MODEL警

SH-88TR 形

はじめに
このたびは，サンワテスタ SH-88TR 形をお求めいただき，誠にありがとうございます。
ご使用前に，この説明書をお読みのうえ，正しく安全にお使いくださるよう，お願いいたします。特に，安全測定のためのご注意（2頁）と，ご使用法は重要です。
なお，この説明書は製品と一緒にして，大切に保存してください。

1.

2.

1. ±DCVセンタ零メータが可能（NULLメータ，電流制御式センタ零機能）

3.
4.

ワンタッチ切換操作で簡単にセンタ零メータになります。
これにより＋，−極性の判別が容易となり，ディジタル回路，オペアンプ
回路，及びTV・FM 回路などの測定に威力を発揮します。

5.

6

コンデンサの充電特性を利用して1 μF〜 1 F（10 μF）範囲の容量値が専用目盛により測定できます。（電気二重層コンデンサは，内部抵抗が大きいため，測定

6.
7.

誤差が大きく測定対象にはなりません。）

SH-88TR

3. 光で導通判定，導通表示LED付き
目で見る導通チェック用 LED を装備。導通表示がメータ内に設置されたLED の発光によって判定できます。
4. OUTPUT（直列コンデンサ端子）付き

マルチテスタ8.

テレビ，オーディオその他電子回路の信号検出に便利です。

9.

5. 安全性重視の測定端子及びテストリード

MULTITESTER

本器の測定端子及び使用するテストリードのプラグ側は金属部分が全く露出

取扱説明書

10.

しない絶縁ガード付きの特別な設計が施されており，被測定者への安全性に対INSTRUCTION MANUAL

して充分な配慮がなされています。

11.
12.
13.

6. 二重保護装置付き
高性能ヒューズと保護ダイオードとのコンビによる安全性を考慮した回路設

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361㈹

3

3

3

外観及び各部名称

3

本器をご使用する際には必ずお守りください。

特長

2. コンデンサの容量チェック告以下の項目は，やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
3計になっています。

7. 直流高電圧計として

14.
15.

高圧プローブ（HV−10）の使用により、テレビなどのDC 0〜25 kVまでが測定できます。

6 kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。
大容量電路の測定には，インダストリアルテスタVS−100形
をご使用ください。
AC 33 Vrms（46.7 V peak）または DC 70 V 以上の電圧は人体に危険ですので注意してください。
最大定格入力値（測定範囲）を超える信号は入力しないこと。
最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため，誘起電圧，
サージ電圧の発生する（モータ等）
ラインの測定はしないこと。
本体またはテストリードが傷んでいたり，壊れている場合は使用しないこと。
リアケースをはずした状態では使用しないこと。
ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用すること。
ヒューズの代用品を用いたり，短絡することは絶対にしないこと。
測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えたり，プラグを他の端子へ差し換えたりしないこと。
測定ごとのレンジおよびファンクション確認を確実に行うこと。
本器または手が水等でぬれた状態での使用はしないこと。
テストリードは指定タイプのものを使用すること。
内蔵電池および内蔵ヒューズ交換を除く修理・改造は行わないこと。
年1回以上の点検は必ず行うこと。
屋内で使用すること。

① 指示計（メータ）零位調整器② 指示計（メータ）指針③ 指示計（メータ）目盛板④ 導通表示用LED（CONTINUITY）⑤ レンジ切換スイッチ⑥ 零オーム調整器（0 Ω ADJ）
兼センタ零指針調整器⑦ 測定端子＋⑧ 測定端子−COM（−共通 ）⑨ 直列コンデンサ端子（OUT PUT）
0.047 μF/400 V⑩ 極性切換スイッチ（センタ零切換スイッチ）⑪ パネル⑫ リアケース

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku,Tokyo, Japan-1-

17-1811 2040 2040

植物油インキを使用しています。

DRAWING No. SH88TR 16-1503 2040 2040

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

測定範囲及び性能

許容差保証温湿度範囲：23±2 ℃ 75 ％RH以下 結露のないこと。
使用温湿度範囲：0〜43 ℃ 80 ％RH以下 結露のないこと。
姿勢：水平±5 °
測定種類

測

定

範

囲

許容差

0−0.12 V−3 V−12 V−30 V−120 V−300 V−1200 V−（25 kV）
25 kVは別売 HVプローブによる

備

1.

