PACE Modular
Druckkontroller

Druck hat eine Reihe von hochpräzisen
Druckreglern entwickelt und geliefert, die
für Prüfstands-, Tisch- und EinschubgerätKalibrierungen sowie für automatisierte
Testanwendungen konzipiert sind.
Modularität erhöht die Benutzerflexibilität, reduziert
Ausfallzeiten und senkt die Gesamtbetriebskosten.

Funktionen• Auswahl an Gehäusen und austauschbaren Steuermodulen• Konfigurationen mit Einzel-, Doppel- oder Auto-Range
Steuermodulen• Hochgeschwindigkeits-Druckregelung - 5 Sekunden zum
Füllen von 300 CC*• Bis zu 210 bar (3000 psi/21 EW[Endwert]) Überdruck(relativ)
und absolut• Präzision bis 0,001% Messbereich über den kalibrierten
Temperaturbereich• Genauigkeit - siehe Tabelle CM3 Genauigkeit 2, 3,5 bar
bei 0,0004% Messwert + 0,0027% Endwert(EW) 8-71 bar a
0,0011% Messwert + 0,0026% Endwert(EW)• Langfristige Stabilität ab 0,001% Messbereich• Option barometrische Referenz• Verwendet DRUCK neue, einzigartige Palettean piezoresistiver und TERPS-Drucksensortechnologie• 28 wählbare Druckeinheiten und vier benutzerdefinierte
Einheiten• Schaltertest, Dichtheitsprüfung, Testprogramm,
Berstprüfung, Analogausgang und potenzialfreie
spannungsfreie Kontakte• Aeronautische Option• Negative Kalibrierung des Messgeräts als Standard
enthalten• Hochauflösender Farb-Touchscreen zur Bedienung• Intuitive, aufgabenorientierte Menüstruktur• Kompatibel mit Softwarepaketen• RS232, IEEE-Konnektivität, Ethernet und USB als Standard* Unterschiede können aufgrund der Kundenkonfiguration auftreten.

Druck
ein Unternehmen vonBaker Hughes

Modularer Druckregler PACE

Der neue modulare pneumatische Druckregler PACE vereint die neueste Steuerungs- und Messtechnik von Druck zu einer
eleganten, schnellen, flexiblen und wirtschaftlichen Lösung für die Druckregelung in der automatisierten Produktion, Prüfung
und Kalibrierung. PACE verwendet eine vollständig digitale Steuerung, um eine hohe Regelungsstabilität und eine hohe
Regelgeschwindigkeit zu gewährleisten, während der digital charakterisierte Drucksensor die Qualität, Stabilität, höhere
Bandbreite und Präzision bietet, die mit dieser neuesten Generation von piezoresistiven und TERPS-Geräten verbunden sind.

Gehäuse PACE5000

Gehäuse PACE6000• Einkanaliges Druckreglergehäuse

Zusätzliche Merkmale:• Einfach zu bedienendes Farb-Touchscreen-Display• Gehäuse des Zweikanal-Druckreglers• Kann mit jedem austauschbaren PACE CM-Steuermodul
als Druckregler für den Tisch- oder Rackeinbau verwendet
werden• 	Mit zwei PACE CM-Steuermodulen kann der PACE6000
im Einzel-, Automatik(Auto Range)- oder gleichzeitigen
Doppeldruckregelungsmodus* eingesetzt werden.

• 	Intuitives, aufgabenorientiertes Menü mit Grundeinstellung,
Voreinstellung und Unterteilung als Standard• 	Aeronautische Option, die eine vollständige Steuerung
in aeronautischen Einheiten ermöglicht• 	Schalterprüfung, Dichtheitsprüfung, Berstprüfung,
Prüfprogramm, Analogausgang und potentialfreie
Kontakte als Optionen verfügbar

• Kein Modul Druckbereich Verhältnis Grenze• 	Mehrsprachig - jede zusätzliche Sprache, die fürbestimmte Anforderungen benötigt wird, kann einfachübersetzt und heruntergeladen werden• RS232, IEEE-Konnektivität, Ethernet und USB als Standard

