デジタルマルチメータ

PC7シリーズ

能性
高 でPC7000格価
低デジタルマルチメータ
標準価格¥29,800 (税込¥32,780)

ローパスフィルタ搭載

計も対応に
流
電
ドの微弱
ッ
ロム
フレー
装信号や本体メモリ接触/非接触機能搭載

機能搭載

ロギング

PC720M¥36,800 ( 税込¥40,480 )

検 電

PC710

¥22,200 ( 税込¥24,420)

スタンダードモデル

PC700¥17,800 ( 税込¥19,580)

電圧

電流

抵抗

コンデンサ
容量

周波数

導通

ダイオード

温度測定

最高確度0.03%※PC7000のみ
720M/710/700は0.06%

DC500,000

真の実効値 デュアル表示
２つのデータを同時把握

カウント※PC7000/720M/710のみ

高速バーグラフ ワイドレンジ
パッと見判断が可能※表示内容は背面参照

高確度

電圧 0.01mV〜1000.0V
電流 0.01μA〜10.000A

テストリードパソコンへのローパスフィルタ MAX/MIN/AVG 誤挿入アラート バックライト
マグネット
データ取り込み
標準搭載
ピークホールド
インバータ機器周りの測定に最適

実効値の 最大/最小/平均と波高値の測定 が可能

電圧測定時の電流端子への誤挿入を液晶でお知らせ

暗所での見やすさをサポート※PC7000/720M/710のみ

本体を金属面に貼り付け可能

PCLink（別売）

PC7シリーズ

デジタルマルチメータ
安全規格
寸法/重量
ファンクション
メイン表示 / サブ表示 ch表示
DCV

1ch

PC7000500.00mV±(0.03%rdg+2dgt)

5.0000V
50.000V
500.00V

45-65Hz

周波数範囲

500.00mV

2ch

5.0000V
50.000V
500.00V±(0.5%rdg+40dgt)

1000.0V

45-65Hz

周波数範囲
500.00mV

DCV / ACV,(DC+AC)V / ACV

2ch

5.0000V
50.000V
500.00V
1000.0V

メイン表示部±(0.7%rdg+60dgt)
サブ表示部±(0.7%rdg+6dgt)
10-40Hz

周波数範囲

ACV(LPF)

1ch

5.0000V
50.000V
500.00V±(0.04%rdg+2dgt)±(0.05%rdg+2dgt)±(0.15%rdg+2dgt)
65-500Hz
500-1kHz±(0.8%rdg+40dgt) ±(0.8%rdg+40dgt)±(1.0%rdg+50dgt)±(1.5%rdg+50dgt)
65-500Hz±(1.0%rdg+40dgt)±(1.0%rdg+4dgt)±(1.2%rdg+60dgt)±(1.2%rdg+6dgt)±(1.7%rdg+60dgt)±(1.7%rdg+6dgt)
40-200Hz

500.00μA
5000.0μA

1ch

50.000mA
500.00mA

5.0000A
10.000A

DCA / ACA,(DC+AC)A / ACA

1ch

2ch

50-60Hz5000.0μA±(0.6%rdg+40dgt)±(0.6%rdg+4dgt)

50.000mA
500.00mA±(0.2%rdg+6dgt)

5.0000kΩ±(0.8%rdg+6dgt)±(2.5%rdg+6dgt)±(1.0%rdg+10dgt)

500.00kΩ
50.000kΩ
99.99nS

50.00nF

500.00mV±(1.5%rdg+3dgt)±(2.5%rdg+3dgt)±(3.5%rdg+5dgt)±(5.0%rdg+5dgt)±(6.5%rdg+5dgt)
測定範囲10.00Hz 〜 200.0kHz

50.000V

10.00Hz 〜 100.0kHz

1000.0V

10.00Hz 〜 10.00kHz

5.000μF
50.00μF
500.0μF

5.000mF
25.00mF

5.0000V
500.00V

LPF 5.0000V

周波数

LPF 50.000V
LPF 500.00V

10.00Hz 〜 200.0Hz
15.00Hz 〜 10.00kHz

50.000mA

10.00Hz 〜 10.00kHz

5000.0μA

500.00mA

5.0000A
10.000A-50.0℃〜-10.0℃

温度
ロジックレベル周波数
デューティ比ダイオードテスト
導通%4-20mA
dBm-10.0℃〜1000.0℃-58.0℉〜14.0℉-14.0℉〜1832.0℉

5.000Hz〜2.0000MHz
0.1%〜99.99%

2.0000V

4mA=0% , 20mA=100%
ACmV

ACV / Hz

±2dB
±3dB
1k-20kHz

2ch(DC+AC)V / ACV±3dB

60.00mV
600.0mV

1ch±(1.0%rdg+4dgt) ±(1.0%rdg+4dgt)±(2.0%rdg+4dgt) ±(2.0%rdg+4dgt)

3k-20kHz

1k-20kHz-±(2.2%rdg+6dgt)±(1.0%rdg+6dgt)±(0.7%rdg+6dgt)±3dB±(3.0%rdg+4dgt)

40-200Hz50-60Hz±3dB±(2.2%rdg+6dgt)

60.00mA-±(0.2%rdg+4dgt)

600.0mA
10.00A

40-1kHz

周波数範囲

50-60Hz40-1kHz

6000μA±(0.6%rdg+3dgt)±(0.8%rdg+4dgt)

600.0μA

ACA,(DC+AC)A

1ch

2ch

60.00mA
600.0mA

6.000A
10.00A±(1.0%rdg+3dgt)±(1.0%rdg+4dgt)±(0.8%rdg+6dgt)±(0.8%rdg+6dgt)

