第３回筑波大学技術職員

技術発表会
講演予稿集

2004年3月16日

筑波大学

ご挨拶
第３回筑波大学技術職員
技術発表会実行委員代表

森田（阿部）倫子（筑波大学・技術専門官）

筑波大学では、平成13年度に第3技術区の技術職員を中心に開催いたしました技術発表会を第1回筑波大学技術職員技術発表会と位置づけ、今年度で第3回目を数える運びとなりました。第2回は第1技術区、今回は医学技術区が中心となり、多くの技術職員、事務職員の協力によって進められております。また、今回は研究協力課のご支援を得て、実行委員長を高木英明副学長にお引き受けいただきました。高木実行委員長には、実行委員会の席上でも数々の示唆をいただいております。このように全学の技術発表会としての地歩を固めることができましたことを、ご尽力いただきました関係各位に深く感謝申し上げます。
国立大学は平成16年4月に、国立大学法人としての新しい体制に移行いたします。この厳しい状況の中で、技術職員としての技術を磨き、研鑽された成果をここに発表し、さらに皆様との意見交換で交流を深め、お互いの日常業務へフィードバックできる場にこの技術発表会がなることを期待致します。
第3回筑波大学技術職員技術発表会を開催するにあたり、今回初めての試みとして、報告集とは別に予稿集を編纂致しました。事前にお手元にお届け致しますので、さらに有意義な交流が計れる技術発表会としていきたい所存です。
年度末のお忙しい中とは存じますが、多くの方々のご参加を願っており
ます。

-1-

会場への交通路

東京駅八重洲南口から「つくばセンター」行きバス(乗車時間約1時間、10-15分間隔で運行) に乗車し、 つくばセンターから「筑波大学中央」行きバスに乗り換える。
"大学病院入口" 下車 (乗車時間、約10分)。

筑波大学
松見口

時刻表は

至

水戸

至

水戸

松見公園

http://www.tsukuba.ac.jp/map/access/highwaybus.html
をご覧下さい。

通り
北大

土浦学

学
大
通

号線

り

408

大通

東
園

西
学園

桜土浦IC

道
車

線

動

尚、バスをご利用の場合は、ひたち野うしく駅及び荒川沖駅からは本数が少ないので土浦駅が便利です。

わ
ら
か

至
牛
久

あ

西口から「筑波大学中央行」バスで25-35分、"大学病院入口" 下車。
西口からタクシーで 15-20分。

お

き

磐
常

自

磐

西口から「筑波大学中央行」バスで30-40分、"大学病院入口" 下車。
西口からタクシーで20-25分。

線

常

野田
土浦

JR

国道

通り
南大

土浦

国道6号バイパス

筑波大学
医学地区

東口から「筑波大学中央行」バスで30-40分、"大学病院入口" で下車。
東口からタクシーで20-25分。

園線

つくば
センタービル

、

成

田
至

東京

桜土浦 I.C.を降り、"筑波方面" へ左折 → 大角豆交差点右折 → 県道55号線 (東大通り) を北に直進 → " 筑波大学松見
口" に向かって下さい。この間、約10kmです。

荒川沖から東大通りを北上 → 大角豆交差点を通過（直進）→ "筑波大学松見口" に向かう。この間、約10kmです。
会場付近の地図は、http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/annai/map.htm をご覧下さい。

医学地区にはゲートシステムがあり、登録者以外は入構できません。"松見口案内センター" で申請し、指示された駐車場をご利用下さい。

会場

-2-

会場のご案内
医学系棟

医学専門学群棟

男子トイレ
女子トイレ

ポスター発表会場
受付

ペデストリアン

懇親会々場

会場(3F)入口

3 Fロビー

喫茶部
2F
臨床
講義室

臨床
講義室

臨床講義室

C

B

A

医学書籍部

医学食堂
1F

口頭発表会場

平成16年 3月16日（火）9:00〜17:00

筑波大学医学地区
口頭発表：臨床講義室 A
ポスターセッション：臨床講堂ロビー
休息所：臨床講堂ロビー

臨床講堂ロビーにて 9:00 以降随時、参加登録の受付を行います。
懇親会にご参加の方は、会費 3,000円をお支払い下さい。

発表終了後、医学食堂にて懇親会を行います。
発表当日、実行委員は黄色いリボンを付けていますので、ご不明な点はお尋ねください。

技第
三
術回
筑
発波
表大
会学
技
術
会職
場員

-3-

バス停
大学病院入口ȒȨǫȤț
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥әӁࠬ    Ł«ļĸ Å Ł«ĽĽ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥әӁƣࠩ¥¥¥¥¥¥¥¥¥࠾ܶϥЋક೿¥¥¥¥¥¥¥¥ॏஎ໩߰¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥࠾ܶϥЋଥλ߀¥¥¥¥¥¥૬౎ગԆഽԆଥ¥¥¥¥¥¥¥݄ึуผ¥‫ਂۥ‬ƣǣǫǟȏț¥Ĺĸ«ĸĸÅĹĺ«ĸĸ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥‫ނ‬ଥ«ॲோ஋ыÎॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Ï¥¥¥‫ڒ‬ωଠ৕ƠſƆǀǓȓǟǎȈƣ઀ແƎǀఛƙƣ๎Ԓ  ªªªªªªªªªªªªªªª                    ÿࢃߑҒક¦ॲோ஋ы¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï¥¥¥ॣౄఊƠൌഝƎǀॖ‫ٶ‬஋઱ൊ࠽ƣୖ໤୴ӂৃඟƣәಓ   ªªªªªªªªªªªªª ÿ์ശЀ௩¦ࢃߑҒક¦ॲோ஋ы¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï¥¥¥Ǻǰ৊‫׏ڒ‬ſƽƨ౸‫׏ڒ‬ƣ඄੾ঝ۪෪૏౸ಓ‫ہ‬ƣ                      ǽȕÀǝǌǰȉǰȒÀƠƽǀ‫ڥ‬ௌ  ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
‫ݴ‬ோࣵ߰¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥‫ނ‬ଥ«༃ึࢂ੗Îবปªनඓ௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Ï¥    ‫ߙٽ‬ൊືԆ‫אڪ‬ǣțǧÀƠſƆǀǌțǧÀǵǫǰȑǌǾ                      ૴‫ٷ‬ǟǡǮȈƣ‫ܟ‬૩Ɲб຋  ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                   ÿഛஎҽ¦ॖહ֔೩¥‫ߙٽ‬ൊືԆ‫אڪ‬ǣțǧÀ¥¥¥Unix/Windows Ѐৄఛଧǿȕǘȑȇțǘ  ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                   ึ੬౴ೢ¥ॣ൘ªঊື௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Îғਫ਼ջǣțǧÀÏ     ¥¥¥༶൘ƣ pdf ҍǮǗǳǫǗ Å޽߰Љ޾¦web ‫ޜ٭‬ǇਂୟƠÅ  ªªªªªªªªªª                   ગ༸໡܏ ॣ൘ªঊື௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Îғਫ਼ջǣțǧÀÏ   ¥ૹ‫׃‬ƴ¥Ĺĺ«ĸĸÅĹĻ«ĸĸ¥‫۩ۥ‬ƣǣǫǟȏț  ĹĻ«ĸĸÅĹĿ«ĸĸ  ¥¥௫൬ܸћÜ๧ॣЙ૶әಓƣұ‫ޟہט‬฀ຢÝ ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ੬Ϻ঩ ߿ ௰ແܶণඟॣªЙ૶ܴ‫אڪؽ‬әಓ֋‫ܟ‬¥¥¥ȅǡǧÀǣǫǟȏțÎћચƤࠝȂÀǠƠ֗‫ޜ‬Ï ªªªªªªªªªªªªªªªª
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥‫ނ‬ଥ«Є‫ڔ‬Ѐ݄Îॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Ï¥    ૴ঋ֋ృƠ઀ƎǀǡȅÀǬƣ‫۾‬Ҝ  ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                   ÿॲோ஋ы¦ࢃߑҒક¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï¥¥¥ǯǠǧȓǓȉȑǇ຋ŹƔ‫߁ۻټ‬иੇ૤ƣәಓ   ªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                   ޭ๊હࢂങ¥ഄГശϹࠔҭ૴ѭढ़ໝϹฏٞ    ‫׃‬٬

-4-



¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥‫ނ‬ଥ«ఊஎණࢯÎॣ൘ªঊື௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Ï     ¥¥¥ଢൢ་٥ /4 ȆǌǗȕǡǛÀǿ຋ǿȕÀǾƣ঱ޮ  ªªªªªªªªªªªªªªªª                   ÿൽહ౴¦ગৄ‫ژ‬Ѐ¦ҟ‫ں‬ϺࣙЀ¥বปªनඓ௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Îൊື‫܋‬Ԇ‫ٵ‬Ï ¥¥¥ࡦƨƂƣƈƃƿƣƧƂؒƁƿՖϫ‫ࢪڥ‬ඝඟ  ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                       எࣄঢ়ผ¥বปªनඓ௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Îె໫‫܋‬Ԇ‫ٵ‬Ï ¥¥¥ǼǐǦਙ߰ƠƽǀϠ૤৓ୖ຋Ȏǳǫǰƣ‫ض‬௘Ӄ༟঱ޮ ªªªªªªªªªªªªªª ÿພఔ൘૙¦૴‫ں‬ಯ૙¥বปªनඓ௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Îൊື‫܋‬Ԇ‫ٵ‬Ï  ȅǡǧÀǣǫǟȏț¥Ĺļ«ĸĸÅĹĽ«Ĺĸ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥‫ނ‬ଥ«ൟஎׁ߰Îॣ൘ªঊື௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Ï           2  ¥¥ਆǚǶȈ༘‫ݿ‬ӂৃƠƽǀ࠼ՁՂࡱডϸ஋߰‫ނ‬ƣ‫   ޷ڥ‬ªªªªªªªªªªªªªªª                    ÿϟோপ߰ ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï๧౎૷๴ÎռਕϹԆ‫ٵ‬Ï  ¥¥2  ¥¥ȔÀǞÀȆǌǗȕǨǌǣǗǟȏț(LDM)ඟƠƽǀ                ¥¥ ப‫ڑ‬ਚऻৎ൲ƀƾƣ‫ޙ‬ඤ‫ࡤގ‬Ɲ nestedRT-PCR ӂৃ ªªªªªªªªªªªªª                  ๊ࣦঙ٩ຼ߰¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï    ¥2  ¥¥૬౎ગԆఊ Web ǯÀǧƣਆ൘‫޷ڥ‬ǟǡǮȈƣ‫ܟ‬૩  ªªªªªªªªªªªªªªªªª                  ‫ݴ‬ோࡥ¥ԆࢫनඓࣂືǣțǧÀ        2  ¥¥GAMMA10 ຋࢞٥ஏ௘ಓஏ֋ƣൌӂஊ‫ ڥ‬ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                    ல຤߰¥ॣ൘ªঊື௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎǿȑǢȆ‫אڪ‬ǣțǧÀÏ    ¥      2  ¥¥FIB ੇ૤Ǉ຋ŹƔೝ‫ޙ‬ғ‫ ܋‬ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                         ࠸Ϻ‫ۻ‬๯¥বปªनඓ௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Îൊ࠽‫܋‬Ԇ‫ٵ‬Ï      2  ¥¥ƙƄƥবൊǠȋÀǲȓƣǒțȑǌțԵܶƠƙŹƛ  ªªªªªªªªªªªªªªªªªª                    ÿϖശ࠳٩¥বปªनඓ௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎবൊԆ໸Ïթ೜൘ࣴÎবൊҚԆ‫ٵ‬Ï¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥      2  ¥¥ܼਙശൌ‫ڍ‬੫ँƠƽǀॖ‫࠼ٶ‬ՁƝƒƣϸ஋߰ӂৃ ªªªªªªªªªªªªªªªªªª                     ्ຼࡳೢ߰¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï      2  ¥¥ǱȑǌȅțǿƣȀȒǎȈǧǌǰӎ໡ ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                      ÿ‫ة‬ோ๯¦‫׆‬ఊՀ๴¦ఀҼࣥੰ¥ॣ൘ªঊື௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Î୏҉ǣțǧÀÏ          2  ¥¥ೢࢫ໦ϼƠſƆǀ֥ࢫ୴ǡǕȓǊǬǿƣƔƶƣǊȓȇ଀੔ǡǧǯǌ¥ªªªªªª                    ໫݆ॣթ¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸Î‫ࢫڃ‬Ԇ‫ٵ‬Ï ¥¥      2 ¥¥ഄ֎ƣ‫ں‬ЌƝƟǀ‫ޙ‬ඤƹǧțǹǗƣؑ‫ޟ‬Ǉ‫޷ڥ‬ƎǀƔƶƣ                     ฤшఛ࢟৫ऽඟƠƙŹƛ ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                   Ͽߑฬೢ¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï                                                  2  ¥ ELISA ඟƠƽǀ staphylococcus aureus Ơ઀ƎǀǺǰ‫ڒ‬প૴‫੾ܕ‬ƣੜୖ ªªªªª                  ᐞϺࢂ߰¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï                                                   2  ¥ HLA ‫ݺڥ‬ƣऊӀ ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                   ॗ২࠙๯߰¥ॣբਿ݉௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎϹԆ‫ٵ‬Ï      2  ¥ తේƣ݄ߑઃƝǟȁȒǊǝȌțߑชƠſƆǀિ߰ຏसൊ
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ CarexÎǡǚ੠Ï࢒૒ఊƣ࡫ਚঢƣೊԁ ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª                   ༟ৢࡻങ¥বปªनඓ௃‫׽‬Ͻ‫߷אڪ‬љ࠸ÎবൊԆ໸Ï
¥¥¥2  ¥ ࠾‫ڷ‬຋Ӓ୘ռ಻ƣঝޮƝ৓૤ſƽƨѰ຋‫אڪ‬ƠƙŹƛ ªªªªªªªªªªªªªª                   தҀઉ‫܉‬¥Ҍஎ໯Ӓ࠾‫ڷ‬ǣțǧÀ









