CL50MA/S
CL20MA/S
DCmA クランプロガー

取扱説明書

目

次

【1】 安全に関する項目～ご使用の前に必ずお読みください｡ ～ ･･････ 1
1 − 1 警告マークなどの記号説明 ･･････････････････････････････ 1
1 − 2 安全使用のための警告文 ･････････････････････････････････ 2
1 − 3 過負荷保護入力値 ･･････････････････････････････････････････ 2【2】用途と特長 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 3
2 − 1 用 途 ････････････････････････････････････････････････････････ 3
2 − 2 特 長 ････････････････････････････････････････････････････････ 3【3】各部の名称 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 4
3 − 1 梱包内容 ･････････････････････････････････････････････････････ 4
3 − 2 クランプセンサ（CL50MA/CL20MA）･････････････････ 5
3 − 3 表示器（DL10MA）･････････････････････････････････････････ 5
3 − 4 液晶表示部（LCD）･････････････････････････････････････････ 6
3 − 5 用語説明 ･････････････････････････････････････････････････････ 6
3 − 6 エラーメッセージ一覧 ････････････････････････････････････ 7【4】機能説明 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 8
4 − 1 電源のオン・オフ ･･･････････････････････････････････････････ 8
4 − 2 ゼロ調整ボタン ･････････････････････････････････････････････ 8
4 − 3 データホールド機能 ･･･････････････････････････････････････ 8
4 − 4 MAX/MIN表示機能 ･･･････････････････････････････････････ 8
4 − 5 高分解能表示機能 ･･････････････････････････････････････････ 9
4 − 6 電池消耗警告表示機能 ････････････････････････････････････ 9
4 − 7 データロガー機能 ･･････････････････････････････････････････ 10
4 − 8 メモ機能 ･････････････････････････････････････････････････････ 10
4 − 9 オートパワーオフ機能 ････････････････････････････････････ 10【5】測定方法 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 11
5 − 1 始業点検 ･････････････････････････････････････････････････････ 11
5 − 2 測定の準備 ･･････････････････････････････････････････････････ 12
5 − 3 測定 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 12【6】メニュー ･････････････････････････････････････････････････････････････ 13
6 − 1 情報表示メニュー ･･････････････････････････････････････････ 14
6 − 2 設定メニュー ･･･････････････････････････････････････････････ 14
6 − 2 − 1 記録モード設定 ･･･････････････････････････････････ 15
6 − 2 − 2 イベント記録電流閾値設定 ･････････････････････ 15
6 − 2 − 3 記録間隔設定 ･･････････････････････････････････････ 16

6 − 2 − 4 メモリモード設定 ･････････････････････････････････ 16
6 − 3 データ読み出しメニュー ･････････････････････････････････ 17
6 − 3 − 1 読み出しセッション選択 ････････････････････････ 17
6 − 3 − 2 セッションデータ閲覧 ･･･････････････････････････ 18
6 − 3 − 3 セッション内最大値表示 ････････････････････････ 18
6 − 3 − 4 セッション内最小値表示 ････････････････････････ 18
6 − 4 メモリクリアメニュー ････････････････････････････････････ 19【7】記録方法 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 20
7 − 1 記録設定の確認 ･････････････････････････････････････････････ 20
7 − 2 記録の開始 ･･････････････････････････････････････････････････ 21
7 − 3 記録の停止 ･･････････････････････････････････････････････････ 21【8】記録データの転送 ･･････････････････････････････････････････････････ 21
8 − 1 SD カードへの転送 ････････････････････････････････････････ 22
8 − 2 PC への転送 ････････････････････････････････････････････････ 25【9】保守管理について ･･････････････････････････････････････････････････ 25
9 − 1 保守点検 ･････････････････････････････････････････････････････ 25
9 − 2 校正 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 26
9 − 3 清掃と保管について ･･･････････････････････････････････････ 26
9 − 4 電池交換 ･････････････････････････････････････････････････････ 26
9 − 4 − 1 表示器の電池交換 ･････････････････････････････････ 27
9 − 4 − 2 クランプセンサの電池交換 ･････････････････････ 27【10】アフターサービスについて ･････････････････････････････････････ 28
10 − 1 保証期間について ････････････････････････････････････････ 28
10 − 2 修理について ･･････････････････････････････････････････････ 28
10 − 3 お問い合わせ ･･････････････････････････････････････････････ 29【11】仕 様 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 30
11 − 1 一般仕様 ････････････････････････････････････････････････････ 30
11 − 2 確度仕様 ････････････････････････････････････････････････････ 31
保証書･･･････････････････････････････････ 最終ページにあります。

