新製品情報
マルチレベルチェッカー
LC70WCS

新発売

光パワー測定及びCATV、新4K8K衛星放送、各種放送方式※の信号測定が可能！

マルチレベルチェッカー
1

Point

直射日光でも画面が見やすい

7インチカラー

液晶モニター※

音とグラフィックでわかりやすく信号品質の確認が可能!

内蔵バッテリーで8時間以上駆動※屋外視認性が良い、Blanview液晶（トッパンのオリジナル）を採用。

詳しい内容を動画で紹介！

さらに！
USB Type-CからPD対応
モバイルバッテリーで受電可能！

※本体バッテリーへの充電はできません。

メーター表示
視覚的に分かりやすくシングル測定をメーターで表示します。

コンスタ
レーション表示
信号品質を視覚的に表示します。

ディレイ表示
測定している地デジ信号(主波)に対する遅延波の有無、遅延時間、レベル差を測定します。

LC70WCS

Point2

光パワー測定機能搭載！
光レベルと信号品質の測定が可能

光レベルー30〜+5dBmまでの範囲と放送信号品質の測定が可能
光の波長は、FTTHに使用される1550nmを含め5種類（1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm）に対応

Point4
現場での作業にも安心！

オープン価格

Point3
USB Type-Aでデーター括書き出し！
本体からUSBメモリを利用して、データロガーの記録を書き出すことが可能。
校正証明書が発行可能。
※校正証明書の発行は別途発行手数料発生いたします。

IPX4

耐衝撃・耐落下・耐振動性能、防沫・防塵の高い耐久性！

測定データで簡単に測定報告書が作成できる

楽々集計ソフト3

軽量設計

持ち運びに便利な携帯バッグ(別売)BM-IBH13BK

各面6方向に対して、高さ1mからの自由落下試験※を行い安全性を実証済※平らなコンクリート面に対して、ラバーカバーを取付けた状態で試験実施。
※アンテナコネクタ、光コネクタを除く▲こちらの製品情報からダウンロードいただけます。

※ 地上デジタル放送、BSデジタル放送、
110°
CSデジタル放送、
スカパー!プレミアムサービス、
SUPERBARD-B2/C3等※対応OS：Windows10 64bit

オープン価格
ハンドル付インナーバッグ

測定項目

測定項目一覧

信号レベル

MER

C/NBER

地上デジタル放送〇〇ー〇〇〇

BSデジタル放送〇ー〇〇〇ー110°
CSデジタル放送〇ー〇〇〇ー

BS+110°CSデジタル放送〇ー〇〇〇ー〇ー〇〇〇ー〇〇ー〇〇△※

〇〇ー〇〇

△※

〇〇ー〇

〇ー

PILOT

〇ーーーーー

CATV上り〇ーーーーー

スーパーバード(SCC B/SCC C)

〇ー〇

〇

〇

ー

LTE

〇

ーーーーー

FM

〇

ーーーーー

マルチレベルチェッカー

LC70WCS

オープン価格
ストラップ
取付穴

RF
入力端子

スカパー！プレミアムサービス(JCSAT 3A/JCSAT 4B)
CATV ALL

ストラップ
取付穴

USB端子
(Type-A)

CATV 90-1000
CATV スカパー！プレミアムサービス光

DC IN端子
光入力端子(SC/SPC)

モバイルバッテリー差込口(USB PD対応)※ISDB-Tのみ

マルチレベルチェッカー[2K・4K・8K対応]

品名

LC70WCS

型番

オープン価格

希望小売価格測定モード(ch)測定チャンネル/
測定周波数

コンスタレーション 遅延プロファイル

地上デジタル※1UHF
13〜62※2ー(MHz)CATV
上りーーーー

2〜26※52〜24※4ー5〜35※12ーJCSAT
-3A

JCSAT
-4B

スーパーバードB

ーーーー40〜110※1121〜40※13/27〜40※14 20〜40※15±3.0
2.2Eー2〜0E+0LTE

FM

PILOT

ーーー

UL：723/733/743※870〜95※9 70〜996※10
DL：778/788/798※8ー30〜110※11±2.5

5〜30※12BER測定範囲

スーパーバードC

1〜25※5 K1〜K28※6 K1〜K32※6 1〜23※6 D1〜D24※6ー30〜110※11

測定レベル確度(dB)

