DIGIMICRO

MF-1001・測定長は100mm。3μm（20℃）の精度を実現したデジマイクロ。
・対応カウンタ ： MFC-200（ヘッド装着）、TC-200（外置き）

デジマイクロヘッド

・対応スタンド ： MS-12C、MS-22S、MS-32G、MS-41G

高精度に対応した3機種をラインナップ

MF-501・測定長は50mm。1μm（20℃）の精度を実現したデジマイクロ。
・対応カウンタ ： MFC-200（ヘッド装着）、TC-200（外置き）
30

・対応スタンド ： MS-12C、MS-22S、MS-32G、MS-41G

MH-1001

MSIP-REM-NEc-MF501

MH-15M・測定長は15mm。0.7μm（20℃）の精度を実現した小型・高精度のデジマイクロ。

DIGIMICRO

153

MF-1001

MADE IN
JAPANNo.

・対応カウンタ ： TC-200（外置き）
・対応スタンド ： MS-51C

121122396

φ2542

DIGIMICROMADE INJAPAN

No.

100

MH-501MSIP-REM-NEc-MF501

30

MF-501

63232

φ25

型式

MF-1001

MF-501

MH-15M

測定範囲

0〜100mm

0〜50mm

0〜15mm69

カウンタMFC-200
最小読取値
42精度（20℃）

0.7μm

500mm/s以下

500mm/s以下

100mm/s以下

下方向1.23〜1.81N

下方向1.13〜1.62N（約0.44Nに変更可能）（約0.29Nに変更可能）

横方向0.64〜1.23N

横方向0.64〜1.23N

使用温度範囲0℃〜40℃

0℃〜40℃

0℃〜40℃

質量約480ｇ

約310ｇ

約220ｇ

R-R-NEc-MH-15M

No.

52.5

測定力
φ30IN

JAPAN

76.545MADE

DIGIMICRO MH-15M

85
137.5

0.01μm（0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能）1μm

レリーズボタンSR1.6（単位mm）

−3μm

応答速度

φ8

カウンタTC-200
接続時

3924

MH-15M

0.1μm（0.5μm、1μmに切り替え可能）

接続時

レリーズクランプねじ
リフティングレリーズ長（500）

上方向0.25N
下方向0.64N
横方向0.44N※リフティングレリーズ付属

対応カウンタ

MFC-200、TC-200

TC-200

対応スタンドMS-12C、MS-22S、MS-32G、MS-41G

MS-51CCOUNTER

MFC-200

・MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。
・表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。

カウンタ・ヘッド装着タイプ。

用途と精度に対応した2種類のカウンタ・株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット
（別売品）
に対応

TC-200・MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。

MFC-200・最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。
・表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。

80・外置きタイプ。
・RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット（別売品）に対応。
84.3

MF-501+カウンタMFC-200+MS-12C

MFC-200

TC-200

7セグメントLED（緑色）、8桁（−表示含む）、7セグメントLED（緑色）、10桁（−表示含む）、ゼロブランキング、負符号フローティング

ゼロブランキング、負符号フローティング

型式
表示

0.01μm0.1μm（0.5μm、1μmに切り替え可能）

最小読取値（0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能）

25.5

リセット/プリセット/パルスチェック

リセット（単位mm）

諸機能

エラー警告（オーバースピード他）

エラー警告（オーバースピード他）

株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット
（別売品）
に対応

RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット（別売品）に対応（12V5A）
専用ACアダプタ

専用ACアダプタ（12V5A）

入力電源
環境温度

使用温度範囲 0℃〜40℃

使用温度範囲 0℃〜40℃

保存温度範囲 -20℃〜60℃

保存温度範囲 -20℃〜60℃

MF-1001、MF-501

MF-1001、MF-501、MH-15M

×84.3
（ H）
×25.5
（32.2mmコネクタ含む）
（D）mm
80（W）

×67.2
（H）
×176
（D）
150.2（W）
mm

約95g

約1kg

適用機種

TC-200

外形寸法
（mm）
150.2

質量176

67.2

システム図
MF-1001
MF-501※株式会社ミツトヨ製
計測データ入力ユニット（別売品）

MFC-200

コンピュータなど※株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット対応製品（単位mm）●

IT-020U（SN:C00001以降に適用）＊1●

IT-016U＊1●

IT-007R＊1

USB-ITN-D●

U-WAVEシリーズ＊2●＊1：カウンタとの接続には（株）
ミツトヨ製ケーブル「936937」を使用＊2：カウンタとの接続には（株）
ミツトヨ製ケーブル「02AZD790D」を使用※株式会社ミツトヨ製プリンタ●