¥൤Ӂࠬ¥ĹĿ«ĸĸ¥¥¥¥¥¥¥¥¥൤Ӂƣࠩ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥࠾ܶϥЋક೿¥¥¥¥¥¥¥¥ॏஎ໩߰¥‫ݩ‬ड़Ӂ¥ĹĿ«ĻĸÅĹŁ«Ļĸ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ϹԆि௚ ¥                                            

-5-

特別講演
― 有人宇宙開発の過去現在未来 ―
村井

正

先生

宇宙航空研究開発機構・有人宇宙技術部宇宙医学グループ

２００３年２月１日のスペースシャトル・コ
ロンビア号の爆発事故は、国際宇宙ステーション計画の推進に従事する立場にある者にとっても想定外のことであり、精神的に大きなショッ
クであったのみならず、日常の業務に大きな影響を与えている。
人類初の宇宙飛行は、１９６１年、当時のソビエト連邦ガガーリンによるものであり、これ以降米国およびロシアを主とした４０数年の有人宇宙開発により、現在では地球近傍の軌道上に国際宇宙ステーションを建設し、常時数名のヒューストン・ミッションコントロールセンター

宇宙飛行士が滞在する状況に至っている。この国際宇宙ステーション計画には日本も宇宙航空

村井正先生のご略歴

研究開発機構を中心として参加しており、筑波
宇宙センターにおいては日本人の宇宙ステーシ
１９８３年

ョン宇宙飛行士の訓練を実施している。

筑波大学附属病院研修医

これまでの有人宇宙開発の歴史を振り返ると、人類は宇宙における数多くの事故を経験してき筑波大学医学専門学群卒業

１９８４年〜１９８６年ており、その時点において事故を克服し、再度国立極地研究所事業部医師

宇宙に出て行くことの繰り返しであったと言っ

第２６次南極地域越冬隊医療担当隊員ても過言ではない。４０数年の歴史を積み重ね

１９９０年

宇宙開発事業団副主任開発部員

た現在でも破局的事故がいつでも起き得る事が、今回のコロンビア号の爆発により改めて思い知

筑波大学大学院医学研究科修了（医学博士）

１９９０年〜１９９２年

米国ライト州立大学

航空宇宙医学専門課程（理学修士）

らされたところである。
本講演では、有人宇宙開発の歴史を事故の経

１９９７年

宇宙医学研究開発室主任医長

験を中心に振り返り、現在の宇宙ステーション

２００３年

独立行政法人宇宙航空研究開発機構

計画の進展を紹介し、将来の有人宇宙開発の方向性について考えてみたい。

-6-

有人宇宙技術部宇宙医学グループ主任医長

‫ڥ‬Ϝଳ২ƳƒƙǓǦȦǲǡțƶઓ໔ơǓమƬƶ๡ԥ○࢖ߤҥન1¹অ௞ஞў2૿ౡપԙ ॶյ੒‫ݜ‬௖ؐА‫ࠊףڽ‬ѬࡋáЌԙ‫ڈ‬âĞ305-8575 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1Ʈ‫ڥ‬Ϝଳ২ଇঞƳ߁ພƟ¹‫܉‬Օ३‫ڈډ‬ǚຫরơǓࠧƳǐƫƮ‫ڥ‬Ϝǚ‫ݔ‬ҟƝƣǓư݂ƐǑǔǓºӶ຤৯ƳӬದƟƧൟ৖ָࢾǚພƌƮࡑ‫ۊ‬Ɵ¹‫ڥ‬Ϝଳ২ƳƒƌƮ¹ǦȦǲǡțƷઓ໔ơǓమƬƶ߁ພǚ࠮ƬƛưǚฯǑƓƳƟƧºГƬƷ¹‫ܢ‬Ɨ૯ǑǔƮƌǓ¹งऊƶ‫ڥ‬ը൲ԫ‫ص‬ǚӓƟƧअϜ߁ພƯƊǒ¹మƬ๋Ʒ¹ଇঞƶǦȦǲǡțϴ੻঴ȄÓȌȚȮ‫ݜ‬঵‫ڈ‬ǚӓƟƧ‫ݔ‬Ϝ߁ພƯƊǓº‫ࡣۼ‬ƶȜǦȆǵțƷ¹షऺƶ‫ݗ‬ǦȦǲǡț॒৤ࡷƳǐǒ¹‫ڥݗ‬ϜऔǚຊේơǓरƯ‫ئ‬ǉƮࢲພƲǊƶƯƊǓºŌ¼ƷƠǉƳ
ǦȦǲǡțư‫ڥ‬Ϝƶշ‫ٱ‬Ʒ¹ൟࠃি൝ԙƓǑ༂ࣽ໹ЏǆƯ‫ܢ‬Ɨ‫ףڽ‬ƝǔƮƕƧºંƗƶ‫ࡣףڽ‬Ʒ¹‫ڥ‬ଇǦȦǲǡțƶ੢ҦƔ‫ڥ‬ը൲ԫ‫ص‬ǚࢌࢹƟ¹෱ߕǚ‫ݗ‬ǉǓࠧƳǐǒ‫ڥ‬ϜƔरअơǓࠧǚඦ‫ݥ‬ƟƮƌǓºƥƶƧǉ¹ƊǓࡾƶǦȦǲǡțȑȨǾǦÓ‫ޱ‬Ɣ‫ڥݗ‬Ϝऔƶ࠲໰๣ưƟƮ߹ພƝǔƮƌǓºГධ¹ћԙଳ‫ލ‬ǌ௫൝ࡑ‫ۊ‬ƳǐƫƮ¹ǦȦǲǡțƔ‫ڥ‬Ϝǚ‫ݔ‬ҟƝƣǓࠧƔ࠷‫މ‬ƝǔƮƒǒ¹‫ڥ‬ϜƳઓơǓǦȦǲǡț
ƶ੏ಶơǓ߁ພƷ¹ЌԙरƶપƕƲȁÓșƶГƬƳƲƫƮƌƧºअϜ߁ພƳƬƌƮƷ֏ਨஇȜǦȆǵț
ƔӕฯƝǔƮƌǓƔ¹‫ݔ‬Ϝ߁ພƳշƟƮƷӕฯƝǔƮƌƲƌº¸৯ƳӬದƟƧ Brain Mapping Analyzer ǚພƌƮ¹షऺƶিԩǚୋƠƮ৤ࡷƝǔƧǦȦǲǡțƔ¹ଇঞƶǦȦȝǳȠȥȮǚԩ঴ҠƟ¹ǺǟȨǲȮ঎߱Ҡ‫ݏ‬ਬáǦȁǮȦǝȚȮ‫ݜ‬঵ƶ໒ੱ‫ݏ‬ਬâǚിԩҠƟ¹Сƕ੶ƕȄÓȌȚȮá३‫ډ‬ஞૄ൝ࡐâƶ‫ݜ‬঵ౖǚ‫ݗ‬ǉǓࠧǚӕฯƟƧ [1,2]ºƛƶȜǦȆǵțǚǦȦǲǡț
ƶ‫ݔ‬Ϝ߁ພƶ֞ࣥӕฯƶƧǉƳ҃ພƟƧºଇঞȄÓȌȚȮƶ੢ҦƷ‫ڥ‬Ϝǚ‫ݔ‬ҟƝƣǓࠧƔ૯ǑǔƮƌǓºǦȦǲǡțƔȄÓȌȚȮƶ‫ݜ‬঵ǚ‫ݗ‬ǉǓࠧǐǒ¹ȧȔȦƶ‫ݗ‬ƗƲƫƧȄÓȌȚȮƔ‫ڥ‬ϜǚҟƚǓǊƶư঍ߒƝǔǓƶƯԏీƟƧº¸ԑ৊ȤǾȃƶ੩౗ࡋƳǦȦǲǡțǚேຌơǓư¹ேຌ‫ۼ‬őൟƓǑō࠯յϱरƳ஬ǒ‫ڥ‬ϜƔ๺ϼƳ‫ݔ‬ҟơǓºƛƶǦȦǲǡțƶ‫ݔ‬Ϝ߁ພƷ¹ǦȦȝǳȠȥ
Ȯƶ௾ЂஇƲዓ‫ޱܨ‬¹ǦȁǮȦǝȚȮƶ‫ݜ‬঵‫ݏ‬ਬਰӳ‫ޱ‬¹३‫ډ‬২ࡦ૨๣ϦƌƷȄÓȌȚȮ D2 ȧǶȒǺÓਰӳ‫ޱ‬ƶҢǔƓƶேຌƳǐƫƮຫরƝǔǓƔ¹ȄÓȌȚȮ D1 ȧǶȒǺÓਰӳ‫ޱ‬ƳǐƫƮƷҢƶ඄Ҡ
Ǌ‫ۂ‬ǑǔƲƌ[3-5]º¸ƛƶ‫ڤ‬үǐǒ¹ଇঞƶǦȦǲǡțƷ¹ǦȦȝǳȠ
ȥȮϴ੻‫ڈ‬ǚӓƟƮȄÓȌȚȮƶ‫ݜ‬঵ǚ‫ݗ‬ǉ¹ȧȔȦƶ‫ݗ‬ƗƲƫƧȄÓȌȚȮƔ D2 ȧǶȒǺÓǚӓƟ

2౗ࡋఝƳேຌƟƧǦȦǲǡțƔȄÓȌȚȮƶ߁ພǚӓƟƮ‫ڥ‬Ϝǚ‫ݔ‬ҟƝƣǓࠧǚԏీƟƧƔ¹งऊƓǑேຌƟƧǦȦǲǡțƳǐƫƮǊ௬ƠܑүƔ௻ǑǔǓƓǚൟ৖ƟƮǇƧºৌฝఝƳǦȦǲǡțǚேຌơǓư¹‫ڥ‬ը൲ԫ‫ص‬ǚࢌࢹƟ‫ڥ‬ϜƔरअơǓƧǉ¹ଇঞƯƶ‫ݔ‬Ϝಶ҃ǚԏీơǓƛưƔƯƕƲƌºƥƛƯ¹ǦȦǲǡțȑȨǾ
ǦÓ‫ޱ‬ƳǐƫƮ¹‫ڥ‬ը൲ԫ‫ص‬ƶࢌࢹǚຫরƟƲƔǑ‫ݔ‬Ϝಶ҃ǚհߒƟƧºȤǾȃƶৌฝఝƳǦȦǲǡțȑȨǾǦÓ‫ޱ‬ǚேຌơǓư¹๺ϼƲ‫ڥ‬Ϝƶ‫ݔ‬ҟƔ‫ۂ‬ǑǔǓºƛƶܑүƷ¹ǦȦǲǡțƶৌฝఝਕேຌƳǐƫƮ੢ҦƟ¹ǦȦǲǡțƶܑүƷ¹౗ࡋఝƳਕேຌƟƧǦȦǲǡțǨȧ
Óȃ‫ޱ‬ƳǐƫƮຫরƝǔǓºƛƶ‫ڤ‬үǐǒ¹‫ڥ‬ଇƶǦȦǲǡțƶГ൉Ʒ‫ڥ‬ըƳଽৣ߁ພƟƮ‫ڥ‬Ϝǚ‫ݗ‬ǉ
ǓƔ¹Г൉Ʒ౗ఝƳЃ݉Ɵ¹ȄÓȌȚȮƶ߁ພǚӓƟƮ‫ڥ‬Ϝǚ‫ݔ‬ҟƝƣǓࠧƔ࠷‫މ‬ƝǔǓ [6] ºਕࡣƷ‫כ‬঴ಶ҃ƯƊǒ¹‫ࡣۼ‬Ʒฎ঴இƲಶ҃ƯƊǓºŏ¼‫ڥݗ‬ϜऔȝȂȦ௫൝ƶӕ৖࠺ਘದऔ‫ڥݗ‬ϜȤǾȃ(SHR)ƶǦȦǲǡțϴ੻঴ȄÓȌȚȮ‫ݜ‬঵‫ڈ‬ƳշຌơǓࡾÐƶ൝ࡐǚൟ৖ƟƧº‫ऺګ‬ȤǾȃƳೝǁ¹SHR Ʒ‫ڥ‬ঽǦȦǲǡțȧȔȦ
ƔୢƗ¹ଇঞǀƶ‫ר׼‬ƔഩੰƟƮƒǒ¹౗ఝƶǦȦȝǳȠȥȮϴ੻঴ƶȄÓȌȚȮ‫ݜ‬঵ƔୢҟƟƮƌǓºƛǔƔ¹‫ڥݗ‬Ϝऔƶದऔ‫ۍ‬ПƶГƬư݂ƐǑǔǓ[7,8]ºŐ¼‫ݗ‬ǦȦǲǡț॒ƳǐǓ‫ڥ‬Ϝଳ২

ō¼ଇঞǦȦǲǡțϴ੻঴ƶ‫ݔ‬Ϝ߁ພ

1

Ŏ¼‫ڥ‬ଇƶǦȦǲǡțư‫ڥ‬ϜȤǾȃƳ¹ฎ঴இƳ‫ݗ‬ǦȦǲǡțТ໬঎ǚຌƐǓ
ư¹ଇঞȄÓȌȚȮƶ‫ݜ‬঵ǚ‫ݗ‬ǉ¹ࣺƟƢƬ‫ڥ‬ϜƔ‫ݔ‬ҟơǓ [9] º‫ؼޚ‬¹ԇ‫ݦ‬Ư‫ݗ‬ǦȦǲǡț॒ƳǐƫƮ‫ڥݗ‬Ϝऔǚຊේ½ӡਖơǓࠟǇƔࠀǆƫƮƌǓ[4]ºߣ݂൫‫ڼ‬[1] D. Sutoo et al., Brain Res. Bull. 22 (1989) 565-569.
[2] D. Sutoo et al., Brain Res. 933 (2002) 1-11.
[3] D. Sutoo et al., Neurosci. Lett. 82 (1987) 297-302.
[4] D. Sutoo, K. Akiyama, Brain Res. Rev. 25 (1997) 1-26.
[5] D. Sutoo, K. Akiyama, Neurosci. Lett. 269 (1999) 133-136.
[6] D. Sutoo et al., Eur. J. Pharmacol. 155 (1988) 189-192.
[7] D. Sutoo et al., Brain Res. Bull. 30 (1993) 107-113.
[8] K. Akiyama, D. Sutoo, Brain Res. 823 (1999) 154-160.
[9] D. Sutoo et al., Eur. J. Pharmacol. 183 (1990) 1313-1314.

