バイオイナ ートUHPLC/ HPLC用カラム

Accura Triart
アキュラ

トライアート核酸などの吸着性成分の逆相/HILIC分析に有効

https://www.ymc.co.jp

LF-0067バイオイナートUHPLC/HPLC用カラム

Accura Triart
核酸やペプチド・タンパク質など吸着性成分の分析に最適特長

カラムハードウェアの接液部をバイオイナートコーティング処理
低吸着・低キャリーオーバーでLC-MSでの高感度分析を実現
プレコンディショニング不要
有機シリカハイブリッド基材のTriart充填剤による卓越した耐久性

バイオイナート
コーティングAccura Triartは、フリットを含む接液部をバイオイナートコーティング処理したカラムハードウェアに、Triart充填剤を充填したカラムです。非特異的吸着が抑制されるため、高感度でシャープなピーク形状

Triart充填剤が得られ、LC-MSでの検出限界が向上します。
キャリーオーバーが低減され、定量性の改善も期待できます。
また、マスキング処理などのプレコンディショニングが不要で分析効率が向上し、良好な再現性が得られます。核酸やペプチド・タンパク質など吸着性、配位性成分の分析に最適です。

Triart C18

Triart C18 ExRS

Triart C8

Triart Phenyl

Triart PFP

Triart Bio C18

Triart Bio C4

Triart Diol HILIC

C18C18（高官能基密度型）

C8Phenylbutyl

Pentaﬂuoro
phenylpropyl

C18C4Dihydroxypropyl

官能基

逆相

分離モード

12細孔径（nm）
使用pH範囲
使用
温度範囲

特長・用途

HILIC
1.9, 3, 5

粒子径（μm）
8121‑121‑10

常用301‑8121‑121‑102‑10

pH 1‑9：90℃
pH 9‑12：50℃

pH 1‑7：90℃
pH 7‑10：50℃

50℃

20‑40℃
pH 1‑7：90℃
pH 7‑12：50℃

上限
温度50℃

ファーストチョイスに 低極性の構造異性体・ 低極性化合物の共役系が長い極性化合物・異性体の最適
類縁体の分離に有効 短時間分析に有効 化合物の分離に有効
分離に有効

ペプチド・タンパク質、核酸などの生体分子の分離に有効

高極性化合物の保持・分離に有効8 mM TEA*-200 mM HFIP**/methanol（82/18）

100 mM TEAA*/methanol（82/18）*triethylamine**1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol*triethylammonium acetate

125%

125%

− Accuraハードウェア

100%

100%

− 内面PEEKハードウェア−ステンレス製ハードウェア

オリゴ核酸 溶出率

オリゴ核酸 溶出率

カラムハードウェアへの吸着を低減

75%

50%

50%

25%

25%
0%
075%

51015

注入回数

200%

05101520

注入回数

Accura、内面PEEK、およびステンレス製のカラムハードウェアのみ（充填剤なし）
を接続し、吸着

Sample:5 -U^C^A^U^C^A^C^A^C^U^G^A^A^U^A^C^C^A^A^U-3(RNA 20mer All PS)

しやすいオリゴ核酸の溶出率を比較しました。ステンレス製ハードウェアでは初期注入時に吸着が^=Phosphorothioated

大きく、連続注入することで改善しますが、20回注入してもAccuraハードウェアよりも溶出率が低：50 X 2.1 mmI.D.
ColumnFlow rate ：0.42 mL/min
Temperature：65℃
Detection ：UV at 260 nm

くなっています。内面PEEKのハードウェアは、移動相の種類によって吸着の挙動が変わり、条件によっては吸着して感度が低くなる場合があります。Accuraハードウェアでは、条件によらず初回注入時から吸着することなく溶出しており、安定して良好な感度、回収率が得られます。