考

最大目盛値
の± 2.5 ％（1200 V以下）

20 kΩ/V

直流電圧 ±0−6 V−15 V−60 V−150 V−600 V± DCV（NULL）

最大目盛値の± 5 ％

センタ零メータ式
内部抵抗40 kΩ/V

直流電流
DCmA

0−50μA −3 mA−30 mA−0.3 A（50μAは DC 0.12 Vレンジと共通 ）最大目盛値の± 2.5 ％

端子電圧降下300 mV（分流器分）

交流電圧
ACV

0−3 V−12 V−30 V−120 V−300 V−1200 V
30 Hz〜100 kHz ±1 dB
30 V以下40 Hz〜 20 kHz ±3 ％最大目盛値の± 3 ％
3 V のみ±5％

内部抵抗
9 kΩ/V

レンジ表示
最小値
× 1000μF ……1000μF
× 100μF …… 100μF
× 10μF …… 10μF
× 1 μF ……
1μF

概

直流電圧
DCV

容

量
C

｝

最大値
1F
0.1 F
0.01 F
1000μF〜＋63 dB
低周波出力 −10 dB〜＋11 dB（AC 3 V レンジ）dB
0 dB＝0.775 V（1 mW）, 600 Ωインピーダンス回路
抵抗
Ω
導通表示
LED 付きレンジ表示 ×1
×10 ×100 ×1 k ×10 k
最大値 3 kΩ 30 kΩ 300 kΩ 3 MΩ 30 MΩ
中心値 20 Ω 200 Ω 2 kΩ 20 kΩ 200 kΩ
最小値 0.2 Ω 2 Ω 20 Ω 200 Ω 2 kΩ
導通表示 LED × 1レンジにて（約10 Ω以下発光）

漏洩電流（ICEO）
LI

0−150μA………… ×1 kΩ レンジ
0− 1.5 mA………… ×100 Ω レンジ
0− 15 mA………… ×10 Ω レンジ
0−150 mA………… × 1 Ω レンジ

直流電流 トランジスタhFE：0〜1000（×10 Ωレンジにて）（ 日）, No.1482137（英）
増幅率 hFE PAT. No.1306641

略値

C充電電流による
最大振れ指示

±3％

目盛長の
±5％

被測定物測定中＋ , − COM を
流れる端子間電流

目盛長の
±3％

別売hFE
コネクタ使用

極性切換スイッチ位置の確認：（ままとなり，一般の測定はできません。

3.

振動：
本器は精密機器です。過度な振動や衝撃はメータ故障の原因になりますから避けてください。

4.

● ±直流電圧（± DCV）の測定 センタ零ナル（NULL）
メータとしての使用

環境：

各部説明

直射日光下，高温（60 ℃以上），多湿（85 ％以上），結露する場所に長時間，置かないでください。

5.

①抵抗
（Ω）
目盛 ……………………………………………………… 青色②直流電圧・電流（DCV，DCA）
及び交流電圧（ACV）但し12 V以上目盛 ……………………………… 黒色③センタ零メータ直流電圧（± DCV）
目盛 ………………………… 青色④コンデンサ（C）
目盛 ………………………………………………… 赤色⑤交流電圧 3 V
（AC 3 V）
専用目盛 ………………………………… 黒色
目盛 ………………………… 青色⑥トランジスタ直流電流増幅率（hFE）⑦端子間電流 LI 目盛 ……………………………………………… 黒色⑧直流高電圧（DC 25 kV）
及び直流 50 μA電流目盛 ……………… 黒色
⑨デシベル
（dB）
目盛 ………………………………………………… 赤色⑩電圧レンジ内部抵抗表示⑪ミラー………視線と指針及びミラーに映った指針とを一致させ誤差の少ない指示値を求めるためのもの。

帯電：メータカバーは，帯電防止処理がしてあります。
布などで強くこすらないでください。
長年のご使用で帯電した場合は，応急処置として，中性洗剤をカバー表面に塗ると効果があります。

6.

鉄粉：
メータには高性能のマグネットを使用しております。鉄粉の多い環境でご使用になる場合は，故障予防のため，携帯用ケースの併用をお願いします。

7.

保守：
本品のお手入れは，筆や布で，軽く払う程度にとどめ，シンナーやアルコールなどは避けてください。

出荷時の電池について
工場出荷時にモニター用電池が組み込まれており，電池本来の寿命より短い
場合がありますので，ご承知ください。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。
説明書中の仕様や内容については予告なしに変更、中止することがございます
のでご了承ください。

5.

1.
2.