【1】 安全に関する項目〜ご使用の前に必ずお読みください｡〜
このたびは、微小直流電流（DCミリアンペア）クランプロガー
CL20MA/S、CL50MA/Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒に大切に保管してください。
本書で指定していない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。
本文中の“警告”および“注意”の記載事項は、“やけど”や“感電”などの事故防止のため、必ずお守りください。
1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文は“やけど”や“感電”などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注
意文です。
本器の記号の説明：：使用前に取扱説明書を参照の記号

− 1−

1-2

安全使用のための警告文

警告以下の項目は、“やけど”や“感電”などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 本器は対地電圧 300 Vrmsを超える電路では使用しないでください。
2. AC 33 Vrms（46.7 Vpeak）またはDC 70 V以上の電圧は人体に危険なため取り扱う際には十分注意してください。
3. 最大定格入力値（1-3参照）を超える信号は入力しないでください。
4. 指定されたクランプセンサ以外は接続しないでください。
5. 本体が傷んでいたり、壊れている場合は使用しないでください。
6. ケースまたは電池ふたを外した状態では使用しないでください。
7. 本器または手が水などで濡れた状態での使用はしないでください。
8. 電池交換を除く修理・改造は行わないでください。
9. 始業点検および年1回以上の点検は必ず行ってください。
10. 屋内で使用してください。
11. 本器の保護機能が損なわれることがあるので指定されている方法以外で使用しないでください。
12. 危険な活電部が存在する設備では事故防止のため絶縁保護具を使用する必要があります。地域および国の安全基準に従ってください。
※ 対地電圧 300 V 以下：Y 結線 415 V の場合対地電圧は415÷ 3 ≒ 240 V となります。
1-3

過負荷保護入力値

入力
クランプセンサ部

最大定格入力値
DC 999.9 mA− 2−

最大過負荷保護入力値
DC 10 A

【2】用途と特長
2-1 用 途本器は、 1 A未満の微小直流電流（DCミリアンペア）測定用のデータロガーです。専用のクランプセンサ（CL20MA/CL50MA）と表示器（DL10MA）とで構成されます。
クランプセンサは、対地電圧300 V以下の低電圧電路、電気機器、電源設備などの微小直流電流の測定に適しています。
2-2 特 長●0.1 ～ 999.9 mAまでの微小直流電流値を、表示・記録することができます。
●高精度でリニアリティに優れた性能を持ちます。
●対応するクランプセンサは、CL20MA/CL50MAの2種類用意
されています。
●記録件数は最大約20,000件です（連続記録モード時）。
●あらかじめ設定された電流値を超えた時だけ記録することも可能です（イベント記録モード）。
●表示データの保存をする「メモ機能」があります（最大480件）。
●記録済みデータを残したまま次の記録ができる「マルチセッ
ション機能」。
●データは表示に内蔵された不揮発性メモリに記録されるため、電源オフ時でも記録済みデータが消滅することはありません。
●記録したデータは、SDカードまたはPC（USB接続）に転送することができます。PCでは専用ソフトウェアを使用してグ
ラフ表示なども可能です。

− 3−

【3】各部の名称
3-1

梱包内容
CL50MA/S

CL20MA/S

300 V
CAT III
300 V
CAT III

クランプセンサ
CL50MA

表示器
DL10MA

クランプセンサ
CL20MA

表示器
DL10MA【付属品】

専用 AC アダプタ
（AD-12DC）

USBケーブル（A-miniBタイプ）（KB-USB-MB）

CL50MA/S
CL20MA/S
DCmA クランプロガー

取扱説明書

取扱説明書

キャリングケース（C-DL10CB）− 4−

単 4 型アルカリ乾電池（LR03）2 本×2

3-2

クランプセンサ（CL50MA/CL20MA）

③

③

①

①

②

②
④

300 V
CAT III

300 V
CAT III

④
⑤
⑥

⑤
⑥

⑦

⑦
⑧

⑧

⑨

⑨

CL50MA

CL20MA①クランプ式電流センサ（CT）②電流測定の中心位置表示③電流測定の極性・方向表示
④バリア
⑤トリガー
3-3

⑥電源LED⑦ゼロ調整ボタン⑧通信アダプタ⑨接続ケーブル

表示器（DL10MA）

⑩

①
⑦
②

⑧

③

⑥

⑨

④

⑪

⑤

①液晶表示部（LCD）⑥▲ボタン/▼ボタン②POWERボタン⑦USBコネクタ（mini-Bタイプ）③MENUボタン⑧DCジャック（専用ACアダプタ接続用）④HOLD/RECボタン⑨メモリカードスロット⑤MAX/MINボタン⑩光通信部（またはENTERボタン） ⑪電池ふた
− 5−