低吸着・高感度分析を実現
Accura Triart Bio C18

Triart Bio C18mAUmAU

6612441. 5 -U^C^A^U^C^A^C^A^C^U^G^A^A^U^A^C^C^A^A^U-3(RNA 20mer All PS)
2. 5 -G^U^C^A^U^C^A^C^A^C^U^G^A^A^U^A^C^C^A^A^U-3(RNA 21mer All PS)^=Phosphorothioated212オリゴ核酸（ステンレス製カラム）

00
C2111240000021

7C2111250000030

min#

8：Triart Bio C18 (1.9 μm, 30 nm), 50 X 2.1 mmI.D.
：A) 15 mM TEA-400 mM HFIPB) methanol
8-18%B (0-10 min)Flow rate ：0.42 mL/min
Temperature：65℃
Detection ：UV at 260 nm
ColumnEluent

27min#

8Triart Bio C18をAccuraおよびステンレス製カラムに充填し、オリゴ核酸を分析しました。Accuraではステンレス製カラムに比べ吸着が抑制されてピーク高さが高く、高感度で検出可能です。

移動相条件によらず良好なピーク形状
Triart Bio C18［メタルフリーカラム］

Accura Triart Bio C18（内面PEEKカラム）
mAU
1015 mM TEA- 8400 mM HFIP 68-23%B（0-15 min）

mAU
105.0 nmol/mL

861.0 nmol/mL

4420.2 nmol/mL

073-18%B（0-15 min）

2Triart Bio C18を充填したAccuraおよび内面PEEKカ0ラムで、オリゴ核酸の負荷量を変えてピーク形状を比較し

min#8mAU
102 mM TEA50 mM HFIP

：Triart Bio C18 (1.9 μm, 30 nm), 50 X 2.1 mmI.D.
：A) 15 mM TEA-400 mM HFIPor 2 mM TEA-50 mM HFIPB) methanol
Flow rate ：0.42 mL/min
Temperature：65℃
Detection ：UV at 260 nm：1μL
Injection：RNA 20mer All PS
SampleColumnEluent5.0 nmol/mL

7min#

8

濃度が高い場合にはシャープなピーク形状が得られていmAU
10ますが、濃度が低い場合にはピークがブロードで高さが小8さく、著しい吸着が認められます。Accuraは移動相条件

86によらずシャープなピーク形状を示し、LC-MSで用いられ6吸着1.0 nmol/mL4ています。内面PEEKカラムは、移動相のTEA-HFIPの20.2 nmol/mL04るような低濃度のTEA-HFIP移動相条件においても高2感度で検出できます。

07 min#67 min#6

プレコンディショニング不要で分析効率が向上 〜 RNAマーカーの分離〜
Triart Bio C4Accura Triart Bio C4（ステンレス製カラム）

b100b200 00 bb b3400 500 750 b000 b1b100bb200 300 400 b 00 b 0 b 0 b
5 75 100

10th8th8thmAU

6thmAU50

4th500

2nd
1stmin

00

5

10

10th

6th
4th

0

510

2nd
1stmin：Triart Bio C4 (3 μm, 30 nm), 100 X 2.1 mmI.D.
：A) 50 mM TEAA (pH 7.0)/acetonitrile (95/5)
B) 50 mM TEAA (pH 7.0)/acetonitrile (50/50)
9-14%B (0-10 min), 80%B (10-15 min)Flow rate ：0.2 mL/min
Temperature：80℃
Detection ：UV at 254 nm：Century™-Plus RNA Markers
Sample100-1000 bases
ColumnEluent

ハードウェア素材の異なる同一充填剤のカラムで、RNAマーカーを繰り返し分析しました。Accuraでは、初回注入時から安定した再現性の良いピーク面積値が得られています。
ステンレス製カラムでは初回注入時の面積値が小さく、吸着が認められます。分析を繰り返すことで徐々にピークが溶出していますが、10回目の注入においてもAccuraの70%程度の溶出率です。
Accura Triartは、吸着しやすいRNA分析においてもマスキング処理などのプレコンディショニングの必要がなく、分析が効率化できます。

