▎ワイヤレス記録計 タブレットレコーダ （形式：TR30）®

チャートレス記録計シリーズカタログ

ワイヤレス記録計 タブレットレコーダ ® のご紹介

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

これまでにない新しい概念に基づく記録計です。
● 従来のチャートレス記録計を遙かに凌ぐ高い視認性と操作性を実現しました。
● アナログ4ch入力で132,500円～（TR30-Nの場合、入力カード含む）、
抜群の経済性です。 ・SDカードが別途必要です。
● タブレットに専用のアプリケーションソフトは一切不要です。
● 既設PLCの内部にある様々なデータをハードウェアやラダー
プログラムに 一切手を加えることなく記録できます。

高機能仕様タイプ
形
式：TR30-G

標準仕様タイプ形
式：TR30-N

基本価格：93,500円～ 基本価格：82,500円～

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 04

改8

NC-Z703-A

1刷発行

500431

Pa perless R eco rding System

チャートレス記録計
シリーズカタログ

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

CONTENTS

96 角

71VR1

デモサイト公開中

4ページ

タブレットレコーダ（高機能仕様タイプ 形式：
TR30-G）のデモ画面をWeb上でお手持ちのタブレットを使ってご覧いただけます。

144 角

URL www.mgco.jp/demo/tr30/index.html

価 格はお断りなしに変 更することが■ 288ミリ角サイズパネルマウント形 タブレットレコーダ ®（形式：TR75） ありますのでご 了承ください。

最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

288角サイズパネルマウント形タブレットレコーダ（形式：TR75）は、タブレットレコーダ（形式：TR30）、タブレット、リモートＩ/Ｏ R30シ

入出力機器分離形

リーズなどで構成されたパネルマウント形記録計です。奥行きが浅く、

73VR1100

既設記録計のリプレースの場合でも、邪魔になる心配がありません。

8ページ

288角サイズパネルマウント形タブレットレコーダ（形式：TR75）は、無線ＬＡＮ経由で前面のタブレットと接続され、標準のWebブラウザ
でトレンド画面や各種の監視画面をモニタすることができます。

288mm

収集したデータは、内部メモリおよびSDカードに記録します。また、
Ethernetを介してリモートＩ/ＯとModbus/TCPに接続し、リモート
Ｉ/Ｏの入力データを収集・記録できます。

形

式：TR75

基本価格：385,000円～

入出力一体

市販品の画面サイズ
約10～11インチのタブレットを取付けて使用します。

ユニバーサル入力形
73VR2100

12ページ

iPad（前面パネル部）は含まれません。

加算価格
入出力カード＊1を6台実装：+390,000円〜
前面パネル部あり＊2：お問合せください。

180mm
288mm

＊1.入出力カードは、ユニバーサル入力カード（形式：R30US4）です。
＊2.iPad（現行モデル）を表示部として実装します。
＊3.iPadは保護等級、RoHS対象外です。

24

IP45 ＊3●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを示しています。

それ ぞれ に特 長 のある
4 種 類 の 記 録 計を取り揃えました 。

ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

73VR3100

14ページ
73VRシリーズ付属
ソフトウェアのご紹介

18ページ

代理店

（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

入出力カード選択形

Make Greener automation

廃形しません！
！

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®のご紹介

24ページ

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

チャートレス記録計 仕様比較表

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

経済的理由やスペース的な理由で設置が困難だった装置付パネルなど

基本納期

71VR1

73VR1100

データ保存周期（通常）＊1

チャートレス記録計
73VR1100

分散している入力信号を集中監視、
奥行きの狭い盤、筐体への設置

入出力機器
分離形

入力

8 ページ

形　　式
基本価格

● 当社の多種多様なリモートI/Oが使用できます。

背面

73VR1100
220,000円〜

基本納期 5日（リモートI/Oの価格は含まれておりません）
・ 仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

● リモートI/Oとは通信ラインで結ばれるため、高価なセンサ用配線を引き回す必要がなくなり、設置費用を削減できます。

リモート
I/O

リモート
I/O

リモート
I/O

入力

入力

出力 入力 出力 入力

73VR2100

チャートレス記録計
73VR2100用 途
少点数入力向けアプリケーション、紙（チャート）記録計の置き換えなど

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100● チャネル相互間絶縁されたユニバーサル入力です。

前面

背面
形

式

基本価格

73VR210273VR2104
73VR2106

264,000円〜
275,000円〜
286,000円〜

・ 仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

73VR3100● Ethernet接続により、上位パソコンでリアルタイム監視が
できます。

形

8点入力タイプ
10点入力タイプ
12点入力タイプ
基本納期

式

73VR2108
73VR2110
73VR2112

接点入力を割り当て可

1（本体）

接点入力を割り当て可

異常時接点出力———1（本体内蔵）量

約550g

約1.7kg

サイズ

96角

144角

3.5型 TFT液晶

5.5型 TFT液晶（タッチパネル式）

表示部
仕様

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

形　　式
基本価格

73VR3100
220,000円〜

基本納期

7日

● 直流電圧／電流からパルス／交流電流など
多彩なR3シリーズの入出力カードが使用できます。

（入出力カードおよび通信カードの価格は含まれておりません）● 最大64チャネルの多チャネル入力です。

・ 仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

● 指定期間の収録データをUSBメモリにCSVファイル
として取り出せます（収録中でも可）。

株式会社エムジー ホットライン

0120-18-6321

交流電源：100～240V AC
直流電源：24V DC、110V DC

防塵・防水仕様

IP65準拠（パネル取付時前面、指定の方法で1台取付の場合のみ準拠します）

設定用
ビューワ

———

73VRWV：波形ビューワソフト（収録データの表示・解析）

レコーダ

———

MSR128：PCレコーダソフトウェア

マーク挿入機能あり

73VR11BLD：ビルダソフト

コメント文挿入機能あり、グラフィック表示可
Modbus/TCP対応

端子カバー

外形寸法図（単位：ｍｍ）
10.5

2

98
100

コメント文挿入機能あり、
Modbus/TCP対応■ パネル埋込形

73VR31BLD：ビルダソフト

コメント文挿入機能あり、PLC接続可Modbus/TCP対応■ パネル埋込形

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100

135.5

136.5

136.5

上面

側面

機種により外形が若干異なります。

73VR21BLD：ビルダソフト

上面

73VR3100

上面＊2．2点、4点、6点入力タイプは172になります
151.5
144

151.5
144

入出力カード
選択形

151.5
144

73VR シリーズ
付属ソフトウェア
のご紹介

入力
96

前面

前面

前面

前面

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介＊ 1．測定点数やセンサの種類、接続する機器の台数により制限を受けます。

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

交流電源：100～240V AC、直流電源：24V DC

71VRCFG：コンフィギュレータ
ソフトウェア(Webサイトよりダウンロード)

その他● 最速20ミリ秒の高速サンプリングが行えます。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

2

73VR1100

チャートレス記録計
73VR3100● R3シリーズ通信カードの使用により各種オープンネットワークに対応します。

背面

320×240ドット

110

前面

144 角

解像度

取付金具は、上下または左右どちらかの取付になります（71VR1は上下のみ）。

各種オープン
ネットワーク

約2.3kg（入出力カードを除く）

入出力機器
分離形

取付金具

PLC

● PLCから操作・設定ができます。

2、4、6点入力タイプ：
約2.3kg
8、10、12点入力タイプ：
約2.4kg

256色

防水パッキン

PLCから制御可能な記録計、
記録・表示機能が付いたリモートI/Oとして、また高速サン
プリングが必要なアプリケーションなど

71VR1

表示色

源

付属
ソフトウェア

96 角———（I/Oカードによる）各チャネル最大4点設定可

1（リモートI/Oの使用で
max 512点）
各チャネル最大4点設定可■ パネル埋込形

14 ページ1（I/Oカードによる）
1（本体内蔵、異常時出力・警報出力兼用）

2（リモートI/Oの使用でmax 8点）各チャネル最大5点設定可

4日

73VR3100

500ミリ秒、1秒、2秒、5秒、10秒、1分、10分

接点入力を割り当て可

基本価格

144角 入出力カード選択形

20ミリ秒、100ミリ秒

トリガ入力用接点

297,000円〜
319,000円〜
330,000円〜

用 途

73VR シリーズ
付属ソフトウェア
のご紹介

ユニバーサル入力（DC・TC・RTD）

100ミリ秒R3シリーズ のI/Oカードでセンサの種類を選択● 2〜12チャネルの少点数入力用途向け144角の記録計です。

2点入力タイプ
4点入力タイプ
6点入力タイプ

入出力カード
選択形

12 ページ

16、64

ユニバーサル入力（DC、TC、RTD）

電

144角 入出力一体、ユニバーサル入力形

12

リモートI/Oでセンサの種類を選択

表示デバイス● Ethernet接続により、上位パソコンでリアルタイム監視ができます。

4～64

ユニバーサル入力（DC、TC、RTD）
またはリモートI/Oでセンサの種類を選択

質

リモート
I/O

2、4、6、8、10、12

入力信号の種類

警報接点出力● 最大128点の記録ができる144角の記録計です。

144角パネル埋込形または卓上形
高速時：64
通常時：128（演算チャネル含む）
高速時：32
通常時：32、64から選択———

73VR1100
用 途

前面

———

● スクリーンセーバー機能を搭載しました。

144角 入出力機器分離形

144 角

演算点数

0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、1時間● 表示画面の種類およびページ切替えを、自動的に行う自動画面切替機能を搭載しました。

