PDR302

EARTH RESISTANCE METER

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

11223334556789101011111113

PDR302形
このたびはアナログメータ式 接 地 抵 抗 計 P D R 3 0 2 形をお買い上げいただき,誠にありがとうございます 。

−1−

（80 ％RH 以上）で使用しないでください。

電圧・電流
入力禁止

30 V

−2−60 V85 V

P D R 3 0 2 形 接 地 抵 抗 計は定 電 流 測 定 方 式によるアナログメータ直読型のもので, 単3形乾電池6個で動作する使用簡便な測定器です。

30 V

−3−

⑲

黒 Black⑭

青 Blue

⑮

赤 Red

⑯⑰⑱

① メータ
（指示計）
② メータ指針③ メータ零位調整器④ 接地抵抗目盛（0〜10 Ω）
黒色
⑤ 交流電圧目盛（0〜30 V）
赤色
⑥ 測定種類および範囲切替スイッチ（略称：切替 SW）⑦ 接地抵抗測定用スイッチ（プッシュスイッチ）⑧ 電源表示ランプ兼バッテリチェック⑨ E端子（接地電極）⑩P（S）
端子（補助接地電極）⑪C（H）
端子（補助接地電極）⑫ パネル⑬ リヤケース⑭ E端子接続用コード：（黒色）約5 m
アリゲータークリップ（黒色）⑮ P（S）端子接続用コード：（青色）約10 ｍ
アリゲータークリップ（青色）⑯ C（H）端子接続用コード：（赤色）約20 ｍ
アリゲータークリップ（赤色）⑰ リード線巻枠3個⑱ 補助接地棒（金属）
2本⑲ 補助接地抵抗値過大表示ランプ−4−4.5 V

10 m

10 m

10 mV
10 mV

5〜10 m−5−10 Ω

5〜10 ｍ5〜10 ｍ5ｍ

P C−6−●測定範囲の選定と測定
1. 接 地 抵 抗 値（R E ）の大小に応じて切替 SW を3レンジのうちから適当な位置にセットします。
2. MEASURE PUSH スイッチを押しますと電源表示ランプ ON がを指示します。
赤く点灯し, メータ指針が接地抵抗値（R E ）3. ×１レンジ使用の時は, 指 示 値 は 直 読 で（0〜10 Ω）求めますが,×10, ×100レンジで測定の時は, 目盛指示値をそれぞれ10倍（0〜100 Ω）100倍（0〜1000 Ω）して真値を算出してください。
4. MEASURE PUSH スイッチを押したとき, メータスケール左上部の赤色LED（OVER AUX.R）が点 灯した場 合は, 補助接地抵抗値が過大な状態で正確な測定ができませんので, この場合は補助接地棒の大地への挿入をやり直して下さい。
5. MEASURE PUSH スイッチを押した時, 電源表示ランプが点滅した場合は, 内蔵電池の消耗を示しますので新品電池と交換してください。
電池交換については10頁［4-5 内蔵電池の交換］項目をご参照ください。

4ー3 接地抵抗の測定（2電極法）
1. 接地抵抗値のすでに判明しているアース, あるいはA種接地工事のアースのように, その接 地 抵 抗 値 がきわめて低く, 被測定接地抵 抗 値に対して無 視できると思われるアースが近くにあるときは,それを利用して未知の接地抵抗を測定することができます。
2. 本器のE端子と抵抗値を求めようとするアースとをコードで接続します。
つぎにP（ S ）端 子とC（ H ）端 子にC 端 子 接 続用コードのプラグを挿入し, アリゲータクリップ（赤色）を接地抵抗値が判明している箇所に接続します。
3. この方法による測定値は, 未知の接 地 抵 抗 値 Rxと既知の接地抵抗値rEの合計値ですから, その値 が 予め分っているときはメータの指示値REから既知接地抵抗値rEを差し引いて真値を求めてください。

−7−測定したい接地抵抗：Rx
Rx = RE - rE

接地抵抗値がわかっている箇所に接続

E
RxrEPCC（H）
端子接続用コード（赤色）

指示値 RE

第3図−8−

41.5 Vφ 3 mm

第4図44−9−− 10 −

− 11 −

［送り先］
三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒205-8604 東京都羽村市神明台4−7−15
TEL（042）554-0113／FAX（042）555-9046［お問い合わせ先］
三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253−4871 FAX（03）3251−7022
大 阪 営 業 所：TEL（06）6631−7361 FAX（06）6644−3249
0120−51−3930
製品についての：問い合わせ
受付時間 9:30〜12:00 13:00〜17:00（土日祭日を除く）
三和電気計器（株）ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp

説明書中の仕様や内容については予告なしに変更、中止することがございますのでご了承ください。
− 12 −

［ 8 ］ 仕様
1. 測定範囲 3レンジ
（接地抵抗Ω）
×10〜10 Ω
1目盛0.2 Ω×100〜100 Ω〃 2Ω
（目盛指示値の 10 倍）×100 0〜1000 Ω〃 20 Ω
（目盛指示値の 100 倍）
ACV
1レンジ（AC地電圧）0〜30 V 1目盛1 V
2. 確度
Ω×1レンジ：最大目盛値の±5 ％×10, ×100レンジ：最大目盛値の±2.5 %ACV 最大目盛値の±2.5 ％3. 内蔵電池
単3形マンガン乾電池 6個 9 V
4. 接地抵抗測定方式
定電流方式 3電極法または2電極法
5. 交流定電流電源 他励式インバータ出力
電圧約100 V 約 1 kHz
6. 補助接地抵抗値アラーム≧約10 KΩにてLED点灯
7. バッテリ・アラーム
LEDによる点滅表示, 動作電圧 約6.5 V（通常は測定時点灯）
8. 確度保証温湿度範囲 15 ℃〜35 ℃ 80 ％RH以下,結露のないこと
9. 使用温湿度範囲
0 ℃〜40 ℃ 80 ％RH以下,結露のないこと
10. 付属品
・測定用コード（黒5 m, 青10 ｍ, 赤20 ｍ）
各1本
TL-66
リード線巻枠 3個・アリゲータクリップ（黒, 青, 赤）
各1個：CL-302
・接地棒
2本：CL-ER・ソフトケース
1個：C-PDR302
・収納バック
1個：C-302CB
・取扱説明書1部
11. 寸法・質量・本体 175 × 118 × 55 mm 約 500 g− 13 −

保証書
ご氏名

様
ご住所型

名

PDR302

製造No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

TEL
保証期間
ご購入日
年
月より 3 年間
（製品の許容差については 1 年間）本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（ 代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。

記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
以上年 月日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871（代）大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361（代）SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.
Dempa Bldg,Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

植物油インキを使用しています。

02-1707 2040 2040