マイクロパルス式レベル計

Micro TREKGUIDED MICROWAVELEVEL TRANSMITTERS
粉体・液体計測用

マイクロパルス式レベル計は、粉体・液体計測用
高精度の安定した測定を実現

マイクロ波レーダーや超音波式レベル計の問題点である「マイクロ波・音波の広がり」、「センサー部の付着」、「タンク内の環境」
による誤検知の影響を受けない

粉塵
蒸気
ガス

タンク内の環境に影響を受けにくい

温度

障害物
ワイヤーの汚れ泡立ち

メンテナンス工数を大幅削減

駆動部がなく電気的に測定しているためメンテナンスフリーとなります。
静電容量式レベル計のような設定後の感度調整等は一切不要となります。

動作原理
本体センサからマイクロパルスがプローブ表面に沿ってタンク内に発信。測定
物表面にマイクロパルスが到達すると、発射パルスマイクロパルスはプローブ表面に沿って反射して本体センサで受信。
マイクロ
パルスを発信してから受信するまでの時間を距離(レベル)に換算してDC4～20mAの出力をします。

反射パルス

、従来のレベル計が抱えていた問
かんたん設定機能付きQUIICK SETを使用すれば、DC４～２０mAのアナログ出力の設定を5分でおこなうことができます。
画面

必要な設定
アプリケーションパラメータ
xx =「EU」（欧州）
メートル単位または「US」（米国式）工学単位
yy = 液面測定用なら「Li」、固体レベル測定なら「So」（変更不可能）デフォルト：EU

AP:xxyyキー
ENTER[E]+DOWN[↓]（3秒間押す）UP[↑]、DOWN[↓]
NEXT[←]
UP[↑]、DOWN[↓]ENTER[E]NEXT[←]＋UP[↑]
NEXT[←]＋DOWN[↓]

H:xxxx最大測定距離…センサ面からタンク／サイロ底面までの距離
手動時：対応する値を入力します。
自動時：「GET LEVEL」機能を用いてEchoTREK の現在の測定値を求めます（ECHO LED 点灯時のみ）。表示部に現在の測定値が表示されます。
デフォルト：最大測定距離[m]、仕様欄を参照。

4:xxxx「4ｍA」…4ｍA の電流出力に割り付けられる値
手動時：対応する値を入力します
自動時：「GET LEVEL」機能を用いてEchoTREK の現在の測定値を求めます（ECHO LED 点灯時のみ）。表示部に現在の測定値が表示されます。
デフォルト：0m（0%、空のタンク）

20:xxxx「20ｍA」…20ｍA の電流出力に割り付けられる値
手動時：対応する値を入力します
自動時：「GET LEVEL」機能を用いてEchoTREK の現在の測定値を求めます（ECHO LED 点灯時のみ）。表示部に現在の測定値が表示されます。
デフォルト：範囲= 最大測定距離– 最小測定距離[m]（100%、満杯のタンク）

Er:xxxx

電流出力でのエラー表示…「Hold」、「3.6ｍA」、「22ｍA」の中から選んでください。
デフォルト：直前値を保持

dt:xxxx

ダンピング…必要なダンピング時間を選んでください。
デフォルト：60 秒（液体用）

rE:xxxx

リレーの励磁レベル…測定値がここで設定した値を超えると、リレーが励磁した状態になります。

rd:xxxx

リレーの非励磁レベル…測定値がここで設定した値以下になると、リレーが非励磁状態になります。

機能
QUICKSETを開始または終了します
点滅している桁の数値を増加／減少させます
点滅する桁を左へ移動します「GETLEVEL」-EchoTREKの現在の測定値を求めます
画面の表示値を保存し、次の画面へ移動します
変更内容を保存せずにQUICKSETを終了します
画面に工場出荷値を読み込みます

2線式により配線コストを削減

DC電源による２線式のため配線コストを削減することができます。
レベル計への電源供給と電流出力を１組のケーブルで可能となります。

1

2

3

4 5 6
DC電源

MULTI CONTを使用すれば・最大8点まで接続可
・現場計器を遠隔操作可能
・グラフィック表示
使い方裏ページ参照

ＡRA

電流計
PLCなど

HART

MULTI CONT P-200

問題点を全て解消いたします
豊富なアプリケーション力豊富なアプリケーション力で使用環境に合わせた機種選定が可能となります。
飼料・穀物・原料サイロ

環境の悪いタンク・狭いタンク

ケーブルが切れないよ

液面の波立ち・蒸気・ガス等のうにケーブル部をロン

環境要因の影響を受けずに測グボスでかしめて強化定可能。
プローブ表面に沿ってマしています。

イクパルスを発信しているので、※4m以上のワイヤー仕様のみ

マイクロ波の広がりによる誤検知はございません。

シングルケーブルφ8シングルロッド

攪拌機付タンク

薬液タンク

同心円筒はφ28のシングルロッド又はシ円筒により攪拌の強ングルケーブルにテフ度にも耐えれます。
まロンでコーティングした、防波管と同等のた仕様がございます。

効果もございます。

材質もPFAやPP、等がございます。

同心円筒タイプ・ツインロッド

テフロンコーティング仕様

取付注意事項h

ノズル取り付けの場合､ノズルの長さとノズル径に注意してください。
(※同心円筒プローブ除く)