PACE CM - Hochgeschwindigkeits-Drucksteuermodul• 	Auswechselbares,robustes Steuermodul, das leicht in ein
PACE-Gehäuse eingebaut werden kann• 	Im Steuermodul gespeicherte Kalibrierungsdaten (nur das
CM muss zur Rekalibrierung eingeschickt werden)• Sehr schnelle Druckregelung• Große Auswahl an Druckbereichen• 	Wahlmöglichkeit zwischen Standard-, Hoch-,Premiumpräzisions- hochgenauen Referenzdruckmessung• 	Barometrische Referenz verfügbar, um Relativ- oder
Absolutdruckwerte anzuzeigen und zu regeln• Aeronautische Version* Für Automatik(Auto Range) Bereich müssen beide Steuermodule in einem Bereich unter 70 bar/1000 psi oder beide Steuermodule in einem Bereich über 70 bar/1000 psi liegen.

PACE5000/6000 Optionen
Schaltertest
Schaltertest automatisiert die Prüfung von Druckschaltgeräten.
Nach dem Test werden der Druck, bei dem sich die Kontakteöffnen und schließen, sowie die Hysterese des Schaltersangezeigt. Die Schaltertestaufgabe kann auch so eingestellt
werden, dass sie mehrmals wiederholt wird, um einen
Schalter zu bewegen oder die Maximal-, Minimal- undDurchschnittswerte des Umschaltens zu erfassen.

Dichtheitsprüfung
Bei der Dichtheitsprüfungwird ein Prüfdruck (bzw. werden
Prüfdrücke) auf ein externes System ausgeübt, das
an das Messgerät angeschlossen ist, um das Ausmaß derDruckschwankungen aufgrund von Leckagen zu ermitteln.
Diese Anwendung stellt den Prüfdruck und eine Verweilzeit
ein, um potenzielle adiabatische Effekte beim Prüfdruck und
bei der Dichtheitsprüfung zu eliminieren. Nach Abschluss desVorgangs zeigt das Display den Startdruck, den Enddruck, die
Druckänderung und die Leckrate an.

Analogausgang
Der Analogausgang kann über das Setup-Menü
so programmiert werden, dass er ein Signal proportional zum
gewählten Messbereich ausgibt. Dadurch kann das Gerät mit
PC- oder SPS-E/A-Karten, Fernanzeigen, Diagrammschreibernoder anderen Datenerfassungsgeräten verbunden werden.
Die Benutzer können Ausgänge von 0 bis 10 V, 0 bis 5 V, -5 bis
5 V und 0/4 bis 20 mA wählen. Präzision in Bezug auf den vom
Host-Instrument gemessenen Druck 0,05% Endwert(EW) überden Betriebstemperaturbereich des Host-Instruments, variable
Aktualisierungsrate bis 80 Messwerte pro Sekunde. Die Option
ist programmierbar zwischen Mindest- und Enddruck für eine
proportionale Ausgabe gegen den Druck.

Testprogramm
Die OptionTestprogramm bietet die Möglichkeit, zahlreichePrüfverfahren im Gerät selbst zu erstellen, zu speichern und
auszuführen. Dies ist besonders nützlich für längere, sich
wiederholende und mühsame Verfahren, die manuelle
Eingaben für schnelles, Fertigung und Lebenszyklustests
erfordern. Testprogramme können auch mit einem
Massenspeichergerät zur weiteren Bearbeitung auf einen PCübertragen und vom Massenspeichergerät zurück in das Gerät
kopiert werden.

Berstprüfung
Die Berstprüfung ist eine Anwendung für die PACE-Serie, diein erster Linie für die Prüfung von Druckberstscheiben konzipiert
wurde. Bei der Berstprüfung wird ein kontrollierter Druckanstieg
erzeugt und der exakte Punkt gemessen, an dem das Gerät
bricht oder platzt.

Spannungsfreie Kontakte (VFC)
Spannungsfreie Kontakte ermöglichen die Steuerung vonPeripheriegeräten wie Vakuumpumpen, Öfen usw. Jede
VFC-Option verfügt über drei unabhängige potenzialfreie
NO/ NC-Relaiskontakte. In einem PACE-Gerät kann eine Reihe
von Bedingungen eingestellt werden, um ein Relais auszulösen,das seine Kontakte umschaltet.