・ 仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

Ai8、Di8、Do8

データ保存周期（高速）● 記録したデータはメモリカードまたはコンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-US）でパソコンに転送し、71VR1 コンフィギュレータ
ソフトウェア（形式：71VRCFG）にて CSV 形式に変換できます。

5日

測定点数

リモート
I/O

● 各種トリガ機能により必要な部分だけを記録できます。

・リモートI/Oタイプ
86,900円〜
・直流入力2点タイプ
97,900円〜
・ユニバーサル入力3点＋直流入力2点タイプ 108,900円〜

96角パネル埋込形

3

73VR3100

29.5

基本価格

ユニバーサル入力（DC・TC・RTD）

造

73VR2100

151.5
144

96 角

● アナログ入力8点、接点入力8点、接点出力8点を記録、表示、各種警報設定できます。

構

2〜26（取付パネル厚さ）形　　式 71VR1
			

73VR1100

133

背面

71VR1

151.5
144

前面

式

245.1
2〜26
（取付パネル厚さ）

チャートレス記録計
71VR1

用 途

形

29.5

4 ページ

195＊2
2〜26
（取付パネル厚さ）

71VR1

29.2

96角

151.5
144

チャートレス記録計 仕様比較表

962

SC19-I-5

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

3

4

71VR1 主な機能と特長

5

PAPERLESS RECORDING SYSTEM

高精細TFT液晶による鮮やかな画面
トレンド表示画面

96 角チャートレス記録計

71VR1 Series

警報ログ画面

デジタル表示画面

基本納期 5日

コンパクト、省スペースな96角のチャートレス記録計です。
連続収録の開始、停止操作を前面のボタン（F3）を使ってワンタッチで操作できます。＊1

96 角

71VR1

手のひらサイズの記録計

スクリーンセーバー機能

コンパクト 96 角サイズの記録計です。このサイズ、この価格で記録計に新たな用途が生まれます。

液晶パネルに優しいスクリーンセーバー機能を搭載しました。

144 角■ 機器仕様構
造：96角パネル埋込形
保 護 等 級：IP65（本器をパネルに取付けたときの、パネル前面に関する保護構造です。）
接 続 方 式：M3ねじ2ピース端子台接続（締付トルク 0.5 N・m）
端 子 ね じ 材 質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：アナログ入力相互−接点入力−接点出力相互−通信−電源−FE（機能接地）間

96角

高い防塵・防滴性能
前面パネルは保護等級 IP65 です。

■ 割当て可能論理チャネル数
・アナログ入力：最大8点
・接 点 入 力：最大8点
・接 点 出 力：最大8点
デ ー タ 保 存：トレンド、警報履歴をメモリカードに保存
・ト レ ン ド：日時ファイル名で保存
1ファイル 最大60,000サンプル
保存容量 最大200ファイル
保存時間 収録周期0.1sで約13日、1sで138日、10sで1,388日、1minで8,333日、30minで250,000日、1hourで500,000日
・警 報 ロ グ：警報ログファイルに保存 最大200件

トリガ機能
入出力機器
分離形

各種トリガ機能により必要な部分だけを記録できます。

73VR1100

P4̲71VR1series

IP65

式：71VR1

形

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100・直流入力2点タイプ
価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

■表示
表示デバイス：3.5型TFT液晶
バックライト：LED
表 示 色：256色

基本価格

・リモートI/Oタイプ

・ユニバーサル入力3点＋直流入力2点タイプ

86,900円～
97,900円～
108,900円～

入出力カード選択形

Modbusの論理
チャネル数 0.1 0.2 0.5
0
◎ ◎ ○
1〜2
− ◎ ○
3〜5
− − ○
6〜10
− − −
11〜20 − − −21〜24 − − −・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

直流入力
8点

直流入力 2 点

接点入力 接点出力
6点
6点

min
5 10 20
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

30
○
○
○
○
○
○

hour
1
○
○
○
○
○
○

リモート I/O（別売）
センサ信号入力 6 点
接点入出力各 6 点■ 入力仕様直流入力（Ai 1、Ai 2）：−20〜＋20mA DC（100Ω内蔵）−1〜＋1V DC、−5〜＋5V DC、−10〜＋10V DC

Modbus-RTU
ユニバーサル入力 3 点・直流入力
・熱電対入力・測温抵抗体入力
直流入力 2 点

外形寸法図

株式会社エムジー ホットライン

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

供給電源
・交 流 電 源：100〜240V AC・直 流 電 源：24V DC、110V DC
消費電力
・交 流 電 源：100V ACのとき 約7VA、240V ACのとき 約10VA・直 流 電 源：約6W
使用温度範囲：−5〜＋55℃
使用湿度範囲：30〜90%RH（結露しないこと）
取
付：パネル埋込形
質
量：約550g

96＊2■ コンフィギュレータソフトウェア（形式：71VRCFG）■ メモリカード
データを保存するには、メモリカードが必要です。
指定の形式のカードをご使用ください。当社からもご購入
いただけます。お求めの際はお問合せください。

取付金具 端子台カバー

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100

入出力カード
選択形

73VR3100

71VR1
コンフィギュレータソフトウェア

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

専用ケーブル＊3

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

10.5

2

98
100

＊2．71VRCFG は、当社 Web サイトから無料でダウンロードできます。
＊3．コンフィギュレータ接続専用ケーブル（形式：COP-US）が必要です。
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

73VR1100

関連機器

71VRCFG ＊2

SC19-I-5

入出力機器
分離形

設置仕様

センサ信号入力 3 点
接点入出力各 6 点

www.mgco.jp/Japanese/index.html

144 角

同じような仕様で多数設定する場合や設定内容を保存しておきたい場合に便利です。

側面
防水パッキン

チャートレス記録計 71VR1 はどのタイプもアナログ入力最大 8 点、接点入力最大 8 点、接点出力最大 8 点で、Modbus 通信機能が付いています。記録信号、トリガ信号、警報接点など各入出力信号は設定用ソフトウェアで内蔵の入出力、あるいはリモート I/Oに自由に割付けてご使用いただけます。

71VR1■ パソコンからも設定できます（単位：mm）

前面

リモート I/O（別売）■ 出力仕様外部インタフェース仕様
・Modbus-RTU：取込めるアナログデータはIntデータ（符号付16ビット）のみです。
通 信 方 式：半二重非同期式無手順
通 信 規 格：TIA／EIA-485-A準拠
伝 送 距 離：500m以下（最大15台（マスタ除く））
・リレー接点出力（Do 1、Do 2）
定 格 負 荷：250V AC 5A（cosφ＝1） 30V DC 5A（抵抗負荷）

チャートレス記録計 71VR1 の入出力点数について

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

4

1
○
○
○
○
○
○

接点入力（Di 1、Di 2）：無電圧スイッチ 2点
ユニバーサル入力（Ai 3、Ai 4、Ai 5）・直流入力：−20〜＋20mA DC（50Ω外付け、別売）−1〜＋1V DC、−5〜＋5V DC、−10〜＋10V DC
・熱電対入力：K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P、PR・測温抵抗体入力：Pt 100（JIS 97、IEC）、Pt 100（JIS 89）、
JPt 100（JIS 89）、Pt 50Ω（JIS 81）、
Ni 100、Cu 10（25℃）、Cu 50

110
96

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

5 10 20 30○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

＊1．ファームウェアバージョンがメジャーVer.1、マイナーVer.4.01以降対応です。

接点出力 2 点
接点入力 2 点

Modbus-RTU

リモート I/O
（別売）

sec
2
○
○
○
○
○
−

■ 自動画面切替機能＊1■ ユニバーサル入力3点＋直流入力2点タイプ

接点出力 2 点
接点入力 2 点

Modbus-RTU

1
○
○
○
○
−
−

収録周期

◎：温度入力の設定がない場合に選択可○：選択可−：選択不可収録周期 20秒以上をサポートするのは、ファームウェアバージョンがメジャーVer.1、マイナーVer.4.01以降です。