使 用 範 囲：DCV 0.12 V−3 V−12 V−30 V−120 V−300 V−1200 V
2. 測 定 端 子：＋，−COM。通常赤リードを＋端子，黒リードを− COM 端子に挿入するのが原則です。
3. 指示計目盛：黒色②……DCV，A＆ACV を使用します。
0 −30 ，0 −120の 2 種の目盛からなり単位はⅤ。30 V，120 V は指示値直読，他のレンジはそれぞれ換算して真値を求めます。

● 交流電圧
（ACV）
の測定
1.
2.
3.

使 用 範 囲：ACV 3 V−12 V−30 V−120 V−300 V−1200 V
測 定 端 子：＋，− COM。
指示計目盛：黒色②……DCV，A＆ACV を使用します。
0−30，0−120 の2 種からなり単位はV。30 V，120 V は直読し，他のレンジはそれぞれ換算して真値を求めます。
（但し12 V 以上）3 Vのみ黒色⑤のAC 3 V
専用目盛を使用し指示値は直読にて値を求めます。
4. レンジ切換スイッチは ACV 範囲の必要なレンジに設定して測定します。
5. 注意（イ）正弦波交流以外の測定では誤差を生じます。
（ロ）周波数が高くなると誤差が大きくなります。
（3 V，12 V，30 V の各レンジでは 40 Hz 〜 30 kHz で約 3 ％）（ハ）3 kVA を超える電力ラインでの測定は危険です。

● 低周波出力
（dB）
の測定
1.
2.
3.

使 用 範 囲：−10〜＋11〜＋63 6レンジ
測定は ACV の場合と全く同じ方法で行います。
本器の dB 目盛⑨は AC 3 V レンジに対応して目盛られたもので 600 Ωインピー
ダンス回路の出力測定の場合のみ 0 dB ＝1 mWとして，その出力値が dB 値で直読できます。
（0 dB ＝ 1 mW ＝ 0.775 V とする）
4. 12 V レンジ以上は，下表の加算 dB 値を加えて真値を算出します。
3V
0＋11 dB12 V
12＋23 dB30 V
20＋31 dB120 V
32＋43 dB300 V
40＋51 dB

1200 V52＋63 dB（例：12 V レンジで＋10 dB 指示したとすれば加算表から 12 dB を加え真値は＋22 dB となります。
）

使 用 範 囲：× 1−× 10−× 100−× 1 k−× 10 k（0.2 Ω〜 30 MΩ）
測 定 端 子：＋，− COM。
指示計目盛 ：
第4図
青色①……Ωを使用します。
0〜3 kの目盛からなり単位はΩ。× 1
レンジは指示値を直読，× 1 k レンジは指示値を直読し k Ω単位で，他のレンジは指示値にそれぞれの倍率を乗じて真値を算定します。

4.

零オーム調整（0 Ω ADJ）
ご使用前に第 4 図 A のように＋，− COM 端子間を短絡して零オーム調整器
によって指示計指針を 0 Ωラインに合わせます。この調整が終ってから測定にかかってください。
なお，この調整はレンジを変えた都度行えばより正確な測定ができます。
注 ×1レンジでは電池の消費電流が大きいので，指針が 1 度調整した0 Ω点からズレることがあります。
ヒューズの抵抗の影響
ヒューズの定格値や大きさ（サイズ）が異なると，その抵抗値の差のために，測定精度の低下や 0 Ω調整不能などの不都合を生じます。
ヒューズを交換するときには，必ずもとのヒューズと同仕様，同定格のヒューズをご使用ください。
6． 回路中の抵抗測定の際には必ず被測定回路の電源スイッチを OFF にして絶対に電圧を印加せぬよう注意してください。
7. LED による導通チェック
× 1 レンジで測定した場合，被測定抵抗値が約 10 Ω以下の時は指示計右上の
導 通（CONTINUITY）
表示用 LEDが発光します（抵抗値の大小で明るさは変る）。
5.

-8-

参考

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

本器によるトランジスタ（以下 TR と略す）の測定は，抵抗測定レンジを使用しますので，測定前に計器指針のフルスケール調整（0 Ω調整）を行います。抵抗測定のときと同じ要領で，× 10 Ωレンジにセットして，＋と− COM 端子を短絡し，0 Ω
ADJにより 0 Ωラインに指針を合わせてください。

1.