Accura Triart C18

Triart C181（ステンレス製カラム）

4.00

2

Relative intensity

Relative intensity

リン酸化ペプチドの分離

43.00
2.00

31.00
0.00

リン酸化ペプチド

4.00

13.00

2T43pp検出せず

2.00

42345min12345：Triart C18 (1.9 μm, 12 nm), 100 X 2.1 mmI.D.
：A) water/formic acid (100/0.1)
B) acetonitrile/formic acid (100/0.1)
0.7-25%B (0-5 min), 25%B (5-6.6 min),
0.7%B (6.6-8 min)Flow rate ：0.6 mL/min
Temperature：60℃
Detection ：ESI-MS：2 μL (10 pmol/μL)
Injection：Massprep Phosphopeptide Standard Enolase (Waters)
Sample：Shimadzu Nexera XS inert
SystemShimadzu LCMS-2020
ColumnEluent1.00
0.00

1(m/z 432.2)
HLADLpSK(m/z 407.2)
NVPLpYKVNQIGTLpSEpSIK (m/z 724.8)
VNQIGpTLSESIK (m/z 684.8)

1. T19p
2. T18p
3. T43pp
4. T43pmin

Courtesy of Shimadzu Europa GmbH

リン酸化ペプチドのLC-MS分析において、ステンレス製カラムでは吸着が認められ、特にリン酸基を二つ有するT43ppは検出することが困難ですが、Accuraではすべてのピークが高感度で検出できています。