■ 直流入力2点タイプ

接点出力 2 点
接点入力 2 点

73VR3100

解像度：320×240ドット
表示更新周期：500ms

収録周期

ご利用方法で選べる3タイプを用意しました。
■ リモートI/Oタイプ

96 角

主な仕様

鮮やか表示
TFT カラー液晶を採用、鮮やかな色彩でトレンドグラフ、デジタル値などを表示できます。

不要なゼロ（0）を表示しない
ゼロサプレス機能を搭載しています。＊1

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

5673VRシリーズ 表示画面のご紹介

7

PAPERLESS RECORDING SYSTEM

視認性を考えたデザイン

73VRシリーズ

73VRシリーズ 表示画面のご紹介

トレンド表示画面（横書き）

トレンド表示画面（縦書き）

トレンド表示画面（1ペン拡大）

タッチするだけの簡単操作です。
96 角

96 角

タッチパネル式
71VR1

バーグラフ表示画面（横書き）

直接画面に触れて操作できるタッチパネル式です。

バーグラフ表示画面（縦書き）

過去データ画面
71VR1

表示部が広い操作部が無いため表示面積を広くとれます。

144 角

高い防塵・防滴性能

144 角

前面パネルは保護等級 IP65 です。

入出力機器
分離形

オーバービュー表示画面

オーバービュー表示画面（1ペン拡大）

入出力機器
分離形

アラーム履歴画面

73VR1100

73VR1100

操作が簡単なタッチパネル式
チャートレス記録 計 73VR シリーズの操作は、表 示画 面に直接 触れる
入出力一体
ユニバーサル
入力形

タッチパネルで行います。
ボタン操作に比べて、広い表示画面を有効に利用

入出力一体
ユニバーサル
入力形

でき、画面表示にしたがい優しくタッチするだけで、設定操作を行えます。

73VR2100

見やすいグラデーション画面

73VR2100

グラフィック表示画面

コメント文挿入

何を測定しているのか視覚的に読取れます。

データ収録中でも OK、
自動挿入機能もあります。

（73VR1100 でご利用いただけます）

切替可

バーグラフ

チャートレス記録計 73VR シリーズの表示画面は、バックカラーをグラデーショ
入出力カード
選択形

73VR3100ンタイプと一般的な白バックタイプに切替えることができます。
グラデーションタイプでは過去に例のない、
見やすい表示になっています。

挿入した
コメント文

デジタル値

グラデーションタイプ

入出力カード
選択形

73VR3100

タイトル

白バックタイプ

LED

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

サニタリーにも適した保護等級 IP65の保護構造になっています。指定の寸法にカットされたパネルに取付ければ、飛沫が降りかかるサニタリープラントや粉塵が飛び交う現場に設置しても安心してご利用いただけます。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

6

・背景画の上にバーグラフやデジタル表示値などの部品を貼り付ける形で設定できます。
・背景画の画像形式はBMPで2画面まで登録できます。
・設定により部品をタッチすることで画面の切替え（ジャンプ）が行えます。例えばアラームが発生している部品をタッチすれば、その信号のトレンド表示画面をすばやく表示することができます。

チャートレス記録計 73VR シリーズの前面パネル部は、保護等級 IP65 相当

株式会社エムジー ホットライン

0120-18-6321

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

・あらかじめ設定したコメントを挿入できます（最大 56 コメント）。
・入力信号の条件による自動挿入もできます。
・収録中に任意の文章を入力することもできます。
・コメントの履歴リストを表示できます。
・添付ソフトウェア波形ビューワでコメントにしたがって
データファイルを分割できます。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

7

8

73VR1100 主な機能と特長

9

PAPERLESS RECORDING SYSTEM

無限に広がるアプリケーション
144 角 入出力機器分離形チャートレス記録計

多チャネルで広範囲のデータ収集を実現

73VR1100 Series

基本納期 5日

チャートレス記録計
73VR1100

1台でOK

最長500メートルまで延長可
96 角

最大 128 点
Modbus-RTU

リモートI/O

コストダウン

リモートI/O 15台＊1まで接続可

71VR1

リモートI/O

リモート I/O とはネットワークで結ばれるため、高価なセンサ用の配線を引き回す必要がなく、設置費用を削減できます。

センサ

＊1．
Ethernetの場合は2ステーションまでです。

I/O 機器と記録計本体が分離しているためコンパクトで、配線スペースも最小で済みます。

センサ

センサ

入出力機器分離形チャートレス記録計73VR1100は、分散した測定箇所のデータを一括して安価に記録できます。
リモートI/Oとは通信ラインで結ばれるため、高価なセンサ用配線を引回す必要がなくなり、設置費用を削減できます。

入力点数最大128点、
入力ユニット数最大15台、最長500メートルまで延長できます。

省スペース
144 角

配線コストも削減

Modbus-RTU

最大 128 点が記録でき、多種多様なリモート I/O を接続できます。
71VR1

チャートレス記録計
73VR1100

最大128点まで入力できます。

今までにない柔軟性と経済性を両立した
記録計システムです。
96 角

省配線・ローコスト

144 角

144角

論理演算も得意です。

入出力機器
分離形

73VR1100

73VR1100

チャートレス記録計
73VR1100

リモートI/O
R3シリーズ

入出力機器
分離形■ 論理積、論理和、否定、排他的論理和

Modbus-RTU

IP65

IN

73VR2100

リモートI/O
R7シリーズ

式：73VR1100

形

リモートI/O
R7シリーズ

基本価格：220,000円～（リモート I/O の価格は含まれておりません）■ Ethernetで上位PCと接続

73VR3100PC■ Ethernetだけでシステムを構築

チャートレス
記録計73VR1100

73VR3100

Modbus-RTU

Modbus/TCP

チャートレス記録計
73VR1100

Modbus-RTU

リモートI/O

リモートI/Oとネットワークで接続

パソコン記録計PCレコーダによるリアルタイムモニタも行えます。

リモートI/O

リモートI/O R3シリーズの通信の2重化を利用

Modbus-RTU

リモートI/O
R3シリーズ
通信カード
R3-NMW1

Modbus-RTU（RS-485）
通信を
利用して、
データ収集

リモートI/O
R3シリーズ
通信カード
R3-NW1

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

ネットワーク変換器（GR8-EM）を使えばModbus-RTU機器をEthernetに接続できます。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

0120-18-6321

リモートI/O
R3シリーズ

リモートI/O
R3シリーズ

Modbus/TCP

73VR シリーズ
付属ソフトウェア
のご紹介

電力マルチ
メータ

Modbus-RTU
Modbus-RTU

ネットワーク変換器
GR8-EM
リモートI/O

ワイヤレス
ゲートウェイWL40EW2

チャートレス記録計
73VR1100

チャートレス
記録計73VR1100

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

株式会社エムジー ホットライン

73VR2100

入出力カード
選択形

チャートレス記録計
73VR1100

Modbus/TCP

Modbus/TCP

Modbus-RTU

入出力一体
ユニバーサル
入力形

920MHz帯小電力無線にも対応

PLC

各種PLCネットワーク

PC

PCレコーダソフトウェア
MSR12873VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

アナログ信号1からアナログ信号2を引いた値で警報を出力するなどの論理演算ができます。

ガス・電気・水道などの使用量を記録

上位PC
チャートレス
記録計73VR11008

豊富なリモートI/Oの入出力点数を利用して、様々な論理演算を行うことができます。

PLCシステムの
入力値を記録・表示

リモートI/Oや上位PCとはネットワークで接続■ RS-485でリモートI/Oと接続

アナログ入力価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

入出力カード
選択形

ON

下下限
下限
上限
上上限

OUT

ON and ON

入出力一体
ユニバーサル
入力形■ アナログ信号を4点警報で監視

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

973VR1100 利用できるリモートI/Oのご紹介

73VR1100 機能概要

▎I/O一覧表
コンパクト組合せ
自由形リモート I/OR5 シリーズ■ 通信カード対応一覧■ 通信カード対応一覧

信号種別

信号種別

直流電圧／電流入力

通信カード（Modbus用）

通信カード（Modbus用）

熱電対入力

144 角

ポテンショメータ入力
交流電流入力直流電圧入力直流電圧入力接点入力

直流電流入力直流電流入力

接点出力

熱電対入力

熱電対入力

増設用接点入力

測温抵抗体入力

測温抵抗体入力

増設用接点出力

ユニバーサル入力

接点入力

接点入力

接点出力

接点出力

ディストリビュータ入力

接点入出力

ポテンショメータ入力

ディストリビュータ入力

クランプ式センサ用
交流電流入力入出力機器
分離形

ポテンショメータ入力

73VR1100

クランプ式センサ用
交流電流入力

CT入力■ 収録方法連 続 収 録：画面からの操作で連続収録動作を実行
時間指定収録：指定時間にデータの収録を実行
ト リ ガ 収 録：トリガ条件の成立前と成立後のデータをそれぞれ最大1200サンプル収録できます。
ト リ ガ 連 動：トリガ条件が成立している間、データを収録■ 収録周期
高 速 時 : 100ミリ秒
通 常 時 : 500ミリ秒、1、2、5、10秒、1分、10分■ Modbus/TCP（Ethernet）用
ユニット対応一覧
直流電圧／電流入力
熱電対入力

交流電圧入力測温抵抗体入力

CT入力

ポテンショメータ入力■ データ保存
データファイル : 収録周期で収録した瞬時値および演算結果を保存
アラーム履歴ファイル：アラームが発生したデータの発生時間や復帰時間などの情報を保存
保存件数を超えると古いデータから上書き
コメント履歴ファイル：トレンド表示画面にコメントを挿入した時間とコメントの内容を保存
保存件数（最大1000件）を超えると古いデータから上書き
設定ファイル : 73VR1100に設定されている内容を保存
ファイル形式 : バイナリファイル
データファイルがいっぱいになると、古いデータから上書きまたはデータ収録を停止

