コンパクトなスマートセンサーサーモグラフィカメラ

FLIR A50/A70
FLIR A50/A70スマートセンサーサーモグラフィカメラ
は、状態監視や早期火災検知用途で組み込みのオンカ
メラ解析およびアラーム機能を求めるユーザーに適しています。Wi-Fi、可視カメラ、ONVIF S対応のオプションを備えているFLIR A50/A70カメラは、幅広い業界のオートメーションの顧客独自のニーズを満たす柔軟で構成可能なソリューションです。HMI/SCADAシステム
内でカメラを容易に追加、設定、運用可能なので、オートメーションシステムソリューションのプロバイダーがすぐに新しい事業に取り掛かることができます。クラウドや産業用 IoT（ IIoT ）ソリューションのシステムコンポーネントとしてA50/A70カメラを使用することで、資産を保護して、安全性を高め、稼働時間を最大限確保して、保守費用を最小限に削減できるようになります。

flir.com/a 50 -a 70 -smart-sensor

稼働時間を最大限確保して、資産を保護し、安全性を向上
熱的特性を素早く取得することで、潜在的な故障を発見して、煙や炎が生じる前に火災を検知
最大640×480（307,200ピクセル）の熱画像解像度と±2°Cの精度で温度を正確に測定
低ノイズの画像とデータで温度に関する詳細情報を表示
高度なスマートセンサーと互換性のある FLIR
Atlas SDKを使用してピクセルごとに温度データを抽出
オプションの組み込みの可視カメラで撮影した可視画像のディテールを赤外線画像全体に重ね合わせて表示するスーパーファインコントラスト（MSX）
画像補正機能によって、ターゲットを容易に識別

円滑な統合

頑丈かつコンパクトで設置が容易

業界標準のインターフェースプロトコルおよび映像管理システムと通信するサーモグラフィスマートセ
ンサーにより統合作業を簡素化

複数のアプリケーション環境および設備の要求に対処

一般的な業界プロトコルおよびアラームI／Oを用いてHMIおよびSCADAと容易に統合

保護等級 IP 66で構築されているため、過酷な環境条件にも対応

SNMPトラップおよび高度なファイアウォール
保護によって複数のネットワーク機器を同時に安全に稼働

頑丈な M 8 / 12コネクターによって動的な環境での運用を保証

標準のWebブラウザを介したシンプルな設定

ONVIF S対応（オプション）によりVMSビデオとアラームを同時に統合

複数の取り付けオプションを備えているため、あらゆる場所にコンパクトで軽量なカメラを容易に設置

製品仕様
画像と光学データ

標準構成

動画保存、RTSPプロトコル

標準構成

熱画像解像度

464×348（A50）、640×480（A70）

ユニキャスト有り

可視画像解像度

1280×960ピクセル（オプション）

マルチキャスト有り

温度分解能：<45mK、51°：<45mK、95°：<60mK
A70：29°：<35 mK、95°：<45mK
A50：29°: <35mK、51°

ラジオメトリックRTSP

無し

フォーカス固定、同梱のフォーカスツールで調整可能

複数画像保存有り、可視カメラオプションが必要（P/N T300295）：1.2mrad/ピクセル、51°：2.1mrad/ピクセル、
A50：29°：4.0mrad/ピクセル
95°：0.84mrad/ピクセル、51°：1.5mrad/ピクセル、
A70：29°：2.9mrad/ピクセル95°