Aeronautische Option (nur PACE6000, zur
Verwendung mit PACE CM2-A Steuermodulen)
Gleichzeitige Steuerung von kalibrierter Fluggeschwindigkeit
und Höhe (bei Verwendung von zwei PACE CM2-A
Steuermodulen) mit einer "Go-to-Ground" Funktion.
Anzeige und Steuerung in reinen aeronautischen Einheiten
möglich:• Höhenlage - Fuß oder Meter• Fluggeschwindigkeit - Knoten oder Stundenkilometer, mph• Mach - Mach-Zahl• Steiggeschwindigkeit - Fuß oder Meter/Minute, SekundeSpezifikationen
Druckmessung

CM0/CM1/CM2
Druckbereiche:

25, 70, 200, 350 und 700 mbar, 1, 2, 3,5, 7, 10, 20, 35, 70, 100, 135, 172, 210 Relativdruck, 0,35, 1, 3,
5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Relativdruck, 2,5, 7, 20, 35, 70,
100, 200, 350, 700 Relativdruck
1, 2, 3,5, 7, 10, 13,5, 17,2, 21 MPa RelativdruckAlle Relativ-Versionen sind standardmäßig mit negativer Kalibrierung erhältlich. Für Absolutdruckbereiche wählen Sie einenbeliebigen Bereich von 1 bar und darüber und fügen Sie die barometrische Option hinzu

CM3 Druckbereiche:

1, 2,5, 7, 10, 20, 35 und 70, 100, 135, 172, 210 bar Pseudo-relativ 2, 3,5, 8, 11,
21, 36, 71,101, 136, 173 und 211 bar absolut 15, 36, 101, 145, 290, 507, 1015, 1450,
1958, 2494, 3046 psi Pseudo-relativ 29, 44, 73, 116, 160, 305, 522, 1030, 1465,
1973, 2509, 3060 psi absolut 0. 1, 0,25, 0,7, 1,2, 3,5, 7, 10, 13,5, 17,2 21 MPa
Pseudo-relativ 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,1, 2,1, 3,6, 7,1, 10,1, 13,6, 17,3, 21,1 MPa absolut(andere Bereiche verfügbar, bitte im Werk anfragen)Anzeige derBereichsüberschreitung:

10% über mbar/bar Endwert(EW) Druckbereich

Druckmedien:

Trockenes, ölfreies und nicht korrosives Gas, das auf einem Wert von 10% über dem maximal erforderlichen Ausgangsdruckgehalten wird; wird trockene Luft oder Stickstoff empfohlen.

Anzeige
PACE5000

4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay mit VGA-Auflösung im Großformat und integriertem Touchscreen

PACE6000

7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit VGA-Auflösung im Großformat und integriertem Touchscreen

Aktualisierungsrate der Kommunikationen

8 Mal pro Sekunde

Aktualisierungsrate der Anzeige

2 Mal pro Sekunde

Ablesung±9999999

Druckeinheiten

mbar, bar, Pa(N/m2), hPa, kPa, MPa, mmHg bei 0°C, cmHg bei 0°C, mHg bei 0°C, inHg bei 0°C, mmH22O @bei 4°C, cmH, torr,
atm, psi, lb/ ft2O bei 4°C, mH2, inH2O bei 4°C, inH2O bei 4°C, mmH2O bei 20°C, inH2O bei 20°C, cmH2O bei 60°F, ftH2O
bei 20°C, mH2O bei 4°C, ftH2O bei 20°C, kg/m2O bei 20°C, 2, kg/cm ftH2O bei 60°F, benutzerdefiniert 1, benutzerdefiniert 2,
benutzerdefiniert 3, benutzerdefiniert 4

Leistung
PACE CM0 Standardpräzision

0,02% Messwert + 0,02% Endwert (25 mbar: 0,20% Messwert + 0,20% Endwert, 70 mbar: 0,10% Messwert + 0,10% Endwert, 200 mbar:
0,04% Messwert + 0,04% Endwert) umfasst Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit und Temperatureinflüsse über den kalibrierten
Temperaturbereich, für Relativdrücke und setzt konstante Temperatur und regelmäßige Nullstellung voraus.