φdh≦φdh=ノズルの高さ
d=ノズルの内径

Micro TREKの取付位置は､プローブがタンク壁や障害物から300mm以上離れる位置に設置してください｡(※同心円筒プローブ除く)
液体アプリケーションで､プローブがタンク壁に接触する可能性がある場合は､プローブをタンク底に固定させる事を推奨します。

型式

H□R-4□□- 4H□K-4□□- 4

H□N-4□□- 4-X06

H□T-4□□- 4H□D-4□□- 4

H□A-4□□- 4TYPE

シングルロッド

シングルケーブルφ4シングルケーブルφ8ツインケーブル

ツインロッド

同心円筒

液体・粉粒体測定
粘性液体の測定
防波管での使用(調整必要)

液体・微粉測定
タンク側壁近くの取付
狭いスペース、細長いタンクに使用可

液体・微粉測定
誘電率が低い測定物の測定可
タンク側壁近くの取付狭いスペース、細長いタンクに使用可

液体・微粉測定
誘電率が低い測定物の測定可(非誘電率：1.8以上)
タンク側壁近くの取付狭いスペース、小さいタンクに使用可

形状

推奨用途

液体・粉粒体測定
粘性液体の測定
防波管での使用(調整必要)

G1

1/2

G11/2

G11/2

液体測定
誘電率が低い測定物の測定可攪拌機、障害物、投入物の影響を受けない。
防波管と同等効果

取付サイズG1G1

最大プローブ長3m

24m

24m

24m

3m

3m

G1

プローブ径

φ8φ4φ82ｘφ42xφ8

φ28

プローブ材質DIN1.4571(SUS316Ti相等)DIN1.4401(SUS316相等)DIN1.4401(SUS316相等)DIN1.4401(SUS316相等)DIN1.4401(SUS316相等)DIN1.4571(SUS316Ti相等)スペーサー材質―――

PFA

PTFE-GF25

PTFE

上部不感帯

400mm

400mm

400mm

300mm

250mm

0mm

下部不感帯

100mm

100mm

100mm

100mm

100mm

100mm

DC4～20mA
出力範囲

プローブ長－500mm

プローブ長－480mm(ウェイト長80mm含む)

プローブ長－350mm

プローブ長－100mm

最大引張荷重

1t

1t

1t

―

プローブ長－600mm
プローブ長－760mm(ウェイト長100mm含む) (ウェイト長260mm含む)
1t(φ4mm)3t(φ8mm)

ハウジング材質

アルミニウム合金(粉体塗装)

測定精度液体プローブ長が10m以下のとき：±5mm

プローブ長が10mを超えるとき：±0.05％FS

測定精度粉体プローブ長が10m以下のとき：±20mm

プローブ長が10mを超えるとき：±0.2％FS

再現性

±2mm

出力

アナログ出力：DC4～20mA(3.9～20.5mA)、
エラー出力としてDC22mA

電源電圧

低格電圧：DC24V、許容電圧：DC18～35V

タンク内温度－30～＋90℃(高温仕様：シングルロッド・シングルーケーブル→MAX200℃、ツインケーブル・ツインロッド・同心円筒→MAX150 ℃)

周囲温度－30～＋60℃(SAP-300ディスプレイ装着時：-20～60℃)、(Multi CONT接続時：-10～60℃)

圧力範囲−0.1～1.6MPa 特別仕様として、最大4.0MPa(20℃)まで製作可能

比誘電率

2.3以上

1.8以上

配線接続口

2×M20.2×1/2”NPT、シールド線：0.5～2.5m㎡

保護等級

IP65(NEMA4)

Micro TREK
仕様H□

□−4

コード

プローブの種類

取付ネジ

標準仕様

T

シングルロッドG1”□□−41.5以上※（−X06）

コード

プローブの長さ

コード

R

1〜24m,1m単位（ケーブルプローブ）

01〜24

1〜3m,0.1m単位（同心円筒プローブ） 10〜30

高温仕様

H

φ4シングルケーブル

G1”

K

標準仕様表示器付

B

φ8シングルケーブル

G1”

N

高温仕様表示器付P

φ4ツインケーブル

G1 1/2”T

同心円筒

G1 1/2”A

ツインロッドG1 1/2”D

1〜3m,0.1m単位（ロッドプローブ）

10〜30※プローブの種類がφ8シングルケーブルの場合のみ末尾が−X06となります。

※NPTネジ､フランジ取付も製作対応致します。

※一部機種のデモ機貸出もおこなっています。
デモ機テストが困難な場合は『サンプルテスト』が可能です。
被測定物を貸し出し頂ければ報告書を提出致します。
お気軽に弊社担当者迄ご連絡下さい。

外形図は弊社HPからダウンロードできます。
東和制電工業㈱ マイクロパルス

検索

セメント

砂

①砂利

①

液体タンク

①①②④②③③④②③①②混合機①マイクロパルス式レベル計②パドル式レベルスイッチ②ミキサー③静電容量式レベルスイッチ④振動式レベルスイッチ

コンクリートミキサー

レベルスイッチご紹介
粉体検出用パドル式
レベルスイッチ～タンクのポイント検出に～
粉体・液体検出用静電容量式
レベルスイッチ

粉体・液体検出用振動式レベルスイッチ※製品改良の為に記載事項は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。※製品についてのお問い合せは下記の担当営業にお申し付け下さい。

代理店/Agent〒566-0045 大阪府摂津市南別府町3番5号
TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519

URL http://www.towa-seiden.co.jp/
最新の製品情報がホームページでご覧になれます。
2018.11.3000