リアルタイム無線ロガー MZシリーズ
データロガー（温湿度モデル）
データロガー本体（MZ-T��）+温湿度センサ（MD����）リアルタイム無線ロガー MZ シリーズは無線通信機能を内蔵したデータロガーです。受信器とデータ通信を行い、データロガーとWebサーバのデータ取得や設定などが可能です。受信器はデータベースを内蔵しており、受信器でデータ収集した各ロガーのデータを内部に保存し、ブラウザで閲覧できます。
PC にインストールしたMZsr アプリで複数の受信器のデータを集約管理できます。
データロガー（温湿度モデル）
はデータロガー本体（MZ-T��）に温湿度センサ（MD����）を組み合わせて温湿度を測定します。

■形

データロガー本体（MZ-T��）式

M Z－T�� + MD � � � �■計測仕様

計測素子（温度）：サーミスタ（湿度）：高分子容量式
計測範囲（温度）：－��.� ～ ��.�℃（表示範囲－��.�～��.�℃）（湿度）：�.� ～ ���.�%rh（結露なきこと。表示範囲�.�～���.�%rh）
分解能 （温度）：�.�℃（湿度）：�.�%rh
計測精度（温度）：±�.�℃（�.�～��.�℃において）：±�.�℃（－��.�～�.�℃、��.�～��.�[℃]において）（湿度）：±�.�%rh（�.�～��%rh、��℃において）
計測周期：�、��、��、��秒、�、�、��、��、��、��分
応答速度（温度）：約��分（ ��%応答、静止気中）（湿度）：約�分 （ ��%応答、撹拌気中）
スケーリング：計測値に対してゼロ値およびスパン値を補正し記録調整機能
記録値（補正後計測値）＝計測値（補正前計測値）×係数A+係数B
調整誤差：±�.�℃、±�.�%rh
係数A : �.��～�.��、
係数B : －��.�～��.�
センサケーブル長：直付け
�m（M Z � � 使 用 時 ）�m（M Z � � 使 用 時 ）■電源仕様
電源温湿度センサ（MD����）■一般仕様

使用温度範囲：－��～��℃（リチウム単四電池を使用）－��～��℃（アルカリ単四電池を使用)
保管温度範囲：－��～��℃
保管湿度範囲：��～��%rh（結露なきこと）
保護構造：IP��（耐結露性あり、本体のみ）
質量：約��g （データロガー本体＋温湿度センサ）※�
材質：ポリカーボネート樹脂
ローカル無線通信：���MHz 帯特定小電力無線
FSK 変調/チャープ変調(LoRa™方式)
独自プロトコルにより改竄を防止
時刻同期：受信器の時刻に同期
操作キー
EVENT キー
：温度計測値の記録、イベントフラグ反転
DISP/MODE キー ：表示モード切り替え、機能変更
リセットキー ：初期化
表示：TN 液晶メモリ：収録データ数 ��,��� データ
動作履歴/警報履歴の保存
二重化によるフェイルセーフ※� アルカリ単四電池のみ付属※� 計測周期�分、長距離無線周期�分の場合。��℃環境にて※� バックアップ動作中は無線通信停止、計測動作は継続（計測周期��秒以上の場合）※� 電池を含まず：アルカリ単四電池�本※�
（リチウム単四電池�本 またはNi-MH単四充電池 �本 も使用可）：�.�W：約��ヵ月※�

最大消費電力
電池寿命
電池交換時のバックアップ時間：約�分※�
時刻バックアップ用電池 ：電源OFF期間 �年以上保持�

PX-54-1

リアルタイム無線ロガーMZシリーズ データロガー（温湿度センサモデル）■各部の名称と機能■液晶表示

データロガー本体（MZ-T��）RF OFF表示

ONLINE表示

COLLECT表示

電池残量表示
製造銘板

アンテナ（形式、製造番号、機器IDなど）

電池蓋

センサユニット
接続部

EVENT表示

温度計測値の警報レベル表示

温度計測値表示

警報ベル表示時刻AM/PM表示

時刻表示

センサホルダ

液晶表示パネル

DISP/MODEキー
EVENTキーロガー固定用通し穴※センサホルダは取り外しできます
取り外すことでロガー固定用通し穴として使用できます

温湿度センサ（MD����）電池蓋内

RF OFFONLINE

点灯：全ての無線機能がOFF（機内モード）

点灯：（長距離通信モードで）受信器と接続
消灯：通信失敗回数が「ロガー切断判定遅延回数」を超過

COLLECT 点灯：（高速通信モードで）受信器と接続

初期化キー

EVENT

電池残量

接続部

※通信タイミングのみの点灯

点灯：計測値に付加されるフラグ「１」消灯：計測値に付加されるフラグ「�」測定警報判定無効。機器異常判定のみ
電池残量を�段階表示

点灯：計測値警報、ロガー機器異常、センサ断線

警報ベル ※DISP/MODEキー押下まで表示をラッチ

L：下限閾値逸脱し遅延設定の遅延回数を経過

計測値
LL：下下限閾値逸脱し遅延設定の遅延回数を経過
警報レベル H：上限閾値逸脱し遅延設定の遅延回数を経過

HH：上上限閾値逸脱し遅延設定の遅延回数を経過

ロガーで計測した温度値を表示
温度計測値 （計測時に一瞬消灯して表示を更新します）

測定部

EVENT
キー

ロガー内部の時刻情報を表示
時計
時刻AM/PM （AM/PMを用いた��時間制）

長押し：計測データに付与するフラグ情報を切り替えます。
ロガー本体液晶のEVENT表示点灯時はフラグ情報「１」。消灯時はフラグ情報「０」を付与
表示消灯時は警報判定を行いません

短押し：ロガー本体液晶の表示モードを遍移長押し：ロガーを操作します。
・メイン画面
機内モード（無線通信が無効）を切換
DISP/MODE・有効（RF OFF表示が点灯）
キー・無効（RF OFF表示が消灯）
・高速通信モードCH表示画面
無線CHを変更します（CH１～３）（警報・異常の原因から復帰している場合）
短押しで警報ベル表示を消灯（ロガーが起動している状態で）電池を抜き初期化キー 初期化キーを�秒以上長押し（液晶に「Int」表示）
で、次回起動時に工場出荷状態に初期化

PX-54-1

�■外径寸法
データロガー本体（MZ-T��）■ アクセサリ本体端面からコネクタまで
���mm

��.�

φ�.�

��

● 取付ホルダ ロガー（温湿度、測温抵抗体モデル用）（形式：MZ��）
ロガーを壁面に取付けます

�

��.�

��.�

����������
取付状態

��.�

��

φ��

単位：mm

■ 付属品������±��（形式：MZ��）����±��（形式：MZ��）��

数 量
�（�本パック）
���

品名単４アルカリ乾電池センサホルダ

��

φ��.�

● 延長ケーブル（温湿度センサモデル用）（形式：MZ��、MZ��）温湿度センサ（MD����）とデータロガー本体（MZ-T��）間のケーブル長を延長します。

��

温湿度センサ（MD����）

単位：mm

単位：mm

�

PX-54-1

URL: https://www.chino.co.jp/〒���-���� 東京都板橋区熊野町��-���-����-����

PX-54-1

営業所：

東京

大宮

大津

名古屋

仙台

立川

広

島

富水戸

宇都宮
高崎

千葉

神奈川
大阪岡
福山

静岡

北九州

�岡山

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は����年��月現在のものです。

発行 ����.��

PDF

初版 ����.��