Stabilität des PACE CM0-Reglers

0,005% Endwert

PACE CM1 Hochpräzision

0,01% Messwert + 0,01% Endwert (25 mbar: 0,10% Messwert + 0,10% Endwert, 70 mbar: 0,05% Messwert + 0,05% Endwert, 200 mbar:
0,02% Messwert + 0,02% Endwert) umfasst Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit und Temperatureinflüsse über den kalibrierten
Temperaturbereich, für Überdruck und setzt konstante Temperatur und regelmäßige Nullstellung voraus.

Stabilität des PACE CM1-Reglers

0,003% EW (25mbar Bereich = 0,005% Endwert)

PACE CM2 Premium Präzision

0,005% Messwert + 0,005% Endwert (25 mbar: 0,05% Messwert + 0,05% Endwert, 70 mbar: 0,025% Messwert + 0,025% Endwert,
200 mbar: 0,01% Messwert + 0,01% Endwert) umfasst Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit und Temperatureinflüsse über den
kalibrierten Temperaturbereich, für Relativdrücke und setzt konstante Temperatur und regelmäßige Nullstellung voraus.

PACE CM2 - Stabilität des Reglers

0,001% Endwert (25mbar = 0,004% EW. 70 mbar = 0,003% Endwert)
Höhenbereich: -3.000 bis +55.000 ft
Präzision Höhe: bei Meereshöhe ±2 ft, bei 8.500 ft ±3 ft, bei 35.000 ft ±9 ft
RVSM-Genauigkeit Höhe: bei Meereshöhe ±5 ft, bei 29.000 ft ±25 ft, bei 41.000 ft ±46 ft, bei 35.000 ft ±33 ft

PACE CM2-A aeronautisch

PACE CM3 Referenzpraezision

Fluggeschwindigkeitsbereich: bis 650 Knoten
Praezision der Fluggeschwindigkeit: bei 50 Knoten ±1,00 kts, bei 250 Knoten ±0,21 kts, bei 500 Knoten ±0,11 kts
Druckbereich -1 bis +1 bar g, Druckpraezision 0,005% Messwert + 0,005% Endwert, einschließlich Linearität, Hysterese,
Wiederholbarkeit und Temperatureinflüsse für Relativdrücke und unter der Annahme einer stabilen Temperatur und regelmäßiger
Nullstellung.
1300 mbar Referenzpraezision 0,005% Endwert, einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit und Temperatureffekteüber den kalibrierten Temperaturbereich.
0,001% Endwert für 2, 3,5 bar a beinhaltet Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit und Temperatureffekte über den kalibrierten
Temperaturbereich.
0,0015% Endwert für 8-211 bar a beinhaltet Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit und Temperatureffekte über den
kalibrierten Temperaturbereich.

Stabilität des PACE CM3-Reglers

0,001% des absoluten Bereichs Endwert

PACE CM3 Genauigkeit

Absolute Bereiche 2, 3,5 bar Genauigkeit (2 Sigma) über kalibrierten Temperaturbereich 0,0004%Messwert + 0,0027% Endwert.
8-101 bar 0,0011% Messwert + 0,0026% Endwert*
136 bar 0,0025% Messwert + 0,0023 % Endwert*
173 bar 0,0026% Messwert + 0,0022 % Endwert*
211 bar 0,0027% Messwert + 0,0022 % Endwert*
Umfasst die Messpraezision, die Langzeitstabilität der Messung (siehe unten) und die erweiterte Unsicherheit der
Kalibrierungsausrüstung. Bei der Pseudo-Relativbereichgenauigkeit (3,5 bar und darunter) muss die Barometerunsicherheit
nach der RSS-Methode (Wurzelsumme der Quadrate) berücksichtigt werden.

*Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird empfohlen, alle 28 Tage ein Einnullen gegen den internen Barometer vorzunehmen.

Leistung (Forts.)
PACE CM Messung
Langzeitstabilität

CM0, CM1 und CM2 Bereiche: 2 bar g bis 210 bar g (30 psi g bis 3000 psi g) 0,01% des Messwerts pro Jahr, 1 bar g 0,02% desMesswerts pro Jahr und 25 mbar g bis 700 mbar g 0,03% des Messwerts pro Jahr, regelmäßige Nullstellung vorausgesetzt.
CM3 Reichweiten: 2, 3,5 bar und einer absoluten Bandbreite von 0,0025% Endwert pro Jahr. CM3-Bereiche: 8-211 bar a 0,001%
Endwert pro 28 Tage*
CM0-B, CM1-B, CM2-B, CM3-B und CM2-A: barometrischer Referenzsensor 0,05 mbar a oder 0,00072515 psi a pro Jahr.

