防爆型有毒ガス・酸素ガス検知器
O₂・H₂S・CO・H₂・CH₄・CO₂

Sensepoint XCD
Gas Detector

Sensepoint XCDは可燃性ガス雰囲気中の酸素・有毒ガス・可燃性ガスを検知できる防爆型ガス検知器です。
防滴/防塵構造（IP66）
により、設置場所を選びません。
警報時にはLED・バックライトが赤色に変化して警報を視覚的に知らせます。

Sensepoint XCD
高い検知信頼性実証されている電気化学式センサー技術
高温多湿環境に適した「SurecellTM電気化学式センサー」使用
長寿命センサー（通常2年）

使いやすい性能

危険度により色が変わるディスプレイ
IP66取得製品

磁気スイッチによるメニュー変更
メンテナンス時に自動出力停止

用途に合わせたオプション

ダクト取付キット
補集コーン

校正用キャップ

❽❶

主な用途

❺

❹

・探査および掘削プラットフォーム❸❷

・生産プラットフォーム❿・陸上のオイルターミナルおよびガスターミナル
・精油所および化学プラント

1 上面ケース

・発電所

2 LCD表示モジュール

・水処理施設❻3 実装基板領域

・各種実験等の安全管理❼

5 実装基板❾4 封止プラグ（M20）
6 プラグイン ガスセンサー
7 センサー保持リング

・欧州（ATEX）

8 固定用穴・国際（IECEx）

9 防雨用センサーカバー

・北米（UL／c-UL）

10 配線導入口（左右2カ所）

80

・アジア
（KTL、PA、GB、CCCF）

12225

106

9

法規制の順守16499

Ready, Steady, Go!

Sensepoint XCDは、状態を示すのに3種類の認識可能な「信号」色を使用します。
バックライトLCDで、一目で、明確にどんな探知器の状態も見ることができます。

通常操作(Normal)
緑色

装置異常時/警告表示（Fault/Warning）「黄色い点滅」

アラーム(Alarm)「赤点滅」

探知器がたくさんの装置の中にある状態でも、探知器の状態を特定するのにとても役に立ちます。
検知器とセンサーの組合せ
O2 Transmitter

EC O2

EC H2

EC COEC Transmitter

EC H2S

Catalytic Flammable 1* to 8* %LEL
(default CH₄ 0-100%LEL)

IR Carbon Dioxide %Vol

IR Methane %LEL

mV Transmitter

Sensepoint XCDはガス種類により、3種の異なった検知器本体とセンサータイプの組合せがあります。

例えば、ECタイプ検知器本体は、ECタイプのXCDセンサー、「硫化水素(H₂S)」「一酸化炭素(CO)」「水素(H₂)」と組み合わせて使用することが可能です。

検知器本体とセンサーのタイプが合えば、「検知器−センサー」間での使用が可能です。

センサーを検知器本体の下部のプラグへ差し込むと、ガス種類を自動的に認識します。

製品仕様
■共通仕様
電24V dc （16〜32V dc）

源

最大5W

消費電力

アナログ出力配4-20mA

異常時

0.0<1.0mA

メンテナンス時

2.0 or 4.0mA （酸素は、17.4mA）

オーバーレンジ

22.0mA線

3芯シールド線 （20AWG〜13AWG）

警 報
通通常状態

仕様保持/自動復帰

任意変更可

出力

アラーム１、アラーム２、異常時、計3点機

能LCDバックライト 緑/黄/赤

無電圧接点

接点容量5A＠250VAC

RS485

信材質 本体 / センサー部

アルミダイキャスト エポキシ樹脂塗装/SUS316

配線導入口

M20×左右2カ所

使用温度範囲※機種別仕様を参照ください。

使用湿度範囲通常時：20〜90%RH

間欠時：10〜99%RH

使用圧力範囲900〜1,100hPa※圧力変動がある場合、濃度表示も変動致します。

225H×164W×99Dmm

最大寸法
質

いずれも、結露無きこと

約2.0kg

量
IP等級

IP66（EN60529：1992）

EMC

EN50270：2006

規 格
防爆認定

ATEX Ex II 2 GD
Ex d II C Gb T6
Ex tb III C T85℃ Db IP66
IEC Ex II 2 GD
Ex d II C Gb T6
Ex tb III C T85℃ Db IP66
UL Class I, Division 1.Groups B ,C and D,Class I,Division 2, Groups B,C & D, Class II, Division,Groups E,F & G,Class II,Division 2,Groups F & G. -40℃to+65℃■機種別仕様型番

応答速度（T90）

使用温度範囲SPXCDALMO1

酸素

O₂

ガルバニ電池式

0.0〜25.0%

30sec-20〜55℃

SPXCDALMHX

硫化水素

H₂S

電気化学式

0.0〜50.0ppm

50sec-20〜55℃

SPXCDALMCX

一酸化炭素

CO

電気化学式

0〜300ppm

30sec-20〜55℃

SPXCDALMG1

水素

H₂

電気化学式

0〜1,000ppm

65sec-20〜55℃

SPXCDALMFX

可燃性ガス

LEL

接触燃焼式

0.0〜100.0%LEL

25sec-20〜50℃

SPXCDALMRXメタンCH₄

赤外線式

0.0〜100.0%LEL

60sec-20〜50℃

SPXCDALMB1

二酸化炭素

CO₂

赤外線式

0.00〜2.00%

60sec-20〜50℃

検知原理

検知ガス

測定レンジ

姉妹機

Sensepoint XCD RTD
SO₂・NH₃・CL₂・NO
Sensepoint XCD RTDは、上記以外の有毒ガスに対応したガス検知器です。

■共通仕様
上記と同様となります。こちらの製品をご注文の際は、制御部に加えて下記の検知部の型式を選定ください。

制御部本体

型番：SPXCDALMTX4■機種別仕様
型番
2106B1520
2106B1521
2106B1513
2106B1515
2106B1510
2106B1511
2106B1518

検知ガス
二酸化硫黄

SO₂

アンモニア

NH₃

塩素

CL₂

一酸化窒素

NO

測定レンジ

検知原理

0〜15ppm

電気化学式

0〜50ppm

電気化学式

0〜50ppm

電気化学式

0〜100ppm

電気化学式

0〜5ppm

電気化学式

0〜15ppm電気化学式

0〜100ppm

電気化学式※センスポイントシリーズには警報ブザーや警報ランプは付属していません。ブザーやランプをお求めの場合は別途回転灯などをお求めください。
※センスポイントシリーズには電源ケーブルは付属しておりません。推奨電源ケーブル：3芯シールド線 0.5mm² 〜2.5mm² (20〜13 AWG)

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

販売元〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8
住友不動産三田ツインビル東館9階

TEL：03-6311-6236 FAX：03-6311-6242