600.0Ω

6.000kΩ
抵抗●AUTO Ω Vは最下部に掲載

コンダクタンス (PC700は未対応)±(0.1%rdg+3dgt)

60.00kΩ
600.0kΩ

6.000MΩ±(0.4%rdg+3dgt)

99.99nS±(0.8%rdg+10dgt)±(1.5%rdg+5dgt)

60.00MΩ

60.00nF±(0.8%rdg+3dgt)

600.0nF

コンデンサ容量

入力感度
100mV
0.6V
6V
50V
500V
0.5V〜2V
5V〜20V
50V〜200V
500V〜1000V
50μA
500μA
5mA
50mA
1A
8A

60.00μF±(2.0%rdg+3dgt)

6.000mF±(5.0%rdg+5dgt)±(3.5%rdg+5dgt)

600.0μF±(6.5%rdg+5dgt)
測定範囲60.00mV

15.00Hz〜50.00kHz

600.0mV
9.999V

15.00Hz〜10.00kHz

99.99V
999.9V

600.0μA
周波数6000μA±(0.04%rdg+4dgt)

60.00mA

ロジックレベル周波数
デューティ比ダイオードテスト
導通● AUTO Ω V（ACV/DCV対応）(PC720Mのみ)

大阪営業所〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西2-7-2-50℃〜1000℃±(0.3%rdg+2dgt)±(0.3%rdg+5dgt)

9.999V
99.99V
999.9V

40mA
60mA±(3dgt/kHz+2dgt)

測定電流 : 約0.4mA 開放電圧 : <DC3.5V
スレッショルドレベル : 20Ω 〜 300Ω 応答時間 : <100μs±(1.0%rdg+1dgt)

DCV

ACV

±(0.5%rdg+3dgt)±(1.0％rdg+4dgt)

600.0Ω〜600.0kΩ

±(0.5%rdg+4dgt)

60.00MΩ±(2.0%rdg+5dgt)

6.000MΩ

25V±(0.03%rdg+4dgt)

5.000Hz〜1.000MHz
2.0000V

2.5V

100V

7A

-58℉〜1832℉
0.1%〜99.99%

60mV

4A

10.00A

温度

40mV

600μA

6.000A(PC700は未対応)

入力感度

60μA

15.00Hz〜3.000kHz

600.0mA

03-3253-4871(代)06-6631-7361(代)±(1.0%rdg+3dgt)

6.000μF

25.00mF〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

0120-51-3930

500-1kHz

6.000A

本 社

受付時間
9:30〜12:00 13:00〜17:00(土日祝日を除く)

99.99V

500-1kHz999.9V

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル

9.999V

40-500Hz±(0.8%rdg+4dgt) ±(2.0%rdg+3dgt) ±(2.0%rdg+3dgt) ±(2.0%rdg+3dgt)

9.999V ±(0.5%rdg+3dgt)

周波数範囲

2ch

50-60Hz

6000μA

DCA-9.82dBm〜54.25dBm

三和製品についてのお問い合せは600.0mV

999.9V(PC720Mのみ)±0.25dB+2dgt (40Hz〜20kHz)

https://www.sanwa-meter.co.jp±(0.08%rdg+2dgt)-±(0.3%rdg+30dgt)±(0.3%rdg+20dgt)±(0.3%rdg+60dgt)±(0.3%rdg+40dgt)±(0.002%rdg+4dgt)±(3dgt/kHz+2dgt)
測定電流 : 約0.4mA 開放電圧 : <DC3.0V±(1.0%rdg+10dgt)
スレッショルドレベル : 20Ω 〜 200Ω 応答時間 : <100μs±25dgtACV

99.99V

600.0μA

10.00Hz 〜 3.000kHz-29.83dBm〜-3.80dBm±(0.06%rdg+2dgt)

9.999V

99.99V

DCV / ACV

±2dB

600.0mV

60.00mV

最下部に掲載(全機種)±(0.12%rdg+2dgt)

周波数範囲●AUTO Ω Vは±1dB

確度60.00mV

999.9V

最下部に掲載1k-20kHz
±1dB

測定レンジ

±(7.0%rdg+80dgt)

10.00Hz 〜 440.0Hz±(0.02%rdg+4dgt)

500.00μA

LPF 10000V

1ch±(0.8%rdg+3dgt)

500.0nF

コンデンサ容量●AUTO Ω Vは±(1.0%rdg+50dgt)±(1.0%rdg+5dgt)

500.00Ω

5.0000kΩ

コンダクタンス

PC720M / PC710 / PC700

200-440Hz

50.000kΩ

10.000A

DCV±(1.7%rdg+60dgt)±(1.7%rdg+6dgt)±(1.0%rdg+40dgt)±(1.0%rdg+4dgt)±(0.2%rdg+10dgt)

5.0000A

抵抗500-1kHz±(1.0%rdg+40dgt)±(1.0%rdg+4dgt)±(0.15%rdg+20dgt)±(0.1%rdg+20dgt)±(0.15%rdg+20dgt)±(0.15%rdg+30dgt)±(0.8%rdg+20dgt)±(0.5%rdg+20dgt)

周波数範囲500.00μA±(1.5%rdg+60dgt)±(2.0%rdg+60dgt)±(3.5%rdg+80dgt)

1000.0V

DCA

ファンクション
メイン表示 / サブ表示 ch表示

確度

測定レンジ

1000.0V

ACV / Hz

IEC61010 CAT.lll 600V / CAT.ll 1000V

H:184mm × H:86 × D:52mm / 約430g±(0.8%rdg+3dgt)