【1】 安全に関する項目〜ご使用前に必ずお読みください〜
このたびは、電池式直流絶縁抵抗計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
なお、取扱説明書での説明以外の使い方をしますと、本器に与えられた保護が損なわれることがありますのでご注意ください。
・・・ ・・
本文中の 警告 および 注意 の記載事項は、やけどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。
1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について・・・ ・・
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取扱いについての注意文です。
：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
：高電圧が印加され危険なため触らないでください。
ACV ：交流電圧
MAX600 V：最大定格電圧は600 V
1-2 安全使用のための警告文
警 告・・・ ・・
以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1 . 大電力または高電圧ラインでは使用しないこと。
2 . AC 33 Vrms
（46.7 Vpeak）
またはDC 70 V以上の電圧は人体に危険ですので注意すること。
3 . 絶縁抵抗測定時は被測定物の電源を切り離すこと。
4 . 絶縁抵抗測定時は高電圧を発生するため感電に注意のこと。
5 . 感電事故防止のため、絶縁抵抗測定後は必ず被測定物に充電された高電圧を放電すること。
6 . 最大定格入力値（1-3 参照）を超える信号は入力しないこと。
7 . 最大定格入力値を超える場合があるため、誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータなど）
ラインの電圧測定はしないこと。
8 . 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないこと。
9 . ケースや電池ぶたをはずした状態では使用しないこと。
10. 感電防止のため測定用リードのつばより先を持たないこと。

注 意
1 . 絶縁抵抗測定時、本器の測定端子には高電圧が発生しています。
耐電圧が、低かったり不明の機器及び部品（半導体など）の接続されている電路（回路）
では、破損防止上それ等を電路より外して測定することをお奨めします。 特にコンピュータは要注意です。
2 . 絶縁抵抗測定では、被測定回路の使用電圧になるべく近い定格
測定電圧の絶縁抵抗計で測定してください。
例 100 Vの電路では定格測定電圧125 Vの絶縁抵抗計を用いる。
3 . 強力な電磁界、静電界のある場所での測定、インバータなど高調波を多量に含む回路の測定では誤動作することがあります。
1-3

最大過負荷保護入力値（AC電圧はサイン波の実効値で規定）

ファンクションACV
DCV
MΩ､BATTERY CHECK

1000 V/2000 MΩレンジ
500 V/1000 MΩレンジ
ON
250 V/500 MΩレンジ
DM5218Sの場合
125 V/200 MΩレンジ
DC 60 VレンジOFF
BATTERY CHECK レンジ
ON
DM1528Sの場合＊MΩ測定スイッチは次の操作でON（入）となります。

左端を引き起こす
右端を押す

警 告
1. 破損のある本体やテストリードを使用しての測定はしないこと。
2. テストリードが断線してないことを確認すること。
3. テストリードの断線テスト中、測定端子には高電圧が発生しているので、感電に注意すること。
4. 感電、電池消耗防止上、測定終了後はMΩスイッチ・レバーおよび、ファンクションスイッチつまみを必ずOFF位置にすること。
＊
測定の前に
［外観］
［指針0位置］［内蔵電池］［測定用リード］の順序で点検を行います｡（＊指針0位置とは、DC 60 V目盛の0目盛位置またはMΩ
目盛の∞目盛位置）

点検スタート
内蔵電池を交 換してください。
7-4電池交換の項参照

内蔵電池の点検
外観の点検と指針0位置の確認
破損がある
本体および
測定用リードの外観に破損はありますか？

そのまま使
用せず修
理を依頼し
てください。

ファンクションスイッチつまみをDC 60 V/
BATTERY CHECKに合わせます。
MΩ測定スイッ
チをONにする。
指針が電池良否判定目盛（BATT）から左にはずれていますか？

はいいいえ
ファンクションスイッチ、MΩ測定スイッチをOFFにする。

プッシュスイッチをはなし、テストリードを新しいものと交換して再確認してください。交換しても同じ状態の場合は修理が必要です。

クリップ付リードをEARTH端子に、テスト
ピン付リードをLINE端子に接続します。

いいえ
テストピンをクリップではさみます。
（ショートする）

指針が絶縁抵抗目盛の0 MΩ
目盛線に接していますか？

ファンクションスイッチをAC 600 V・
250 V/500 MΩに合わせます。

はいMΩ測定スイッチ、
ファンクション
スイッチをOFFにします。

MΩ測定スイッチをONにします。

正常です。
各測定の項へ進んでください。

− 4 −5-5 ACV（交流電圧）の測定（測定レンジはAC 600 Vレンジのみ）
警

（
（

）
）

注

意

正弦波以外の波形や、50〜60 Hz以外の周波数の交流では指示誤差を生じます。

5-4 ディスチャージ（放電）機能について1） 安全のためにディスチャージが必要な理由
絶縁抵抗測定後にコンデンサや電線などの容量性の被測定物に残る高電圧を放電させ事故を防ぎます。
2） ディスチャージの方法
前項（5-3 4）の⑧）に続いて行います｡① MΩ測定終了後、テストピンおよびクリップは被測定物に接続したままで、MΩ測定スイッチのみをOFFにします。
② このときメータの指針は右方向に振れ、その振れは時間とともに小さくなります｡（充電されていた電荷が放電していることを示す）③ 指示が零（MΩ目盛の∞）となり、ディスチャージ（放電）が完了
したら、前項5-3 4）の⑩⑪の操作を行います。