Negative Relativpraezision

Die maximale Fehlerabweichung bei einem bestimmten Druckwert ist gleich der maximalen Fehlerabweichung bei dem
gleichwertigen positiven Druckwert Überdruckwert (CM0, CM1 und CM2).

Präzision im Pseudo-Bereich

Pseudo-Absolut: Relativmodus Präzision + barometrische Präzision
Pseudo-Relativmodus: Präzision im Absolutmodus + barometrische Präzision

PACE CM0-B präzisionsbarometrische
Referenz

Präzision für die optionale barometrische Referenz 0,10 mbar oder 0,001450 psi. Beinhaltet Nichtlinearität, Hysterese,
Wiederholbarkeit und Temperatureffekte über den kalibrierten Temperaturbereich.

PACE CM1-B präzisionsbarometrische
Referenz

Präzision für die optionale barometrische Referenz 0,05 mbar oder 0,000725 psi. Beinhaltet Nichtlinearität, Hysterese,
Wiederholbarkeit und Temperatureffekte über den kalibrierten Temperaturbereich.

PACE CM2-B präzisionsbarometrische Präzision für die optionale barometrische Referenz 0,025 mbar oder 0,0003625 psi. Beinhaltet Nichtlinearität, Hysterese,
Referenz
Wiederholbarkeit und Temperatureffekte über den kalibrierten Temperaturbereich.
PACE CM3-B präzisionsbarometrische Präzision für die optionale barometrische Referenz 0,020 mbar oder 0,0002901 psi. Beinhaltet Nichtlinearität, Hysterese,
Referenz
Wiederholbarkeit und Temperatureffekte über den kalibrierten Temperaturbereich.
PACE CM3-B Genauigkeitbarometrische Referenz

Barometergenauigkeit (2 Sigma) = 0,1 mbar über den kalibrierten Temperaturbereich. Umfasst die Messgenauigkeit, dieLangzeitstabilität der Messung pro Jahr und die erweiterte Unsicherheit der Kalibriereinrichtung ≤ (0,0032% Messwert + 0,7 Pa).

Gasverbrauch

Das gesamte Versorgungsgas wird in das System eingespeist. Im Messmodus oder wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird
kein Gas verwendet.

Elektrisch
Stromversorgung

90 V AC bis 130 V AC bei 47 bis 63 Hz und 180 V AC bis 260 V AC bei 47 bis 63 Hz. Universaleingang über IEC320 C14 Stecker.

VFC Schaltleistung

30 V DC 1 A resistiv/200 mA induktiv

Kommunikation
Kommunikation

RS232, USB und IEEE-488, SCPI, Emulation (DPI520, DPI500, DPI510 & DPI515 je nach Modell), Ethernet (VXI-II und Buchsen mit SCPI)

UmgebungsbedingungenTemperatur

Betrieb 10°C bis 50°C (50°F bis 122°F)
Kalibriert 15°C bis 45°C (59°F bis 113°F)
Lagerung -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)

Luftfeuchtigkeit

5% RH bis 95% RH nicht kondensierend

Versiegeln

IP20 (EN60529), Verwendung im Innenbereich

Vibration

Konform mit Def. Stan. 66-31 8.4 Cat. 3 und MIL-T-28800E Cat. 2

Stöße

Mechanische Stöße entsprechen der Norm EN61010

Konformität

LVD EN61010, EMC EN61326, PED, ROHS & WEEE - CE-gekennzeichnet

Physikalische Abmessungen Ph
PACE-Gehäuse - Gewicht

PACE5000 5 kg oder 11 lbs, PACE6000 6,7 kg oder 17,7 lbs

PACE CM - Gewicht

5 kg oder 11 lbs

PACE CM - Druckanschluss

G 1/8 Innengewinde (1/8 NPT Innengewinde mit Adapter für Nordamerika)

PACE 5000 - Abmessungen

440 mm X 88 mm (2U) X 320 mm (17,3" X 3,47" X 12,6")

PACE 6000 - Abmessungen

440 mm X 132 mm (3U) X 320 mm (17,3" X 5,2" X 12,6")

