NDT フラッシュ Vol.63,No.10 1/4

ＵＴレベル１

専門試験のポイント

UT レベル 1 の専門試験問題は，過去に機関誌 Vol.54
No.2(2005)，Vol.56 No.1(2007)，Vol.58 No.7(2009)及び（ｃ）200 mm

正答（ｄ）250 mm（ｃ）

JIS Z 3060 による溶接部の斜角探傷においては直射法

Vol.61 No.4(2012)で紹介した経緯がある。今回解説の問及び一回反射法を行うよう規定されている（板厚 24mm

題と共に過去の記事も参考にして頂きたい。の場合）。一回反射の最長ビーム路程は 1 スキップであり，W1.0 は(2-1)式により求まる。

問１ 次の文は，超音波探傷試験における探傷装置の調整について述べたものである。正しいものを一つ選び，

W1.0 = 2t/cos69.5° = 137 mm

・・・(2-1)

したがって，一回反射法を実施するためには 137mmを超えた適切な値として 200mm に調整する。

記号で答えよ。

（ａ）距離振幅特性曲線は，斜角探傷を行う場合に使用し，垂直探傷においては使用しない。
（ｂ）測定範囲の調整は，STB-A1 で行うが，垂直探傷では，STB-N1 で行うこともある。
（ｃ）斜角探傷では感度調整を STB-A1 で行い，垂直探問３

次の式は，斜角探傷において一回反射法で，きずの深さ d を求めるものである。正しいものを一つ選び，記号で答えよ。ただし，屈折角を θ，試験体の板厚をt，最大エコー高さが得られたときのビーム路程を Wとする。

傷では感度調整を STB-A2 で行う。
（ｄ）斜角探傷では入射点と屈折角の測定を行い，垂直探傷では入射点の測定だけを行う。

（ａ）d ＝ W sin θ – 2 t（ｂ）d ＝ W cos θ － 2 t（ｃ）d ＝ 2 t － W sin θ

正答（ｄ）d ＝ 2 t － W cos θ（ｂ）

距離振幅特性曲線は探触子から種々の距離にある同じ反射源からの最大エコー高さを求めて作成された距離と正答（ｄ）エコー高さの関係を表す曲線である。JIS Z 3060 では垂斜角探傷における直射法の場合のきずの深さ d を求め直探傷，斜角探傷のいずれにおいても RB-41 の横穴を用る場合はビーム路程 W と屈折角 θ から d = W×cosθ で求いてエコー高さ区分線と称する距離振幅特性曲線を作成めることができるが，一回反射の場合は図 3-1 に示すよ

し，探傷を行うことが規定されている。測定範囲の調整

うにあたかも 2 倍の板厚からビームが直射で進んだようは，垂直探傷であれば感度調整用標準試験片であるに仮定して d = 2t － Wcosθ の計算を行って求める。

STB-N1 や，探傷に最もよく使用される STB-A1 を用いｙて行う。また，斜角探傷では STB-A1 や STB-A3，STB-A31あるいは STB-A32 を用いて行う。探傷感度の調整は，垂直探傷の場合，平底穴の標準きずを有する STB-N1 ある
いは STB-G シリーズの標準試験片を用い，斜角探傷では

tt

θ

Wdd

STB-A2，STB-A21 の平底穴あるいは RB-41 の横穴を用W cosθd

図 3-1

いて行う。斜角探傷では入射点と屈折角の測定を行い探傷を行うが，垂直探傷では入射点の測定は必要ない。
問４
問２

JIS Z 3060 に基づいて板厚 24mm の突合せ溶接部

次の文は，遅れエコーについて述べたものである。

正しいものを一つ選び，記号で答えよ。

を探触子 5Z10×10A70（STB 屈折角 69.5 度）を用いて探傷する場合，測定範囲をいくらにしたらよいか。次のうちから正しいものを一つ選び，記号で答えよ。

（ａ）遅れエコーとは，細長い軸類を端面から垂直探傷したときに見られる現象である。
（ｂ）遅れエコーとは，軸類を円柱面から垂直探傷した（ａ）100 mm（ｂ）125 mm