1） 測定対象
電灯線電圧などの正弦波交
流電圧（ACV）が測定できます。
2） 測定方法① クリップ付きリード（黒）を
接地側測定端子に、テス
トピン付きリード（赤）をライン側測定端子に差し込みます。
② ファンクションスイッチ
つまみをAC 600 V（ 3つのMΩレンジの いずれか）に合わせます。
③ 被測定回路の接地側にクリップ付きリードを、充電側（ライン側）にテストピン付きリードをそれぞれ接続します。
④ ACV目盛にて指示を読み取ります。
⑤ 被測定物から、テストピン付きリード、クリップ付きリードの順にそれぞれはずします。
⑥ ファンクションスイッチつまみをOFF位置にします。

− 8 −

− 9 −

〔DM5218Sの場合〕⑩ まず被測定物からテストピン付きリードのテストピンを離し、次にクリップ付きリードのクリップをはずします。
⑪ ファンクションスイッチつまみを必ずOFF位置にします。

7-4 電池交換
警 告
1. 測定端子に入力を加えた状態でリヤケースや電池ぶたをはずすと、感電のおそれがあります。
2. 高電圧の発生防止のため、MΩ測定スイッチおよびファンクショ
ンスイッチつまみをOFFの位置にしてから電池交換すること。
ねじ
電池ぶた
スナップ端子㸝9㸞

6LR61電池（6LF22）

電池は必ず積層型アルカリ乾電池6LR61形（6LF22）をご使用ください。

【8】アフターサービスについて
8-1 保証期間について
本製品の品質保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の許容差は1年保証、製品付属の電池、テスト
リード等は保証対象外とさせていただきます。
8-2 修理およびお問い合わせについて
1） 修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
・内蔵電池の容量はありますか？電池装着の極性は正しいですか？
・測定用リードは断線していませんか？
2） 保証期間中の修理
・保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3） 保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。
補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場− 12 −

大阪営業所＝大阪市浪速区恵美須西2 - 7 - 2
郵便番号＝556-0003・電話＝大阪（06）6631-7361（代）合は、保有期間が短くなる場合もありますのでご承知ください。
4） 修理品の送り先
・製品の安全輸送のため、製品の5倍以上の容積の箱にテストリード
も一緒に入れ、十分なクッションを詰め、お送りください。
・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課
554-0113〒205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15 TEL（042）
・お問い合わせ
東京本社
：TEL
（03）
3253-4871 FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL
（06）
6631-7361 FAX（06）6644-3249
三和電気計器(株)ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp
お客様計測相談室
0120-51-3930
受付時間 9：30〜12：00 13：00〜17：00（土日祭日を除く）【9】仕様

9-1 一般仕様
AC整流方式：半波整流方式（平均値指示実効値換算）
メータ仕様：内磁型トートバンド方式、24 μA
電池消耗表示 ：BATTERY CHECKレンジにて確認
許容差保証温湿度範囲 ：23±5 ℃ 75 ％RH以下 結露のないこと
使用温湿度範囲 ：0〜43 ℃ 80 ％RH以下 結露のないこと
保存温湿度範囲 ：−10〜50 ℃ 70 ％RH以下 結露のないこと
使用環境条件 ：高度2000 m以下 環境汚染度Ⅱ
電源（内蔵電池）：積層型アルカリ乾電池6LR61（6LF22） 1本（9 V）

適合規格
IP保護等級
EMC
安全規格− 13 −− 3 −1） 測定対象
電気機器や回路の絶縁抵抗（MΩ）測定2） 定格測定電圧機 種 名
DM1528S
DM5218S

内蔵電池の点検は5秒以上続けないこと。

定格測定電圧250 V、500 V、1000 V
125 V、250 V、500 V

参 考
1. 本器の定格測定電流は1 mA（1 mA〜1.2 mA）です。
（定格測定電圧/1 mA 以下の抵抗で、かつ第1有効測定目盛内の値の抵抗を測定したとき1 mA〜1.2 mA以内）
2. 無負荷電圧は定格測定電圧の1.3倍以内です。
3. 測定の際、発振音が聞こえても故障ではありません。

3） 測定レンジの選択
絶縁抵抗の測定では、特に指定のない限り、被測定回路の使用電圧になるべく近い電圧のレンジを選びます。
例えば、100 Vの家電製品や屋内配線の絶縁抵抗測定では、125 Vの定格測定電圧のレンジを、200 Vの動力回路の測定では、250 Vの定格測定電圧のレンジを選びます。
4） 測定方法① 被測定物の電源を切ります。
② クリップ付きリード（黒）を接地側測定端子（EARTH）へ、テス
トピン付きリード（赤）をライ
ン側（LINE）
測定端子に差し込みます。
③ ファンクションスイッチつまみを目的の定格測定電圧のレンジに合わせます。
④ 被測定物にクリップ付きリードのクリップを接続します。
通常は接地側測定端子を接地線側とします。
⑤ 被測定物のもう一方にテストピン付きリードのテストピン
を接触させます。
注. この状態（MΩ測定スイッチOFF）でメータが振れる場合は、被測定物が活線状態です｡（電圧が加わっている）必ず、電圧がない状態にしてから測定してください。
⑥ MΩ測定スイッチをON（入）にします。（【4】機能説明 の項
を参照）