E-mail: akiyamak@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3330
E-mail: dsutoo@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3113-7-人脳内に分布する神経伝達物質の定量的解析法の開発○矢部一徳1、秋山佳代 2、須藤伝悦 3
筑波大学 人間総合等教育研究支援室（医学系）〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1

１．はじめに
私共は、小動物の脳内神経伝達物質の分布を全領域に渡り、細胞レベルで定量的に分析するための方法を開発してきた。更に、この方法を基に人脳を分析するための Human Brain Mapping Analyzer を開発
し[1]、様々な神経伝達物質の分布を解析してきた[2-6]。
今回、その中から人脳の検体処理法、標本作製法と得られた分析結果について報告する。

２．標本作製の検討
固定法
小動物での実験では、全身に固定液を灌流し、その後脳を取り出しているが、人では脳を取り出した
後に固定しなければならない。そこで、独自の脳の固定方法を検討した。検体は、筑波大学に医学教育・研究用に献体された神経病歴及び精神病歴を持たな
い 3 体の男性（50-70 歳）の脳を使用した。ラット
脳の実験を基に固定液の成分や濃度を決定し、注入部位と固定法を検討した。
標本の薄切法人の全脳を薄切し、定量的に分析するための標本作製法を検討した。特に、装置の選択、薄切標本の厚さ、張り付け方法等を検討した。
非特異的自家蛍光の消去法
高齢の人脳にはリポフスチン等に由来する自家蛍光が存在するために、従来の蛍光免疫組織化学的方法では分析することが出来ない。そこで、自家蛍光を消去する方法を試みた。酸、アルカリ、有機溶媒等の溶液による溶解方法、酸化・還元反応、塩素ガス等による漂白反応などを試みた。
免疫組織化学染色法
大きな全脳を均一に反応させるように、抗体の濃度や反応時間などの諸条件の検討を行なった。

目的の抗体を用いて FITC ラベルの 2 抗体法によって蛍光免疫組織化学的に染色する。染色した切片をそれぞれ 50μm 間隔で約 300 万領域に分割し、各領域における免疫組織化学的蛍光強度値を分析する。自家蛍光の消去は、染色前後に同一条件下で各部位を計測し、その差より純粋な値を得る。

３．定量分析
分析には Human Brain Mapping Analyzer を用いた。
この装置は落射蛍光顕微鏡のカメラマウントに高感度の光電子増倍管をセットしてあり、ピンホールを通して、標本の微細な領域からの特定な蛍光強度を計測する装置である。顕微鏡のステージはコンピューターで制御されており、標本全面の蛍光強度の分布を細胞レベルで一度に分析できる。

４．結果と考察
コリンアセチル基転移酵素 [1,2] (アセチルコリンの合成酵素)、タイロシン水酸化酵素 [2,5,6] (カテコルア
ミンの合成酵素)、グルタミン酸脱炭酸酵素[4] (GABAの合成酵素)、グルタミン酸脱水素酵素 [4] (グルタミン酸のレベルを調節する酵素)、サブスタンス P [3,6]及びカルモジュリン [5,6] の分析の結果、それぞれの物質の分布は、脳領域に依存しており、微妙な差異がみられた。特に、尾状核、被殻、淡蒼球及び黒質などの領域で物質間に特徴的な分布が観察された。
神経伝達物質やその関連物質の分布を定量的に分析するために、これまで一般的には、生化学的手法が用いられてきた。しかし、操作が煩雑である上に、分析法の感度や物質の死後変性に由来する誤差等によって、報告値に大きな違いが見られた。こうした問題を解決するために、蛍光免疫組織化学染色した標本を細胞レベルで定量的に分析する方法を開発した。この方法は、 TV カメラを用いた画像解析法や電気化学検出器を装備したクロマトグラフィー法と比べて、4 桁以上微細で再現性のある分布結果を提供する。また、二重測光による自家蛍光の消去法は、標本を痛めることなく分析できる。

確立した条件[1,2]
死後８時間以内に脳を取り出し、4%パラホルムア
参考文献
ルデヒドと 0.2%グルタルアルデヒドの混合液を用い[1] D. Sutoo et al., J. Neurosci. Methods 85 (1998) 161-173.
て両側の内頚動脈及び脳底動脈より注入固定する。
[2] D. Sutoo et al., Neuroscience 58 (1994) 227-234.
固定した脳を前額断で厚さ 1cm のブロックに分割し、 [3] D. Sutoo et al., Neurosci. Res. 35 (1999) 339-346.
凍結後、大型の凍結切片用ミクロトーム(Cryo- [4] D. Sutoo et al., Human Brain Mapping 11 (2000) 93-103.
Microtom) を用いて厚さ 20μm ずつ連続的に薄切[5] D. Sutoo et al., J. Neurosci. Res. 63 (2001) 369-376.
し、PBS 溶液上でしわを伸ばした後、スライドガラ[6] K. Yabe et al., XIIIth International Congress of
スに張り付ける。
Pharmacology (München, Germany), 1998.
1

E-mail: yabek@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3231
E-mail: akiyamak@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3330
3
E-mail: dsutoo@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3113
2-8-ȍȃঢ়‫עڥ‬ƒǐƻಋ‫עڥ‬ƶ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋದ‫۔‬ƶȐȨÓǰǟȃȜȃȥÓƳǐǓ‫ڸ‬௟‫އ‬௞ईࠃ
૿ౡપԙ ॶյ੒‫ݜ‬௖ؐА‫ࠊףڽ‬ѬࡋáЌԙ‫ڈ‬âĞ305-8575 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1Ӷ຤ದ߁঴๚յȓȝǫȨȎȮ఻औ(PNH)Ʒ¹‫ۼ‬ஔ঴Ƴ֬ƛǓЋஞࠃáPIG-A ЋஞࠃâЂऺƳǐǒದऔơǓࡏՔƯƊǒ¹૿ౡપԙ‫ڥ‬њఝҭƯƷ¹ƛƶࡏՔƶঢ়‫עڥ‬඗ઑর‫۽‬෽ૢಋƶӕ৖ǚ݉ƌ¹ƥƶ঵үíȐȨÓǰǟȃȜȃȥÓáFCMâƶ two-color ൟ৖îƷ‫ܓ‬ি༴௪कǐǒ‫ݗ‬ஶ৯ॳЌ໰ƶీ୩ǚࢄƙƮƌǓº‫ݶ‬ӖƷƛǔǚದகƝƣ¹ƛƶࡏՔƶঢ়‫עڥ‬ƨƙƯƲƗಋ‫עڥ‬ƶ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋáCD55¹CD59âƶ௫ઙƳƬƌƮ¹‫ݱ½ॶऺګ‬চЂ‫ٺ‬঵औ‫܌‬٫áMDSâ½
PNH Ưƶದ‫۔‬໷ǚ¹FCM ǚພƌƮ‫ߊڸ‬ƟƧº
PNH ƳƒƌƮƷ¹‫ॶऺګ‬ǌ MDS ưЂƲǒ¹ঢ়‫ڥ‬‫ܚ½ע‬ଇ‫½ע‬૒‫½ע‬ȥȮȌ‫ע‬ƶ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋƶ‫ڠ‬੾ǚ‫ࢽڸ‬ơǓƛưƔƯƕƧºƛƶ FCM ƳǐǓ੯୩
Ʒ¹PNH ƶ੒‫ݜ‬இഗઙ॰૨඲ƳƲǓưࠈǗǔƧºŎ¼੯୩‫ڤ‬үƒǐƻ݂ߒŌ¼ƷƠǉƳ
়ऺঢ়‫עڥ‬ƯƷ¹඗ઑর‫۽‬෽ૢಋПࠃǚದ‫۔‬ơǓƛưƳǐǒ¹඗ઑԩ঴ƳǐǓຜ‫ڥ‬ǚේ‫۽‬ƟƮƌǓƔ¹
PNH ƯƷ¹ƛƶ‫੾ڠ‬Ƴǐǒ඗ઑՕࢄ঴ƔིॳƟ¹‫ڥ‬ըఝຜ‫ڥ‬ƔƒƕǓºCD55 ǌ CD59 Ʒ¹ǫȥǮǲȦ
ȐǤǴȐǜǼǳȦǟȉǲȃÓȦǝȮǦÓáGPIâ෽ૢಋƳੳơǓǊƶƯƊǒ¹‫ݶ‬Ӗ¹ঢ়‫עڥ‬ưಋ‫עڥ‬ƳƒƙǓ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋ੯୩ƳҦƐ¹੧‫֎ڥ‬ϔ঴ࡿᗡެභഒ฻șÓǦÓƳ߹ພƝǔǓ GPI ǝȮǦÓ෽ૢಋƶ CD16Űǌ CD14¹CD24 ƳƬƌƮǊൟ৖ǚࠟǇƧºō¼ઓनƒǐƻ੯୩ධ඲1¹‫ॶऺګ‬งऊ‫עڥ‬ƶ CD55 ƒǐƻ CD59 ƶ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋƶದ‫۔‬໷ǚ੯୩ƟƧº½ ঢ়‫ עڥ‬CD59 ƶದ‫۔‬໷Ʒ‫ݗ‬Ɨ 99.9õ0.1%ưϩ୩ƟƮƌƧºঢ়‫ עڥ‬CD55 ƯƷ¹86.9õ8.3%ư
Ʋǒ¹‫܎ڏ‬؊ஶƷ CD59 ǐǒୢƗ¹Ч঴ઓओưГ൉ࢲƲǓƧǉǦǾȃǥȐ૮ƶưǒධƯຨ঴໓Ɣ඄௫ơǓҧౖ঴Ɣ‫ݗ‬ƌࠈǗǔƧº½ ‫ܚ‬ଇ‫ע‬Ʒ¹CD55 ø99.8õ0.2Ċ, CD59=99.9 õ
0.2ĊưƲǒϩ୩ƟƮƌƧº½ ૒ ‫ ע‬Ʒ ¹ CD55 ø99.0 õ 0.8 Ċ , CD59 ø 69.7 õ
16.1ĊƯƊǒ¹CD59 ‫ܨ‬ઑƔ MsIgG2a ƶƧǉƓ¹Ч঴ઓओƶ‫܎ڏ‬؊ஶƔ؊ƗГ൉ CD59 ƶ‫܎ڏ‬ưࢲƲǒ¹ຨ঴໓Ɣ඄௫ơǓ຤ПƳƲǓưࠈǗǔƧº½ B ȥȮȌ‫ע‬Ʒ¹CD55 =99.5õ0.4Ċ¹CD59 =95.5
õ3.4Ċư‫ݗ‬૮ƯƊƫƧº½ T ȥȮȌ‫ע‬Ʒ¹CD59 =95.9õ2.3ĊƯƊƫƧºCD55 ƯƷ¹Ч঴ƓǑຨ঴ǆƯƶȌǺÓȮƯƊ
ǒ¹ದ‫۔‬໓Ʒ 52.9õ12.2ĊƯƊƫƧº
2¹MDS ƳƒƙǓงऊ‫עڥ‬ƶ CD55 ƒǐƻ CD59ƶ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋƶದ‫۔‬໷ǚ੯୩ƟƧºঢ়‫עڥ‬ƒǐƻಋ‫עڥ‬ưǊ‫ॶऺګ‬ư‫ތ‬ƷీǉǑǔƲƓƫƧº
3¹PNH ƳƒƌƮƷ¹ঢ়‫עڥ‬ƒǐƻಋ‫עڥ‬ưǊ‫ګ‬ऺॶƳೝԔƟ¹CD55 ƒǐƻ CD59 ƶ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋದ‫۔‬໷ƶୢҟǚǇƧº‫ݶ‬Ӗ௾Ƴ૒‫ע‬ƒǐƻ BȥȮȌ‫ע‬Ưದ‫۔‬ୢҟǚీǉ¹‫ܚ‬ଇ‫ע‬ƯƷŎ੏঴ƶȌǺÓȮǚ࠷ƟƧºŏ¹‫ॶऺګ‬ƯƷ¹‫ܚ‬ଇ‫ ע‬CD16Űø96.5õ3.8%, ‫ܚ‬ଇ‫ ע‬CD24 =99.8õ0.1%, ૒‫ ע‬CD14ø85.2õ9.5%,
B ȥȮȌ‫ ע‬CD24 =93.4õ0.8%ư‫ݗ‬ƌದ‫۔‬໷ƯƊƫ
ƧºMDS ƳƒƌƮƷ¹‫ॶऺګ‬ư௬ບƳ‫ݗ‬૮ƯƊƫƧºǆƧ¹PNH ƯƷ¹ƥǔƦǔƳઓƟƮದ‫۔‬໷ƶୢҟǚీǉƧºEDTA ǆƧƷǪǣȮ߱ȅȃȥǡțƶงऊ‫ڥ‬ǚພƌƮ¹‫(ॶऺګ‬n=5)¹MDS(n=4)¹PNH(n=2)ƶ੯୩ǚࠟǇƧºঢ়‫עڥ‬Ʒ¹PBS ƯГӖ৽िƟ¹‫ܨ‬ઑưࡋҜƯ
30 ൟյࡦ܎ƟƮಶ҃ƝƣƧºಋ‫עڥ‬Ʒ¹buffy coatǚᡷ߱ǝȮȝȆǡțຜњƯຜ‫ڥ‬Ɲƣ¹‫ܨ‬ઑư 4ąƯ
30 ൟյ ಶ҃ ǚ ݉ƫ Ƨ º੯ ୩Ʒ ¹ FACSortá Becton
DickinsonâƯ݉ƌ¹CELL Quest Ưӕ৖ǚƟƧºǆŏ¼‫ڤ‬ཉ
Ƨ¹ެභƶࡀൿƯƷ¹FSC/SSC ƶӕ৖ư¹‫ܚ‬ଇ‫ע‬z
FCS ƶ੯୩ƒƌƮພƌǓ‫ܨ‬ઑƶਏવƷࢲ຤ƯƊǒ¹૒‫ע‬Ʒ CD13¹B ȥȮȌ‫ע‬Ʒ CD19¹T ȥȮȌ‫ע‬Ʒ CD3
ঢ়‫½עڥ‬TȥȮȌ‫ע‬ƯƷ‫ ܨ‬CD59 ‫ܨ‬ઑǚ¹૒‫ע‬ƯƷưƶōǦȤÓൟ৖ǚພƌƮ݉ƫƧº‫ܨ‬CD55‫ܨ‬ઑǚਏવƟ¹‫ܚ‬ଇ‫ע‬ƒǐƻ
B ȥȮȌ‫ע‬Ư߹ພ‫ܨ‬ઑƷ¹CD55-FITC ( JS11KSC2.3 (IgG1 ) ; ¸¸Ʒ¹ƱƩǑƶ‫ܨ‬ઑǚພƌƮǊൟ৖ҧౖưࠈǗǔƧº
Immunotech ) , CD59-FITC (ž282áH19â(IgG2a) ;BD‫ݶ‬Ӗ PNH ƶ‫ܚ‬ଇ‫ע‬ƯƷ¹඗ઑর‫۽‬෽ૢಋǐǒǊ
Biosciences ) , CD14-FITC ( TUK4 (IgG2a) ; Dako
CD16Űƶದ‫۔‬ୢҟƔ¹ଙฯƯƊƫƧºǆƧ¹૒‫ע‬
Cytomation ) , CD16b-FITC ( 1D3 (IgM) ; Immunotech ),CD14 ƶದ‫۔‬ୢҟƷ඗ઑর‫۽‬෽ૢಋƶದ‫۔‬ୢҟư௬
CD24 ( ML5 (IgG2a) ; Phar Mingen ) , CD3-PE ( PC3/ບƳ‫ݗ‬૮ƯƊǒ¹ঢ়‫עڥ‬ƒǐƻಋ‫עڥ‬ƶ੯୩Ʒ¹ഗ
188A (IgG1) ; Dako Cytomation ) , CD13-PE (WM-47
ઙ॰૨ƶࠉ഍ƳƲǓưࠈǗǔƧº(IgG1) ; Dako Cytomation ) , CD19-PE (HD37 (IgG1) ;Dako Cytomation ) ǚພƌƧº-9-計算物理学研究センターにおけるインターネット
ライブ中継システムの構築と運用○富田雅、神谷紀彦
筑波大学 計算物理学研究センター〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
計算物理学研究センターにおいて、セミナーや国際会議を開催する場合に、インターネットを使ってライブ配信及び双方向での会話を行えるシステムを構築し、運用している。その概要を紹介する。