Informationen zur Bestellung
Bitte geben Sie Folgendes an (falls zutreffend)

5. PACE-Steuermodul - DruckbereichpsiPa

25 mbar g

0,35 psi g

2,5 kPa g

70 mbar g

1 psi g7,0 kPa g

200 mbar g3 psi g20,0 kPa g

350 mbar g

5 psi g35,0 kPa g

700 mbar g

10 psi g

70,0 kPa g•	Schaltertest - automatische und genaue Kalibrierung vonDruckschaltern

1 bar g15 psi g

100,0 kPa g

2 bar g30 psi g

200,0 kPa g•	Dichtheitsprüfung - misst automatisch die Leckraten in den
gewünschten Einheiten/Minute oder Einheiten/Sekunde

3,5 bar g

50 psi g

350,0 kPa g

7 bar g100 psi g

700,0 kPa g

10 bar g

150 psi g

1,0 MPa g

20 bar g

300 psi g

2,0 MPa g

20 bar g

500 psi g

3,5 MPa g

20 bar g

1.000 psi g

7,0 MPa g

100 bar g

1.500 psi g

10,0 MPa g

135 bar g

2.000 psi g

13,5 MPa g

172 bar g

2.500 psi g

17,2 MPa g

210 bar g

3.000 psi g

21,0 MPa g

1. PACE-Gehäuse• PACE5000 Einkanal-Gehäuse - I5000-Gehäuse• PACE6000 Zweikanalgehäuse - I6000 Gehäuse

2. PACE-Gehäuse - Optionen
Die Palette der optionalen Funktionen umfasst:•	
Testprogramm - schreiben und speichern Sie zahlreiche
Testprogramme• Berstprüfung - zur Prüfung der Druckbruchstelle•	Analogausgang - zur Integration in ältere ATEAnwendungen•	Spannungsfreie Kontakte - zur automatischen Ansteuerungvon Zusatzgeräten•	Aeronautisch (nur PACE6000) - ermöglicht die Prüfung und
Kalibrierung von aeronautischen Instrumenten

3. PACE-Gehäuse - Netzkabel
Wählen Sie eine aus dieser Liste:• Netzkabel IEC-UK-Stecker• Netzkabel IEC-Japan-Stecker• Netzkabel IEC-EU-Stecker• Netzkabel IEC-USA-Stecker• Netzkabel IEC-Südafrika/Indien-Stecker• Netzkabel IEC-China-Stecker• Netzkabel IEC-Australien/Neuseeland-Stecker
Bereich der Nutzung
Bitte geben Sie die Einsatzgebiete für die Aufstellung desInstruments an:• Europa• Nord-Amerika• Japan• Asien• Rest der Welt

4. PACE-Steuermodul - Präzision• PACE CM0 = Standard• PACE CM1 = Hoch
• PACE CM2 = Premium• PACE CM3 = Referenzbar
CM2 ,CM1 ,CM0CM32 bar a30 psi a200,0 kPa und