交流電流入力PT入力

接点入力

零相変流器（ZCT）入力

接点出力

電力入力

増設用接点入力

高速パルス入力

増設用接点出力

速度・位置入力
入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100

積算パルス入力
ロードセル入力
警報
通信入出力

920MHz 帯
特定小電力無線機器 親機（Modbus/TCP（Ethernet用））

IB10W2、IB10W4、WL40EW2

入出力カード
選択形

920MHz 帯
特定小電力無線機器 子機
R3-NMW1、R3-NW1

コンパクト一体形
リモート I/O
R1 シリーズ■ 入出力ユニット対応一覧■ 警報機能● アナログアラーム
設
定
数 : 各チャネル最大4点
警 報 種 類 : 上下限警報
不感
帯 : 実量値で設定
出
力 : 出力機器に警報を出力

96 角
電力マルチメータ
Modbus 通信出力
53U

信号種別

直流電圧、熱電対、直流電流入力
測温抵抗体、ポテンショメータ入力

73VR3100

接点入力
接点出力

株式会社エムジー ホットライン

73VR2100

前面
133

29.2

73VR3100
側面
133

144

2〜26（取付パネル厚さ）

29.2

積層形表示灯インテリジェント
タワーシリーズ
接点出力

14473VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介（Modbus/TCP（Ethernet））

IT40SRE、IT50SRE、
IT60SRE、IT60RE

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

4

直流電圧入力注．取付金具は、上下または左右どちらかの取付になります。

熱電対入力

0120-18-6321

入出力一体
ユニバーサル
入力形＊2．本器をパネルに取付けたときの、パネル前面（フロントカバーを閉じているときのみ）に関する保護構造です。指定の方法で1台取付の場合のみ準拠します。卓上形のときはパネル取付できません。

25■ 入出力ユニット対応一覧

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

10

73VR1100■ メモリカード
データを保存するには、メモリカードが必要です。
指定の形式のカードをご使用ください。当社からもご購入
いただけます。お求めの際はお問合せください。

側面

144

信号種別
R3-NMW1

入出力機器
分離形

入出力カード
選択形

151.5

コンパクト一体形
入力ユニットR2 シリーズ
WL40EW2

供 給 電 源・交 流 電 源：100〜240V AC・直 流 電 源：24V DC
消 費 電 力・交 流 電 源：100V AC のとき 約15VA、240V AC のとき 約20VA・直 流 電 源：約8W 約340mA
使 用 温 度 範 囲 : 0〜50℃
使 用 湿 度 範 囲 : 30〜85% RH（結露しないこと）
塵埃 : 0.1mg／m 2以下（導電性塵埃がないこと）
腐 食 性 ガ ス : 腐食性ガスのないこと
取付 : パネル埋込形（卓上形を除く）
取付パネル材質 : 鋼板
保 護 等 級 : IP65＊2
質
量 : 約1.7kg

■ 卓上形

前面

151.5

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

設置仕様

関連機器

■ パネル埋込形

パルス積算入力

IB10W271VR1

外形寸法図 （単位：mm）
110 角
電力マルチメータ
Modbus 通信出力
54U

パルス入力

73VR シリーズ
付属ソフトウェア
のご紹介

96 角

144 角

（接続する機器の台数により変化するため、500ミリ秒で収録できない場合がありますのでご注意ください。詳細はお問合せください。）
参考）データ更新をアラーム出力なしに設定、RS-485接続、連続収録の場合、500ミリ秒で収録できる台数は次のとおりです。
・R1M-GH2 ：10台
・RZMS-U9 ：2台
・R 3 - N E 1 ：1台（128チャネル、アナログ入力のみ）

信号種別■ 演算機能演 算 点 数・高速
時 : 32点・通常時 : 32点、64点から選択
演 算 の 種 類
・四 則 演 算 : 加減算、乗算、除算
・論 理 演 算 : 論理積、論理和、否定、排他的論理和・関数 : 開平、累乗・積
算 : アナログ積算、パルス積算差分・フ ィ ル タ : 移動平均、一次遅れ
・ピークホールド : ピークホールド（最大）、ピークホールド（最小）・F 値 演 算 : F値演算・気象 : 風向表示（16方位、日本語表示可）
警
報 : 演算結果に対して、警報の設定ができます。

136.5

71VR1

信号種別

測温抵抗体入力● デジタルアラーム
接点入力の状態がオンまたはオフのときの警報を設定できます。
遅 延 時 間 : 警報出力の遅延時間を設定
出
力 : 出力機器に警報を出力●保存
デ ー タ 保 存 : アラーム発生時間・復帰時間、発生したペンの
ペン番号・タグ名、アラームメッセージ

173

信号種別

■ 接続台数Ethernet接続時
高 速 時 : 1台
通 常 時 : 2台（GR8-EMを使用する場合、GR8-EM 1台
1ステーション）に対して、最大15ノードの接続可）
無 線 モ ー ド : 2台（1台の親機に対して最大15ノードの接続可）
RS-485接続時
通 常 時 : 15台

信号種別

通信カード（Modbus/TCP（Ethernet）用）■ 入出力カード対応一覧＊1．演算を使用する場合の入力チャネル数は、上記チャネル数から演算点数を引いた数となります。

■ Modbus用ユニット対応一覧

通信カード（Modbus/TCP（Ethernet）用）■ 入出力カード対応一覧■ 入力チャネル数＊1
高 速 時 : 64点
通 常 時 : 128点

少チャネルコンパクト
一体形リモート I/O
R7 シリーズ

144

96 角

多チャネル組合せ
自由形リモート I/O
R3 シリーズ

11

主な機能（ソフトウェア）

詳細は73VR1100の仕様書をご覧ください。

136.5

10

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

注．取っ手、ゴム脚は取外すことはできません。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

11

12

73VR2100 機能概要

13

PAPERLESS RECORDING SYSTEM

主な機能（ソフトウェア）
144 角 入出力一体形チャートレス記録計

73VR2100 Series■ 入力チャネル数
73VR2102 : 2点
73VR2104 : 4点
73VR2106 : 6点

基本納期 4日

比べてください、この経済性。

■ 入力種別アナログ信号 : 直流電圧、熱電対、測温抵抗体
デジタル信号 : トリガ入力（1点）

抜群の経済性■ 収録方法連 続 収 録 : 画面からの操作で連続収録動作を実行
時間指定収録 : 指定時間にデータの収録を実行
ト リ ガ 収 録 : トリガ条件の成立前と成立後のデータをそれぞれ最大1200サンプル収録できます。
ト リ ガ 連 動 : トリガ条件が成立している間、データを収録

シリーズでもっとも経済性に優れた記録計です。

上位 PC でリアルタイム監視
Ethernet 接続により、上位 PC でリアルタイム監視ができます。

＊1．入力種別が電圧入力の場合のみ対応

入力は直流、熱電対、測温抵抗体を各点個別に設定できるユニバーサルタイプです。

■ データ保存
データファイル : 収録周期で収録した瞬時値および演算結果を保存
アラーム履歴ファイル：アラームが発生したデータの発生時間や復帰時間などの情報を保存
保存件数を超えると古いデータから上書き
コメント履歴ファイル：トレンド 表 示 画 面にコメントを挿入した時間とコメントの内容を保存
保存件数（最大1000件）を超えると古いデータから上書き
設定ファイル : 73VR21□に設定されている内容を保存
ファイル形式 : バイナリファイル
データファイルがいっぱいになると、古いデータから上書きまたはデータ収録を停止

144角

入出力機器
分離形

IP65

2点入力タイプ
4点入力タイプ
6点入力タイプ

式

73VR210273VR2104
73VR2106

基本価格
264,000円～
275,000円～
286,000円～

基本価格
73VR2108 297,000円～
73VR2110 319,000円～
73VR2112 330,000円～■ 直流電圧入力
入 力 抵 抗 : 900kΩ以上（±12V、±6V、±3V以外の入力設定で±1.3Vを超える電圧を印加した場合を除く）
入力レンジ : ±60mV、±125mV、±250mV、±500mV、±1000mV、±3V、±6V、±12V

チャートレス記録計 73VRシリーズの中で最も設定が簡単なユニ
バーサル入力 73VR2100。設定機能に かんたん設定 ボタンが付いており、指で押すと後は画面の指示に従って入力していくだけで設定が完了します。

■ 卓上形

0120-18-6321

144

側面

195（2点、4点、6点入力タイプは172になります）
29.5

2〜26（取付パネル厚さ）

入出力カード選択形

前 面（共通）144

側面

73VR3100

195（2点、4点、6点入力タイプは172になります）

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介
注．
取っ手、
ゴム脚は取外すことはできません。

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

入出力一体
ユニバーサル
入力形

29.5■ トリガ入 力：無電圧接点入力（検出レベル0.8V以下でON）

株式会社エムジー ホットライン

151.5

注．
取付金具は、上下または左右どちらかの取付になります。

■ 測温抵抗体入力（3線式）
入 力 種 別 : Pt 100（JIS 89）、Pt 100（JIS 97、IEC）、
Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、Pt 1000、Pt 50Ω（JIS 81）、JPt 100（JIS 89）、Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10（25℃）
許容導線抵抗 : 1線あたり20Ω以下
バーンアウト検出電流・上方、下方 : 130nA以下
・な
し : 10nA以下