オーダリングインフォメーション
分析カラム（耐圧：45 100 MPa）
製品番号（μm）

カラムサイズ
内径X長さ（mm）

Triart C18

Triart C18 ExRS

Triart C8

Triart Phenyl

Triart PFP

1.9

2.1 X 50

TA12SP9-05Q1PTC

TAR08SP9-05Q1PTC

TO12SP9-05Q1PTC

TPH12SP9-05Q1PTC

TPF12SP9-05Q1PTC

104,000

2.1 X 100

TA12SP9-10Q1PTC

TAR08SP9-10Q1PTC

TO12SP9-10Q1PTC

TPH12SP9-10Q1PTC

TPF12SP9-10Q1PTC

110,000

2.1 X 150

TA12SP9-15Q1PTC

TAR08SP9-15Q1PTC

TO12SP9-15Q1PTC

TPH12SP9-15Q1PTC

TPF12SP9-15Q1PTC

110,000

2.1 X 50

TA12S03-05Q1PTC

TAR08S03-05Q1PTC

TO12S03-05Q1PTC

TPH12S03-05Q1PTC

TPF12S03-05Q1PTC

99,000

2.1 X 100

TA12S03-10Q1PTC

TAR08S03-10Q1PTC

TO12S03-10Q1PTC

TPH12S03-10Q1PTC

TPF12S03-10Q1PTC

105,000

2.1 X 150

TA12S03-15Q1PTC

TAR08S03-15Q1PTC

TO12S03-15Q1PTC

TPH12S03-15Q1PTC

TPF12S03-15Q1PTC105,000

4.6 X 50

TA12S03-0546PTC

TAR08S03-0546PTC

TO12S03-0546PTC

TPH12S03-0546PTC

TPF12S03-0546PTC

99,000

4.6 X 100

TA12S03-1046PTC

TAR08S03-1046PTC

TO12S03-1046PTC

TPH12S03-1046PTC

TPF12S03-1046PTC

105,000
105,000

粒子径3

価格（円）

4.6 X 150

TA12S03-1546PTC

TAR08S03-1546PTC

TO12S03-1546PTC

TPH12S03-1546PTC

TPF12S03-1546PTC

2.1 X 50

TA12S05-05Q1PTC

TAR08S05-05Q1PTC

TO12S05-05Q1PTC

TPH12S05-05Q1PTC

TPF12S05-05Q1PTC

94,000

2.1 X 100

TA12S05-10Q1PTC

TAR08S05-10Q1PTC

TO12S05-10Q1PTC

TPH12S05-10Q1PTC

TPF12S05-10Q1PTC

100,000

2.1 X 150

TA12S05-15Q1PTC

TAR08S05-15Q1PTC

TO12S05-15Q1PTC

TPH12S05-15Q1PTC

TPF12S05-15Q1PTC

100,000

4.6 X 50

TA12S05-0546PTC

TAR08S05-0546PTC

TO12S05-0546PTC

TPH12S05-0546PTC

TPF12S05-0546PTC

94,000

4.6 X 100

TA12S05-1046PTC

TAR08S05-1046PTC

TO12S05-1046PTC

TPH12S05-1046PTC

TPF12S05-1046PTC

100,000

4.6 X 150

TA12S05-1546PTC

TAR08S05-1546PTC

TO12S05-1546PTC

TPH12S05-1546PTC

TPF12S05-1546PTC

100,000（μm）

カラムサイズ
内径X長さ（mm）

Triart Bio C18

Triart Bio C4

1.9

2.1 X 50

TA30SP9-05Q1PTC

TB30SP9-05Q1PTC

114,000

2.1 X 100

TA30SP9-10Q1PTC

TB30SP9-10Q1PTC

120,000

2.1 X 150

TA30SP9-15Q1PTC

TB30SP9-15Q1PTC

120,000

2.1 X 50

TA30S03-05Q1PTC

TB30S03-05Q1PTC

109,000

2.1 X 100

TA30S03-10Q1PTC

TB30S03-10Q1PTC

2.1 X 150

TA30S03-15Q1PTC

4.6 X 50

TA30S03-0546PTC

4.6 X 100

TA30S03-1046PTC

5

粒子径35

製品番号

製品番号（μm）

カラムサイズ
内径X長さ（mm）

Triart Diol-HILIC

1.9

2.1 X 50

TDH12SP9-05Q1PTC104,000

2.1 X 100

TDH12SP9-10Q1PTC

110,000

2.1 X 150

TDH12SP9-15Q1PTC

110,000

2.1 X 50

TDH12S03-05Q1PTC

99,000115,000

2.1 X 100

TDH12S03-10Q1PTC

105,000

TB30S03-15Q1PTC

115,000

2.1 X 150

TDH12S03-15Q1PTC

105,000

TB30S03-0546PTC

109,000

4.6 X 50

TDH12S03-0546PTC

99,000TB30S03-1046PTC

115,000

4.6 X 100

TDH12S03-1046PTC

105,000

4.6 X 150

TDH12S03-1546PTC

105,000

2.1 X 50

TDH12S05-05Q1PTC

94,000価格（円）

粒子径3価格（円）4.6 X 150

TA30S03-1546PTC

TB30S03-1546PTC

115,0002.1 X 50

TA30S05-05Q1PTC

TB30S05-05Q1PTC

104,000

2.1 X 100

TA30S05-10Q1PTC

TB30S05-10Q1PTC

110,000

2.1 X 100

TDH12S05-10Q1PTC

100,000

2.1 X 150

TA30S05-15Q1PTC

TB30S05-15Q1PTC

110,000

2.1 X 150

TDH12S05-15Q1PTC

100,000

4.6 X 50

TA30S05-0546PTC

TB30S05-0546PTC

104,000

4.6 X 50

TDH12S05-0546PTC

94,000

4.6 X 100

TA30S05-1046PTC

TB30S05-1046PTC

110,000

4.6 X 100

TDH12S05-1046PTC

100,000

4.6 X 150

TA30S05-1546PTC

TB30S05-1546PTC

110,000

4.6 X 150

TDH12S05-1546PTC100,000

5

本価格表に記載している価格は2023年8月現在の国内販売価格です。価格には消費税は含まれておりません。

お問い合わせ先：営業本部
京都／〒600 8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284 YMC烏丸五条ビル4F
TEL.（075）
342 4503 FAX.
（075）342 4530
東京／〒108-0014 東京都港区芝5丁目13番11号 ザイマックス三田ビル1F
TEL.（03）5439 9790 FAX.
（03）5439 9791
URL

https://www.ymc.co.jp
23081K H