3-4

液晶表示部（LCD）
サブ数値

メイン数値

：オートパワーオフ：電池残量警告：日付：極性（－）：最大値表示：秒		
：記録中		
：データホールド：CT状態（接続および電池消耗）：セッション番号：時刻：パーセント：最小値表示：分：イベント記録有効：測定単位（直流 mA）
3-5 用語説明●セッション
内蔵メモリに記録済みのデータをクリアせずに残したま
ま、次の記録をすることができます。一回の記録開始～記録停止までの一連の測定データを「セッション」といいます。最大250セッション（＝ 250回）
まで記録することができます。
（マ
ルチセッション機能）− 6−

3-6 エラーメッセージ一覧
操作中に何らかのエラーが発生した場合、LCDにエラーメッセー
ジを表示します。

（例：エラー No.1）

表示するエラーの一覧は以下の通りです。
表示

内容

原因・対応方法など
記録データがないのに読み出し操作をし記録データなし
ました。
セッション数が250に達しています。記録
セッションフルをするにはメモリクリアしてください。
内蔵メモリのデータロガー領域がいっぱ
メモリフル
いになりました。記録をするにはメモリクリアしてください。
内蔵メモリのメモ領域がいっぱいになり
メモフルました。記録をするにはメモリクリアしてください。
SDカードをきちんと挿入してください。
SDカード未挿入
または、SDカードが書込み禁止になっ
または書き込み不可ていないか確認してください。
対応するSDカードか確認してください。
SDカード書き込みエラー または、SDカードをフォーマットして再度書き込みをしてください。

− 7−

【4】機能説明
注

意

測定時は、対応するクランプセンサを必ず接続して使用してください。表示器単体での測定はできません。
4-1

電源のオン・オフ
表示器のPOWERボタンを1秒程度長押しすると、表示器の電源がオンします。その時、クランプセンサの電源が自動的にオン
し、電源LEDが点灯します。
電源をオフするには、再度POWERボタンを長押しします。表示器の電源がオフして約10秒後にクランプセンサの電源も自動的にオフし、電源LEDが消灯します。電源オフ時にもわずかな電源電流が流れていますので、長時間使用しない場合は電池を抜いてください。

4-2

ゼロ調整ボタンクランプセンサのゼロ調整ボタンを押すと、ボタンを押した
時点の入力値をゼロ（基準）とした値を表示します。測定する前には必ずゼロ調整をしてください。

4-3

データホールド機能測定状態でHOLD/RECボタンを押すと、LCDにが点灯しその時点の表示値をホールド（保持）します。測定
入力が変動しても表示は変化しません。再度ボタンを押すとは消灯しホールドは解除されます。
（※）MENUボタンを押した場合は、ホールドは解除されます。
（※）記録中はデータホールド機能は無効になります。

4-4

MAX/MIN 表示機能
測定状態でMAX/MINボタンを押すと、MAX/MINモードになります。MAX/MINボタンを押すごとに以下のように切り換わります。
点灯）→ MIN値表示（
点灯）
MAX値表示（表示器→現在の測定値表示（
点灯）
− 8−

●MAX値表示：MAX/MINモード設定時から測定した最大値を表示。
●M IN値表示：MAX/MINモード設定時から測定した最小値を表示。
●現在の測定値表示：現在の測定値を表示しながら最大値・最小値を記憶します。最大値・最小値を確認する時は、ボタンを押してMAX値表示、MIN値表示に切り換えます。
MAX/MINモードを解除するには、
MAX/MINボタンを長押しします。
（※）
MENUボタンを押した場合は、MAX/MINモードは解除されます。
（※）記録中はMAX/MIN表示機能は無効になります。
4-5

高分解能表示機能
測定状態で▲ボタンを長押しすると、高分解能表示モードになります。0.0〜99.9 mAの測定値の場合に、0.00 ～ 99.99 mAの分解能で表示します。高分解能表示モードを解除するには、再度▲ボタンを長押しします。
（※）
内蔵メモリに記録されるデータは通常の分解能で記録します。

4-6

電池消耗警告表示機能
表示器またはクランプセンサの電池が消耗したときに警告を表示します。以下の警告が表示された場合は、電池を交換してください。
●表示器：電池が消耗し電池電圧が約2.3 V以下になった時、LCDにマークが点灯します。専用ACアダプタを使用している場合は表示されません。
●クランプセンサ：電池が消耗し電池電圧が約2.0 V以下になった時、LCDの マークが点滅します。