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

前 面（共通）136.5■ パネル埋込形

144

73VR2100ユニバーサル入力仕様

136.5

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

12■ メモリカード
データを保存するには、メモリカードが必要です。
指定の形式のカードをご使用ください。当社からもご購入
いただけます。お求めの際はお問合せください。

（単位：mm）機種により外形（単位：mm）
外形寸法図■ 熱電対入力
入 力 抵 抗 : 900kΩ以上
入 力 種 別 :（PR）、K（CA）、E（CRC）、J（IC）、T（CC）、B（RH）、
R、S、C（WRe 5-26）、N、U、L、P（Platinel Ⅱ）
バーンアウト検出電流・上
方 : 130nA以下
・下
方 : 220nA以下
・な
し : 10nA以下

73VR3100

73VR1100

73VR2100

151.5

入出力カード
選択形

入出力機器
分離形

関連機器

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

タッチパネルで設定が簡単
かんたん設定 機能でもっとカンタン

144 角＊2．本器をパネルに取付けたときの、パネル前面（フロントカバーを閉じているときのみ）に関する保護構造です。指定の方法で1台取付の場合のみ準拠します。卓上形のときはパネル取付できません。

■ 警報機能（収録周期0.5秒以上にのみ対応）● アナログアラーム
設
定
数 : 各チャネル最大4点
警 報 種 類 : 上下限警報
不感
帯 : 実量値で設定
出 力 点 数 : 1点（警報出力端子）
デ ー タ 保 存 : アラーム発生時間・復帰時間、発生したペンの
ペン番号・タグ名、アラームメッセージ式

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

73VR2100

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

8点入力タイプ
10点入力タイプ
12点入力タイプ

形

173

入出力一体
ユニバーサル
入力形

形

71VR1

4

73VR1100

供 給 電 源・交 流 電 源 : 100〜240V AC・直 流 電 源 : 24V DC
消 費 電 力・交 流 電 源 : 100V ACのとき 約25VA
240V ACのとき 約35VA・直 流 電 源 : 約11W 約460mA
使 用 温 度 範 囲 : 0〜50℃
使 用 湿 度 範 囲 : 30〜85% RH（結露しないこと）
塵埃 : 0.1 mg／m 2以下（導電性塵埃がないこと）
腐 食 性 ガ ス : 腐食性ガスのないこと
取付 : パネル埋込形（卓上形を除く）
取付パネル材質 : 鋼板
保 護 等 級 : IP65＊2
質
量 : 約2.3kg（73VR2102、73VR2104 、73VR2106）
約2.4kg（73VR2108、73VR2110 、73VR2112）■ 収録周期
0.1＊1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分

ユニバーサル入力

144 角

設置仕様

25

71VR1

96 角

144

96 角

■ 演算機能演 算 点 数 : 12点
演 算 の 種 類
・四 則 演 算 : 加減算、乗算、除算
・論 理 演 算 : 論理積、論理和、否定、排他的論理和・関数 : 開平、累乗・積
算 : アナログ積算・フ ィ ル タ : 移動平均、一次遅れ
・ピークホールド : ピークホールド（最大）、ピークホールド（最小）・F 値 演 算 : F値演算・気象 : 風向表示（16方位、日本語表示可）
警
報 : 演算結果に対して、警報の設定が行えます。

73VR2108 : 8点
73VR2110 :10点
73VR2112 :12点

SC19-I-5

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

13

14

73VR3100 主な機能と特長

15

PAPERLESS RECORDING SYSTEM

通信入出力カード（ゲートウェイカード）を装着して、
PLCから73VR3100の操作や設定ができます。

144 角 入出力カード選択形チャートレス記録計

73VR3100 Series

・通信入出力カード（ゲートウェイカード）を装着して、PLCなど、上位からの指令で記録開始・停止、
コメント文挿入、表示画面の変更などの操作や設定が行える「PLCで制＊1
御可能な記録計」として利用できます。
＊2
・PLCから送信されたデータを表示・記録できます。

基本納期 7日

PLCとの親和性が高く、多種多様な信号に対応。

＊1．操作モードがONになっているときは、一部を除き73VR3100本体側での操作・設定は不可となります。
また、収録周期20ms、100msには対応していません。
＊2．収録周期20msには対応していません。
＊3．入出力カード・通信入出力カードの装着枚数は、通信入出力カードの設定により異なります。

入出力カード選択形

96 角

PLC で制御可能な記録計■ リモートコントロール機能搭載！

通信入出力カード（ゲートウェイカード）（別売）を実装することで、PLC など上位からの指令で記録開始・停止、コメント文挿入、表示画面変更などの操作や設定が行えます。

71VR1

各種オープンネットワーク用通信カード（別売）を実装できます。
144 角

73VR2100

CC-Link用
Ver.2.00対応

R3-GD1S

DeviceNet用
アナログ64点対応

操作・設定・データ

Modbus/TCP

ModbusModbus

OPCN-2用

FL-netR3-GFL1S Ver.2.0対応

144 角

各種
オープンネットワーク

IP65

通信入出力カード（別売）または通信カード（別売）

入出力カード（4枚まで装着可）（別売）

・CC-Link、DeviceNetなど各種オープンネットワーク用通信カードを装着してPLC用の「表示・記録機能付リモートI/O」として利用できます。

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

入出力カードおよび通信カードの価格は含まれておりません。

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

73VR1100

CC-Linkなどオープンネットワーク用通信カードを装着すれば、PLC用リモートI/Oとして側面に実装しているカード情報の読込みができます。

5.5インチTFT液晶

基本価格：220,000円～

入出力機器
分離形

チャートレス記録計
73VR3100

リモートI/O R3シリーズの通信入出力カード（ゲートウェ
イカード）の詳細は、通信入出力カード（ゲートウェイカード）の仕様書、取扱説明書および73VR3100の取扱説明書をご覧ください。

USBコネクタ
指定期間の収録データ（アラーム履歴、コメント履歴データを除く）をUSBメモリにCSV
ファイルとして取り出せます（収録中でも可）
。

操作

PLC

Modbus/TCP

R3-GM1S （RS-485）用

入出力機器
分離形

入出力一体
ユニバーサル
入力形

R3-GC1S

R3-GE1S （Ethernet）用

144角

オープンネットワーク対応
入力カード選択形
チャートレス記録計形
式：73VR3100

71VR1

＊3
通信入出力カード（ゲートウェイカード ）一覧

オープンネットワーク対応

73VR1100

96 角

操作パネル

■ データ収集をいつでもどこでも自在にコントロール！

R3 シリーズの豊富な入出力カード（別売）から選択できます。

＊4．通信カードは1枚までです。またこの場合、装着できる入出力カードは3枚までになります。

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100

操作パネル▎豊富な入出力カードの種類
入出力カード
選択形

73VR310073VR シリーズ
付属ソフトウェア
のご紹介

カード種類

直流電流入力

カード種類

電力マルチ入力

操作
入出力カード選択形

データ

73VR3100

DeviceNet用

ポテンショメータ入力

高速パルス積算入力

ユニバーサル入力

低速パルス積算入力

R3-NF1-N T-Link用

ディストリビュータ入力

積算パルス入力

R3-NM1-N Modbus

CT（交流電流）入力

フォトカプラ絶縁入力

交流電流入力（クランプ式交流電流センサ用）

リレー出力

PT（交流電圧）入力

オープンコレクタ出力

零相変流器入力

接点入出力

電力入力

警報

R3-NE1-N Modbus/TCP（Ethernet）用（RS-485）
用Modbus/TCP

Modbus

R3-NP1-N PROFIBUS-DP用R3-NL1-N

LONWORKS用
アナログ16点対応

LONWORKS

R3-NFL1

OPCN-2用
Ver.2.0対応

FL-net73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

チャートレス記録計
73VR3100

入力

高速パルス入力

入力

測温抵抗体入力

各種
オープンネットワーク

入力

ロータリエンコーダ入力

入力

ロードセル入力

熱電対入力

入力

直流電圧入力ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

リモートI/O R3シリーズの通信カードの詳細は仕様書をご覧ください。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

株式会社エムジー ホットライン

データ

R3-ND1-N アナログ16点対応
R3-ND2-N アナログ32点対応
R3-ND3-N アナログ64点対応

電力入力（クランプ式交流電流センサ用）

14

PLC

CC-Link用

R3-NC1-N アナログ16点対応
R3-NC2-N アナログ32点対応
R3-NC3-N Ver.2対応

入力

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

通信カード ＊4 一覧

リモートI/O R3シリーズの豊富な入出力カードを選択できます。
入出力カードの詳細は73VR3100の仕様書をご覧ください。

0120-18-6321

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

15

73VR3100 主な機能と特長

73VR3100 機能概要

20ミリ秒の高速サンプリングが行えます。
20ミリ秒、100ミリ秒の高速サンプリングモードと、500ミリ秒の通常サンプリングモードを用意しました。サンプリングしたデータは、収録周期に従ってCFカードに保存します。また、データ収録を継続しながら、CFカードを交換する活線挿抜ができます。