ときに見られる現象である。

NDT フラッシュ Vol.63,No.10 2/4（ｃ）遅れエコーとは，薄板を垂直探傷したときに見ら［ずれ］（ａ）探触子側へ 2mmれる現象である。
（ｄ）遅れエコーとは，厚板を垂直探傷したときに見ら（ｂ）探触子側へ 4mm（ｃ）探触子側と反対側へ 2mmれる現象である。

（ｄ）探触子側と反対側へ 4mm
正答（ａ）

遅れエコーについては『超音波探傷試験Ⅰ』の 6.3 項

正答［深さ］（ｂ），［ずれ］（ｂ）に垂直探傷の要点として記述されているので参考にして

図 5-2 からビーム路程が求まる。測定範囲が 125mm頂きたい。遅れエコーは垂直探傷で細長い試験体を長手であるから最少目盛の 1 目盛は 2.5mm であり，きずエコ方向に探傷した場合，試験体の側面で反射した縦波超音

ーは 27 目盛の位置に発生しているので,きずまでのビー波が一部モード変換し，横波となって試験体断面を横切

ム路程は 67.5mm である。厚さ 20mm の 0.5 スキップ点る経路をとり，反対面で再び縦波にモード変換し底面にのビーム路程は 55.8mm（W0.5 = 20/cos69.0° = 55.8）であ反射して探触子に戻る経路をとるために，超音波のビーる。したがって，67.5mm は 55.8mm より大きいため，こム路程が縦波で底面を往復した時間より遅れて出現する。

のきずは 1 回反射で検出している。問 3 で示したように

なお，底面エコーより遅れるビーム路程差△w は(4-1)

一回反射の場合のきずの深さ位置の算出は(5-1)式で行式で求められる。
△w ≒ 0.76×dう。
（d: 試験体の幅）・・・(4-1)

d =2t –W×cosθ= 2×20–67.5×cos69°=15.8(mm)(5-1)

したがって小数点以下第 1 位を四捨五入すると 16mm と
問５母材の厚さ 20mm の鋼板の V 開先突合せ溶接部を5Z10×10A70（STB 屈折角 69.0 度）の探触子で探傷したところ図 5-1 に示した探触子位置で，きずエコーが図 5-2（測定範囲 125mm）のように検出された。きずなる。また，きずの位置は(5-2)式で計算される。
k =Y – y = 67 – 67.5×sin69.0°= 67–63 = 4(mm)(5-2)

この場合の値がプラスであるので，溶接部中心より左側すなわち探触子側へ 4mm の位置となる。の探傷面からの深さ及び溶接部の中心からのずれが何mm かを計算し，解答群からそれぞれ正しいものを一以上 UT レベル 1 の専門問題について解説を行った。

つ選び，記号で答えよ。ただし，答は小数点以下第 1UT レベル 1 の試験問題は，『超音波探傷試験Ⅰ』から幅位を四捨五入せよ

広く出題されているので『超音波探傷試験問題集』のみならず知識の習得に努めて頂きたい。

［深さ］（ａ）14 mm （ｂ）16 mm （ｃ）18 mm （ｄ）20 mm

0y=W sinθ

2030100Y = 676710(＋)(－)
k = Y－y%

入射点
20d50

●単位ｍｍ0
図 5-1

図 5-24050

NDTフ ラ ッ シ ュ Vol.63,No.103/4

ＭＴレベル１ 一般・専門試験のポイント

正答 （ｄ）
きず部からの漏洩磁束密度の大きさは，きずの高さ（深NDTフラッシュでは，JIS Z 2305による資格試験につさ）が増すほど，きず形状が円形状よりも線状なほど，きいて，受験者の理解不足と思われる問題の類似例題を選び，ずの位置が表面に近いほど，きずの長手方向に対する磁束ポイントを解説している。今号ではレベル1の新規一次試の方向が90°に近くなるほど，また，試験体中の磁束密度験問題について，MT-1と３限定資格（MY-1，MC-1，MEが増加するほど大きくなる。通電時間の長短は影響しない。