× 1 Ωレンジで零オーム調整が不能になった場合は，内蔵の1.5 V（R6）電池の消耗ですので新品電池 2 ケと交換してください。
2. ×10 kΩレンジのみ零オーム調整が不能になった場合は，内蔵の 9 V（6F22）電池を新品と交換してください。
3. 電池交換の際には，リアケースの4 φ× 12 ネジを取りケースをはずし第 8 図の指示通り極性を間違わぬよう正しく挿入してください。

● 測定前の準備● 直流電流増幅率（hFE ）
の測定

第10 図
接続図
プローブジャックを、テストTR の極性に応じ NPN − TR の場合は黒リード側に、PNP − TR のときは反対の赤リード側に挿入します。
3. わに口クリップ付のリード線が 2 本出ていますので黒色側を TR のベース端子に、赤側をコレクタ端子に接続してください。
4.
更にテストリードの一方（NPN−TR のときは赤リード、PNP−TR のときは黒リード）とテストTR のエミッタ端子とを接続すれば本器の指針は応答し、⑥のhFE 青色目盛上に、テスト TR の I C ／I（h値を指示します。
B
FE ）5. TR 不良の場合の判定方法（NPN 形を例にする）
第 11 図 A の如く，コレクタ端子とエ
第11図
ミッタ端子を接続したときに（ベース側オープン）メータ上に指示が大きく出るものは，不良 TR です。
・不良原因…ICEO の過大，C−E 間短絡
A のテストで C−E 間に異常が無ければ次に TR のベース端子にベーステスト用
リード（黒色）を接続して指示の変化をみます。 B 図の如く指示が増大すれば正常，変化の生じないものは不良品となります。
1.
2.

第8図

ヒューズの交換
Ωや DCA，Cレンジに誤って電灯線電圧（100 V）などを加えますと，ヒューズが切れて回路を保護します。
Ωレンジでメータを振らせる操作をしても（9 頁参照），メータが全く振れない原因の多くは，ヒューズのしゃ断によるものですが，回路部品の焼損による場合もあります。

警告
ヒューズは安全や性能を維持するため，同定格のもの，（0.5 A ／ 250 V）をご使用ください。（入手しにくい場合は，当社へご注文ください）また，ヒューズの代用品を用いたり短絡することは絶対にしてはいけません。

注意
ヒューズの抵抗：定格0.5 A／250 V より小さなヒューズや消弧剤入りヒューズを使用すると，ヒューズの抵抗の影響で× 1 レンジの 0 Ω調整ができなくなったり，測定精度が低下します。同仕様，同定格のヒューズをご使用ください。

（Ⅰ）
トランジスタの測定（トランジスタチェッカとして）● LED（発光ダイオード）のテスト（テスタオームレンジの応用）

本器にh FEコネクタ（HFE−6T ）を接続し使用することによって，トランジスタ（IC ／ IB ）を 0〜1000 の範囲で測定できます。
の直流電流増幅率hFE①プローブジャック

第12 図
第12 図の如く接続してΩレンジの× 1 と× 10 とで測定します。LEDが導通すると発光しますが，このときの電流値，即ち IF の指示は本器の LI 目盛上に同時に示されます。
（× 1 レンジの時は LI 目盛を 10 倍して読みとり，× 10 レンジの時は，目盛を直続します）

第9図

以上によりセンタ零ナルメータとして± DCV を測定してください。

第2図

7.

測定終了後，極性切換スイッチは必ずΩ，AC，＋ DC 側へ切換えておいてください。
センタ零ナルメータの使用は，原則として指定の± DCV レンジのみに注意て使用してください。
もしセンタ零指針調整器をまわしても指針がセンタ 0 ラインまで到達しない場合は，内蔵電池6F22（9 V）を交換してください。

● 直流電流（DCmA）
の測定
1.
2.

使 用 範 囲 ：DCmA 50 μA − 3 mA − 30 mA − 0.3 A
測 定 端 子 ：＋，− COM。通常赤リードを＋端子，黒リードを− COM 端子に挿入するのが原則です。

-7-

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

第 5 図に示したようにオームレンジで測定した時は従来の＋端子が逆に−側になり，−端子が＋側になります。これは内蔵電池の＋極がメータの＋端子に接続されている為ですがこの関係をよく記憶しておきますと，トランジスタやダイ
オードのような有極性抵抗（半導体等）の測定，電解コンデンサの漏洩テストなどに有意義です。

＋，− COM 端子に被測定コンデンサ
Cx を接 続 します。この場合 Cxの極性に注意し，第 6 図の如く必ず本器の− COM
端子がCxの＋端子になるよう接続してください。
Cx が充電されている恐れがある時はCx の両端を短絡し，即ち放電させてから測定してください。

6.