− 9−

4-7

データロガー機能測定状態でHOLD/RECボタンを長押しすると、設定されている
記録条件にもとづいて内蔵メモリにデータの記録を開始します（項目【7】参照）。記録を停止するには再度HOLD/RECボタンを
長押しします。最大で約20,000件の記録が可能です。記録したデータは表示器で読み出しが可能なだけでなく、SDカードやPCに転送が可能です（項目【8】参照）。
また、記録したデータをクリアせずに、次の記録が可能な「マル
チセッション」
機能を搭載しています。
（※）記録中は、記録停止以外のボタン操作は無効になります。

4-8

メモ機能
測定状態でデータホールド（
点灯）
時にHOLD/REC
ボタンを長押しすると、その時のホールド表示値を内蔵メモリに保存（メモ）します。保存する際に、LCDのマークが0.5
秒間ほど点灯します。最大480件の保存が可能です。保存したデータは表示器で読み出しが可能なだけでなく、SDカードやPCに転送が可能です。
（※）記録中は、メモ機能は無効になります。
（※）
メモでは、データのみが記録され日時情報は保存されません。
（※）データホールド中に、HOLD/RECボタンの長押しを複数回行うと、押した回数分だけ保存します。

4-9

オートパワーオフ機能
表示器の最終操作から約3分で自動的に電源がオフします。
オートパワーオフ機能を解除（無効化）
するには、HOLD/REC
ボタンを押したまま電源をオンします。LCDの全点灯後にマークが消灯していたら解除状態です。
（※）専用ACアダプタを使用している場合は、オートパワーオフ
は無効になります。
（※）データロガー機能による記録中は、オートパワーオフは無効になります。

− 10 −

【5】測定方法
警 告
1. 測定中はクランプセンサのバリアより先を持たないでください。
2. 絶縁されていない導体で使用しないでください。
3. 定格入力値を超えた入力を加えないでください。
注 意
1. 測定時は、対応するクランプセンサを必ず接続して使用してください。表示器単体での測定はできません。
2. 測定確度を良くするため、導体がクランプセンサの中心に位置するようにして、測定してください。
3. クランプセンサを完全に閉じて測定してください。
4. ゼロ調整をした後に、クランプセンサの向きを変えた時（地磁気の影響）や温湿度が大きく変化した時は、表示値が変動することがあります。その時は再度ゼロ調整を行ってください。
5. 地磁気などの影響による測定値の誤差を軽減するため、測定対象にできるだけ近い場所で、クランプセンサの向きもクランプ後の測定時と同じ向きになるようにしてゼロ調整を行ってください。
6. トランスや大電流路など強磁界が発生している付近、無線機など電磁波の発生している付近、または帯電しているものの付近では正常な測定ができない場合があります。
5-1 始業点検測定を始める前に以下の項目を確認してください。
●外観チェック：落下などにより外観に異常がないか？
●接続ケーブルに断線やひび割れ等の異常はないか？
●本体または手が水などでぬれた状態ではないか？

− 11 −

5-2 測定の準備①クランプセンサの接続ケーブルの先端にある通信アダプタ
を、表示器の背面に下図のように取り付け、しっかりとネジ止めします。
②表示器の電源をオンし、LCDに マー
クが点灯すれば測定が可能です。 マー
クが点滅している場合は、クランプセン
サの電池が消耗していますので、新品の電池と交換してください。 マークが全く点灯しない場合は、クランプセンサの電池の全消耗または通信アダプタの取り付け不良が考えられます。
5-3 測定①測定を行う前に、導体を挟まない（電流がゼロ）状態でクラン
プセンサを完全に閉じ、ゼロ調整ボタンを押して、ゼロ調整を行ってください。
測定対象にできるだけ近い場所で、クランプセンサの向きを
クランプ後の測定時と同じ向きになるようにして、ゼロ調整を行ってください。
②トリガーを押してクランプセンサを開き、測定したい導体を挟み込み、クランプセンサを完全に閉じます。その際、ゼロ調整した時とクランプセンサの向きが大きく変わってしまった
場合は、上記①のゼロ調整操作をやり直してください。
③表示値を読みとります。

（例：12.8 mA）※測定結果がマイナス（−）表示の場合は、クランプセンサの側面にある矢印の方向と被測定電流の向きが逆向きであることを示します。
※直流の漏れ電流を測定するときには、2本の電源線を同時にクランプするか、直流の接地線1本をクランプします。
− 12 −

被測定導体（電流の方向）（電流の方向）
+

電源側
300 V
CAT III

－

負荷側

300 V
CAT III【6】メニュー
測定状態で MENU ボタンを押すと、メニューモードになります。
メニューモードでのボタン操作とメニュー構成は以下のようになります。
：メニューモードの ON/OFF：メニュー・設定・読み出し内容の選択
ENTER：選択内容の決定− 13 −