サンプリング速度 20ミリ秒対応の入力カード

試験装置に組込み

絶縁4点・ディストリビュータ入力

絶縁4点・ディストリビュータ入力
電源スイッチ付

R3-MS4R3-DS4絶縁4点

R3-DS4A

・接点入力

Di16点

・直流電流入力警報

絶縁4点

（Y）
-SV8N ・直流電圧入力警報
非絶縁8点 R3

絶縁4点

R3
（Y）
-DA16
R3-AS4R3-AV4絶縁4点・直流電圧入力

絶縁4点・mV入力 直流電圧入力

絶縁4点・高電圧 直流電圧入力

絶縁4点・高電圧（±50V 対応）
絶縁4点
直流電圧入力・直流電圧入力

R3-SS4
R3-SV4
R3-SV4A
R3-SV4B
R3-SV4C

リモートI/O R3シリーズの入力カードの詳細は仕様書をご覧ください。

71VR1

最大64チャネル記録が行えます。
アナログ信号またはデジタル信号を合わせて最大64チャネルまで記録できます。記録したデータの解析は73VR3100で行うほか、ネットワーク経由で上位パソコンに取込み、添付のビューワソフト
でご覧になることができます。またCFカードからカードリーダなどでパソコンに直接読込むこともできます。

多点用入力カード
入出力機器
分離形

73VR1100

炉内温度監視・記録、
定温度の温度記録

・直流電流入力

非絶縁16点・直流電圧入力

非絶縁16点・積算パルス入力

Pi16点

R3-SS16N
・接点入力
入力電源内蔵16点
R3（Y）-SV16N ・接点出力
リレー16点・接点入出力 Di 8点、Do 8点
R3
（Y）
-PA16

R3
（Y）
-DA16
R3
（Y）
-DC16
R3-DAC16A

リモートI/O R3シリーズの入力カードの詳細は仕様書をご覧ください。

交流電流入力カードを装着し『電力用データの監視・記録』を実現（最大32ch）
クランプ式交流電流センサとの組合せで、簡単で経済的な電力測定が行えます。
交流電圧測定交流電流測定交流電圧を測定します。工場内のモータ負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備を監視することがで
きます。

入出力一体
ユニバーサル
入力形

・交流電圧入力カード

73VR2100

絶縁4点

パルス積算
テナントビルの使用
電力
（電流）
量記録用に

絶縁4点

・低速パルス積算入力カード 絶縁4点入出力カード選択形

交流電流を測定します。取付けが簡単なクランプ式セン
サと組合せることで、いっそう細かな電流測定を実現します。

・交流電流入力カード 絶縁4点､8点・電力入力カード

絶縁4点・電力マルチカード

1回路、2回路

R3-CT□
R3-WT4□R3-WTU

電力計が出力するパルスを積算カウントします。
パルスの周波数に応じて使い分けてください。
差分演算も行えるようになりました。

・高速パルス積算入力カード
・積算パルス入力カード

Pi8点

・積算パルス入力カード

Pi16点

R3-PA4A
R3-PA4B
R3-PA8
R3
（Y）
-PA16

■ 収録方法連 続 収 録：画面からの操作で連続収録動作を実行
時間指定収録：指定時間にデータの収録を実行
ト リ ガ 収 録：トリガ条件の成立前と成立後のデータをそれぞれ最大1200サンプル収録できます。
ト リ ガ 連 動：トリガ条件が成立している間、データを収録■ 演算機能演 算 点 数
・収録周期 20ミリ秒、0.1秒 : 16点
・収録周期 0.5秒〜 : 64点
演 算 の 種 類
・四 則 演 算 : 加減算、乗算、除算
・論 理 演 算 : 論理積、論理和、否定、排他的論理和・関数 : 開平、累乗・積
算 : アナログ積算、パルス積算差分、F値演算・フ ィ ル タ : 移動平均、一次遅れ
・ピークホールド : ピークホールド（最大）、ピークホールド（最小）・気象 : 風向表示（16方位、日本語表示可）
警
報 : 演算結果に対して、警報の設定が行えます。
■ 表示画面・停止中でもトレンド／バーグラフ／オーバービュー画面が更新されます。
（Ver.6.03.09以降）
・トレンド画面の停止、スクロールが行えます（チャートスピード
4,1の場合のみ）。
（Ver.6.03.09以降）■ データ保存・CFカードデータファイル : 収録周期で収録した瞬時値および演算結果を保存
アラーム履歴ファイル : アラームが発生したデータの発生時間や復帰時間などの情報を保存
保存件数を超えると古いデータから上書き
コメント履 歴ファイル：トレンド画 面にコメントを挿 入した時
間とコメントの内容を保存
保存件数（最大1000件）を超えると古いデータから上書き
設定ファイル : 73VR3100に設定されている内容を保存
ファイル形式 : バイナリファイル
データファイルがいっぱいになると、古いデータか
ら上書きまたはデータ収録を停止
・USBメモリ
指定期間の収録データ（アラーム履歴、コメント履歴データを除く）
をUSBメモリにCSVファイルとして取り出せます（収録中でも可）。
■ 警報機能（収録周期0.5秒以上にのみ対応）● アナログアラーム
設
定
数 : 各チャネル最大4点
警 報 種 類 : 上下限警報
不感
帯 : 実量値で設定
出
力 : R3-DC16□、R3-DC32A□、R3-DAC16A□に出力● デジタルアラーム
接点入力の状態がオンまたはオフのときの警報を設定できます。
遅 延 時 間 : 警報出力の遅延時間を設定
出
力 : R3-DC16□、R3-DC32A□、R3-DAC16A□に出力●保 存
デ ー タ 保 存 : アラーム発生時間・復帰時間、発生したペンの
ペン番号・タグ名、アラームメッセージ■ パネル埋込形

新機能

供 給 電 源・交 流 電 源 : 100〜240V AC・直 流 電 源 : 24V DC
消 費 電 力・交 流 電 源 : 100V ACのとき 約36VA
240V ACのとき 約46VA・直 流 電 源 : 約24W 約1.0A
使 用 温 度 範 囲 : 0〜50℃
使 用 湿 度 範 囲 : 30〜85% RH（結露しないこと）
塵埃 : 0.1mg／m 2以下（導電性塵埃がないこと）
腐 食 性 ガ ス : 腐食性ガスのないこと
取付 : パネル埋込形（卓上形を除く）
取付パネル材質 : 鋼板
保 護 等 級 : I P 6 5 ＊1
質
量 : 約2.3kg（入出力カードを除く）■メモリカード
データを保存するには、メモリカードが必要です。
指定の形式のカードをご使用ください。当社からもご購入
いただけます。お求めの際はお問合せください。

151.5

前面

144

側面

2〜26
（取付パネル厚さ）

入出力カード
選択形

Pi16点

R3-PA4245.1

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

前面

側面

29.5

ロータリエンコーダ
2チャネルまでのロータリエンコーダの 位 置・速 度パルスの測定が行えます。

・速度･位置パルス入力カード

2点

136.5

・積算パルス入力カード

144

25

Pi8点

絶縁4点

■ 卓上形

R3-PA2

注．
取っ手、
ゴム脚は
取外すことはできません。

リモートI/O R3シリーズのパルス入力カードの詳細は仕様書をご覧ください。
4

工場/ビルなどのユーティリティ
データ（水道使用量）の記録

・積算パルス入力カード

4チャネルまでの入力パルスの周波数を測定します。

・高速パルス入力カード

73VR3100
注．
取付金具は、上下または左右どちらかの取付になります。

173

・低速パルス積算入力カード 絶縁4点
ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

R3-PA4A
R3-PA4B
R3-PA8
R3
（Y）
-PA16

73VR2100

245.1
29.5

周波数測定

絶縁4点

73VR1100144

・高速パルス積算入力カード

入出力機器
分離形

入出力一体
ユニバーサル
入力形

関連機器

パルス積算の差分演算も行えるようになりました。

電力計や流量計のパルス出力を積算カウントします。
パルスの周波数に応じて使い分けてください。

144 角＊1．本器をパネルに取付けたときの、パネル前面（フロントカバーを閉じているときのみ）に関する保護構造です。指定の方法で1台取付の場合のみ準拠します。卓上形のときはパネル取付できません。

設置の簡単なクランプ式交流電流センサ対応

パルス信号用入力カードを装着し『パルス信号の監視・記録』監視用記録計を実現

パルス積算

71VR1

設置仕様

リモートI/O R3シリーズの電力用入力カードの詳細は仕様書をご覧ください。

73VR シリーズ
付属ソフトウェア
のご紹介

96 角

外形寸法図 （単位：mm）

151.5

73VR3100

R3-PT4■ 入力種別アナログ信号 : 直流電圧、直流電流、ディストリビュータ、交流電圧、
交流電流、熱電対、測温抵抗体、パルス
デジタル信号 : 接点入力

■ 収録周期
20ミリ秒、0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分

多点入力カードを装着し『多チャネルデータロガー』を実現

144 角■ 入力チャネル数
収録周期 20ミリ秒 : アナログ入力8点＋デジタル入力8点 計16点
収録周期0.1秒 : アナログ入力、デジタル入力合わせて16点
収録周期0.5秒〜 : アナログ入力、デジタル入力合わせて64点