１．はじめに配信を行う。
ディスカッション形式では、接続拠点が少なく相手 が 全 て 同 じ 機 器 の 場 合 に は Polycom Ⓡ 社 のViewstationTM で会議を行う。しかし、Viewstation 単体
では接続拠点に制限があり、また、相手が別の方法で接続してくる場合にはカリフォルニア工科大学を中心に開発運用されている会議システム
VRVS(http://www.vrvs.org/)を用いる。この場合、音声と映像の送信については高画質である Viewstation を利用し、受信については MBONE で接続した PC より
映像を液晶プロジェクタに送る。

このシステムは、目的の第一として、センターで開催されるセミナーやシンポジウムをインターネッ
トを介して世界中に配信すること、第二として、研究者がその場にいながら国際会議を行える仕組みを、
３．運用
構築・運用することを目指した。
計算物理学研究センターでは、本システムを平成
14 年 12 月から運用している。運用実績は以下
２．システム構成のとおりである：システムは、図１に示すように、講演者の講演をセミナー形式
配信するだけのセミナー形式と、双方向の会話を行・Asia-Pacific Miniworkshop on Lattice QCD（平成うディスカッション形式の二つの形態で使い分ける。 15 年 1 月 23 日、24 日）
セミナー形式では、RealNetworksⓇ 社の RealSystem
・計算物理学研究センター計算科学コロキウムⓇを用いてライブ配信を行う。
天井に固定した可動型（隔月）カメラで映像を撮影し、音声はワイヤレスマイクに・外国人研究員等によるセミナー、連続講演等
より採取する。これらをビデオキャプチャカードを（不定期）
通じて encoder 用 PC に入力して、Helix Producer9.0
ディスカッション形式
ソフトウェアにて RealMediaTM 形式に encode する。
こ・International Lattice DataGrid (ILDG) Workshopのデータをネットワーク経由で本センター計算機室(http://www.lqcd.org/ildg/)第一回（平成 14 年 12 月に設置した Helix Universal Server に送信し Broadcast
19 日）、第二回（平成 15 年 5 月 2 日）、第三回（平成 15 年 12 月５日）
セミナー形式
PCスペック:
Windows XP
Dual Xeon 2.2GHz
Mem 1024MB
Sony チューナ
DualHead Video
ワイヤレスマイク ViewCast Osprey-210
ベース MB-806
Sony WRT-804
ユニット WRU-806x3
Helix Producer 9.0
XLR-RCAケーブル3m
VRVS 3.0
可動式カメラCanon VC-C4R

４．まとめ
このシステムを構築したことで従来に比べより研究者間で綿密なコミュニケーションを図ることが可能となった。

encoder
ネットワーク接続
カメラ制御用RS-232C 30m
RCA-BNCケーブル20m

ディスカッション形式
スクリーン

Polycom
ViewsSationFX BRI

液晶プロジェクター

Epson
ELP-715VRVS client

ネットワーク接続

ネットワーク接続

国際会議 ILDG Workshop の様子

VGAケーブル 20m

図１. システム構成図 （セミナー室側面図）-10-

Unix/Windows 一石二鳥プログラミング
木村博美1
筑波大学 人文・数理等教育研究支援室（加速器センター）〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
Unix/Windows 混在環境では、両方の環境で動作するようなプログラムを作成することが望まれます。
幸い、最近ではそのような要求に応えるツールが簡単に入手できます。この報告ではそのようなツールを使った実例をいくつか紹介します。

当センターではネットワーク接続された装置の制御・データ読み出しプログラムに使用しています。
ただし、GTK+ にはネットワークライブラリは含まれていないので、Unix の socket と Windows の winsockを呼び出すラッパーを作る必要がありました。
使用言語は C で、Unix では GCC、Windows では
Visual C++でコンパイルしました。GUI 画面の設計はUnix 上で Glade4を使用して行いました。

１．はじめにプログラムにバグはつきものですが、少しでも変なバグで悩まないために、言語・ツールは定番と言われるものを使いました。

２．スクリプト言語の使用
Perl に 代 表 さ れ る ス ク リ プ ト 言 語 の 多 く は
Unix/Windows 両環境で動作します。追加モジュール
で機能を追加できますが、環境依存になってしまう
恐れがあるので、なるべく標準構成で使用します。
当センターでは実験装置から計算機へのデータ転送／形式変換プログラムを Perl で作成しました。
このプログラムは、かつてミニコンを使っていた
頃は FORTRAN で書き、Unix に切替えた時は C で書きましたが、Windows にも対応する必要から Perl
で再度書き直しました。データの形式変換は Perl のおかげで簡単に記述できました。

図１

Java で書いたプログラムの動作画面

図２

GTK+を使用したプログラムの動作画面

３．JAVA 言語の使用
Java の大きな特徴は GUI も標準ライブラリに含まれている点です。ただし、古いバージョンの AWTと新しい Swing の２つあるので、移植性を考えるとAWT を使用することになります。
当センターではデータ表示解析プログラムの１つを Java で書きました。元々は FORTRAN で書いていましたが、GUI ライブラリが可搬性のないものだったので、Windows への対応のために Java で書き直しました。このプログラムはファイル IO を使用するので、Java applet ではなく、単独アプリケーショ
ンとして作成しました。
Java のおかげで Unix/Windows だけでなく MacOSでも使用できます。更にグラフィクスの印刷機能も簡単に追加できました。ただ、メモリと CPU を要求するのが欠点です。

http://www.tac.tsukuba.ac.jp/~hiromi/
http://www.gtk.org
3 http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/
4 http://glade.gnome.org
1

４．ライブラリの使用

2

GTK+2 は画像処理プログラム GIMP を開発する過程で作成された GUI ライブラリです。Unix では広く使われており、Windows にも移植3されています。

-11-

論文の PDF 化テクニック ～冊子印刷、web 掲載を前提に～
大和良広
筑波大学 人文・数理等教育研究支援室（加速器センター）〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
加速器センター利用者論文集1や UTTAC Annual
Report2 、第２回技術職員技術発表会予稿集3などの原稿の PDF 化とその web 掲載及び PS,PDF データ
提供によるデジタル印刷依頼などの業務で得られたきれいで再現性の高い PDF file にするための様々なノウハウを日本語論文に的を絞って紹介する。英語論文についてのノウハウは、高エネルギー
加速器研究機構(以下 KEK)で不定期に行われている『電子出版講習会』で非常に詳しく教わることができる。筆者もこの講習会に参加したのでその報告も行う。

１．はじめに３．フォントの埋め込み
日本語フォントでは、Windows の場合、MS 明朝・
MS ゴシック、Mac の場合、細明朝・平成明朝・中ゴシック・平成角ゴシックのみの使用でほぼ問題ないフォント埋め込み無しの PDF file が出来るが、筆者が画面で見たままの状態を他者に配布したり印刷したりするためにはフォントの埋め込みが必要である。特に、第二水準漢字コードまで以外の外字や機種依存文字（ローマ数字Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳや丸付き数字①②③、単位記号などの特殊記号等）などを別の環境で文字化けしないで見るためには不可欠である。もっとも、web に掲載する事を考えると機種依存文字は使わない方が良い。

PDF (=Portable Document Format)とは、米国 Adobe
Systems 社が開発した電子文書配布用のデータ形式
４．PDF → PostScript → ページ番号付加(電子の紙)のことで、Adobe Acrobat , Illustrator などでいくつもの論文を冊子状態に全てひとまとめにし作成でき広くインターネット上でも利用されている。
た PDF file を一度 PostScript file に印刷して、その「PDF にすればどんな環境でも同じように見られて、PostScript file にページ番号を付加する Perl Script
同じように印刷できる。」という認識が浸透していを紹介する。高価な PitStop4 などを購入しなくてもる様だが、実は、どんなプラットフォームでも筆者
ページ番号を付加できる。ページ番号を付加したの意図する表示状態及び印刷状態を保った PDF file
PostScript file を再び Distiller で PDF file にすればを作るのはあまり簡単な作業ではない。Windows で印刷冊子と完全に同じ状態の PDF file が完成する。
見ても、Mac で見ても、UNIX で見ても同じ状態でどのプリンターで印刷してもほぼ同じになる PDF
file の作り方の一例を報告する。
５．セキュリティー
また、最近リリースされた、OpenOffice 1.1 では
Adobe Acrobat を使用しないでも比較的きれいな
最終的に出来た PDF file にセキュリティー設定を
PDF file を簡単に出力することができるのでその評何もしないとその PDF file は文書内容の書き換え
価、使用感も報告する。講演では時間があれば、MSなどが出来てしまう状態である。印刷は許可、サーWord での論文執筆時に特に便利な設定(図の挿入
チエンジンによる検索語抽出のためにも内容のコピ他)をいくつか紹介したい。
ーや抽出は許可し、それ以外は強いパスワードで許可しないべきである。