ボタンでメニューを選択し、ENTERボタンで確定します。
メニューモードから測定状態に戻るには、再度MENUボタンを押します。
6-1 情報表示メニュー
現在の設定内容や内蔵メモリの状態を表示します。表示内容は以下の2画面を切り替えながら表示します。
記録済み
セッション数メモリ使用量※ ワンタイムでの使用量

イベント記録電流閾値（6-2-1,6-2-3 参照）※ 連続記録時は空白表示

メモリモード（6-2-4 参照）（ワンタイム： 、エンドレス：）

記録間隔（6-2-3 参照）

6-2 設定メニュー
各種設定を表示・変更をします。以下の設定項目があります。
●記録モード（連続記録/イベント記録）●イベント記録電流閾値
●記録間隔●メモリモード（ワンタイム/エンドレス）
設定の変更は ボタンで行います。ENTERボタンを押すと確定し、次の設定項目が表示されます。
これらの設定内容は、表示器の電源をオフしても記憶しています。

− 14 −

6-2-1 記録モード設定
記録するときの動作モードを設定します。
「連続記録モード」と「イベント記録モード」の2つのモードがあります。

イベント記録モード

連続記録モード（イベント記録オフ）（イベント記録オン）

ボタンでどちらかのモードを選択し、ENTERボタンで確定します。
【連続記録モード】
設定した記録間隔で、連続的に測定値を記録します。
【イベント記録モード】
測定値を監視して、設定した電流閾値に達したら記録を開始
し、閾値を下回ったら記録を停止します。
（※その間の一連のデータは1セッションになります）
6-2-2 イベント記録電流閾値設定
イベント記録を開始する閾値となる電流値を0.1 mA単位で設定します。
電流値を設定（例：10.0 mA）

ボタンで閾値を設定し、ENTER ボタンで確定します。
長押しすると、高速で閾値が変化します。

− 15 −

6-2-3 記録間隔設定
測定値をメモリに記録する間隔を設定します。
1秒、10秒、30秒、1分、10分、30分、60分のいずれかを選択できます。
ボタンで記録間隔を選択し、ENTERボタンで確定します。

記録間隔を選択（例：1 秒）（例：30 分）●最大記録時間のめやす
記録間隔
1秒
10秒
30秒
1分
10分
30分
60分

最大記録時間
約5.5時間
約2日
約6日
約13日
約138日
約416日
約833日

（※ 最大記録時間は、電池寿命により制限されます）
6-2-4 メモリモード設定
内蔵メモリの使用方式を設定します。
「ワンタイム」と「エンドレス」の2つの方式があります。

ワンタイム

エンドレス

ボタンでどちらかの方式を選択し、ENTERボタンで確定します。
− 16 −

【ワンタイム】
内蔵メモリがいっぱいになったら、記録を停止し、それ以降の記録はできません。
（※セッション数が250未満の場合でも、記録できません）【エンドレス】
内 蔵 メ モ リ が い っ ぱ い に な っ た ら、 内 蔵 メ モ リ の 先 頭 に戻って上書きします。内蔵メモリの先頭に、以前に記録した別のセッションのデータが残っていた場合、そのセッションの記録データを順番に上書きします。上書きされたセッションも、記録を停止した時に残っているデータがあれば、残ったデータは読み出すことが可能です。
6-3

データ読み出しメニュー
内蔵メモリに記録済みの、セッションごとのデータを読み出して表示することができます。

6-3-1 読み出しセッション選択
読み出すセッションを選択します。
ボタンでセッション番号を選択し、ENTERボタンで確定します。
セッションデータだけでなく、メモデータもある場合、セッションに続いてメモデータがあることを示す「」が表示されます。
セッションの開始時刻

読み出すセッション番号を選択（セッション No.1）（セッション No.2）（メモデータ）（ここでHOLD/RECボタンを押すと、セッションデータをSDカードに転送することができます。詳しくは項目8-1を参照してください。）− 17 −