DP-1VA LOGGER＊1＊1：カウンタとの接続には（株）
ミツトヨ製ケーブル「936937」を使用

MF-501+カウンタTC-200+MS-12C※MF延長ケーブル2mが必要になります。

MF-1001
MF-501
MH-15M

MF延長ケーブル
2m（別売）

MU/TC接続ケーブル
0.3m（別売）

MFC/TC RS-232Cケーブル（別売）TC-200コンピュータなど※株式会社ミツトヨ製
計測データ入力ユニット（別売品）※株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット対応製品●

IT-020U＊1●

IT-016U＊1●

IT-007R＊1

USB-ITN-D●

U-WAVEシリーズ＊2●＊1：カウンタとの接続には（株）
ミツトヨ製ケーブル「936937」を使用＊2：カウンタとの接続には（株）
ミツトヨ製ケーブル「02AZD790D」を使用※株式会社ミツトヨ製プリンタ●

DP-1VA LOGGER＊1＊1：カウンタとの接続には（株）
ミツトヨ製ケーブル「936937」を使用※株式会社ミツトヨ製品（別売品）については、株式会社ミツトヨにお問い合わせください。
株式会社ミツトヨ 計測データ入力ユニット 製品ご案内ページ

https://www.mitutoyo.co.jp/products/data-management/i-o-devices/STANDOPTION

測定スタンドオプション

様々なニーズに合わせ5種類の測定スタンドをラインナップ

様々なニーズに合わせた測定子、デジマイクロヘッド用防塵ベローズ

MS-32G

MS-51C

φ34

標準装備測定子

100

φ34
φ25φ50プラスチック測定子

フラット測定子

M2.5×0.45

M2.5×0.45

φ5

防塵ベローズ

MS-22S116

φ3φ5

プラスチック

オフセンタ測定子

M2.5×0.45

φ5φ844007）

2025（175250φ24112332020253486〜349446140113110125100□150

φ5M2.5×0.454φ25〜29851.

SR

ローラ測定子M2.5×0.45
φ25170414SR1.2

ピン測定子

φ50300φ1.5

φ851.
Sφ（単位mm）

測定子
標準装備測定子

5±0.5（単位mm）

防塵ベローズ
プラスチック測定子

フラット測定子

・デジマイクロヘッドのスピンドル部を塵や埃から守り、耐久性を向上させます。

MS-12C

MS-32G

MS-51C
ピン測定子

MS-22S

MS-41G

型式

MS-12C

MS-22S

MS-32G

MS-41G

MS-51C

定盤材料

セラミックス

鋼

グラナイト

グラナイト

セラミックスステージ寸法111×111mm

150×150mm

120×180mm

400×300mm

φ100mm6kg

18.4kg

6kg

36kg

11kg

質量
対応デジマイクロ

MF-1001、MF-501

100mm用φ5225

MS-41G（5）969160φ50（14）9222

48〜173180120127.5175（9）120

φ10094305〜23185681335080〜2118568□1113155

φ850mm用

φ25M2.5×0.45

68.5

MS-12C

MH-15M

ローラ測定子

オフセンタ測定子

・100mm用

MF-1001・50mm用MF-501

安全に関するご注意

ご使用前に「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

カタログ記載の内容は2024年7月現在のものです｡製品の仕様および外観は、製造者/販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます｡©2024 NIKON CORPORATION

ご注意

本カタログに掲載した製品及び製品の技術（ソフトウェアを含む）
は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取り下さい。

Digimaicro-19（2407-01）
G