２．PDF Writer と Acrobat Distiller
一般的なデジタル印刷対応の印刷業者の注意事項にも書かれているが、PDF Writer は使わず、Distillerを使用する。PDF Writer ではフォントの埋め込みが出来ず、印刷時のカラーが正確に表現できないからである。Acrobat 5.0 以降をインストールすると MS
Office などに Acrobat プラグインとして組み込まれる PDF Maker は簡単にかなりまともな PDF file を作成できるのでお薦めである。ただし、Acrobat 5.0
以降は PDF Maker が Distiller を使用するので冊子印
刷や web 掲載を念頭に作成する場合、細かい設定が必要である。

６．まとめ
将来電子文書フォーマットは、XML やもっと別の素晴らしい形式に移行するかもしれない。しかし、2003 年 12 月現在では、Adobe Acrobat による PDF
file が最も再現性の保証された電子の紙と言える。多数の文書・図面・写真等の効率的保存ができ再現性が保証される点、膨大なファイルの中から検索を行えるという点を考えても PDF file の作り方を知ることは重要と考える。
詳細については、第３回筑波大学技術職員技術発
表会報告書を参照されたい。

1

http://www.tac.tsukuba.ac.jp/uttac/thesis.html
http://www.tac.tsukuba.ac.jp/uttac/annual/3
http://www.tac.tsukuba.ac.jp/tech2002/abstract/
2

4

-12-

http://www.swtoo.com/product/enfocus/product/pitstop50/pitstop_50.html

ଇঞౖ֞ƳઓơǓǴȘÓǿƶܑү○অ௞ஞў1¹࢖ߤҥન2૿ౡપԙ ॶյ੒‫ݜ‬௖ؐА‫ࠊףڽ‬ѬࡋáЌԙ‫ڈ‬âĞ305-8575 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1Ӷ຤৯ƳӬದƟƧਗ਼૷ǌൟ৖ָࢾǚ҃ພƟƮ௫൝ࡑ‫ۊ‬ǚ݉ƌ¹షऺƶф௫Ɣଇঞౖ֞ǚӓƟƮ¹‫ڥݗ‬ϜऔǚӡਖơǓࠧǚԏీƟƧº‫ܮ‬Ƴ¹ƊǓࡾƶཀॶ঴૵ඥऔǌȌÓǨȮǸȮഗƲƱƶ३‫ډ‬඄঴ࡏՔƶຊේư࠲໰ƳǊ๺ܑƯƊǓࠧǚ࠷‫މ‬ƟƧºŌ¼ƷƠǉƳ
౗ఝƯൖߙƳൟരƟ¹ऻඦஞૄ‫ڈ‬ƶࡶ๡ǚѮƠƮƌǓ३‫ډ‬ஞૄ൝ࡐǚ୩໷இƳൟ৖ơǓƛưƷ¹౗‫ڽ‬‫ף‬ƶଇढ़இƲȁÓșƯƊǒ¹ບÐƲ३‫ࡏډ‬Քƶದऔ֞ࣥǚӕฯơǓरƯǊ‫ئ‬ǉƮࢲພƲƛưƯƊǓºѮࡣǑƷ 20 ైƳ஬ǒ¹ƥƶൟ৖඲ưਗ਼૷ƶӬದǚ݉ƌ¹ບÐƲ३‫ډ‬ஞૄ൝ࡐƶൟരǚެභȧȔȦƯ୩ ໷ இ ƳǴ Ǩ Ȟ Ȯ Ɵ ¹ Ӌ ੡Ҡ ơ Ǔ Brain Mapping
Analyzer ǚՏ঵ƟƧ[1]ºƛƶਗ਼૷ǚພƌƮ֕ƬƓƶࡑ‫ۊ‬ǚࢲƵ¹షऺƶিԩǚୋƠƮ৤ࡷƝǔƧǦȦǲǡțƔ¹ଇঞƶǦȦȝǳȠȥȮǚԩ঴ҠƟ¹ǺǟȨǲȮ঎߱Ҡ‫ݏ‬ਬáǦȁǮȦǝȚȮ‫ݜ‬঵ƶ໒ੱ‫ݏ‬ਬâǚༀ߱ҠơǓࠧƳǐƫƮിԩҠƟ¹Сƕ੶ƕਅऽઑǌ੩‫ޔ‬ԌƯȄÓȌȚȮ
á३‫ډ‬ஞૄ൝ࡐâƶ‫ݜ‬঵ౖǚ‫ݗ‬ǉǓࠧǚӕฯƟƧ[2,3]ºƛƶ֏ਨஇȜǦȆǵțǚ֏Ƴ¹ଇঞȄÓȌȚȮȧ
ȔȦƶЂऺƔ࠷‫މ‬ƝǔǓບÐƲࡏഗǚൟ৖Ɵ¹ƥǔǑƶॠƧƲຊේ඲ư࠲໰඲ǚӬದơǓƧǉƶȂÓǺ
ǚ୲‫׼‬ƟƮƕƧºō¼ƮǛƓǛದ߁ƳШƝǔƧϼӱƲࠧࡑEL șǡǴƷ¹ƮǛƓǛऔƶȝȂȦ௫൝ưƟƮ๢ 40
ైյ¹ష෭ǚଇढ़Ƴ‫ףڽ‬ƝǔƮƕƧºѮࡣǑǊ¹৯ƶȜǦȆǵțǚ֏Ƴ 20 ైյ¹ƛƶșǡǴǚൟ৖ƟƮີƧºƥƶ‫ڤ‬ү¹ǦȦǲǡțનࡤ‫ڈ‬ƳЂऺƔƊǒ¹‫ݱ‬Ƴඐ੻ƝǔƮƌǓǦȦǲǡțƔࢩൟƳ‫ڥ‬њƳ‫ר׼‬ƝǔƲƌƧǉƳ¹౗ǀƶ๯ੜƔୢҟƟ¹Сƕ੶ƕǦȦȝǳȠȥȮϴ੻঴ƶȄÓȌȚȮƶ‫ݜ‬঵ƔୢҟƟ¹ȧȔȦƶୢƗƲƫƧȄÓȌȚȮƔದ߁ǌЂऺ݉௫ǚ຃ದơǓࠧǚฯǑƓƳƟƧ[4]ºॶյƳƒƌƮǊ¹‫ڥ‬ଇǦȦǲǡțȧȔȦƶЂऺƲୢҟƔ¹ƮǛƓǛದ߁ƶದऔ‫ۍ‬ПƶГƬƯƊǓࠧƔ૯ǑǔƮƒǒ¹ۜનƓǑ࠲໰ƶƧǉƳ¹șȮȝǴƶ
‫ݱ‬ƶҠৗǌҗԃƶԍƔ߹ພƝǔƮີƧࠧƔۜஒƳ֪ޯƝǔƮƌǓºEL șǡǴƳǦȦǲǡțǚ඗‫ר‬ơǓư¹Ђऺ݉௫ǚຫƐǓࠧƓǑ¹ǦȦǲǡțƶનࡤ‫ڈ‬ǚӡਖơǓࠧƔଇঞƶЂऺǚӡਖơǓư݂ƐǑǔǓºƥƟƮ¹EL
șǡǴ࠺ॱƶದ߁Ɣ¹‫ڥ‬ଇƶǦȦǲǡțȧȔȦǚ‫ݗ‬12

ǉ¹Сƕ੶ƕ౗ఝȄÓȌȚȮȧȔȦǚӡਖƟ¹Ђऺ݉௫ǚຫƐǓࠧǚԏీƟƧ[5]ºƛƶƛưƓǑ¹ƮǛƓǛऔƳ‫ۂ‬ǑǔǓᗕጣದ߁Ʒ¹ଇঞౖ֞ƶЂऺǚ࠺ۡӡਖơǓƧǉƳ¹࠺ਘƳ຤‫מ‬ƝǔǓ‫۔‬नƯƊǓư݂ƐǓƛưƯƕǓ [5] ºƛƶ‫ڤ‬ཉƷ¹ȄÓȌȚȮƶ‫ࣺۑ‬ƳǐƫƮ຃ದƝǔǓບÐƲଇঞౖ֞ƶЂऺƲ‫۔‬नƷ¹ᗕጣದ߁ƶǐƎƳઑǚ௫ƓơࠧƳǐƫƮӡਖƝǔǓࠧǚ࠷‫މ‬ƟƮƌǓºࡑ‫ۊ‬ƟƮǇƧưƛǕ¹ඕ݉ф௫ƯǊ‫ڥ‬ଇǦȦǲǡțư౗ఝȄÓȌȚȮƶȧȔȦǚ‫ݗ‬ǉǓࠧƔԏీƝǔ¹়ऺƲ౗ౖ֞ǚЄ࠮ơǓरƯషऺƶф௫ƔࢲພƯƊǓࠧƔ࠷ƝǔƧ[6]ºŎ¼షऺƶф௫Ɣ‫ڥݗ‬ϜǚຫরơǓǦȦǲǡțƳƷ¹‫ڥ‬Ϝଳ২ƳƒƌƮమƬƶઓ໔ơǓ߁ພƔƊǓࠧǚൿѮભƯࢿǁǓƔ¹ƥƶГƬƔଇঞƶȄÓȌȚȮ‫ݜ‬঵‫ڈ‬ǚӓƟƧ‫ݔ‬Ϝ߁ພƯƊǓº࠺ਘದऔ‫ڥݗ‬ϜȤǾȃ (SHR) Ʒ¹౗ఝȄÓȌȚȮȧ
ȔȦƶ‫ࣺۑ‬Ɣ‫ڥݗ‬Ϝऔƶ‫ۍ‬ПƶГƬư݂ƐǑǔ¹ǦȦǲǡțƶேຌƳǐƫƮȄÓȌȚȮȧȔȦƔӡਖƟ¹‫ڥ‬ϜƔ‫ݔ‬ҟơǓ [7] ºඕ݉ф௫Ǌ¹ǦȦǲǡțϴ੻঴ƶȄÓȌȚȮ‫ݜ‬঵‫ڈ‬ǚӓƟƮ‫ڥ‬ϜǚୢҟƝƣǓ [8] º‫ؼޚ‬ƛƎƟƧ‫ףڽ‬ǚ֏Ƴ¹ԇ‫ݦ‬ƯషÐƶф௫ƳǐƫƮ‫ڥݗ‬Ϝऔǚຊේ½ӡਖơǓࠟǇƔࠀǆƫƮƌǓ[9]ºŏ¼షऺƶф௫Ɣ૵ඥऔ௖ƶຊේƳ๺ܑȌÓǨȮǸȮഗƷ¹ਅऽઑȄÓȌȚȮƶЂऺƲ‫ۑ‬ࣺƔದऔƶ‫ۍ‬Пư݂ƐǑǔƮƌǓºཀॶ঴૵ඥऔƶГƬƯƊǓ DLB ‫૵ٸ‬ඥऔáǝȦǿȊǟșÓ‫ٸ‬ƳƬ
ƌƯ¹ō್๋ƳંƌǺǟȒâǊ¹ਅऽઑȄÓȌȚȮ
ƳЂऺƲ‫ࣺۑ‬Ɣ‫ۂ‬ǑǔǓºरƶ௫൝ࡑ‫ۊ‬ƓǑ¹షऺƶф௫Ɣ¹ƛƎƟƧ३‫ډ‬඄঴ࡏՔƶຊේư࠲໰ƳǊ๺ܑƯƊǓࠧƔ࠷‫މ‬ƝǔǓºŌŐైϳਕƓǑ¹ບÐƲ‫ްݦ‬Ӕׁǌཉ൫ǚୋƟƮ¹ƛƶ݂ƐǚࢿǁƮƕƧºԇ‫ݦ‬Ư¹ƛƎƟƧՔࡣƶऔीǚཋǑƚǓƧǉ¹ф௫໰඲ƔࠟƝǔࠀǉ¹໴‫ܚ‬Ʋ‫ڤ‬үƔඦ‫ݥ‬ƝǔƮƌǓ[9]ºߣ݂൫‫ڼ‬
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

E-mail: dsutoo@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3113
E-mail: akiyamak@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3330-13-

D. Sutoo et al., J. Neurosci. Methods 85 (1998) 161-173.
D. Sutoo et al., Brain Res. Bull. 22 (1989) 565-569.
D. Sutoo et al., Brain Res. 933 (2002) 1-11.
D. Sutoo et al., Brain Res. 418 (1987) 205-213.
D. Sutoo et al., Physiol. Behav. 52 (1992) 865-872.
D. Sutoo, K. Akiyama, Physiol. Behav. 60 (1996) 177-181.
D. Sutoo, K. Akiyama, Brain Res. Rev. 25 (1997) 1-26.
K. Akiyama, D. Sutoo, Brain Res. 823 (1999) 154-160.
D. Sutoo, K. Akiyama, Neurobiol. Dis. 13 (2003) 1-14.

