性に関する取扱説明書、プログ
ラマ・マニュアル（当社Webサイトでダウンロード可能）、電源ケーブル、計量標準総合センターへのトレーサビリティと、ISO9001品質システム登録を文書化した校正証明書

TCP2020·······················20A、50MHz AC/DC電流プローブ

保証期間5年：プローブなどアクセサリを除いた部品代、労務費をカバーします。

stry Leading

TPP0050∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙10:1受動プローブ、50MHz周波数帯域
P2220∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1:1/10:1受動プローブ、200MHz周波数帯域
P6101B∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 1:1受動プローブ（15MHz、300V rms CAT II定格）
P6015A∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1000:1高電圧受動プローブ（75MHz）
P5100A∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙100:1高電圧受動プローブ（500MHz）u

推奨プローブ

P5200A​∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙50MHz、50:1/500:1高電圧差動プローブ
P6021A​∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙​15A、60MHz​AC電流プローブ​
P6022​∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6A、120MHz​AC電流プローブ​
A621​∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2,000A、5～50kHz​AC電流プローブ​
A622​∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙100​A、100kHz​AC/DC電流プローブ
TCP303/TCPA300​∙∙∙∙∙∙∙∙150A、15MHz​AC/DC電流プローブ／増幅器​
TCP305A/TCPA300​∙∙∙∙∙50A、50MHz​AC/DC電流プローブ／増幅器​
TCP312A/TCPA300​∙∙∙∙∙30A、100MHz​AC/DC電流プローブ／増幅器​
TCP404XL/TCPA400​∙∙∙500A、2MHz​AC/DC電流プローブ／増幅器

Ind

TEK-USB-488∙∙∙∙∙∙∙∙GPIB-USBコンバータ
AC2100∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙機器用ソフト・キャリング・ケース
HCTEK4321∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ハード・プラスチック・キャリング・ケース（AC2100型が必要）
RM2000B∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ラックマウント・キット
174-4401-xx∙∙∙∙∙∙∙∙∙USBホスト／デバイス接続ケーブル、90cm

a5-Ye

Wa

rty

推奨アクセサリrran～ 豊富なテクトロニクスのベンチ・オシロスコープ製品ラインアップ ～• 7 0MHz – 200MHz、2/4ch、NEW
2GS/sサンプル・レート
TBS2000Bシリーズ• T ekVPIプローブ・インタフェースによりデジタル・オシロスコープ 最新の電圧、電流プローブに対応• 低ノイズのフロント・エンド設計•進 化したサーチ／マーク機能でヘルプを提供•低 ノイズ、クラストップの高ENOB（有効ビット）•N EW 1GHzモデルに高性能受動プローブ

テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
お客様コールセンター ： 技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡
営業時間／9：00～12：00・13：00～18：00（土日祝日および当社休日を除く）

サービス・コールセンター ： 修理・校正の依頼
営業時間／9：00～12：00・13：00～17：30（土日祝日および当社休日を除く）〒108-6106 東京都港区港南2-15-2  品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。記載価格は2020年8月現在（税抜）。
Copyright © 2020, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。
記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2020年8月

3GZ-TBS1kc-0

直感操作可能なユーザ・インタフェース•内 蔵されたAFG、MSO、DVM、

jp.tek.comなんと良 い     オ シ ロ

ディスプレイ•ピ ンチ、ズーム、スワイプによる、自動測定メニュー•教
 育機関向けの充実したソフトウェア

TEL: 0120-741-046

5GS/sサンプル・レート• 1 1.6型HD静電容量方式タッチ・スクリーン・•独 立したスペクトラム・アナライザ•H elpEverywhereにより操作状況に応じた

ヨッ！良 い     オ シ ロ• 1 00MHz – 1GHz、2/4ch、イベントを簡単に検索可能•視 認性と操作性に優れたTEL: 0120-441-046

３シリーズMDO
ミックスド・ドメイン・
オシロスコープ

1GHz（NEW 標準）／3GHz（オプション）
シリアル・バス・デコード機能（オプション）

TPP1000が標準付属