− 6 −

− 7 −

警 告
1. MΩ測定レンジのとき、測定端子には電圧を絶対に加えないこと。
2. 被測定物（回路）の電源を切り離してから測定すること。
3. 被測定回路に電圧が加わってないことを、AC 600 V レンジなどで確認してから測定をすること。
4. 測定中は本器から高電圧を発生するため、テストピンやクリップ、および被測定物には手を触れないこと。
5. 測定直後は、本器および被測定回路が高電圧で充電されているので感電に注意すること。
6. 感電事故のおそれがあるため、測定後は必ず被測定物に充電された高電圧を放電すること｡（「5-4 ディスチャージ」
の項参照）
注 意
1. 被測定物が接地（アース）されているときには、通常接地側にクリップ付きリード（EARTH）
を、回路側へテストピン付きリード（LINE）
を接続します｡（このように接続した方が、逆に接続した
場合より一般に小さな値となる）
2. 測定誤差を防止するため、LINE側に接続したテストリードは、
被測定物や大地になるべく触れないようにして測定します。
3. 絶縁抵抗は、温度や湿度によって大きく変化します。印加する電圧（測定電圧）
によっても変化します。一般に温度、湿度、電圧がそれぞれ高い程、絶縁抵抗値は低くなります。

5-6 DCV（直流電圧）の測定（測定レンジはDC 60 Vレンジのみ）
警

告1. 最大定格入力値DC 60 Vを超えた電圧を加えないこと。
2. その他、前項（5-5）の警告と同様の注意をすること。

1） 測定対象
バッテリーなどの直流電圧の測定ができます。
また、MΩ測定前に被測定回路の直流電圧の有無のチェックにも使えます。
2） 測定方法① クリップ付きリード（黒）を接地側測定端子に、テストピン付きリード（赤）をライン側測定端子に差し込みます。
② ファンクションスイッチ
つまみを DC 60 V/BATTERY CHECKに合わせます。
③ 被測定物（回路）の−側にクリップ付きリード（黒）を、＋側にテスト
ピン付きリード（赤）をそれぞれ接続します。
④ DCV目盛にて指示を読み取ります。
⑤ 被測定物から、テストピ
ン付きリード、クリップ付きリードの順にそれぞれはずします。
⑥ ファンクションスイッチつまみをOFF位置にします。

首掛けで
使用時

【6】携帯ケースの使い方
測定時に
は、図のよ
うにセット
し、首に掛
けてご使用
ください。

本体固定用
バンド
・ふたは
方向にA 点を支点に回転する。
・更に箱の底部に添わせ 、＊印 のホックで 結
合する。

本体入れ
部分

手提げで
携帯する時

テストリード
入れ部分
ホックで
結合

A
＊
＊

フックで結合【7】保守管理について
警 告
1. 安全上重要項目です。説明書をよく理解して管理を行うこと。
2. 安全と確度の維持のため1年に1回以上は校正､点検を実施すること。
7-1 保守点検 （5-1 始業点検 を参照してください）
1） 本 体 の 外 観 ：落下などにより、外観が壊れていないか？
2） 測定用リード ：コード部分が傷んでいないか？
：芯線などの導電部分が露出していないか？
以上に該当する場合は使用を中止し、修理または新しいものと交換してください。
7-2 校

正：校正、点検は製造元でも行っております。

7-3 保管について
注 意
1. パネル、ケースなどは揮発性溶剤に弱いため、シンナやアルコー
ルなどで拭かないこと。軟らかい布などで軽く拭き取ること。
2. パネル、ケースなどは熱に弱いため、熱を発するもの
（はんだこ
てなど）
の近くに置かないこと。
3. 振動の多い所や落下のおそれがある所には保管しないこと。
4. 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所では保管しないこと。（9-1項の保存温湿度範囲参照）
5. 長期間使用しない場合は内蔵電池を必ず抜くこと。

− 10 −− 11 −＊過電圧カテゴリ（CAT.Ⅲ）：直接、分電盤から電気を取り込む機器の一次側および分岐回路からコンセントまでの電路。

耐 電 圧
寸法・質量
付 属 品

：AC 3.7 kV（1分間）、測定端子〜リヤケース間：144（H ）×99（W ）
×43（D）
mm、約310 g：テストリードTL-508Sa 1セット
携帯ケースC-08S 1、取扱説明書 1

9-2 測定範囲および許容差
許容差保証範囲：23±5 ℃ 75 ％RH以下
姿
勢：水平±5°以内
機種名

DM1528S

保証書
ご氏名

ご住所

結露のないこと

500 V
1000 MΩ

0.5−1−500

250 V
500 MΩ

0.1−0.5−200−1000 MΩ
−500 MΩ

250 V
500 MΩ

0.1−0.5−200

125 V
200 MΩ

0.05−0.2−100

0〜600 V

直流電圧
レンジ
（DCV）

0〜60 V

名'06'06

製造No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒

DM5218S

交流電圧
レンジ
（ACV）

許 容 差

型

様

定格測定電圧 太字：第1有効目盛 定格測定電圧 太字：第1有効目盛
絶縁抵抗 最大目盛値 細字：第2有効目盛 最大目盛値 細字：第2有効目盛
レンジ
1−2−1000
0.5−1−500
1000 V
500 V（MΩ）−2000 MΩ 1000 MΩ
−1000 MΩ
2000 MΩ