デジタルカメラを用いた螢光撮影装置の開発
鷺野谷秀夫
筑波大学 病院部医事課中央診療事務係〒305-8576 茨城県つくば市天久保 2-1-1

１．はじめに

３．結果

蛍光撮影とは、紫外線や X 先等の波長の短い光線を被写体に照射し、それによりその物質が励起状態となって、自ら光を放出する現象をカメラで撮影することである。その撮影により得られた画像は、肉眼で観察し得ないため、新知見を得ることが多い。
しかし、その撮影には、特殊な高感度フィルムやフィルターが必要となるため、迅速な観察が困難であった。今回、最近飛躍的に開発の進んでいるデジ
タルカメラを利用し、蛍光撮影装置を開発した結果、迅速かつ正確に蛍光画像を得ることができたので報告する。

今回、蛍光撮影法をデジタルカメラに応用した結果、迅速に正確な蛍光撮影を行うことができた。今後この方法を応用し多くの分野に応用すれば、多くの新知見が得られるものと確信する。

２．方法
今回は、キャノンデジタルカメライオス D30 を蛍
光撮影に応用した。レンズは、100mm マクロレンズ
を用い、390nm 以下を吸収するシャープカットフィ
ルターと 520 nm 以下を吸収するシャープカットフィ
ルターを装着した。励起光としては、360nm にピークを持つ紫外線透過可視光吸収フィルターを用いた
紫外線特殊フラッシュを用いた。図 1 は、今回用いた光源の分光吸収曲線と、レンズの先端に使用する
シャープカットフィルターの分光吸収曲線である。
図２は、蛍光撮影法を示す。まず、被写体に 360nmの紫外線を照射し、それにより励起された物質が自ら光を放出し、その光を 390nm または 520nm のフィルターで紫外線を遮断して撮影する方法を示す。
図 3 は、今回開発したデジタル蛍光撮影装置を示す。紫外線ストロボの上部に固定してあるライトは、撮影に際しては暗室で行うため、被写体にピントを合わせるためのものである。またフィルターは、撮影を迅速に行うため、紫外線吸収フィルターをレンズの先端に常時用い、520nm のフィルターは、撮影の際四角いゼラチンフィルターを用いた。

４．考察
蛍光撮影は、かすかな固有蛍光を撮影するため、大変難しい撮影であるが、デジタルカメラは感度設定が ISO100 から ISO1600 まであるため、応用にはたいへん適していた。また、デジタル変換されているため、画像をファイルする際に容易で、後に画像解析を行う際にも、たいへん正確であった。図 4 は、
この蛍光撮影装置で撮影した癌病変の画像である。
この画像は、蛍光画像の特徴を正確に示し、癌組織から強力な蛍光を発していることが観察できる。

参考文献
1） 鷺野谷秀夫，他：胃癌における紫外線励起蛍光 観 察 ， ProgressofDigestive
Endoscopy vol，20，110－113，1982．
2） 鷺野谷秀夫，他：消化管粘膜における蛍光観察，日医写会誌 20 巻４号，191－195，1982．
3） 鷺野谷秀夫：特殊写真の臨床応用について，
日医写会誌 23 巻 3 号，110－128，1985．
4） 鷺野谷秀夫，他：口腔における紫外線励起固有蛍光撮影法について，
日口科誌 35 巻１号，210-215，1986．
5） 鷺野谷秀夫，他：紫外線撮影用レンズ UV ニ
ッコール 105m 使用による皮膚病変撮影について，日医写会誌 23 巻 2 号，44－48，1985．

-14-ଵ൵༞‫ ٸ‬MR șǟǪȨǴǮÓȒພȒȨÓȑƶৄ߁Ēඐૌಇ¹પৗ‫ګ‬Г¹Ҳ‫ۍ‬Ѝ࣬Г૿ౡપԙ িฮ½ऻඦ௖ؐА‫ࠊףڽ‬Ѭࡋá൝໊‫ܞ‬ԙ‫ڈ‬âĞ305-8573 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1ȘǴȃǭȉț࠯નǚ‫ڗ‬Ɛ¹પ໷ƶǰȮȒȦǚ¹ܑ໓ǐƗșǟǪȨǴǮÓȒƯߔ੡ƟƧƌưƌƎຬ‫מ‬Ɣ‫ۼݶ‬¹ǆơǆơ੢પƟƮƌƗǊƶưࠈǗǔǓºưƛǕƔ¹‫੻۔‬ƶ MR șǟǪȨǴǮÓȒƷ¹ƛǔƳઓ҃ƯƕƲƌƧǉ¹ॠƟƌǝȒȨÓǼƔഁ຤ƯƊǓºƛƶ຤‫מ‬ƳઓƟ¹ӉÐƷ¹ۛൿƳ RF ǲÓȦȄǚ
݉ƫƧൖঝƶ RF ǮǟȦƳ¹ƥǔƦǔ‫ܒ‬౴ǮǟȦǚਗ਼ଆƟ¹ƥǔǑǚ‫ج‬ГƯ‫ܢ‬ƌৌ࠶ष໹ЏƳƒƌƮ¹‫؃‬ଳஇƳ௫߁ơǓƛưƳǐǒ¹ߔ੡ܑ໓ǚ೫๥இƳ‫ܕ‬रƝƣǓƛưƔࢽີǓଵ൵༞‫ ٸ‬MR șǟǪȨǴǮ
ÓȒƶః࠺ǲǴȁțƶӬದƳշǗƫƮƌǓº‫ݗ‬ƌൟӕౖƯ¹MR șǟǪȨǴǮÓȒߔ੡ǚ݉ƎƳƷ¹ঝ࠯յϱरƶ࠯յưߔ੡ƶƧǉƶুธƲ֞֎ƶଳ২Ɣഁ຤ƯƊǓºƥƶƧǉ¹ঝৰۛƳǊƒǐƾ
ǰȮȒȦá‫׻‬ற 4000 ȒȨǳǢǪȃâǚߔ੡ơǓƧǉƳƷ¹પ඄Ʋ࠯յư༴໺Ɣഁ຤ưƝǔǓº¸࠯յư༴໺ƶ‫ۑړ‬ƳƷ¹௾Ƴଵ൵༞‫ ٸ‬MR șǟǪȨǴǮÓȒພȒȨÓȑƶંǼȞȮȈȦҠƔഁ຤ƯƊǓºః࠺ǲǴȁțƶӬದƳǐǒ 4 ౵ƓǑ 8 ౵ƶܑ໓‫ܕ‬रǚૄ঵ƟƮƌǓºȒȨÓȑৄ߁ӄ୷Ưƶधެ৩ฯƷ೩ƙ¹ଵ൵༞‫ٸ‬MR șǟǪȨǴǮÓȒƶӶ຤ư‫׻‬ற 4000 ȒȨǳǢǪ
ȃƳƬƌƮࢿǁǓºଵ൵༞‫ ٸ‬MR șǟǪȨǴǮÓȒພȒȨÓȑ-15-

手びきのこぎりのひき曲がり簡易検出方法
田所千明1
筑波大学 生命・情報等教育研究支援室（農林工学系）〒305-8572 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
手びきのこぎりによるひき曲りは作業中にどのような手の動きから起こるかを，レーザー光等を用い簡易検出した。その結果，作業者ごとの特徴のある
手の動きを捉えることができた。

１．はじめに私が技術指導を行っている生物資源学類・生物材
料加工学実習は，中学校技術・家庭科の教員免許取得等を目的とした学生が受講している。本実習で行われている手びきのこぎりによる作業は未熟練者の苦手としているところである。そこで実際にのこびき作業中にはどの様な手の動きが行われているのかを，簡単な装置を用いて検出を試みた。

動きと，その時ののこぎりが理想的な動きをしたと仮定した場合のレーザー投光点の動きを表したものである。図３に本被験者のひき作業の結果を示す。
本図は理想的なレーザー投光点に対し，のこびきによる投光点がどれだけの角度ズレているかを示す。
投光点のズレについては，けがき線より体から離れる側にひく場合「のこの柄の斜行角」Φ１を（－）とし，懐側へひく場合（＋）とした。また，「のこの柄の傾き角」（Φ２）は外側に傾く場合（－）とし，母材側に傾く場合（＋）とした。このことから，本
被験者は，のこぎりを右に傾け，懐方向へ大きくひき込みながらのこぎりをひいていることが判る。

２．実験

写真
70

１
引き
戻り
理想点

被験者A-23往復目

60
Z （ｃｍ）

レーザー発光器を水平および垂直方向に微少角度を持たせて埋設し，電源となる電池 2 本が収まるのこぎりの柄を作成した。これに目印１つを付けた
270mm の替え刃式のこぎり歯を取り付けた。
レーザー光を発光させながら上述ののこぎりを使って，予め上面にけがき線を引いた供試材（厚さ 34ｍｍ，幅 100mm，長さ 620mm のロッジポールパイン）を 50 回横びきした。供試材長手方向に垂直となるよう，3.6 メートル遠方に鏡の付いたスケールを設置した。のこぎりに埋設したレーザー発光器と目印とした点が鏡面に，またレーザー発光器より放たれた投光点はスケールおよび鏡面上に，それぞれ写る(図 1)。発光器，目印および投光点の動きをデジタル
ビデオカメラで撮影し読み取った。理想的な投光点の位置は，けがき線に平行でかつ，ひき材面に垂直な状態にあるのこぎりより発せられた投光点とした。

50
40
30
20
10
10

３．結果
写真 1 は録画した実験中のビデオキャプチャー画
像の一部である。図２は未熟練者を被験者として，のこびき 1 往復のスケール上でのレーザー投光点の

25

Y

20

鏡

角 度（°）

ビデオカメラス
ケ｜ル

被験者A（引き）

Φ１

10
5
0
-10

１

Φ２

回 数

-15

図
1

2

-5

のこぎり

図

50
Y (ｃｍ)

図

15
供試材

30

E-mail: chigira@sakura.cc.tsukuba.ac.jp

-16-

3

70

90

ピエゾ素子による位置設定用ユニットの駆動回路製作○淀縄文男、中原繁男
筑波大学 生命・情報等教育研究支援室（物理工学系）〒305-8573 茨城県つくば市天王台 1-1-1微小の位置変化を作り出すことができる非常にシン
現在、大学などの研究室において実験装置の精密プルなものである。この動作を満足させるためにはな位置決めなどでピエゾ素子を使用することが多く
ランプ波を発生させる回路が必要となってくる。そなっている。このピエゾ素子に電圧を加えることにこで、我々が関わっている物理工学系の研究室からよって伸び縮みすることを利用し位置設定を行なう
ピエゾ素子を応用したユニットを駆動するドライブ
ことができる。この方法を利用した装置の製作が数回路の製作依頼（位置決めをするための駆動する回回にわたり各研究室からあった。
路）があり、実際に回路設計を行い製作したので報今回はピエゾ素子を応用した位置設定用ユニット
告する。以下にブロック図を示す。
の駆動回路を製作することになった。このユニット
は電圧の変化を利用して静的摩擦と動的摩擦を作り、

ブロック図

-17-

¸¸¸¸ਙǭȉț༫‫ޒ‬ӕ৖ƳǐǓࡏՔՕࢄ঴Ћஞࠃ‫ޕ‬ƶ‫ߊڸ‬Ēϲ௞ঽࠃ1¹๺ౡଊງ2
1૿ౡપԙ ॶյ੒‫ݜ‬௖ؐА‫ࠊףڽ‬Ѭࡋ (Ќԙ‫)ڈ‬¹2 ૿ౡપԙ ֏ਨЌԙ‫ڈ‬Ğ305-8575 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ &"&"&