MER(C/N)測定範囲(dB)

下り
C13〜C101※2 H001〜H106※3 1〜23※410〜60※7

測定レベル範囲(dBμV)

信号品質表示確度(MER(C/N))(dB)

右旋
左旋
スカパー！
プレミアム BSデジタル 110度CSデジタル BSデジタル 110度CSデジタルサービス光BSCSBSL
CSL

5〜25※16ーーーーーーー

光入力

ーーー30〜+5

光パワー測定範囲(dBm)
光ファイバー

1.31μｍ 零分散シングルモード SM10/125※17

波長(nm)

1300/1310/1490/1550/1625
機能

給電電圧(V)

DC＋15.0※18、DC+11.0※19

給電電流(mA)

430以下※20

重畳電圧測定範囲(V)DC0〜30

消費電流測定範囲(mA)

10〜450

消費電力測定範囲(W)0.1〜8

測定データ保存形式

CSV、PNG形式※21

オートパワーオフ設定(分)OFF/5/10/15/30/60※23

ロガー形式

CSV形式※21

音量調整

4段階※23

明るさ調整

3段階※24

外部インターフェイス

給電なし

消費電力(W)

同軸(F形・75Ω)※25、光(SC/SPC)※25、USB-TypeA※26、USB-TypeC※27

6※28、19※29
8以上

バッテリー使用時間(h)使用温度範囲(℃)

給電あり

15※30、28※31
3以上※32

ー10〜40※33

寸法(高さ×幅×奥行mm)

130×284×47

付属品

ストラップ×1、光ソケット用キャップ(つまみ付)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1
ACアダプター(付属品) 機能

入力電圧(V)

AC90〜110

出力電圧(V)

DC+12※35

1.05※34

質量(kg)

3.8定格出力電流(A)※1 ch13〜52 ※2 ISDB-T/CATV 64・256QAM ※3 CATV256QAM ※4 奇数BS(ISDB-S/ISDB-S3) ※5 偶数ND(ISDB-S/ISDB-S3) ※6 DVB-S/DVB-S2 ※7 CW ※8 帯域幅：10MHz ※9 100kHzステップ ※10 0.25MHzステップ ※11 表示範囲：20〜120dBμV※12 表示範囲：5〜35dB ※13 64QAM、表示範囲：20dB〜40dB ※14 256QAM、表示範囲：20〜40dB ※15 表示範囲：20〜40dB ※16 5〜25dB ※17 SC/SPC ※18 ±10％ ※19 ±10％(JCSAT内) ※20 最大450ｍA ※21 内部・外付けUSBメモリ ※22 初期値10 ※23 OFF(初期値)/小/中/大 ※24 暗/忠(初期値)/明 ※25 入力(同軸/光)切換 ※26 USBメモリ接続用 ※27 USB-PD対応 ※28 ±25％標準時・地デジ測定モード ※29 ±25％急速充電時・地デジ測定モード ※30 ±25％標準時・430mA送出時 ※31 ±25％急速充電時・430mA送出時 ※32 150mA送出時 ※33 充電温度範囲：0〜35℃、保存温度：ー10〜40℃ ※34 ラバーケース、中継接栓、本体取付済 ※35 ±5％

LC70WCS遠隔制御オプション

同一ネットワーク内のSNMPマネージャーからマルチレベルチェッカー（LC70WCS）を遠隔制御できるオプションシステムです。

LC70WCS

LC70WCS

WFC01
オープン価格WPC04
オープン価格

遠隔制御オプション

遠隔制御Windowsアプリ

PC

HUB

※詳細は弊社営業担当までお問い合せください。

地デジ
BS・110度CS衛星放送
CATV

安全に関する ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
ご注意●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証に ●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故ついて 障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

明書、保証書をご覧ください。
製品に関するお困りごとを解 決！

スマートフォンで各種設定方法がわかる➡

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。
カスタマーセンター

0570-033-083

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１丁目2番2号
D173-52022年03月作成

土・日・祝日もご利用ください！

■受付時間 9：30〜17：00※全国一律料金でご利用いただけます。
（夏期・年末年始休暇は除く）※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外 ■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016となっております。