工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

：約2.6 W
（1000 V/2000 MΩレンジのとき）：500回（1回の測定時間を、5秒間 ON／25秒間 OFFとし、定格測定電流を流す値の抵抗器を接続、定格電圧を維持できる測定回数）：JIS C1302-2002 絶縁抵抗計 に準拠：IP20：EN61326：EN61010-1過電圧カテゴリⅢ600 V（CAT.Ⅲ＊ 600 V）

16 -1201 2040 2040

5-3 MΩ
（絶縁抵抗）の測定※出荷時の電池について

最大消費電力
測定可能回数（電池寿命）

本書に掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

5-2 内蔵電池の点検（BATTERY CHECK）
MΩ
（絶縁抵抗）
測定の前には、内蔵電池の点検（前項5.1参照）
を必ず行ってください。電池が消耗していると測定誤差の原因となるだけでな
く、誤測定により危険です。
点検方法は「5-1 始業点検」
を参照してください。
（電池は必ず積層型アルカリ乾電池6LR61形をご使用ください）告1. 最大定格入力値AC 600 Vを超えた電圧を加えないこと。
2. 測定中はファンクションスイッチつまみを切り換えないこと。
3. MΩ測定スイッチを押したり、引き起こした状態で電圧測定をしないこと。
4. ブレーカ付きの被測定回路では、その2次側
（負荷側）
で電圧の測
定をすること。
5. 感電防止のためテストリードのピンプラグや、クリップの金属部に手を触れないこと。

V
レンジのときの目盛（ 500
1000 MΩ）
250 V
500 MΩ レンジのときの目盛
125 V
200 MΩ レンジのときの目盛

ファンクションスイッチつまみ

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL− 5 −⑦ 指示を読み取ります。
ファンクションスイッチつまみの位置（設定レンジ）により専用の目盛を使用します。
⑧ MΩ測定スイッチをOFFにします。
⑨ 被測定物に充電された高電圧を放電させます。
（5-4項を参照）① 電池ぶた取付けねじを2本はずします。
② スナップ端子に取り付けられている消耗した電池を、新しい電池と交換します。
③ 電池を元の位置に収納し、電池ぶたをねじ止めします。

DM1528S DM5218S

植物油インキを使用しています。

測定用リードの断線点検

・メータ零位調整器
ファンクションスイッチがO F F の位置のとき、メータの指針が
MΩ目盛（スケール）の∞目盛線からはずれていれば、マイナスねじ
回しで回し合わせます。

INSULATION RESISTANCE TESTER

Dempa Bldg,Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

始業点検

本体を水平に置き指針0位調
いいえ 整器をマイナス
本体を水平ドライバで回しに置いた状態で指針は0位置
指針を0位置にですか？
合わせます。
はい

レバーの右端を指で押したときだけON（離すとOFF）② レバーの左端を引き起こしたとき連
続 で O N（ 倒 す とOFF）

接地側測定端子・電圧測定端子
（−〜）本社＝東京都千代田区外神田2 -4-4 ・電波ビル

破損なし

①

ライン側測定端子・電圧測定端子
（＋
〜）

ダイヤル
プレート

絶 縁 抵 抗 計2-2 特 長・絶縁抵抗計の改訂JIS C1302-2002に準拠しています。

5-1

OFF AC 600 Vレンジ

BATTERY CHECK（内蔵電池良否判定）目盛MΩ（絶縁抵抗）
測定スイッチ・レバー

SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.

・ファンクションスイッチ、MΩ（絶縁抵抗）測定スイッチ
この2つのスイッチの切換えにより、次のようにファンクションやレンジが設定できます。

DM5218Sの場合

DCV（直流電圧60 V）
目盛

郵便番号＝101-0021・電話＝東京（03）3253-4871（代）【5】測定方法

DM1528Sの場合

ACV（交流電圧600 V）目盛

メータ零位
（0位）調整器

最大定格入力値 最大過負荷保護入力値
AC 600 V
AC 720 V
DC 60 VDC 120 V
電圧・入力禁止− 2 −MΩ測定スイッチ（＊） 設定レンジ（ファンクション）MΩ（絶縁抵抗）目盛
メータ指針

2-1 用 途・本器は低電圧電線路や機器の絶縁抵抗測定用直流絶縁抵抗計です。

【4】機能説明1000 V/2000 MΩ
500 V/1000 MΩ
AC 600 V
250 V/500 MΩ
125 V/200 MΩ
1000 V/2000 MΩ
500 V/1000 MΩ
AC 600 V
250 V/500 MΩ
125 V/200 MΩ
DC 60 V・BATTERY CHECKDC 60 V・BATTERY CHECK