-1）に共通する一般問題及び専門問題の中から，最近の正答率の低い問題の類題を例にとり解説する。なお，各限定

問３ 次の文は，各磁化方法とその特徴について述べたも資格の専門問題には問題の末尾に（ME-SP）のように記しのである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

た（ただしMT-1は全てが対象）。

（ａ）軸通電法は試験体の軸方向に直接電流を流して磁化する方法で，電流と平行な方向のきずが最も検出し問１ 次の文は，反磁界について述べたものである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）反磁界の強さが大きくなると，試験体中央部の磁界の強さは大きくなる。
（ｂ）試験体の長さLと直径Dの比（L/D）が大きくなると，反磁界は大きくなる。
（ｃ）反磁界が生じるのは，試験体を磁化した際に生じる磁極に原因がある。
（ｄ）反磁界の生じた磁極の周辺は磁界の強さが強いので，中央部よりもきずが検出しやすい。

正答 （ｃ）

やすい。
（ｂ）プロッド法は試験体の局部に二個の電極を当てて電流を流して磁化する方法で，形状の複雑なものにも適用できる。
（ｃ）コイル法は試験体をコイルの中に入れコイルに電流を流して磁化する方法で，コイル軸に平行な方向のきずが最も検出しやすい。
（ｄ）電流貫通法は試験体の穴などに通した導体に電流を流して磁化する方法で，管やリング状の試験体などの軸方向のきずの検出に適している。

正答 （ｃ）

コイルの中に試験体を置いて磁化した場合，試験体の両磁粉探傷試験における基本的な磁化方法は，『磁粉探傷端に磁極が生じ反磁界が発生する。反磁界の大きさは，試試験Ⅰ』，表1.1に示されている。MT-1受験者だけでなく，験体の磁化されている部分の長さLと直径Dとの寸法比（他の３つの限定資格を受験する人にも基本的な事項であるL/D）によって決まり，この比が大きくなると反磁界の強ので，『磁粉探傷試験Ⅰ』をよく読んで理解しておいて欲さは小さくなる。また，起磁力（電流値×コイルの巻数）しい。設問では，（ａ）,（ｂ）,（ｄ）は正しく，（ｃ）

が大きくなると，試験体は強く磁化され，反磁界の強さもはきずが検出される方向が誤っており，コイル軸に直交す大きくなる。反磁界のために試験体の有効磁界の強さは小る方向のきずが正しい。

さくなる。反磁界の生じた磁極の周辺は，有効磁界の強さが弱くなるので，中央部よりもきずが検出しにくい。

問4 次の文は，コイル法で探傷する際に使用する降圧変圧器式の磁粉探傷装置について述べたものである。正し

問２ 次は，きず部からの漏洩磁束密度に影響を及ぼす因子を示したものである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

いものを一つ選び記号で答えよ。
（ａ）降圧変圧器式磁粉探傷装置は100V又は200Vの交流を二次側出力としている。

（ａ）きずの形状（ｂ）二次側出力には高電圧の大電流を得ることができる。

（ｂ）試験体中の磁束の方向（ｃ）二次側に整流回路を設けて，単相半波や三相全波等（ｃ）試験体中の磁束密度（ｄ）通電時間の直流出力が得られる。
（ｄ）コイルには大電流が流れているため，コイルには直接触れることはできない。

NDTフ ラ ッ シ ュ Vol.63,No.104/4

正答 (ｃ)の大きい範囲を使って探傷するようにする。磁化器の磁極降圧変圧器式磁粉探傷装置は実際の探傷で多く実用され間距離が変わると，磁界の強さの分布が変わり探傷有効範いる装置で，各種の磁化方法に対応できる。100V又は200囲の大きさも変化するので，探傷ピッチもこれに合わせてVの交流を一次側入力とし，変圧器(トランス)により降圧調整する。又，探傷有効範囲の大きさは溶接ビードの幅にし，二次側出力として低電圧の大電流を得ることができる。