6-3-2 セッションデータ閲覧
セッション内のデータを先頭から順番に表示します。
セッション内のデータ番号

次のデータ
前のデータ

（2 番目のデータ）

6-3-3 セッション内最大値表示
セッション内の最大値データを表示します。

（セッション内の最大値）

6-3-4 セッション内最小値表示
セッション内の最小値データを表示します。

（セッション内の最小値）

その後 ENTER ボタンを押すたびに、最大値表示と最小値表
示を交互に表示します。測定状態に戻るには MENU ボタンを押します。

− 18 −

6-4

メモリクリアメニュー
内蔵メモリのデータを全てクリアします。
メモリクリアメニューを選択すると、確認画面が表示されます。

（確認画面）

メモリクリアをキャンセルして測定状態に戻るにはMENU
ボタンを押します。
クリアする場合はENTERボタンを押し、メモリクリアを開始します。

（クリア中）（クリア完了）

メモリクリアには5秒程度の時間を要します。
内蔵メモリのクリアが完了したら、測定状態に戻ります。
●内蔵メモリの構造について
内蔵メモリの構造を下図に示します。
内蔵メモリ全体が、「データロガー領域」と「メモ領域」に分かれています。
連続記録モードやイベント記録モードでの記録は、データロガー領域のみを使用します。メモでは、メモ領域のみを使用します。
ふたつの領域は独立して動作可能なため、例えばデータ
ロガー領域のメモリがいっぱいになったり、セッション数が250に達した場合でも、メモは可能です。
メモリクリアは、データロガー領域とメモ領域のすべての内蔵メモリをクリアします。

− 19 −

（例：セッション数が 3 つの場合）
データロガー領域（最大 250 セッション、最大約 20000 件）
セッション1

セッション2

セッション3

メモ領域（最大 480 件）

空き領域

エンドレス記録の場合、データロガー領域のメモリがいっぱいになったら、メモリ先頭に戻って上書き記録します。上図の空き領域にセッション４の記録を開始し、メモリがいっぱいになって先頭に戻った場合のセッション構造の例を示します。
（例：4 セッションでメモリ先頭に戻った場合）
データロガー領域

メモ領域

セッション4 セッション1 セッション2 セッション3 セッション4※ セッション１のデータが先頭から順番に上書きされる【7】記録方法
7-1

記録設定の確認
測定データの記録をする場合は、記録を始める前に以下の記
録設定を確認してください。設定内容の確認や変更の方法は、
項目 6-1 または 6-2 を参照してください。
・記録モード（連続記録 or イベント記録）
・イベント記録の電流閾値
・記録間隔・メモリモード（ワンタイム / エンドレス）− 20 −

7-2 記録の開始測定状態で HOLD/REC ボタンを長押しします。
【連続記録モードの場合】
マークが点灯し、内蔵メモリに測定値の記録を開始します。
【イベント記録モードの場合】
測定値がイベント記録閾値未満の場合、マークとマークが点滅してイベント待機状態になります。測定
値が閾値以上になったら、
マークと
マークが点
灯し、内蔵メモリに測定値の記録を開始します。測定値が再度閾値未満になったら、記録を一時停止して再びイベント待機状態になります。
一回のイベントにおける、記録開始～一時停止までの一連のデータが1セッションとなります。
（※）記録中は、記録停止以外のボタン操作は無効になります。
7-3

記録の停止
記録中にHOLD/RECボタンを長押しします。
マークが消灯し、測定状態に戻ります。（イベント記
録の場合は、同時にマークも消灯します）
ワンタイム記録で内蔵メモリがいっぱいになった場合や、セッション数が250に達した場合は、自動で記録を停止して測定状態に戻ります。

【8】記録データの転送
内蔵メモリに記録したデータは、セッションごとに以下の方法で確認することができます。用途や使用環境に応じて、適切な方法を選択してください。
●表示器のデータ読み出しメニューによる読み出し（項目6-3 参照）●SDカードへの転送（CSVファイル）●USB接続されたPCへの転送（専用PCアプリケーション使用）− 21 −

8-1

SD カードへの転送

注 意

1. SDカード書き込み中は、終了するまでカードを抜いたり、表示器の電源をオフしたりしないでください。カード内のデータが破損し、正常に動作しなくなる場合があります。
2. SDカードの挿入時は、カードの向きを間違えないように注意してください。
3. SDカードの取出し時は、無理に引っ張り出さないよう注意
してください。
①表示器にSDカードを挿入します。カードの端子部分が上側になる向きで、ロックされるまで挿入します。

②データ読み出しメニュー（6-3項）にて、セッション番号を選択しま す。 セ ッ シ ョ ン 番 号 が 表 示 さ れ て い る 画 面 でHOLD/REC
ボタンを押すと、該当するセッションデータを全てSDカードに転送します。
HOLD/REC（セッションNo.1をSDカードに転送）− 22 −

（転送中）（転送完了）③SDカードを取り出すときは、いったんカードを奥に押しこむとロックが解除されて自動的にカードが出てきますので、その後ゆっくり引き抜いてください。

（※）SDカードのフォーマットには対応していませんので、PCなどを使用して行ってください。
●動作確認済み SD カード
メーカー
Panasonic
TOSHIBA