裏面に電池ぶたがある（ねじ止め2本）【2】用途と特長− 1 −ファンクションスイッチの位置【3】各部の名称

11. 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
12. 本器または手が水などでぬれた状態では使用しないこと。
13. 指定タイプのテストリードを使用すること。
14. テストリードは被測定物の接地側へ先に接続し、はずす場合はライン側を先にはずしてから接地側をはずすこと。
15. 電池交換を除く修理・改造は行わないこと。
16. 始業点検および年1回以上の点検は必ず行うこと。
17. 屋内で使用すること。
18. MΩファンクションの連続測定時間：本器の部品加熱防止上、できるだけ短時間で測定し、特に抵抗値が0 MΩ〜中央目盛値の時には20秒以内とする。
更に、20秒間測定した時は次の測定まで20秒間休止、5秒間測定した時には次の測定まで5秒間休止すること。

TEL
保証期間
ご購入日

年

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹月より 3 年間−500 MΩ−200 MΩ

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。

・絶縁抵抗（MΩ）
第一有効測定範囲：指示値の±5 ％以内
第二有効測定範囲：指示値の±10 ％以内
0、∞目盛：目盛長さの±0.7 ％以内
無負荷電圧：定格測定電圧の−0 ％〜＋30 ％以内
定格測定電流：1〜1.2 mA以内
短絡電流
：2.9 mA以下

ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記
1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年

月日

修理内容をご記入ください。

・交流電圧（ACV）
最大目盛値の±5 ％以内（正弦波交流：50〜60 Hz）
・直流電圧（DCV）
最大目盛値の±5 ％以内− 14 −※無償の認定は当社において行わせていただきます。

【1】Read First: Safety Information
We thank you for your purchasing our product, the battery-driven
insulation resistance tester.
This is a DC resistance tester developed under the principle to provide
new and unique design and function for the measurement of insulation
resistance of each kind of electric equipments. Since this tester
generates high voltage, we recommend that you read this instruction
manual thoroughly, and treat the tester correctly and safely.
The symbols used on this tester and in this instruction manual denotethe following meanings:
Be careful as the high voltage is impressed.
Be careful because there is a possibility of bodily injury or thedestruction of equipment.
WARNING

DM1528S DM5218S
INSULATION RESISTANCE TESTERINSTRUCTION MANUAL

Dempa Bldg., Sotokanda 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan【5】Description of Functions
・Function control knob and MΩ(insulation resistance) measuring switch
by operating these two switches, the functions and ranges can be
set as shown below.
Position of Function Control KnobMΩ Measuring Switch (*)

1000 V/2000 MΩ
500 V/1000 MΩ
AC 600 V
250 V/500 MΩ
125 V/200 MΩ
1000 V/2000 MΩ
500 V/1000 MΩ
AC 600 V
250 V/500 MΩ
125 V/200 MΩ
DC 60 V・BATTERY CHECKDC 60 V・BATTERY CHECK

Set Range (Function)

DM1528S
OFF 600 VAC range

To ensure that the meter is used safely, follow all safety and operating
instructions.
11. Never use tester for high power or high voltage circuit.
12. Pay special attention when measuring the voltage of AC 33 Vrms
(46.7 V Peak) or DC 70 V or more to avoid injury.
13. Disconnect power source of the measured circuit before
measuring insulation resistance.
14. High voltage is generated while measuring insulation resistance.
Be cautions of electric shock.
15. After measuring insulation to avoid electric shock. Be sure todischarge the high voltage charged.
16. Never apply an input signal exceeding the maximum rating input
value.
17. Never use tester for measuring the line connected withequipment (i.e. motors) that generates induced or surge voltage
since it may exceed the maximum allowable voltage.
18. Never use tester if the tester or test leads are damaged or broken.
19. Never use uncased tester.
10. Always keep your fingers behind the finger guards on the probe
when making measurements.

CAUTION
Remove components such as semi-conductors and apparatuses fromthe circuit of measuring object to avoid damages when withstandof the object is unknown or lower than rated measuring voltage of a
resistance insulation tester, especially in case of the objects you
measure connected with PCs or computers.

MΩ(insulation
resistance)measuringswitchMaximu rating
input value
AC 600 V
DC 60 V

Body securing band
Body compartment
To carry while heldby hand

Test leadcompartment

Function control knob

【4】Storage
CAUTION
・The panel and the case are not resistant to heat. Do not place theinstrument near heat-generating devices (such as a soldering iron).
・Do not store the instrument in a place where it may be subjected
to vibration or from where it may fall.
・For storing the instrument, avoid hot, cold or humid piaces or places
under direct sunlight or where condensation is anticipated.

2.2 Features
・This tester is based on the revised standard JIS C1302-2002 Insulation
resistance testers.
・It is equipped with the discharge function.
・It is equipped with the MΩ (insulation resistance) measuring switchthat enables both one-shot and continuous measurement.
・It can measure DC voltage and AC voltage.

− 3 −6.3 Measurement of MΩ (Insulation Resistance)
WARNING
1. Never apply a voltage to the measuring terminal when the tester
is in the MΩ measuring range.
2. Prior to measurement, disconnect the measuring object (circuit)from the power supply.
3. Prior to measurement, make sure no voltage is applied to thecircuit to measure by the AC 600 V range.
4. During measurement, a high voltage is generated. Do not touch
the test pin, clip and measuring object.
5. The tester and measured circuit have been charged by high voltage
immediately after the measurement. Be careful not to get electric
shock.
6. There is a possibility of an accident of electric shock. After themeasurement, be sure to discharge the high voltage charged in
the measuring object. (See 6.4 Discharge Function)

Check start.
Replacebattery.
See 7.4
Battery
Replacement.