3,5 bar a

50 psi a

350,0 kPa und

8 bar a116 psi a

0,8 MPa a

11 bar a

160 psi a

1,1 MPa a

21 bar a

304 psi a

2,1 MPa a

36 bar a

522 psi a

3,6 MPa a

71 bar a

1.029 psi a

7,1 MPa a

101 bar a

1.465 psi a

10,1 MPa a

136 bar a

1.973 psi a

13,6 MPa a

173 bar a

2.509 psi a

17,3 MPa a

211 bar a

3.060 psi a

21,1 MPa a

1 bar pg

15 psi pg

100,0 kPa pg

2 bar pg

30 psi pg

200,0 kPa pg

3,5 bar pg

50 psi pg

350,0 kPa pg

7 bar pg

100 psi pg

700,0 kPa pg

10 bar pg

150 psi pg

1,0 MPa pg

20 bar pg

300 psi pg

2,0 MPa pg

35 bar pg

500 psi pg

3,5 MPa pg

70 bar pg

1.000 psi pg

7,0 MPa pg

100 bar pg

1.500 psi pg

10,0 MPa pg

135 bar pg

2.000 psi pg

13,5 MPa pg

172 bar pg

2.500 psi pg

17,2 MPa pg

210 bar pg

3.000 psi pg

21,0 MPa pg

6. PACE-Steuermodul - barometrische Option
Bietet neben dem Relativdruck auch die Möglichkeit desAbsolutdrucks. Im Absolutmodus wird der barometrische Druckzum Relativdruckbereich hinzugefügt. Die Druckregelung im
Absolutbereich ist für alle CM0-B/CM1-B/CM2-B mit einem
Messbereich von 700 mbar Relativbereich nicht verfügbar.
(10 psi, 70 kPa) oder darunter.
• PACE CM0-B = Standard• PACE CM1-B = Hoch
• PACE CM2–B = Premium
Bietet neben dem Absolutdruck auch die Möglichkeit desRelativdrucks. Im Relativ-Modus wird der barametrische Druck
vom Absolutdruckbereich subtrahiert. Nicht erhältlich fürDruckbereiche unter 2 bar (30 psi, 200 kPa) absolut.
• PACE CM3-B = Referenz

7. PACE-Steuermodul - PACE6000 aeronautische
Option• PACE CM2-A = -3000 bis + 55.000 ft (Höhe)•	PACE CM2-A = bis 650 Knoten (Fluggeschwindigkeit
mit True-Mach)8. Physikalisches Zubehör
Teilnummer

Beschreibung

IO-ADAPT-G1/4

Adapter G 1/8 Aussengewinde auf G 1/4 Innengewinde

IO-ADAPT-1/8NPT

Adapter G 1/8 Aussengewinde auf 1/8 NPT Innengewinde

IO-ADAPT-1/4NPT

Adapter G 1/8 Aussengewinde auf 1/4 NPT Innengewinde

IO-ADAPT-7/16UNF

Adapter G 1/8 Aussengewinde auf 7/16 - 20 UNF Innengewinde

IO-ADAPT-AN4

Adapter G 1/8 Aussengewinde auf AN4 37 Grad Aussengewinde

IO-ADAPT-AN6

Adapter G 1/8 Aussengewinde auf AN6 37 Grad Aussengewinde

IO-ADAPT-BARB

Adapter G 1/8 Aussengewinde auf 1/4 I.D. RohrIO-ADAPTOR-KIT

Enthält jeweils einen der oben genannten Adapter.
Differenzialanschlusssatz Niederdruck
Reduziert die Auswirkungen von thermischen und/oder druckbedingten Veränderungen der Umgebungsbedingungen während desMesszyklus.

IO-DIFF-KIT-LP

Unterdruckgenerator
Wird verwendet, um einen niedrigen -ve-Relativdruck (Venturi-Effekt) zu erzeugen, um die Regelung bei Nulldruckohne Vakuumpumpe zu ermöglichen.

IO-NEG-G-GEN-1
IO-VAC-SYS

Vakuumsystem - Überdruckventilkit
Hiermit kann der Abgasdruck an der Vakuumpumpe vorbei in die Atmosphäre entlassen werden. So wird die
Regelleistung von einem positiven Druck abwärts verbessert.

IO-SNUBBER-1

Snubber-Referenzanschluss
Liefert eine pneumatische Zeitkonstante an den ve-Anschluss des Sensors und schwächt so die Wirkung von Umgebungsluft ab.

IO-DIFFUSER-1

Diffusor-Abgas
Wird in die Entlüftungs- oder Versorgungsöffnung geschraubt, um die Abgase zu verteilen.

IO-RMK-P6000

Rackmontagesatz PACE6000
19"-Rackmontagesatz

IO-RMK-P5000

Rackmontagesatz PACE5000
19"-Rackmontagesatz

IO-FILTER-KIT

Filterset Ventilblock
Enthält 5 Filter für die Druckanschlüsse des Steuermoduls.

IO-IML-2

Netzkabel Japan-Stecker

iO-IML-3

Netzkabel EU-Stecker

iO-IML-4

Netzkabel USA-Stecker

iO-IML-5

Netzkabel Südafrika-/Indien-Stecker

iO-IML-6

Netzkabel China-Stecker

iO-IML-7

Netzkabel AUS/NZ-Stecker

Copyright 2024 Baker Hughes Company. Alle Rechte vorbehalten.

920-561G

BHCS38476-DE(06/2024)

druck.com