容量
2GB
2GB

備考
class4●SDカードへの書き込み内容について
各セッションの記録データは、CSVテキスト形式でファイルに書き込みます。
SDカードのルートディレクトリに、以下のファイル名でセッ
ションごとのファイルが生成されます。SDカード内にすでに同名のファイルが存在した場合、そのファイルの一番最後に追記します。

− 23 −

■ファイル名 ：「S_XXX.CSV」（※XXX ： セッション番号）（例：セッション番号2の場合、「S_002.CSV」）
ファイルを「メモ帳」などのテキストエディタで開くと、以下のような内容になっています。ファイルの先頭行にセッションの記
録条件、その次の行から測定データが書かれています。
①

②

③

④

⑤

Start:2015-06-29 10:09:12,Interval:1,Event:0,Threshold:10,Endless:0
2.8
3.1
3.0

⑥

・・・

①記録開始日時（Start：）
そのセッションの記録を開始した時刻です。メモリモードが「エンドレス」で先頭に戻って上書きした場合、残っているセッ
ションデータの一番古い時刻になります。
②記録間隔（Interval ：）1：1秒、2：10秒、3：30秒、4：1分、5：10分、6：30分、7：60分③記録モード（Event ：）（※イベント記録のON/OFFで示します）
連続記録 ：0、イベント記録 ：1④イベント閾値（Threshold ：）0.1 mA単位での電流閾値（例 ：12.5 mAの場合 125）
⑤メモリモード（Endless ：（※エンドレスのON/OFFで示します））
ワンタイム ：0、エンドレス ：1⑥記録データ
記録開始時刻のデータを先頭に、記録間隔ごとの測定データが時刻順に書かれています。

− 24 −

8-2 PC への転送
付属の USB 通信ケーブルで Windows PC と接続し、専用アプリ
ケーション「DCmA Link」を使用することで、内蔵メモリのデー
タを全て転送してグラフ表示などより便利な機能を利用することが可能です。アプリケーションの使用方法は、アプリケーションのヘルプを参照してください。
●「DCmA Link」は弊社ホームページよりダウンロード可能です。
（※無料）●標準 HID デバイスを使用しているため、USB デバイスドラ
イバのインストールは必要ありません。

『 DCmA Link 』【9】保守管理について警

告1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理をおこなってください。
2. 安全と確度保持のために1年に1回以上は校正、点検を実施
してください。
9-1 保守点検
1）外観：●落下などにより、外観が壊れていませんか？
●クランプセンサの開閉はスムーズですか？

− 25 −

2）接続ケーブル：●接続ケーブルが傷んでいたり芯線が露出していませんか？
以上の項目に該当するものは、そのまま使用せず修理を依頼する
か新品と交換してください。
9-2 校正校正、点検については三和電気計器（株）・羽村工場サービス
課までお問い合わせください。（項目 10-2 参照）
9-3

清掃と保管について注

意

1. 本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭いたりしないでください。汚れは柔らかい布に少量の水を含ませてふき取ってください。
2. 本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないでください。
3. 振動の多い場所や落下のおそれのある場所に保管しないでください。
4. 直射日光下や高温、低温、多湿、結露のある場所での保管は避けてください。
5. 長期間使用しない場合は電池を必ず抜いてください。
9-4 電池交換●出荷時の電池について
工場出荷時に組み込まれている電池はモニター用電池ですので電池寿命が新品電池より短い場合があります。モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

− 26 −

警 告
1. 電源がオフしていることを確認してから電池交換作業を行ってください。
2. 感電のおそれがあるため、クランプセンサに入力が加わった
状態、
または測定状態で電池ふたをはずさないでください。
9-4-1 表示器の電池交換

電池ふた①電池ふたをスライドして外します。
②電池ホルダ内の電池を極性に注意して2本共に新品と交換します。
③電池ふたを元どおりスライドして取り付けます。
9-4-2 クランプセンサの電池交換

電池ふた①電池ふたの固定ネジをプラスドライバーでゆるめ、電池ふたをはずします。
②電池ホルダ内の電池を極性に注意して 2 本共に新品と交換します。
③電池ふたの固定ネジを元どおりネジ止めします。

− 27 −

【10】アフターサービスについて
10-1 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の確度は 1 年保証、製品付属の電池、ケーブル等は保証対象外とさせていただきます。
10-2 修理について
1）修理依頼の前にもう一度次の項目をご確認ください。
・電池の容量はありますか？電池装着の極性は正しいでしょうか？
・接続ケーブルは断線していませんか？
・通信アダプタはきちんと装着されていますか？
2）保証期間中の修理
保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が保持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もあります
ので、事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 6 年間です。この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
ただし、購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。
4）修理品の送り先
・製品（本体および付属品を含む）の安全輸送のため、製品の 5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面には「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただ
きます。
［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒 205-8604 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL（042）554-0113 ／ FAX（042）555-9046− 28 −