Check built-in battery.
Check appearance and pointer 0 position.
DamagedMain unit andStop using.
test lead damaged
Repair it.
in appearance?
Place main unit
No damaged
horizontally,
No adjust pointer 0
position adjuster
Pointer at 0 position
with screwdriverwhen main unit is placed
to bring pointerhorizontally?
to 0 position.
Yes

Turn function control knob
to DC 60 V/BATTERY CHECK.
Turn on MΩ
switch.
Pointer is on left of battery
check scale（BATT）?

Yes

No
Turn function control knob
and MΩ switch to OFF.

Check measuring lead wiring breakage.
Release push switch and replace test
lead with new one and re-check.
If replacement does not work, repair

Connect lead with clip to EARTH terminal
and lead with test pin to LINE terminal.

CAUTIONNo
Clamp test pin with clip (to short).

1. When the measuring object is grounded (earth), a normal practiceis to connect the lead with clip (EARTH) to ground (earth) and thelead with test pin (LINE) to the circuit. (When this connection isused, a measurement value becomes smaller than a value
obtained by the reverse connection.)
2. To prevent a measuring error, keep the test lead connected to
the LINE side out of contact with the measuring object and ground(earth).
3. The insulation resistance varies largely depending on temperatureand humidity. It is also influenced by a voltage to apply (measuring
voltage).
Normally as temperature, humidity and voltage increase, theinsulation resistance decreases.

Pointer is at almost 0 MΩ
position of insulation resistancescale ?

Join by hook
Turn function control knob to
AC 600 V・250 V/500 MΩ.

Raise left end
Press right end

Yes
Turn MΩ measuring switch andfunction control knob to OFF.

Turn on MΩ measuring switch.

【6】Measuring Method
Normal. Proceed to measurement.

6.1 Start-up CheckWARNING・Meter zero position adjustment
If the meter pointer is not on the ∞ graduation line of the MΩ scale
when the function control knob is at OFF, adjust the zero position
with a screwdriver.

2)

Do not check the built-in battery for more than 5 seconds.

− 5 −

− 6 −

REFERENCE⑤ Bring the test pin of the lead with test pin in contact with theother side of the measuring object.
CAUTION : If the meter deflects in this state, the measuring
object is charged. Be sure to remove the voltage
prior to measurement.
⑥ Turn on the MΩ measuring switch.
(See [5] Description of Functions)⑦ Read the indicated value. Use the appropriate scale according to
the position of the function control knob (set range). (See following fig)
⑧ Turn off the MΩ measuringswitch.
⑨ Discharge the high voltage
charged in the measuring
object. See 6.4 Discharge
Function.

6.4 Discharge Function
1) Reason of a need to discharge
For safety, high voltage remaining in capacitive measuring objects
such as capacitors and electric wire must be discharged to prevent
accidents.
2) Discharging method
This procedure follows the step ⑧ of 6.3-4)① When the MΩ measurement has been completed, turn off only
the MΩ measuring switch with the test pin and the clip connectedto the measuring object.
② Then the pointer deflects to the right and its deflection becomes
smaller as time passes (indicating the charged charge is being
discharged).
③ When the pointer stops at zero (∞ of the MΩ scale) and discharge
has been completed, conduct the steps ⑩ and ⑪ of 6.3-4)

Measuring object
Measurement of insulation resistance (MΩ) of electric equipment
and circuits.
Rated measuring voltage
Model
DM1528S
DM5218S

6.2 How to Check Bult-in Battery (BATTERY CHECK)
Prior to MΩ (insulation resistance) measurement, be sure to check thebuilt-in battery. A consumed battery will cause not only measurement
errors but danger due to erroneous measurement.
For checking methods, refer to 6.1 Start-up Check.

− 4 −1. The rated measuring current of this tester is 1 mA. (1 mA to 1.2
mA when the resistance of a value below the rated measuring
voltage/1 mA and within 1st effective measurement scale ismeasured.)
2. The no-load voltage is within 1.3 times the rated measuring
voltage.
3. While measuring there may be an oscillator noise from the meter,
but this is not a malfunction.
1)

1. Do not use a damaged tester or test lead.
2. Make sure test lead wiring is not broken.
3. When testing the continuity of a test lead, the measuring terminals
are under a high voltage. Be careful of electric shock.
4. To prevent electric shock and battery consumption, be sure toturn the MΩmeasuring switch and function control knob to OFF
after measurement.