指針は Cx への充電電流でフルスケール方向へ振れますが，ある位置から徐々に零方向へ戻り始めます。この時の指針の最大指示値が Cx の値となります（Cx 値が大きい時は大きく振れ，値が小さい時は小さな振れになります）。

7.

一度測定したコンデンサを再び測定す
る時は，放電させてから測定してくだ
さい。

第5図

● 端子間電流 LIについて
抵抗測定中に測定端子＋，− COM 間に流れる電流値を目盛ったものが LI 目盛です（第 5 図参照）。半導体のように被測定物によっては，流れる電流や印加させる電圧によって抵抗値が変化したり
自己加熱によって異常を生じる場合がありますので，Ω各レンジ毎にこの関係
を よ く 理 解 し， 測 定 に あ た っ て く ださい。

● コンデンサ容量（C）の測定（概略値）
使 用 範 囲：× 1000 μF −×100 μF −×10 μF −×1 μF
測 定 端 子：＋，− COM。
指示計目盛：赤色④……C（ μF ）を使用します。
0〜1000〜∞の目盛になっており単位はμF。×1 μFレンジのみ指示値は直読となり，×10 μFレンジは10 倍，×100 μFレンジは 100倍，×1000 μF レンジは 1000
倍し, 真値を算出してください。
電気二重相コンデンサは，内部抵抗の関係で測定できません。
4. 本器によるコンデンサの測定は，抵抗測定レンジを共用しますので各レンジごとにフルスケール調整を行います（抵抗測定の項参照）。即ち測定前に一度＋，− COM端子を短絡し0 Ω ADJ つまみによって指針を指示計 C（μF ）目盛右端∞位置に合わせます。

本器による C 測定のメカニズム

1.

1.
2.
3.

アフターサービスについて

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

5.

● 抵抗測定時のテスタ端子の極性-9-DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

6.

-6-

測定方法はACVと同じです。但し＋側のテストリードはOUTPUT 端子（0.047 μF/
400 V のコンデンサを内蔵）に接続します。（OUTPUT，− COM 使用）
TV やオーディオ，その他の DC，AC が重畳している回路で DC 分をカットしてAC 信号成分のみ測定したい場合，又 TV 回路に於いて各種信号の有，無の判定などに応用できます。
例えば ●水平増幅回路で水平信号の検出●同期分離，同期増幅回路で入力信号の有無の検出

1.
2.
3.

使 用 範 囲：DCV ±6 V−15 V−60 V−150 V−600 V
測 定 端 子：＋，−COM。DCV測定時と同じ。
指示計目盛：青色③……±DCを使用します。
0〜±6 V，0 〜± 15 Vの2 種からなり単位はⅤ。± 6 V，± 15 V は指示値直読，
他のレンジはそれぞれ換算して真値を求めてください。
4. レンジ切換スイッチは，± 6 〜± 600までの必要なレンジにセットします。
の位置に切換えます。指示計指針はすぐ中央付近
5. 極性切換スイッチをに移動しますからセンタ零指針調整器によって③目盛の 0 ラインに合わせます。

1.

● 抵抗（Ω，k Ω，M Ω）

第3図

1.
2.
3.

● 直流電圧（DCV）の測定

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

測定回路インピーダンスが不明の場合は，この測定値は単に AC 電圧値をこれと対応するdB目盛で測定したにすぎません。

● OUTPUT 端子による ACV の測定（低周波出力の測定）

電流測定の場合，必ず負荷を通して直列に接続すること。そして電圧の印加は絶対にさけるように御注意ください。

内蔵電池の交換

指示計目盛は
黒⑧……DC 25 kV, 0〜25をkV単位で直読する。

-5-0−30の目盛にて単位は mA，A。30 mA は直読し，他のレンジはそれぞれ換算
して真値を求めます。
50 μAのみ黒色 ⑧……50 μA（×2 μA）
を使用。0−25 を2倍して0−50μA として読みとります。
4. レンジ切換スイッチは 50 μA測定の際には DCV 0.12 レンジと共用，他は DCmA
範囲の所定のレンジにセットして測定してください。

AC電圧レンジ
加算dB値
最大dB値

第1図

NULL）側に切換えたままですと指針はメータの中央付近を指示した

-4-

注意

● 指示計目盛板

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

4. レンジ切換スイッチはDCV範囲の必要なレンジに設定し測定します。一般に
黒マイナス側テスト棒を負電位点（アースライン）に固定し，赤プラス側テスト
棒を各試験点に接続して測定しますが，抵抗両端に於ける電圧降下の測定，発振回路の負電圧やトランジスタ回路などでは極性によく注意して測定してください。
5. テレビ用の高電圧は第 1 図のように別売 HV プローブを接続して測定します。

