コンパクトな画像転送専用サーモグラフィカメラ

FLIR A50/A70
FLIR A50/A70画像転送専用サーモグラフィカメラは、希望するソフトウェアアプリケーション上で熱的特性に関する解析や生データの収集を実行する柔軟性とともに、イーサネット経由でのカメラ制御機能と画像転送を求めるユーザーに適しています。GigE VisionおよびGenICamをサポートしているので、熱画像とデータの出力をカスタムソリューションに簡単に組み込むことができます。Wi-Fi、可視カメラとの統合、圧縮ラジオメ
トリック画像の転送、ONVIF S対応のオプションを備えたこの小型で軽量な固定式オートメーションカメラは、プロセス制御と品質保証を最適化し、生産量、製品品質、スループットタイムを向上させて、コストを削減します。

flir.com/A 50 -A 70 -image-streaming

製品および品質を向上

円滑な統合

頑丈かつコンパクトで設置が容易

製造プロセスやQAプロセス中に熱的特性を素早く取得して、製造設定と製品品質を最適化

独自仕様ではない業界標準の接続、データと画像の転送、カメラ制御によって、統合作業を簡素化

産業環境や産業設備の要求に対処

最大640×480（307,200ピクセル）の熱画像解像度と±2°Cの精度で温度を正確に測定

GigE VisionおよびGenlCamに対応しているので、カメラ制御およびサードパーティのマシンビジョンアプリケーションへの熱／可視画像と動画転送が可能

低ノイズの画像とデータで温度に関する詳細情報を表示
温度リニアモードとモノクローム16ビットの画像転送により、計算不要でピクセルごとに温度を抽出
スーパーファインコントラスト（MSX）を用いて単独のカメラから熱画像と可視画像を同時に転送するオプションによって、簡単にターゲットを識別FLIR Atlas SDK の使用により圧縮ラジオメトリック の 転 送 を 完 全 サ ポ ート（ A d v a n c e dConfigurationタイプのみ）
SNMPトラップおよび高度なファイアウォール保護によって、複数のネットワーク機器を同時に安全に稼働
標準のWebブラウザを介したシンプルな設定

保護等級 IP 66で構築されているため、過酷な環境条件にも対応
頑丈な M 8 / 12コネクターによって動的な環境での運用を保証
複数の取り付けオプションを備えているため、あらゆる場所にコンパクトで軽量なカメラを容易に設置

製品仕様
画像と光学データ

標準構成

熱画像解像度

464×348（A50）、640×480（A70）

高度な構成

動画保存、GVSP（GigE Vision Streaming Protocol）
ユニキャスト有り

可視画像解像度

1280×960ピクセル（オプション）

マルチキャスト有り

温度分解能：<45mK、51°：<45mK、95°：<60mK
A70：29°：<35mK、51°：<35mK、95°：<45mK
A50：29°デュアル動画保存無し（赤外線、可視、ラジオメトリック16ビットのいずれか）
MSX、FSX、フォーカス固定、同梱のフォーカスツールで調整可能

可視画像解像度

640×480：1.2mrad/ピクセル、
A50：29°：2.1mrad/ピクセル、95°：4.0mrad/ピクセル
51°：0.84mrad/ピクセル、
A70：29°：1.5mrad/ピクセル、95°：2.9mrad/ピクセル
51°

ピクセル形式YUV411、MONO8、MONO16

瞬時視野角（IFOV）

ラジオメトリック解像度

A50：464×348、A70：640×480

温度リニア 16ビット有り

FOVオプション

29°、51°、95°

圧縮JPEG-LS

無し

有り

検出器ピッチ

A50：17μm、A70：12μm

イーサネットスペクトル範囲

7.5〜14.0μm

イーサネット通信

GigE Vision、GenICam（SFNC 2.4）

フレームレート30Hz

コネクタータイプ（メス）、
M12 8ピンXコード
RP-SMA（メス）イーサネットインターフェース

有線、Wi-Fi（オプション）

イーサネット電源

Power over Ethernet、PoE IEEE 802.3afクラス3

イーサネットプロトコル

IEEE 1588、SNMP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、sftp（サーバー）、FTP（クライアント）、SMTP、DHCP、MDNS（Bonjour）、uPnP

イーサネット規格

IEEE 802.3

イーサネットタイプ

1000Mbps

測定

対象物温度範囲-20°C〜175°C
175°C〜1000°C-20°C〜175°C-20°C〜250°C
175°C〜1000°C

精度

読み取り値の±2°Cまたは±2%（周囲温度が15°C〜35°Cで対象物温度が0°Cを超える場合）

動画保存、RTSPプロトコル

標準構成

ユニキャスト有り

マルチキャスト有り

ラジオメトリックRTSP

無し

複数画像保存有り、可視カメラオプションが必要（P/N T300295）

高度な構成

デジタル入力／出力

圧縮JPEG-LS（FLIRラジオメトリック）

ビデオ転送0640×480ピクセル

ソース

可視/赤外線/MSX/FSX（可視カメラはオプション）

コントラスト補正

FSX/ヒストグラム平坦化（IRのみ）

オーバーレイ

有り／無し

エンコード

H.264、MPEG4、MJPEG

ビデオ転送1

2×光学絶縁、Vin（低）=0〜1.5V、Vin（高）=3〜25V

デジタル出力。
3×光学絶縁、0〜48V DC、最大350mA（60°Cで200mAに低下）
ソリッドステート光リレー、
1×故障出力専用（NC）

消費電力

通常24V DCで7.5W、
通常48V DCで7.8W、
通常48V PoEで8.1W

外部電源動作

24/48V DCで最大8W

外部電圧許容範囲18V〜56V DC

電源接続

（オス）
（デジタルI／Oと共有）
M12 12ピンAコード

Wi-Fi
コネクタータイプ

RP-SMA（メス）1280×960ピクセル

ソース

可視（可視カメラはオプション）

オーバーレイ無し

エンコード

H.264、MPEG4、MJPEG

フリアーシステムズジャパン株式会社〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5階

Email: info@flir.jp（外部電源と共有）
M12オス12ピンAコード

デジタル入力

電源

保存解像度

保存解像度

コネクタータイプ

製品仕様の完全なリストについては、
flir.com/A50-A70-image-streamingをご覧ください。

本書に記載されている製品は米国の輸出規制の対象となるため、輸出には認可が必要となる場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更される可能性があります。

©2021 Teledyne FLIR, LLC.All rights reserved. Created: 04/07/2021

0-0459-INS-AUT-A50/A70-STREAMING - US Letter

www.teledyneflir.jp