ビデオ転送0瞬時視野角（IFOV）

FOVオプション

29°、51°、95°

検出器ピッチ

A50：17μm、A70：12μm

スペクトル範囲

7.5〜14.0μm

フレームレート

30Hz

高度な構成

対象物温度範囲精度-20°C〜175°C-20°C〜250°C
175°C〜1000°C

読み取り値の±2°Cまたは±2%（周囲温度が15°C〜35°Cで対象物温度が0°Cを超える場合）

測定解析
標準機能

ホット／コールドの自動検知

10 スポットメーター、10 ボックス、3 デルタ（値／参照／外部ロックの差）、1アイソサー
モ（以上／未満／中間）、1アイソカバレッジ、
1参照温度

圧縮JPEG-LS（FLIRラジオメトリック）

640×480ピクセル

保存解像度
ソース

可視/赤外線/MSX/FSX（可視カメラはオプション）

コントラスト補正

FSX/ヒストグラム平坦化（IRのみ）

オーバーレイ

有り／無し

エンコード

H.264、MPEG4、MJPEG

ビデオ転送1

測定-20°C〜175°C
175°C〜1000°C

高度な構成

10スポットメーター、10ボック
スまたはポリゴン、（値3デルタ／参照／外部ロックの差）、2
アイソサーモ（以上／未満／中間）、
2アイソカバレッジ、2ライン、
1ポリライン、1参照温度

標準構成

測定周波数

最大10Hz

測定結果の読み出し

Ethernet/IP（ poll ）、Modbus
Ethernet/IP（ poll ）、Modbus
TCP サーバー（ pull ）、MQTT TCP サーバー／クライアント（push）、REST API（読み出し／ （ poll/push）、MQTT（ push）、書き出し）、測定値と静止画像
REST API（読み出し／書き出（ラジオメトリックJPEG 、可視 し）、測定値と静止画像（ラジオ640×480、可視1280×960）、 メ ト リ ッ ク J P E G 、可 視
Webインターフェース
640×480、可視1280×960）、
Webインターフェース

アラーム
アラーム機能選択した測定機能、デジタル入力、内蔵カメラ温度

アラーム出力デ ジ タ ル 出 力 、電 子メ ー ル
デ ジ タ ル 出 力 、電 子メ ー ル（SMTP（）push）、EtherNet/IP （SMTP（）push）、EtherNet/IP（ p ull ）、ファイル 転 送（ F T P ） （ p u l l ）、ファイル 転 送（ F T P ）（ push ）、Modbus TCP サー （push）、
Modbus TCPサーバー
バー（ poll ）、MQTT（ push ）、 ／クライアント（ poll/push ）、
RESTful API（pull）、画像または MQTT（ push ）、RESTful API
動画の保存（pull）、
画像または動画の保存

保存解像度

1280×960ピクセル

ソース

可視（可視カメラはオプション）

オーバーレイ無し

エンコード

H.264、MPEG4、MJPEG

イーサネットインターフェース

有線、
Wi-Fi（オプション）

コネクタータイプ（メス）、
M12 8ピンXコード
RP-SMA（メス）イーサネットタイプおよび規格

1000Mbps、IEEE 802.3

イーサネット電源

Power over Ethernet、PoE IEEE 802.3afクラス3

イーサネットプロトコル

Ethernet/IP、IEEE 1588、Modbus TCP、MQTT、SNMP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp（サーバー）、FTP（クライアント）、SMTP、DHCP、MDNS（Bonjour）、uPnP

デジタル入力／出力
コネクタータイプ（外部電源と共有）
M12オス12ピンAコード

デジタル入力2×光学絶縁、Vin（低）=0〜1.5V、Vin（高）=3〜25V

デジタル出力。
3×光学絶縁、0〜48V DC、最大350mA（60°Cで200mAに低下）
ソリッドステート光リレー、
1×故障出力専用（NC）

電源
消費電力

通常24V DCで7.5W、
通常48V DCで7.8W、
通常48V PoEで8.1W

外部電源動作

24/48V DCで最大8W

外部電圧

許容範囲18V〜56V DC

電源接続

（オス）
（デジタルI/Oと共有）
M12 12ピンAコード

Wi-Fi
コネクタータイプ

RP-SMAコネクター（メス）

フリアーシステムズジャパン株式会社〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5階

Email: info@flir.jp

製品仕様の完全なリストについては、flir.com/A50-A70-smart-sensorをご覧ください。

本書に記載されている製品は米国の輸出規制の対象となるため、輸出には認可が必要となる場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更される可能性があります。

©2021 Teledyne FLIR, LLC.All rights reserved. Created: 04/07/2021

20-0459-INS-AUT-A50/A70-SMART_SENSOR - US Letter

www.teledyneflir.jp