Rated measuring voltage
250 V/500 V/1000 V
125 V/250 V/500 V

6.5 Measurement of ACV (AC voltage) (Measuring range is the AC 600 V range only)

Selection of a measuring range
When measuring insulation resistance, select a range of the voltagethat is close to the voltage used by the circuit to measure, unlessotherwise specified.
For example, when measuring insulation resistance of 100 V home
appliances and indoor wiring, select the 125 V rated measuring
voltage range and when measuring 200 V power circuits, selectthe 250 V rated measuring voltage range.
4) Measuring method① Power off the measuring object.
② Connect the lead with clip (black) to the earth side measuring
ternimal (EARTH) and the lead with test pin (red) to the line side
measuring terminal (LINE).
③ Turn the function control knob to a desired rated measuring
voltage range.
④ Connect the clip of the lead with clip to the measuring object.
Normally, the earth side measuring terminal should be on theearth line side.

3)

1. Do not apply a voltage exceeding the maximum rated voltage of
600 VAC.
2. During measurement, do not operate the function control knob.
3. Do not measure a voltage with the MΩ measuring switch beingpressed or raised.
4. When the circuit to measure has a breaker, measure the voltage
on the secondary side (load side).
5. To prevent electric shock, do not touch the metal part of the pin
plug and clip.

⑩ First, disconnect the test pin of the lead with test pin from themeasuring object. Then remove the clip of the lead with clip.
⑪ Be sure to turn the function control knob to the position of OFF.

〔Example. DM5218S〕

Measuring object
Sinusoidal AC voltages (ACV) such as lighting line voltages can bemeasured.
2) Measuring method① Connect the lead with clip(black) to the earth side measuringterminal and the lead with test pin (red) to the line side measuringterminal.

− 8 −

− 9 −

− 10 −③ Connect the lead with clip (black) to the negative (−) side of themeasuring object (circuit) and the lead with test pin (red) to thepositive (＋) side.
④ Read the indicated value on the DCV scale.
⑤ Disconnect the lead with test pin and the lead with clip in thisorder from the measuring object.
⑥ Turn the function control knob to the position of OFF.

8.1 Warranty and Provision
Sanwa offers comprehensive warranty services to its end-users and toits product resellers. Under Sanwa's general warranty policy, each
instrument is warranted to be free from defects in workmanship ormaterial under normal use for the period of one (1) year from the dateof purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase only, andapplied only to the product purchased from Sanwa authorized agent or
distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims to determine
the extent to which the warranty policy shall apply. This warranty shallnot apply to test leads, disposables batteries, or any product or parts,
which have been subject to one of the following causes:
1. A failure due to improper handling or use that deviates from the
instruction manual.

2. A failure due to inadequate repair or modification by people other than
Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this product such as fire,
flood and other natural disaster.
4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation or dropping after
the purchase.
8.2 Repair
Customers are asked to provide the following information whenrequesting services:
1. Customer name, address, and contact information
2. Description of problem
3. Description of product configuration
4. Model Number
5. Product Serial Number
6. Proof of Date-of-Purchase
7. Where you purchased the product1) Prior to requesting repair, please check the following:
Capacity of the built-in battery, polarity of installation and discontinuityof the test leads.
2) Repair during the warranty period:
The failed meter will be repaired in accordance with the conditions
stipulated in 8-1 Warranty and Provision.
3) Repair after the warranty period has expired:
In some cases, repair and transportation cost may become higher
than the price of the product. Please contact Sanwa authorized agent/ service provider in advance.
The minimum retention period of service functional parts is 6 years
after the discontinuation of manufacture. This retention period is therepair warranty period. Please note, however, if such functional parts
become unavailable for reasons of discontinuation of manufacture,etc., the retention period may become shorter accordingly.
4) Precautions when sending the product to be repaired
To ensure the safety of the product during transportation, place theproduct in a box that is larger than the product 5 times or more involume and fill cushion materials fully and then clearly mark “Repair
Product Enclosed” on the box surface. The cost of sending andreturning the product shall be borne by the customer.
8.3 SANWA web site
http://www.sanwa-meter.co.jp
E-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp− 12 −− 13 −【7】Battery Replacement
Screws

① Remove two batter y lid
Battery lid
securing screws.
② Replace the consumed
Snap terminal
battery that is connected tothe snap terminal with a newone.
③ Set the battery in the original
6LR61 Battery
place and secure the battery(6LF22)lid with screws.
Be sure to turn the function control knob to the position of
OFF prior to replacing the battery.
㸝9㸞Be sure to use the alkaline battery 6LR61 (6LF22) x1(9 V)【8】After-Sales Service− 7 −CAUTION
AC voltages of waveforms otherthan sinusoidal waveforms andfrequencies other than 50 to 60
Hz will cause an indication error.
② Turn the function control knob to
AC 600 V.
③ Connect the lead with clip to theearth side of the circuit tomeasure and the lead with test
pin to the charging side (line side).
④ Read the indicated value on the ACV scale.
⑤ Disconnect the lead with test pin and the lead with clip in thisorder from the measuring object.
⑥ Turn the function control knob to the position of OFF.
6.6 Measurement of DCV (DC voltage) (Measuring range is the DV 60 V range only)

WARNING

1)
Scale of (500 V/1000 MΩ) range
Scale of (250 V/500 MΩ) range
Scale of (125 V/200 MΩ) range

Line side measuringterminal (LINE)

2.1 Applications
・DC insulation resistance tester to measure the insulation resistanceof electric lines and electric equipment.