本器の極性切換スイッチは± DCV（センタ零メータ）測定の時にのみ使用してください。一般の測定は全てΩ，AC，＋ DC 側の位置で行います。センタ零●寸法・質量：150×100×36 mm 約280 g●付 属 品：φ 5 × 20 ヒューズ
（0.5 A ／ 250 V）
スペア 1 本内蔵，テストリード
1 組（TL-61），取扱説明書 1 部●別売付属品：高圧プローブ（HV-10），
携帯ケース（C-YS），hFEコネクタ（HFE-6T）。

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040
3. 指示計目盛：黒色②……DCV，A＆ACVを使用します。

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

指示計の零位確認：

2.

ACV と同じ内蔵電池
R6（1.5 V）
×2
6F22（9 V）
×1

使用法Ⅰ

-3-

指示計の指針が目盛左端 0 線よりずれている時は，パネル中央の零位調整器をまわして正しく0 線に合わせてください。

内部抵抗

ACV と同じ目盛長のお取扱い上の一般的なご注意-2-

E

I＝Imax eの式で示される関係で減少していきます（充電電流軌跡 M. P）
Tm＝METER FULL SCALE RESPONSE TIME

Tm ＝フルスケールに要する時間（秒）
2.

一方OPと進行して来たメータの指示は，ここで今度は減少を続ける充電電流
Iの作用を受けることになり，P 点から反転して，もとの零点位置方向へゆっく
りと戻り始めます。（太線の軌跡がメータ応答の軌跡を示します）
Cx ＝∞ならそのまま進んで Tm 秒後にフルスケールに到達します。
3. この P 点の位置は Cx の大きさに比例するため Cx によって変わる各 P 点を目盛上にμF 値で目盛ればメータが反転する位
置で Cx が測定できるわけです。
- 11 -DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

保証書
ご氏名
ご住所

有償修理について3.

4.

I＝Imax eE
Imax ＝ R
E＝内蔵電池電圧（DCV）
R＝計器の内部抵抗
Cx＝コンデンサ（μF）- 10 -

本製品の保証期間は，お買い上げの日より3年間です。
ただし，日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また，製品本体の許容差は1 年保証，製品付属の電池，ヒューズ，テスト
リード等は保証対象外とさせていただきます。

2.

第7図

測定端子間 t1，t2 にCxを接続しますと，充電電流 Iは最初 R に相当する Imax が流れます。
（Imax は即ち t1，t2 を短絡した時に流れる電流と同じ）このため，メータの指針は Imax による回転力が与えられ，指示は上昇します（図の O.Pの軌跡参照）。一方，充電電流 I はCxのためT秒後には保証期間について

1.

第6図

修理をご依頼の前に：ご確認ください。
●内蔵ヒューズの切れ ●内蔵電池の消耗 ●テストリードの断線
修理期間：本品の補修性能部品の最低保有期間は，製造打切後 6 年間です。（修理期間もこれに準じます）
修理費用：修理や輸送費用が製品価格よりかさむ場合もありますので，事前に発売元へご相談ください。
なお，輸送にかかる往復の送料は，修理費用と併せてお客様のご負担とさせていただきます。
送り先は：下記宛に「修理品在中」としてお送りください。
三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒 205-8604 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL
（042）
554-0113 ／FAX
（042）
555-9046

型

様名

SH-88TR

製造 No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒

TEL
保証期間
ご購入日
年
月より 3 年間
（製品の許容差については1年間）

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。

交換用ヒューズについて記

交換ヒューズのお求めは上記あて先に，代金＋送料分の切手を添えて型名，部品名を明記してご注文ください。
〈形状〉
〈定格〉
〈単価〉
〈送料〉
φ5×20 mm
0.5 A/250 V￥65（税込） ￥120（10本まで）
部品番号：F0301 ガラス管ヒューズ / 遮断容量 300 A
金額は 2014 年 4 月現在のもので消費税を含みます。

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年

お問合せ先

本社
：TEL（03）3253-4871 ／ FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 ／ FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp- 12 -- 13 -- 14 -DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

DRAWING No. SH88TR 17-1811 2040 2040

月日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

DRAWING No. SH88TRDRAWING
17-1811 2040
No. 2040
SH88TR 17-1811 2040 2040