10-3

お問い合わせ三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871 ／ FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 ／ FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
		
受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00
		（土日祭日および弊社休日を除く）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.sanwa-meter.co.jp− 29 −

【11】仕 様
11-1

一般仕様

対応クランプセンサ CL50MA、CL20MA
クランプ開口径
CL50MA：最大 約φ 50 mm、CL20MA：最大 約φ 20 mm
測定範囲
直流電流 0.1 ～ 999.9 mA
表示更新間隔約3回/秒
オーバー表示LCD に "
" 表示
極性切り換え自動切換え LCD にマイナス（－）表示
ケーブル長
約2 m
記録メモリ
内蔵フラッシュメモリ
記録間隔
1 秒、10 秒、30 秒、1 分、10 分、30 分、60 分
記録モード
連続記録モード：設定した記録間隔に応じて連続記録する。イベント記録モード：設定した電流閾値を上回った時に記録する。
記録件数
最大 約 20,000 件（連続記録モード時）
記録セッション数 最大 250 セッション
電池消耗表示表 示 器： 電 源 電 圧 約 2.3 V 以 下 で LCD にマークが点灯。クランプセンサ：電源電
圧 約 2.0 V 以下で LCD にマークが点滅。
その他機能
メモ機能（最大 480 件）
オートパワーオフ（約 3 分、解除可）
使用環境条件高度 2000 m 以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ
確度保証温湿度範囲 23 ± 5 ℃ , 80 %RH 以下 結露のないこと
使用温湿度範囲
5 ℃～ 40 ℃（結露のないこと）
5 ℃～ 31 ℃まで 80 ％ RH 以下
31 ℃～ 40 ℃まで 80 ％ RH から 50 ％ RH に直線的に減少
保存温湿度範囲-10 ℃～ 40 ℃ , 80 %RH 以下 結露のないこと
40 ℃～ 50 ℃ , 70 %RH 以下 結露のないこと（長時間使用しない場合は電池を外して保存すること）− 30 −

電源
消費電流
電池寿命
寸法・質量

付属品

単4形アルカリ乾電池（LR 03）1.5 V×2本
専用ACアダプタ（AD-12 DC）※表示器のみ
表示器：約30 mA、クランプセンサ：約20 mA
表示器：約30時間、クランプセンサ：約45時間
表示器：116（H ）×70（W ）
×30（D ）mm・約145 g（電池含む）
CL50MA：195（H ）×95（W ）
×46（D ）mm・約334 g（電池含む）
CL20MA：173（H ）×80（W ）×46（D ）mm・約281 g（電池含む）
取扱説明書、専用ACアダプタ（AD-12 DC）、
USBケーブル（KB-USB-MB）、
キャリングケース（C-DL10CB）、
単4型アルカリ乾電池（LR03）2本×2

11-2 確度仕様
rdg: reading（読み取り値）

dgt:digits（最下位桁）

レンジ
0.1 ～ 999.9 mA

確度±（1.0 ％ rdg + 5 dgt）

●地磁気の影響：± 5 mA以下（CL50MA）± 3 mA以下（CL20MA）●着磁の影響：± 1 mA以下（DC 10 Aのオン・オフ後、 電源再投入にて）●CT開閉時の影響：± 0.5 mA以下
●被測定導体がクランプセンサの中心にある時の確度とする●電流の流れていない被測定導体をクランプしてゼロ調整をした後に、測定電流を流した時の確度とする
確度計算方式：例）表示値：100.0 mA
確 度：±（1 %rdg+5 dgt）
誤 差：±（100.0 mA×1 %+5 dgt）=± 1.5 mA
真 値：100.0 mA± 1.5 mA（98.5 ～ 101.5 mA の範囲内）※5 dgt とは 0.5 mA に相当します。
ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
− 31 −

MEMO− 32 −

MEMO− 33 −

保証書
ご氏名

様

ご住所

型

名

CL50MA/S,CL20MA/S

製造 No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒

TEL
保証期間
ご購入日

年

月より 3 年間

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記
1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年

月日

修理内容をご記入ください。

※ 無償の認定は当社においておこなわせていただきます。

本社=東京都千代田区外神田 2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871（代）
大阪営業所=大 阪市浪速区恵美須西2 −7 −2
郵便番号=556-0003･ 電話 = 大阪（06）6631−7361（代）
Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

01-1603 2040 2040