Ō¼ƷƠǉƳ

2.3

௚‫ڐ‬ӕ৖

ҫ‫ڈ‬ǚພƌƧ༫‫ޒ‬ӕ৖ƳƷ¹ȌȤȜȃȥǾǪ඲‫ైؼ‬¹ંƗƶࡏՔՕࢄ঴ЋஞࠃƔ¹ൟࠃЋஞԙஇӕ৖ưȉȮȌȤȜȃȥǾǪ඲ӕ৖ƔƊǓºȉȮȌȤࡹ඲ƶದૄưȍȃǭȉțȒȨǳǢǪȃƶॳ݉ƳǐǒȜȃȥǾǪ඲ӕ৖Ʒ¹Ћஞ‫࠿ٺ‬ǚ֩୩ƟƲƌƯӕ৖ฯǑƓƳƲƫƮƕƮƌǓºơǓƛưƔƯƕǓƧǉ¹ંƗƶЋஞࠃưգ؈ƔൖߙࡏՔՕࢄ঴Ћஞࠃǚ௬୩ơǓ‫ףڽ‬ධ඲ƳƷ¹༫‫ޒ‬ƳƓǑǇƊƫƮದऔơǓંПࠃࡏՔƶՕࢄ঴Ћஞࠃӕ৖඲ư‫܌‬඗Ћஞࠃӕ৖඲Ɣࡶ໙ƯƊǓº༫‫ޒ‬ӕ৖ƶ௬୩Ƴ‫ܢ‬ƗພƌǑǔƮƌǓº඲Ʒ¹ƥƶࡏՔǚದऔƟƮƌǓܲ঵Оǚսǈҫ‫ڈ‬ǚ‫ݶ‬Ӗ¹ӉÐƔઓनưƟƧࣹࠪ֡ըࠊ႙੬ƷંПࠃઓनưƟƮ¹ದऔƳ؊ƌы‫؜‬ǚຌƐǓЋஞࠃ‫ޕ‬ǚ৾ࡏՔƯƊǓƶƯ¹ȉȮȌȤȜȃȥǾǪ඲ƳƮӕ৖ƟॐઑरƳ‫ۂ‬ƌࢽơƛưǚ๋இưƟƮƌǓº‫܌‬඗ЋஞƧºƟƓǊ¹ưǊƳՔࡣƯƊǓ௬භưƥƶ໩९ƓǑࠃӕ৖඲Ʒ¹ƥƶЋஞࠃरƳ੻޲ơǓં‫ٸ‬ưࡏՔưƲǓҫ‫ڈ‬ǚઓनưƟƮƌǓƶƯ¹ȉȮȌȤȜȃȥǾ
ƶ੏շǚฯǑƓƳơǓƛưǚ๋இưƟƮƌǓºǪ඲ӕ৖ƶГࡾƯƊǓኙՔ௬භઓӕ৖ǚ݉ƫƧº‫ݶ‬Ӗඦ‫ݥ‬ơǓਙǭȉț༫‫ޒ‬ӕ৖Ʒ¹ࡏՔưƶ༫‫ޒ‬ኙՔ௬භઓӕ৖ƯƷ¹ՔࡣƯƊǓࠃƱǊૄơǁƮƶ๺ฤǚ৾ॐઑਙЏƳǗƧƫƮ‫ڸ‬௟ơǓධ඲ƯƊǒ¹ƔഁƢƟǊࡏՔƶ‫ۍ‬ПưƲǓՕࢄ঴Ћஞࠃƶં‫ٸ‬ǚࡏՔՕࢄ঴Ћஞࠃǚ௬୩ơǓƧǉƶ‫ߊڸ‬඲ưƟƮ‫ܢ‬࠮ƫƮƌǓưƷۙǑƲƌƔ¹௬භƔưǊƳ९ƓǑՕƗພƌǑǔƮƌǓºࢄ঴Ћஞࠃƶં‫ٸ‬ǚࢄƙ‫ڊ‬ƌƯƌǓҧౖ঴Ɣ‫ݗ‬Ɨ¹ƥƶƧǉࡏՔư༫‫ޒ‬ƟƮƌǓ໹ЏƯƷ¹௬Ơં‫ٸ‬ǚō¼ධ඲ّਘǐǒ‫ݗ‬ƌԏ໓Ư‫؁‬๺ƟƮƌǓƛưƔ֛ગƝǔǓº
2.1 ઓन
ƟƧƔƫƮ¹ࡏՔՕࢄ঴Ћஞࠃ‫ޕ‬ư MS șÓǦÓƶ
ࣹࠪ֡ըࠊ႙੬Օࢄ঴Ћஞࠃǚ௬୩ơǓƛưǚ๋ં‫ٸ‬ưƔ؊Ɨ༫‫ޒ‬ƟƮƌǔƸ¹௬භյƯƷࡏՔՕࢄஇưƟƮ¹2 ॶϱरƶࠃƱǊá௬භâƔࡏՔǚ๺ơ঴Ћஞࠃƶં‫ٸ‬ư MS șÓǦÓƶં‫ٸ‬ǚ‫؁‬๺ơǓҧǓҫ‫ڈ‬ǚઓनưƟƧº૿ౡપԙ໼໊ϸОӔƯऀీƝౖ঴Ɣ‫ݗ‬ƗƲǓº‫ۥ‬Ƴ¹ࡏՔư MS șÓǦÓƶં‫ٸ‬ǔƧධ඲ƳǐǒǟȮȐǤÓțȄǮȮǶȮȃǚ௻Ʈ‫ޡ‬ƶ༫‫ޒ‬ƶ๺ฤǚӕ৖ơǓƛưƳǐƫƮ¹ࡏՔՕࢄ঴
‫ڥ‬Ɵ¹DNA ǚଋࢽƟ¹ࠟ໬ưƟƧºઓनঝƷ 47 ҫЋஞࠃ‫ޕ‬Ɣ‫ߊڸ‬ƯƕǓºӉÐƷ¹ӕ৖ƳǮȮȏȠǺ
‫ڈ‬¹197 ॶƯ¹ኙՔ௬භઓƷ 65 ƯƊǓºÓȒȨǫȤț MAPMAKER/SIBS ver2 ǚພƌƧº

2.2 Ћஞࠃӕ৖

Ŏ¼‫ڤ‬үư݂ߒ¸ਙǭȉț༫‫ޒ‬ӕ৖Ʒ¹ЋஞșÓǦÓưƟƮਙ৾ॐਙǭȉț༫‫ޒ‬ӕ৖඲Ƴǐǒ¹ࣹࠪ֡ըࠊ႙੬ƶઑ रƳ ੻޲ ơ ǓГ ѻ ֏૷ ՘ં ‫( ٸ‬single nucleotideՕࢄ঴Ћஞࠃ‫ޕ‬ǚ৾ॐઑਙЏƳǗƧǒ‫ߊڸ‬ƟƧ‫ڤ‬ү¹polymorphism: SNP) ¹ƊǓƌƷ૒࣐Ʋ٤ǒඉƟ౴༞ࡏՔưƶ༫‫ޒ‬Ʒફ 4 ್৾ॐઑ (4q35)¹ફ 5 ್৾ॐઑƯƊǓșǟǪȨǰȁȤǟȃ (MS) ǚພƌƮ݉ǗǔǓº (5q31-33)¹ફ 6 ್৾ॐઑ (6p22-21.3)¹ફ 12 ್৾ॐ‫ݶ‬Ӗ¹ӉÐƷ MS ǚພƌƧºMS Ʒ 1 ƓǑ 4 ѻ֏ઑ (12q14-24.2)ưફ 13 ್৾ॐઑ (13q14-14.3)ƶƥǔ
୷ஶƶ౴༞૒ϳƶಶ൑Ư¹ಶ൑ঝƔۛઑյƯЂƲǓƦǔƶ໹ЏƳ‫ۂ‬Ǒǔ¹ƛƶ໹ЏƳ¹ࡏՔದऔƳƓƓƛưƔંƗ¹ƟƓǊಶ൑ঝƔƝǆƞǆƯઓ໔ЋஞࠃǗǓЋஞࠃƔ੻޲ƟƮƌǓҧౖ঴Ɣ࠷‫މ‬ƝǔƧºƔંƌƧǉЋஞࠃșÓǦÓưƟƮƷ๺ພƯƊǓºӉÐƷ¹ƛǔǑ໹ЏƳ੻޲Ɵ¹ࡏՔưƶշຌƔ݂Ɛ৾ॐઑਙЏƳ੻޲ơǓ MS ǚਙ৾ॐઑरƯǃǄ‫ج‬ǑǔǓ‫܌‬඗Ћஞࠃǚӕ৖Ɵ¹ƛǔǆƯƳ TNFα ¹
௖ (๢ 10cM) ƳƲǓǐƎƳਏવƟ¹ƥǔǑ MS ơ
PAFAH ƲƱƶЋஞࠃǚࣹࠪ֡ըࠊ႙੬ƶՕࢄ঴ЋǁƮƳƬƌƮ 100 ~ 400 bp ƳƲǓǐƎƳ PCR ȒȤஞࠃưƟƮඦ‫ݥ‬ƟƮƌǓºǟșÓ ǚ߁঵ƟƧºƝǑƳ PCR ȒȤǟșÓ ƶर໙੩ƶ 5’ ง૝Ƴ‫܎ڏ‬ॐਬ ƶ FAMáোâ¹ HEXá໻â ߣ݂൫‫ڼ‬ǆƧƷ TETáҎâǚȤȔȦƟ¹ƥǔƦǔƶ MS ǚ
[1] Y. Yokouchi, S. Ito, T. Arinami, et al., Significant evidence
for linkage of mite-sensitive childhood asthma to‫ك‬ൿƯƕǓǐƎƳƟƧº෭‫ףڽ‬ƯƷ¹ȥǰÓǼǳǢ
chromosome 5q31-q33 near the interleukin 12B locus by aȈȁǟǪǴࡡƶȍȠÓșȮȥȮǬÓǳșǾȏȮǫǴ
genome-wide search in Japanese families, Genomics
66(2000) 152-160
ǪȥÓȆȮǫǶǾȃǚພƌ¹ਙ৾ॐઑƯ 386 ෭ƶ MS[2] S. Ito, E. Noguchi, T. Arinami, et al, Evidence for anșÓǦÓǚ‫ڸ‬௟ƟƧºassociation between plasma platelet-activating factor¸ƛǔǑƶ PCR ȒȤǟșÓǚພƌƮՔࡣƶ DNA
acetylhydrolase deficiency and increased risk of childhood
atopic asthma, J. Hum. Genet. 47(2002) 99-101
ǚ੢൒Ɵ¹DNA ǲÓǪǣȮǰÓ (ABI model 377) ƳƮѐ௫Ɵ¹MS șÓǦÓƥǔƦǔƳƬƌƮЋஞࠃ‫ٸ‬ǚ ‫ ڡ‬୩ ƟƧ º Ћ ஞ ࠃ ‫ ڡ ٸ‬୩Ƴ Ʒ ¹ GENESCAN ư
GENOTYPER ǚ߹ພƟƧº1E-mail: s-itoh@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3352-18-ȧÓǱÓșǟǪȨǻǟǶǪǲȢȮ (LMD) ඲ƳǐǓ஽‫ڤ‬ਭॎৡඅƓǑƶެභ‫ࡷޡ‬ư nested RT-PCR ӕ৖ࣹ๝ব‫ټ‬໏ࠃ1૿ౡપԙ ॶյ੒‫ݜ‬௖ؐА‫ࠊףڽ‬ѬࡋáЌԙ‫ڈ‬âĞ305-8575 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1

OCT ǮȮȌǡȮȄƳඤ෵ƟƮ-80ąƯ஽‫ڤ‬ඐ੻ƟǆƟƧº ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Ō¼ƷƠǉƳ
‫ైؼ‬¹ൟࠃি൝ԙൟ๝ƯƷ¹PCR ඲áȘȥȜȤÓ
Ƿ༫‫ޒ‬ಶ҃ƳǐǓЋஞࠃ੢൒âƔ‫ੱכ‬Ƴದૄ¹ശ‫ח‬ƟǆƟƧºPCR ඲ƶ‫ޚ‬ǊӋ֛இƲ஝Ʒ¹‫ئ‬ǉƮ೰໷ƲǰȮȒȦƓǑƯǊ¹௾୩ƶ໹ЏƶЋஞࠃ੢൒ƔҧౖƲƛưƯơºƥƛƯ PCR ඲ǚພƌƮࡏഗƳշຌơǓЋஞࠃƶ૖ߊǌದ‫۔‬ӕ৖ƶ‫ףڽ‬ƔীǛƳ݉ǗǔƮƌǆơºƟƓƟ¹ƧưƐƸƔǛਭॎǚພƌƮ‫ףڽ‬ǚ݉Ǝष‫ݜ‬¹ƥƶǰȮȒȦƳƷ੏௓ঝƶ়ऺެභǊսǆǔƮƌǓƧǉ¹ƥƛƓǑଳষƟƧ mRNA ƳƷƔǛެභ຀ີƶǊƶư়ऺެභ຀ີƶǊƶưƔ‫޲ށ‬ƟǆơºƥƶƧǉ¹ƔǛެභ௾ЂஇƲЋஞࠃದ‫۔‬ӕ৖Ɣ෉ƚǑǔǓҧౖ঴ƔƊǒǆơºƥƛƯ¹ǐǒ়ԏƲެභ௾ЂஇƲЋஞࠃದ‫۔‬ӕ৖ǚ݉ƎƳƷ¹‫ࡐج‬Ʋެභ٫ǚ૒໐ơǓഁ຤ƔƊǒǆơºƥǔƳƷȧÓǱÓșǟ
ǪȨǻǟǶǪǲȢȮáLMDâ඲ǚԩພơǓƛưƔ๺ܑƯơ[1]ºō¼౱‫ڃ‬
ࠕƔࣗੳơǓ៟‫ۍ‬ഗȥǡșǼǝȧȦǩÓఝҭƯƷԇࡾ៟‫ۍ‬ഗƶഗઙ‫ٺ‬঵ƶ໊ӕư௾Ђஇ࠲໰ǚ๋இư
ƟƮ¹ԇධ฻ƓǑǝȒȨÓǼƟƮƌǆơºਙॱ঴ǣȥȁșȃÓȂǴáSLEâ¹շ২ȥǡșǼáRAâǚƷ
ƠǉươǓ៟‫ۍ‬ഗƶഗПƷƌǆƨƳഩฯƯƊǒ¹੤֎मӳǚಳƎฎ঴ѯऔƔഗઙি໊रƶ‫؁‬ୋƟƧ௾ଦƯơºࠕƧƩƶǫȦÓȒƯƷ SLE ƳƒƙǓॾ੤ਭॎ[2]ǌ
RA ƳƒƙǓԫ෽ਭॎƲƱഗઙ‫ٺ‬঵ƳշຌơǓư݂ƐǑǔǓѯऔ൉ϳƶਭॎ௾ЂஇƲЋஞࠃದ‫۔‬ӕ৖ǚ݉ƫƮƕǆƟƧºŎ¼๋இ‫ݶ‬Ӗ¹LMD ඲ǚ໅ພƟƮѯऔ൉ϳƶਭॎৡඅƓǑ‫ࡐج‬Ʋެභࢥ૥ƶǇǚ‫ࡷޡ‬Ɵƥƶ mRNA ǚພƌƧ¹ެභ௾ЂஇƲЋஞࠃದ‫۔‬ӕ৖ƶҧౖ঴ǚ૖ǒǆƟƧº៟‫ۍ‬ഗƶԇࡾ஽‫ڤ‬ਭॎৡඅƓǑѯऔ൉ϳƳ।࣎ƟƮƌǓ T ެභǚࡶઑưƟƮ‫ࡷޡ‬Ɵ¹ƥƶެභƓǑ RNA ুৄǚ݉ƌ¹RT-PCR ӕ৖Ƴ‫׼‬ຌƯƕ௻ǓűDNA ƶ‫ݜ‬঵ǚࠟǇǆƟƧºŏ¼޳໬¸SLE ƶॾਭॎŌ‫ڸ‬ઑ¹RA ƶԫ෽ਭॎŎ‫ڸ‬ઑƷ૿ౡપԙപੳഗЦƯ௬ϼǚࡷ௻Ɵ௻ǑǔƧিઑਭॎƶГ൉ǚ߹ພƟǆƟƧºԇਭॎƷ LMD Ƴ‫׼‬ơǓǆƯ¹1