136.5

96 角

・ポテンショメータ入力

・直流電流入力17

主な機能（ソフトウェア）

高速サンプリング対応入力カードを装着し『高速サンプリング用記録計』を実現

144

16

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

16

株式会社エムジー ホットライン

0120-18-6321

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

17

18

73VRシリーズ 付属ソフトウェアのご紹介

73VRシリーズ 付属ソフトウェアのご紹介

付属ソフトウェア

記録データの活用

73VR用支援パッケージ（形式：73VRPAC2）の内容（付属品）

チャートレス記録計 73VRシリーズは記録したデータをCF●73VR□用ビルダソフト（形式：73VR□BLD）
パソコンにてパラメータの設定を行うソフトウェアです。

カードに保存（SDカードへの保存も可）します。CFカードはきます。
（形式：MSR128）や波形ビューワソフト（形式：73VRWV）
合、PCレコーダソフトウェア（形式：MSR128）によるリア
ルタイム監視ができます。PCレコーダソフトウェア（形式：MSR128）および波形ビューワソフト（形式：73VRWV）は
チャートレス記録計 73VRに付属しています。

メニューバー
デジタル値表示
目盛表示
グラフ表示画面

PCレコーダソフトウェア
MSR128
CFカード

入出力機器
分離形

73VR1100

Ethernet

PCレコーダソフトウェア MSR128
波形ビューワソフト 73VRWV

スイッチングハブ

複数の記録データを重ねて表示
チャートレス記録計
73VRシリーズ▎1GBのCFカードへの保存時間
収録周期

16ch 入力時

32ch 入力時

0.1 秒

約 27 日 16 時間

約 15 日 8 時間

約 8 日 8 時間

約 4 日 8 時間

－

0.5 秒

約 138 日約 77 日約 40 日約 20 日 16 時間

約 14 日64ch 入力時

128ch 入力時

約 28 日 8 時間

1秒

約 277 日約 154 日約 81 日 16 時間

約 42 日10 秒

約 7 年 222 日

約 4 年 83 日

約 2 年 86 日

約 1 年 55 日

約 213 日

1分

＊

＊

＊

約 6 年 335 日

約 3 年 172 日

アラーム・コメント履歴画面

－：未対応

保存時間
2ch 入力時

4ch 入力時

6ch 入力時

8ch 入力時

10ch 入力時

12ch 入力時

0.1 秒

約 71 日約 46 日約 35 日

約 27 日約 22 日約 19 日

0.5 秒

約 355 日約 231 日約 178 日約 141 日約 113 日約 97 日1秒

約 1 年 351 日

約 1 年 97 日

約 357 日約 273 日約 227 日約 195 日

10 秒

＊

＊

約 9 年 219 日

約 7 年 176 日

約 6 年 86 日

約 5 年 126 日

1分

＊

＊

＊

＊

＊

＊

CSV ファイル出力■ 73VR3100 の場合
収録周期
20 ミリ秒アラーム 検 索 、コメント
検 索 、アナログ検 索 、デジタル検 索、パターン検索があります。
条件を満たすデータまでジャンプします。

画面をビットマップに書出す

保存時間
4ch 入力時

8ch 入力時

16ch 入力時

32ch 入力時

64ch 入力時

約9日

約 5 日 8 時間

約3日

－

－

0.1 秒

約 46 日

約 27 日 16 時間

約 15 日 8 時間

－

－

0.5 秒

約 231 日約 138 日約 77 日約 40 日約 20 日 16 時間

1秒

約 1 年 97 日

約 277 日約 154 日約 81 日 16 時間

約 42 日10 秒＊

約 7 年 222 日

約 4 年 83 日

約 2 年 86 日

約 1 年 55 日

1分

＊

＊

＊

＊

約 6 年 335 日＊．保存時間が 10 年以上になるもの

記録データをExcelなど
で読み込めるCSV形式のファイルに変 換し出力します。

表 示画 面をビットマップ（BMP）形式で出力できます。レポート作 成 に便利です。

入出力カード
選択形

73VR310073VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

－：未対応

注 1．保存時間は計算値であって、保証するものではありません。

注 2．チャネルの 1 収録データサイズは 4 バイトで計算しています。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

18

各種検索機能アラームやコメント履 歴
情報を表示します。
条件検索機能やCSVファ
イル出力機能も付いています。

■ 73VR2100 の場合
収録周期

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100

保存時間
8ch 入力時＊．保存時間が 10 年以上になるもの

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

複数の画面を最大8画面まで並べて表示できます。
それぞれの画面サイズは自由に変更できます。

■ 73VR1100 の場合＊．保存時間が 10 年以上になるもの

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

複数のウィンドウを並べて表示

記録したデータを1画面に3ファイルまで重ねて表示できます。
同じようなイベントを見比べるときに有効です。

最大4台まで設置できます。

73VR3100144 角

タイムスタンプ表示■ Ethernet通信の場合

チャートレス記録計
73VRシリーズ

入出力カード
選択形

71VR1

ツールバー

パソコンと接続する場合

カードリーダ

73VR210096 角

記録したデータをCFカードまたはEthernet通信のFTP転送を使用してパソコンに取込むことができます。

・メモリカード
仕様書に記載されているメモリカードをご使用ください。
お求めの際は当社までお問合せください。

入出力機器
分離形

入出力一体
ユニバーサル
入力形●各種取扱説明書

波形ビューワソフト（形式：73VRWV）は簡易解析機能をもったソフトウェアです。

＊1．S Dカードへの 保 存もできます。S Dカードのご使 用には S D - C F
変 換 アダ プタ が 必 要 で す 。ま た 、ご 使 用 上 の 制 限 が ありま す 。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

■ CFカードからデータを読込む場合

73VR1100

73VRとEthernet接続により、リアルタイム接続が行えます。

73VR用波形ビューワソフト（形式：73VRWV）

イジェクトボタン
リセットボタン
CFカードアクセス表示LED
USBコネクタで解析できます。またEthernet通信で上位PCと接続した場

144 角

73VRで収録したデータを表示・解析をするソフトウェアです。

CFカードスロット＊1

CFカードに保存されたデータは、PCレコーダソフトウェア

71VR1●PCレコーダソフトウェア（形式：MSR128）●73VR用波形ビューワソフト（形式：73VRWV）

前面から取出すことができ、データ収録中でも活線挿抜がで

96 角

19

株式会社エムジー ホットライン

0120-18-6321

注 3．1 年間は 365 日で計算しています。

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

19

20

73VRシリーズ 付属ソフトウェアのご紹介

73VRシリーズ 付属ソフトウェアのご紹介▎PCレコーダソフトウェア（形式：MSR128）

1本ずつ詳細に、しかも簡単にペン設定できます。

ペンパネルとアラーム設定との関係

簡単なペンの
状態設定

多彩な実量表現PCレコーダに必要な基本機能がそろったソフトウェアです。

ペン単位の信号種別の選択

73VRシリーズには、パソコン記録計 PCレコーダソフトウェア（形式：MSR128）を含む73VR用支援パッケージソフ
トウェア（形式：73VRPAC2）が無料で付属します。このMSR128を上位に設置し、Ethernet接続すれば、分散された
73VRシリーズのデータをリアルタイムで集中監視・記録できます。MSR128は収録モード、アラーム設定、監視・表示機能などデータロガーとしても充分お役に立てる、機能が充実したソフトウェアです。

デジタル・アナログのアラームを設定

センサ選択

4段階の警報を設定
正常領域を設定
ヒステリシス（不感帯）を設定
警報出力リレーを設定

プロット範囲を拡大可能
対数プロットを設定

ペンの割付け96 角

アラームポップアップ
機能を設定

96 角
アラーム発生時には選択した色でアラーム表示されます。

高性能で経済的なパソコンを利用

71VR1

4段警報を簡単に設定でき、動作パターンまで設定できます。

ペン設定ウィンドウ

記録・編集・監視など、

CPU：Pentium Ⅲ 800 MHz以上＊1
OS＊2：Windows XP SP1またはSP2またはSP3、Windows Vista Business 32 bit 版、Windows 7 Professional 32 bit 版
Windows 10 32/64 bit 版

PCレコーダソフトウェア（形式：MSR128）は73VR用支援パッケージ（形式：73VRPAC2）に含まれています。

PC レコーダソフトウェア
MSR128

収録周期設定収録まびき設定

0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、1分、10分、1時間
周期指定の8通りの周期から選択できます。
1時間周期指定の場合は収録分指定ができます。

MSR128の主な機能と特長
Ethernet●128点を1画面で監視できるオーバービュー画面表示。

入出力機器
分離形

●2種類の画面を同時に表示するダブルウィンドウ。
●充実した4段階警報。

73VR1100

フォルダ起算時間指定

単純まびき
指定収録周期の値を単純に収録します。比較的変化の少ない接点信号などに適します。
周期内平均
指定収録周期内の0.5秒ごとの値を加算平均した値を収録します。
リップルや脈動成分の重畳した信号の場合に適します。

