GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）製品画像仕様GNSSアンテナ（着脱可能）

RGBカメラストラップ装着で肩掛け可能
回転型
LiDARセンサー
バッテリー

本体とバッテリーは有線接続

項目

内容

ハンド側サイズ

L 270mm × W 210mm × H 120mm

バッテリーパックサイズ

L 128.5mm × W 64mm × H 165mm

ハンド側重さ2.3kg

バッテリーパック重さ

1.5kg

バッテリー容量

5,870mAh

バッテリー使用時間〜4時間（バッテリー1個あたり）

データ接続

専用Ethernetケーブル

ストレージ

256G SSD

使用環境

IP54 対応

動作温・湿度-10℃ 〜 +40℃
10 〜 90%RH（結露無きこと）

計測距離

最大 120m※使用環境により推奨距離は異なる

スキャンレート

320,000pts/s

FOV°

280°× 360°

計測精度

±2cm（XT-16カタログスペック値）※ただし、計測条件による計測時間（カラー）

15分 / 回

計測時間（モノクロ）30分 / 回

出力点群フォーマット

LAS形式

カメラタイプパノラマカメラ

LiDARセンサー

XT-16

GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）製品概要

GNSS付きSLAM LiDAR

品質

短時間・高精度

最大スキャン距離周囲 120m

価格

３つのおすすめポイント

圧倒的なコスパ

ハンディスキャナ
Viewerで確認

出力点群フォーマット LAS形式対応

3D計測をより身近に
誰でも・簡単に・3d計測を即活用
GS-1は電源を入れて歩くだけで3D点群データを取得するハンディ型3Dスキャナです。

利便性

IP54 防塵・防水措置

最大計測距離周囲120m
複雑な地形や構造物を歩くだけでかんたんスキャン

市販レーザースキャナーやレーザードローンに比べきわめて安価で導入が容易

自社で3Dビューアー・3Dモデリング
簡単なレクチャーで使用することが可能
データの取り出しや変換もかんたん

AtosのYouTubeチャンネルから各種サンプルデータをご覧いただけます。下記からアクセスしてください。

GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）スキャンサンプル画像
GS-1を使用して取得したデータのスクリーンショットです。
動画版や、そのほかのサンプルデータもご提供可能です。
お気軽にお問い合わせください。

https://www.youtube.com/@atos1245/videos

街森橋

施工現場

GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）

GS-1基本セット・オプション【 GS-PACK-01 】
ハンドルパック

libaseおすすめポイント

GS-1基本セット + LiBase基本セット
・バッテリーパック（ケーブル付属）・LiBase本体一式（ローバー脚、三脚なし）
バッテリーパック GS-1本体（ケーブル付属）・LiBase付属専用端末付き機能

・点群処理ソフトウェア（Lifuser-BP付属）【 GS-BASIC-01 】
GS-1基本セット
・点群処理ソフトウェア（Lifuser-BP付属）【 GNSS基地局 LiBase 】
GS-1オプション

RTK基地局
LiBase一体型で本体組み立て不要なGNSS基地局です。
移動局（VRS)での計測も可能です。

LiBase
付属専用端末（ソフトウェア付き）

LiBase基本セット・オプション【 LB-BASIC-01 】
LiBase基本セット
・LiBase本体一式（ローバー脚、三脚なし）
・LiBase付属専用端末付き【 各種オプション 】
・LiBase用整準台
・LiBase用RTK-GNSS用三脚・LiBase用アルミ三脚※実際の商品は写真と異なる場合がございます。

高速 RTkGENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）コンパクト・バッテリーパック（ケーブル付属）傾斜角60°以下では水準器が不要で5cm以内の精度ですぐに測定ができるため測定効率が飛躍的に向上します。

外形 12.3 cm × 7 cm
バッテリー２個使用時でわずか 0.85 kg
機動的な運用ができます。
7衛星30バンド、フルGNSS
グローバル対応で、高速定位を実現。
40基以上の衛星を利用できるため障害物の多い環境下での計測品質が大幅に向上します。

GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）標準的な作業の流れ

作業時間比較

点群データ完成まで約120分（実働17分）

地上型レーザースキャナとの作業時間の比較STEP1
基準局（LiBase）の設置・観測開始
基準点にLiBaseを設置しスタティック観測を開始。
基準点がない場合にはネットワーク型RTKによって座標を取得することも可能です。
【所要時間15分（実作業1分）】

現場条件
・面積
約6,000㎡
・距離200m
・高低差 5.5m
・勾配
30°

STEP2
GS-1で現場を計測
本体を起動し、3分間静止状態で置き8の字に1分歩いてキャリブレーションを実施し、計測を開始する｡（8の字キャリブレーションは計測の最初と最後に実施する。）【所要時間15分（最大）】ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ＆ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ

GS-1

作業時間比較

STEP3
点群生成
1時間程度※で高精度な現場の3D化が可能。
※現場での取得時間によって所要時間は異なります。
【所要時間90分（実作業1分）】

座標計測
点群取得

30分×2人180分×2人

10分（基地局の設置）

30分（1ヵ所10分計測・18ヵ所設置） （1回15分計測×2ヵ所）

点群生成

60分

120分合計作業時間

480分

160分

GENERATION-SURVEY-ONE （ GS-1 ）精度検証（地上移動体出来形準拠）
現場概要

地上型レーザースキャナとの精度比較（ヒートマップ作成）<計測範囲>
60ｍ×40ｍ 2,400㎡
60ｍ

20ｍ

20ｍ

20ｍ

40ｍ

GS-1による出来形<検証点の配置>・8点配置
・経路より20m離れた場所で精度確認を実施（検証点はTSにて計測）

20ｍ

測定項目
平均値

平場
標高較差

＜歩行ルート計画＞
青色の経路で計測を実施

検証結果-12.8mm±50mm

最大値（差）

127mm±150mm最小値（差）-146mm±150mm

データ数

4,910

評価面積

4,719.4㎡

棄却点数

0

平均値

法面

規格値

1点/㎡以上（4,720点以上）
0.3％以内（14点以下）-14.1mm±70mm

最大値（差）

70mm±160mm最小値（差）-110mm±160mm

規格値

1点/㎡以上±80％以内の標高較差 データ数358

評価面積280.9㎡

棄却点数

0（281点以上）

平場のデータ数

ばらつき 規格値±50％以内の0.3％以内

データ数（1点以下）

規格値

4,903（99.9％）
4,511±80％以内の法面のデータ数

ばらつき 規格値±50％以内の（91.9％）

データ数

358（100.0％）355（99.2％）

レーザースキャナによる出来形
測定項目

例：「正方形」の場合
点群取得結果点名

点群取得結果

検証点計測値

実測値

X

YZ

K1-119884.982-20173.170

4.475

K2-119896.477-20188.960

K3-119908.115

K4K5

X

Y

平均値

TRENDPOINTの精度検証機能を使用
計測値-実測値

規格値-10.4mm±50mm

最大値（差）

97mm±150mm最小値（差）-121mm±150mm

平場

標高較差 データ数4,901

評価面積

4,719.4㎡

Z

⊿X

⊿Y

⊿Z

-119885.001 -20173.178

4.494

0.019

0.008

-0.0194.559-119896.461 -20188.982

4.572-0.0160.022-0.013

棄却点数-20205.396

4.656-119908.104 -20205.423

4.681-0.011

0.027-0.025平均値-119883.772-20222.175

4.491-119883.778 -20222.168

4.499

0.006

-0.007-0.008-119872.820-20205.854

4.396-119872.836 -20205.851

4.417

0.016

-0.003-0.0210（4,720点以上）

0.3％以内（14点以下）-10.9mm±70mm

最大値（差）

67mm±160mm

最小値（差）-106mm±160mm

法面

K6-119862.402-20190.178

4.343-119862.394 -20190.172

4.366-0.008-0.006-0.023標高較差 データ数

347

K7-119878.007-20188.030

4.439-119878.000 -20188.026

4.470-0.007-0.004-0.031

評価面積280.9㎡

K8-119890.027-20205.262

4.545-119890.012 -20205.241

4.576-0.015-0.021-0.031

精度検証の結果、出来形管理基準±5cmを満たしている。

1点/㎡以上

棄却点数

0

規格値

1点/㎡以上（281点以上）±80％以内の平場のデータ数

ばらつき 規格値

0.3％以内（1点以下）±50％以内のデータ数

規格値

4,900（99.9％）
4,621（94.3％）±80％以内の法面のデータ数

ばらつき 規格値±50％以内のデータ数

347（100.0％）342（98.6％）

Atos iotȟȹǲȄȉᙍԽᙁΞТࡈAtosǲǣȘȮǱȪȡ‫࣏ܥ‬ǶȞȹȉȒȄǰƔգƎӴǙƥήAtos Co.,Ltd.

ν੸ȸ̳ྐྵ ν᫈ᙁΞ
全損時または一部破損に伴う修理に対して全額補償いたします。（動産補償対応）

G-eyeƵǒǕᢓᨡǶȞȹȉ※の遠隔作業支援システム「G-eye」
スマホ版を使用したサポートが可能！
お客様の状況をリアルタイムで確認しながら対応ができるのでスムーズに問題が解決できます。

※G-eye（Generation-Eye）は Atos IoT マーケット製品です。

ȈȹȀϽྐྵƖ࠱᧔ 10 ‫׆‬ǈƱ໰૱Atos コミュニティプレイス※におけるGS-1 に付随するデータ処理が年間 10 回（処理のみ）まで無料！
（11 回目からは 1 処理 9,000 円）※コミュニティプレイスは Atos IoT マーケット製品です。
専用アプリのインストールも可能です。

ȑȹǹȨȴǣȄȘ‫ࣗݤ‬GS-1・LiBase のソフトウェアのバージョンアップに対応

GENERATION-SURVEY-ONE Უ GS-1 Ფ

本社〒349-1133
埼玉県加須市琴寄115-2
TEL̲0480-53-7167 / FAX̲0480-53-7169
大宮支社〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16
シーノ大宮ノースウィング16F
TEL̲048-788-4210 / FAX̲048-788-4211
北海道営業所〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西19-24-25
Nスクエア1 202
TEL̲011-699-6284 / FAX̲011-699-6285
琉球営業所〒904-0105
沖縄県中頭郡北谷町吉原708-12 EDEN101【お問合わせ先】UPDATEƔᩔᛆƱƸǶȞȹȉȖȫȹȁǥȥȬ 0120-090-595

ホームページ〒064-0925 札幌市中央区南 25 条西 12 丁目 3-23https://atos.co.jp/
TEL︓(011)520-6800 FAX︓(011)520-6803
担当︓宮本 ✉y_miyamoto@itsg.co.jp（ホームページからもお問い合わせ可能です。）
https://www.youtube.com/@its-square4708