＊

Join by hook

Battery check
scale

Earth side measuringterminal (EARTH)A＊

DCV scale【2】Applications and Features

Before starting measurement, check the appearance , pointer 0
position (*), built-in battery and measuring lead in this order. (*Thepointer 0 position is the 0 position of the DC 60 V scale or ∞ position of
the MΩ scales.)To hang from the neckduring measurement

Pointer
0 position
adjuster

Maximum overload
protection input
AC 720 V
AC 600 V

How To Use Carrying Case
During measurement, set the case as illustrated and hang it fromthe neck.
・Lid turns in
direction at pivot the A.
・Lay it along the bottomof the box and secure it
by hooks marked by*MΩ scale(insulation resistance)
ACV scale

PointerMaximum Overload Protection Input
Function(Range)ACV (600)
DCV (60)− 2 −DM1528S＊The MΩ measuring switch is turned on by the following operation.
① ON only when the right end of the lever is pressed with a finger.
(OFF when the finger is released)② Continuously ON when the left end of the lever is raised. (OFFwhen it is laid down)【3】Front View and Name of Each Part

− 1 −DM5218S
1000 V/2000 MΩ range
500 V/1000 MΩ range
ON
250 V/500 MΩ range
DM5218S
125 V/200 MΩ range
DC 60 V range
OFF
BATTERY CHECK rangeON

11. Be sure to disconnect the test pin from the circuit when changing
the function.
12. Never use tester with wet hands or in a damp environment.
13. Never use test leads other than the exclusive test leads.
14. Never open tester case except when replacing batteries.
Do not attempt any alterations of original specifications.
15. To ensure safety and maintain accuracy, calibrate and check thetester at least once a year.
16. Indoor use.

【9】Specifications
9.1 General Specifications
AC rectifying method : Half-wave rectification(Mean value indication rms value converted)
Meter specification : Inner-pole type taut-band system, 24μA
Battery consumption : Checked by BATTERY CHECK range.
Allowable temperature/humidity range: 23±5 ℃, 75 % RH max., no condensation.
Service temperature/humidity : 0〜43 ℃, 80 % RH max., no condensation.
Storage temperature/humidity : -10〜50 ℃, 70 % RH max., no condensation.
Service ambient condition : Altitude 2000 m max., environmental pollution Ⅱ.
Built-in battery: Layer built type alkaline battery 6LR61(6LF22) x1 (9 V)＊Factory-preinstalled built-in battery
A battery for monitoring is preinstalled before shipping, therefore it
may run down sooner than the battery life specified in the instruction
manual.
The “battery for monitoring” is a battery to inspect the functions andspecifications of the product.
Max. power consumption : Approx 2.6 W (at 1000 V/2000 MΩ range)
Battery life
: When the lower limit measurement resistancevalue that can maintain the rated output
voltage is measured and if one cycle for themeasurement is defined as ON for 5 seconds
and OFF for 25 seconds, the battery life is 500
cycles.
Applicable standard : JIS C 1302-2002 Insulation resistance testers.
Safety: EN61010-1 Over Voltage Category Ⅲ (CAT. Ⅲ),
600 V Pollution Degree 2
EMC: EN61326
Degree of IP: IP20Withstand voltage: 3.7 kV AC (one minute), between measuringterminal and rear case.
Size and mass
: 144 (H ) x 99 (W ) x 43 (D) mm, approx. 310 g
Accessories: Test lead TL-508Sa, 1 set
Carrying case C-08S, 1 piece
Instruction manual, 1 copy
− 14 −WARNING
1. Do not apply a voltage exceeding the maximum rated voltage of
60 VDC.
2. Keep in mind the warnings of 6.5 described earlier.

1)

Measuring object
DC voltages of batteries, etc. can bemeasured. Also, the tester can beused to check the presence of DC
voltage prior to MΩ measurement.
2) Measuring method① Connect the lead with clip (black)to the earth side measuringterminal
and the lead with test pin (red) tothe line side measuring terminal.
② Turn the function control knob to
DC 60 V/BATTERY CHECK.
− 11 −

9.2 Measurement Range and Accuracy
7.1 Accuracyassurance: 23
575 RH max.
No condensation
7.1 Attitude: Horizontal ( 5 )ModelDM1528S

M
Insulation
Resistance
range

（

Rated measuring Voltage
Maximum value） 1000 V

DM5218S

Large numeral :1st effective measurement scale
Small numeral :2nd effective measurement scale

Rated measuring Voltage
Maximum value

1

2 10002000 M

500 V
1000 M

0.5

1 500
1000 M

500 V
1000 M

0.5

1 500
1000 M

250 V
500 M

0.1

0.5 200
500 M

250 V
500 M

0.1

0.5 200
500 M

125 V
200 M

0.05

0.2 100
200 M

2000 M

ACV range

0~600 VDCV range

0~60 V

Accuracy

Large numeral :1st effective measurement scale
Small numeral :2nd effective measurement scale

M range
1st effective : measurement range : 5 % of reading
2nd effective : measurement range : 10 % of readingscale: 0.7 % of scale length0,
No load voltage: 30
0 % of rated measuring voltage
Rated measuring current : 1~1.2 mA
Short circuit current : max 3 mA
ACV range (50/60 Hz sine wave) : 5 % of full scale
DCV range:− 15 −

5 % of full scale