●収録モードが豊富です。

スイッチングハブ

71VR1

収録する信号の状態にあわせて設定できます。

144 角

チャートレス記録計●アラーム表示用ポップアップウィンドウ。
（形式：73VRシリーズ）

144 角

代表ファイル名MSR128は、収録したデータを自動的にファイル名を付けて保存しますが、このファイルの代表
ファイル名を指定できます。記録後のデータの整理に便利です。

入出力機器
分離形

73VR1100■ オーバービュー画面＊1．Windows Vista、Windows 7、Windows 10使用時は1GHz以上。
高速時（収録周期100、200ms 73VR3100 のみ対応）はPentium IV 2.0GHz以上。
＊2．すべての環境での動作を保証するものではありません。

73VR2100

収集したデータは1日ごとにフォルダを作り、そこに格納します。この新しいフォルダを作成する
時刻を状況にあわせて指定できます。

●自動的にCSV形式でデータファイルを作成します。

最大4台まで設置できます。

入出力一体
ユニバーサル
入力形

21

記録計画面の記録チャートに描画されているデータ全てを１画面で表示させるために、全点監視表示画面を用います。
記録計画面や検索画面から切替えると、全点監視画面が表示されます。

全ての機能がこのソフトウェア 1 つで実現します。

128点（8ペン×16グループ）がひと目で確認できる監視画面■ 左から縦方向に第1グループから第16グループまで合計128点を一望できます。

■ 記録画面

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100■ ペン情報表示ボタンで各ペンの詳しい情報を確認できます。
■ この画面から記録画面や検索･編集画面へ直接ジャンプできます。

工業用記録計の操作部と表示部を、PC画面上に忠実に再現しました。
データを記録する記録画面です。ペンレコーダの操作性をそのまま再現しました。1グループ8ペンの画面が16画面あります。
記録中でもコメントを記入したり、正確な数値を読み出したり、逆送りして画面から過ぎてしまったデータを見ることもできます。

警報設定値設定画面

表示パネル

入出力カード選択形

ペンパネル

73VR3100

STARTボタン

DATAボタン

CHARTボタンWRITE INボタン選択ボタン■ アナログ信号をバーグラフ表示し、突出した変化をすぐに発見できます。

チャートの送り速度選択ボタン■ 実量値で表示し、現在の数値を的確に判読できます。

READ OUTボタン■ ペン設定画面で行った警報位置を表示し、信号の状況を確認できます。

株式会社エムジー ホットライン

接点信号は、タイムスタンプ付で変化履歴を表示します。

タイムスタンプ部

0120-18-6321

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介■ 警報設定値を超えると、警報の設定で行った警報色に変わって異常を表示します。

OVERVIEWボタン・MULTIボタン・RETRIEVEボタン

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介「見やすい、わかりやすい」にこだわりました。

表示グループ切換ボタン

ペン径選択ボタン

記録チャート部20

チャートの送り戻しボタン

PAUSEボタン

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

73VR3100

TRIGGER表示

PLAYボタン

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

入出力カード選択形

表示しているデータ枠をクリックすると警報画面が表示され、設定値を見ることができます。
また、その画面にて設定値を変更することができます。

■ 接点信号はONからOFFあるいはOFFからONの変化履歴を表示します。
www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

21

22

73VRシリーズ 付属ソフトウェアのご紹介

73VRシリーズ 付属ソフトウェアのご紹介■ 検索・編集画面■ アラーム履歴画面

収録したデータから目的のデータをすばやく検索・編集できます。

データロガーとして欠かせない機能です。

MSR128は、記録計画面（RECORD画面）・検索画面（TREND RETRIEVAL画面）・全点監視表示画面（OVERVIEW画面）の3つで構成されています。1つの画面から、随時他画面へ移ることができます。MSR128のデータ検索は検索画面を用いて行います。
一旦収録したデータを再表示し、検索、編集、印字を行う画面です。

23

アラーム履歴画面

アラーム表示用 ポップアップウィンドウ

ペン設定ボタン（グループ1、グループ2、グループ3、グループ4）
表示グループ切替ボタン

96 角

SPLITボタン

表示領域

96 角

24時間
REAL VALUE ボタン

12時間

TAG／LEGEND ボタン

6時間

SET TIME ボタン

3時間

71VR1

1時間
12分

FILE AS ボタン

6分

表示時間軸選択ボタン
FILE NAME ボタン

WRITE INボタン

144 角

READ OUT ボタン

PRINT SCRN ボタン
記録チャート部

入出力機器
分離形

71VR1

送り戻しボタン（▲、▼、△、▽）24分

表示グループ選択（2〜4グループを表示します）

73VR1100

測定値が警報値をまたぐとタイムスタンプとペンタグ名、ペン番号、
メッセージがビープ音と共にポップアップします。アラーム表示は確認
ボタンを押すまではブリンク（点滅）を繰り返します。

アラーム情報はアラーム履歴に残ります。
ファイルに書き出し、保存・記録できます。

144 角RECORD ボタン・OVERVIEWボタン・MULTIボタン

入出力機器
分離形

■ ダブルウィンドウ・横書きトレンド

FILE ASボタン（データの切出し）描画されているデータを部分的に切り出して新しいファイルとして保存する機能です。切り出したい部分を包含する描画面を表示させFILE ASボタンを押すと、作成ファイルの選択ダイアログボックスが表示されます。

73VR1100■ 記録画面で16点を同時表示■ 横書きトレンド機能■ 記録画面、オーバービュー画面、横書きトレンド画面を同時表示■ MSRファイル
MSR128の検索画面にて読込みできる形式でファイルを保存します。
4グループ
表示画面

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100

PRINT SCRNボタン（データの印刷）
印刷記録したい描画面（時間軸設定が対象です）が決まりましたら、このボタンを押して印刷を行います。
このPRINT SCRNボタ
ンを押すと、印刷パラ
メータ設定画面が表示されます。この画面で印刷したいペンを選択します。
印刷を行うときにプロッ
ト線の太さを選択できます。

入出力カード
選択形

73VR310073VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

REAL VALUEボタン（実量表示）■ Excelファイル（実量）

入出力一体
ユニバーサル
入力形

73VR2100ます。

■ 保存するペンデータの選択
保存したいペンデータにチェックをします。

■ まびき指定
収録周期の短いものから、長いものへのまびきの選択をします。0.5秒で収録されているデータファイルから10秒へのまびきなどができます。ただしもとの収録周期の整数倍にのみ、まびくことができます。

入出力カード
選択形

73VR3100

SET TIMEボタン（中心時刻設定）
描画の中心時刻を、任意の時刻に合わせるためのボタンです。SET
TIMEボタンをクリックすると、中心時刻設定画面が表示されます。その画面の中のアップ・ダウンキーを使用して描画の中心時刻を設定します。

ダブルウィンドウ機能は、記録画面またはオーバービュー画面、またはその組合せで2画面を表示できます。
記録画面には、縦書きトレンドと横書きトレンドがあり、3種類の画面の組合せで様々なアプリケーションに対応できます。
各画面ごとに設定パネルがついており、ペン情報の設定も行えます。

ダブルウィンドウ表示で画面が上下とも縦書きトレンド表示の場合には、上画面と下画面の境界をマウスでドラッグするだけで表示時間幅を任意に変えられます。
比較的変化が少ない測定信号を小さい画面に表示するなど工夫できます。

画面選択ボタン

1グループ表示ではREAL VALUEボタンが有効になります。このボタンをクリックすると時間軸に対してカーソルが表示され、そのカーソルが示す時間の実量値と工業単位を、新たに表示された実量表示画
面に表示します。カーソルを移動すると、その都度表示されている値は更新されます。

株式会社エムジー ホットライン

大画面と小画面で2画面表示

Excel形式のCSVファイルに変換し、データを保存します。作成ファイ
ルの選択が終了すると水平カーソルが表示されます。切り出したい区間の上限および下限にマウスを移動させ、クリックするとこの水平カーソ
ルの場所が確定します。区間が決定するとファイル切り出し指定画面が表示されます。切り出すファイルに格納する収録データの形を指定し

SPLITボタンをクリックすると表示するグループの選択ダイアログ
ボックスが表示されます。ここで、検索画面上に表示したいグループ
番号を選択し「OK」します。表示するグループおよびその数は任意に選択できます。

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ

22

横書きトレンド機能・ダブルウィンドウ0120-18-6321

www.mgco.jp/Japanese/index.html

Eメール：hotline@mgco.jp

SC19-I-5

73VR シリーズ
付属ソフトウェアのご紹介

ワイヤレス記録計
タブレットレコーダ ®
のご紹介

ご 注 文 の 際 に は 必 ず 最 新 の 仕 様 書 でご 確 認ください 。 仕 様 書・取 説・外 形 図 は W e b サイト「 仕 様 書 情 報 検 索 」へ
SC19-I-5

株式会社エムジー ホットライン

www.mgco.jp/Japanese/index.html

0120-18-6321

Eメール：hotline@mgco.jp

23