よっても変化するので，探傷ピッチを調整する必要がある。

二次側には交流出力と，整流回路を設けて，単相半波や三相全波等の直流出力も得られる。一般に二次側出力は30V

問７ 次の文は，海洋構造物などの磁粉探傷試験に用いら以下の低電圧であり，直接触れても感電することはない。

れるコントラストペイントについて述べたものである。
正しいものを一つ選び記号で答えよ。（MY-SP）

問５ 次の文は，リング状の小形機械部品に磁束貫通法を適用した場合について述べたものである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。（ME,MC-SP）（ａ）リングの円周方向のきずが検出される。
（ｂ）貫通棒の材質には，磁束を通しやすいケイ素鋼板の積層棒を使用する。

（ａ）磁粉模様の検出率が高くなる。
（ｂ）バックグラウンドが白くなるので夜間や暗い場所での磁粉探傷試験によく使用される。
（ｃ）黒色磁粉や赤色磁粉だけでなく，蛍光磁粉にも適用できる。
（ｄ）実際のきずの長さよりも磁粉模様を拡大する。

（ｃ）貫通棒を使用して，これに直流磁束を適用する。
（ｄ）試験体に誘導電流を発生させて磁化する。

正答 （ａ）
コントラストペイントは以前から海洋構造物の探傷で用正答 （ｃ）いられていたが，最近は大形鋳鍛造品や溶接部の探傷でも磁束貫通法は，多くの人にとってなじみが薄いが，リン使用されている。一般に塗膜があると，きずからの漏洩磁グ状試験体の円周方向のきずの探傷に有効な磁化方法であ

束密度は減少して磁粉は吸着しにくくなり，また塗膜は表る。試験体の孔に通した磁束貫通棒に交流磁束を投入する。

面が滑らかなので磁粉が流れ落ちやすい。そのため，塗膜その材質には磁束を通しやすい透磁率の高いケイ素鋼板積はできるだけ除去することが望ましいが，コントラストペ層棒が用いられる。又，この方法は交流磁束に限って使用

イントは検査液に対してぬれ性がよく，また30µm未満程可能な磁化方法である。（ｃ）以外はいずれも正しい。

度の厚さに薄く塗ることで，きず漏洩磁束密度の減少を最小限にして白いバックグラウンドを形成できる。黒色磁粉

問６ 次の文は，溶接構造物を携帯形交流極間式磁化器でと組み合わせることで，蛍光磁粉を使用できない環境でも，磁粉探傷試験を行う際の探傷ピッチについて述べたもの

磁粉模様の検出率を高めることができる。コントラストペである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。(MY-SP)

イントの使用により，きず磁粉模様が実際のきずの長さよ（ａ）探傷有効範囲が10％程度オーバラップするように設りも拡大することはなく，バックグラウンドを白くしても定するのがよい。
（ｂ）試験面の傾斜が大きく検査液の流れが速い場合には，蛍光磁粉では効果はない。また暗い場所での使用は蛍光磁粉の方がよい。したがって正答は（ａ）である。

探傷ピッチは大きくした方がよい。
（ｃ）磁化器の磁極間距離が変わっても探傷ピッチは常に一定にしなければならない。
（ｄ）溶接ビードの幅によって調整する必要がない。

紙面の関係で多くの例題を取り上げられないが，限定資格の人も各磁化方法の特徴，A形標準試験片，装置，各種のきずなどについてもよく理解しておいて欲しい。
以上に解説した例題は，MT-1及びMC，ME，MYに概正答 （ａ）ね共通する問題の例である。レベル1の各資格の取得を目

探傷ピッチは探傷有効範囲が10～30％程度オーバラップ

指す人は，参考書や問題集及び以前の解説（62巻10号，するように設定するのがよい。試験面の傾斜が大きく検査61巻3号，60巻10号等）を参考によく学習するとともに，液の流れが速い場合には，探傷ピッチは小さくし磁束密度講習会への参加等でより理解を深めて頂きたい。