Ő¼LMD ƳǐǓެභ‫ࡷޡ‬¸LMD ƷȧÓǱÓ܎ǚ໅ພƟƮ¹ਭॎৡඅरƶ๋இƶެභƶǇǚ܎ԙ‫ۉ‬೰‫؛‬ҟƯৡǒࡷǒ¹‫ࡷޡ‬ơǓƛưƔƯƕǆơºƥƶࡹࣔ[3] Ʒ-80ąƯ஽‫ڤ‬ඐ੻ƝǔƧਭॎǚǪȥǥǴǺǾȃƯಏৡƟ¹ȐǤǟȦപǴȤǟȄǧȤǴƳசǒപƙǆơºǴȤǟȄǧȤǴरƶਭॎǚ۞୩¹৾ॐ‫ ۼ‬LMD ƳǐǓެභ‫ࡷޡ‬ǚ݉ƌǆơº܎ԙ‫ۉ‬೰‫؛‬Ӌ੡Ʒ PC ȝȆǺÓǚ‫ۂ‬ƲƔǑǦǾȃǣ
ȥǝǚșǡǴ੅߁ƳǐǒਏવƟ¹ȧÓǱÓƯȐǤǟ
Ȧư‫؁‬ƳৡǒࡷǒǆơºৡǒࡷǑǔƧਭॎƷࢲ໺Ƴǐǒৡࣩ൝ࡐƶࢌࢥȃȧÓरƶǼȠÓȑƶƽƧƳົƩǆơº߹ພƟƧȤǟǦࡡƶ LMD ǲǴȁțƷ૿ౡપԙ֏ਨЌԙ‫ڈ‬ఝ஡ཋ೼࣢ؐࢇƶઢຌǚࢄƙǆƟƧºő¼nested RT-PCR ӕ৖¸T ެභƔ‫ࡷޡ‬ƝǔƧƛưǚ nested RT-PCR ඲ǚພƌƮԏీƟǆƟƧº¸RNA Ʒ ISOGEN ඲ǚພƌƮুৄƟǆƟƧº
M-MLV‫ג‬஛࡛‫ݏ‬ਬư Oligo (dT)ȒȤǟșÓǚພƌƮГ෭‫ޒ‬
cDNA ǚ‫ݜ‬঵ƟƝǑƳűDNA ƶൟӕǚේƘƧǉƳō
෭‫ޒ‬űDNA ǚ‫ݜ‬঵ƟǆƟƧºȒȤǟșÓƷ T ެභȧǶȒǺÓáTCRâƶβ‫ޒ‬ƶ୩ऺ໹ЏƯƊǓ C ໹ЏƳ০୩Ɵ¹nested RT-PCR ƯԏీƟǆƟƧºŒ¼‫ڤ‬үư݂ߒ
nested RT-PCR ƶ‫ڤ‬ү¹T ެභƔ‫ࡷޡ‬ƝǔƧƛư
ƔԏీƝǔǆƟƧº‫ࡐج‬Ʋެභ٫ƓǑ௻ƧűDNA
ƶ T ެභຨ঴໓Ʒ൲‫ ج‬47.9Ċ¹ǲȮǫȦǶȦƓǑ௻ƧűDNA ƶຨ঴໓ƷŐĊƯƟƧºȐǤǟȦरƶެභঝƷ‫ۉ‬೰‫؛‬ҟƯհߒƝǔƧެභঝưೝǁǓư൲‫ج‬
1/2 ƳƲǒǆơºࢫƫƮǲȮǫȦǶȦƓǑুৄƟƧRNA ໷Ǌ൲‫ ج‬1/2 ެභ੏௓໷ƳƲǒǆơºƥƶऽ‫ڨ‬ҟƯঝࡾ་ƶ RT-PCR ӕ৖Ƴ‫׼‬ຌƯƕǓ cŘŢŕƔ
‫ݜ‬঵ƯƕǓҧౖ঴ƔԏీƝǔ¹ਭॎǚພƌƧǲȮǫ
ȦǶȦӕ৖ǀƶ௶ƔӬƙƧƛưƷપƕƌ঵үư݂Ɛǆơºߣ݂൫‫ڼ‬[1] Luzzi, V., et al., Am. J. Pathol. 158 (2001) 2005-2010[2] Murata, H., et al., Arthritis Rheum. 46 (2002) 2141-2147[3]¸Kolble, K., J. Mol. Med. 78 (2000) B24-25

E-mail: eonose@md.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-3332-19-筑波大学内 Web データの全文検索システムの構築佐藤守
筑波大学 学術情報処理センター〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要

２．検索システムの応用

現在，筑波大学の公式ホームページ1のコンテンツ
管理は大学広報課が行っている。サーバの管理・運用は学術情報処理センターが代理運用している。同課より学内 Web データを対象とした検索システム
導入についての要望があり，当センターで技術協力することになった。検索対象が中規模程度でも検索要求に対する応答時間の高速化が期待できる
namazu2 を利用して，実用可能な状態まで構築することができた。筑波大学開学３０周年（創基１３１年）記念に伴う公式ホームページのリニューアルの際，検索機能が追加され，公式ページ内を対象範囲とした検索サービス3（図１）として利用開始した。
本稿では日本語全文検索システム構築と運用に関する取り組みを紹介しながら，ログ統計の有効活用についても報告する。

検索システムの運用だけでも有意義であるが，その他の副次的な効果も期待できる。Web サーバを運用して情報を公開するだけでは片側方向の情報発信である。掲示板やアンケート用のページ等を用意することで双方向の情報交換も可能となるが，書き込
み件数はあまり期待できない。アクセスカウンターやログから利用統計として運用実績程度には利用可能であるが，ページ参照者が実際に何を求めているのかは不明である。ところが検索システムでは，検索するキーワードが入力されるため，検索の目的や意図が多少なりとも含まれている。少数のログでは意味を持たないが，大量のログを統計処理して抽出したキーワードの上位ランキングから大学に対する関心事項等が時間経過とともに把握可能である。

３．まとめ

１．はじめにインターネット上に存在する膨大な情報量の中から目的の情報を抽出する手段として，Web 検索サー
ビスは必要不可欠な機能となっている。筑波大学内においても同様で，受験生など学外の方に対して効率よく情報提供するサービスとして Web 検索機能
は重要な役割を果たすことが期待できる。検索シス
テム導入に伴い，無人でのデータ更新を実施するためのスクリプトを作成し，定期的に自動実行することで円滑な運用が可能となった。また，学内の主要な Web サイト（１１０サイト）の HTML 文書等を対象として，深度を徐々に深くしながらデータ収集を実施した。これにより深度毎のデータ量と収集時間に関する傾向について把握でき，この結果から最終深度を予測することができた。

検索システムを稼動してから現時点で２ヶ月経過した。学内外から約３万件/月の検索があり，日毎の検索件数（図２）では平均９７２件/日であった。
今後は検索対象範囲を学内に拡張することで，さらに利用率の増加を期待できる。最後に結論として導く言葉は「アンテナ」である。つまり，検索システ
ムがアンテナ的な役割を果たすことも可能であることを意味する。アンテナの感度を調整しながら得られたキーワードを大学運営の参考として活用できる
可能性もある。そのためには，情報の取り扱いに十分注意するとともに，情報の鮮度・質・量を適切に管理しながら検索システムの利便性と信頼性を向上させてゆくことが重要であり，学内における理解と協力が必要となる。

検索件数

1800
2003年10月

1600

2003年11月

1400

1200

1000
800

600

400

200
0
1

図１. 筑波大学公式ページ内の検索

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日付

図２. 月別日毎検索件数

1

http://www.tsukuba.ac.jp/
http://www.namazu.org/
3
http://www.tsukuba.ac.jp/~robots/ja/index.html
2-20-

GAMMA10 用縦型電動発電機の分解点検
嶋頼子
筑波大学 人文・数理等教育研究支援室（プラズマ研究センター）〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
プラズマ研究センターでは磁場によるプラズマ閉
じ込め装置 GAMMA10 によりプラズマ閉じ込めの実験を行っている。このプラズマ閉じ込め磁場は中央ミラー部で５キロガウス、両端の最強部で３２キロ
ガウスである。この磁場を発生させるためにプラズ
マ研究センターでは縦型電動発電機と電源制御装置
および整流装置を有している。この縦型電動発電機の分解点検を行ったので、その報告をする。

プラズマ研究センターの電動発電機は１９８０年に建設されてより、職員による日常点検と、製造元による年一回の定期点検を行ってきた。しかしながら、前回平成７年の分解点検から７年経過し分解点検を行う必要性があり、昨年度約３ヶ月にわたり行ったものである。
分解点検では主に株式会社東芝 原子力事業部が中心となりセンター内に作業所を設置、センター側
電源担当の教職員と共に分解点検を進めた。

分解点検中は毎週金曜日に作業所所長とプラズマ
研究センター側教職員で作業の現状報告・次週の予定について議論を行い、現場へも教職員が立ち会った。重機の搬入時はセンター内の学生・教職員の安全確保の為、センター内の会議時に注意を促し、搬入時間、搬入経路等の説明を行った。
図２に発電機分解時の様子を示す。

平成１４年１０月７日より１５年１月２４日まで
約３ヶ月に亘って分解点検を行った。
一番の懸案は発電機主機軸（ロータ・ステータ）の傾斜であった。まず、分解点検前に傾斜の測定を行い、上部ガイド軸受け分解後にも計測を行っておいた。さらに、底面（ステータ）の傾斜を計測し修正を行った。ステータ倒れ修正前の傾きが0.48[mm/m]だったロータは、修正後 0.09[mm/m]に改善された。しかしながら、ロータ・ステータの傾き測定は今後も定期点検時に測定し観測を続けることが重要である。
予定していた修理のほかにも、分解点検中に補修の必要が判明し補修をした箇所が７箇所あった。

GAMMA10 のコイルとそれによる磁場を図１に示す。コイルは５系統のコイルからなりそれぞれ実験
中は約 5.56KA～9.10KA の電流を 0.3 秒間通電している。このため通電は 12 分間隔で行い、発電機は通電に向け加速を行うようになっている。

Plug/Barrier
2.48m

Anchor
4.76m

Central
6.0m

B(kG)
40
20
0

図１. GAMMA10 のコイルと磁場

図２.吊り上げられるロータースポークシャフト-21-

FIB 装置を用いた微細加工
室井光裕
筑波大学 生命情報等教育研究支援室（物質工学系）〒305-8573 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
FIB 装置 SMI2050 が、平成 14 年度 21 世紀 COE プ
ログラム「未来機能を創出する学際物質科学の推進」
事業への補助金により平成 15 年 1 月に導入された。
SMI2050 は、試料表面に集束イオンビーム（Focused
Ion Beam：FIB）を走査しながら照射して① 走査イオン顕微鏡として試料表面形状の拡大観察② 試料表面にイオンビームを照射してスパッタリングするエッチング加工③ 薄膜原料ガスを試料表面に吹き付けながらイ
オンビームを照射することで試料表面に薄膜を形成するデポジション加工を行う装置です。
イオンが照射されると、試料の表面から二次電子
および二次イオンが発生します。この二次電子または二次イオンは電子信号に変換され、これらの電子
信号の二次元分布が顕微鏡像として表示されます。
イオンビームが試料に照射されると、試料表面の物質原子がはじき出されます。スパッタエッチング
は、この現象を利用して試料から物質を除去します。
試料表面に特定の化合物ガス（原料ガス）を吹き付けながらイオンビームを照射すると、化合物ガスの固体成分が試料表面に固着して堆積されます。デポジション加工は、この現象を利用して試料表面に物質を堆積させます。
以上の機能を利用して図 1～4 のように TEM（透過型電子顕微鏡）観察用試料（厚さ 0.1µm 以下）、
微小部分の電気抵抗測定用試料を作成したので、FIBの紹介を兼ねて報告します。

図 1．デポジションとスパッタエッチング

図 2．TEM 試料部分の薄片化

図 3．TEM 試料の分離

図 4．薄膜の電気抵抗測定用

参考文献
SMI2050 小型走査イオン顕微鏡取扱説明書 Rev.3.1、セイコーインスツルメンツ株式会社-22-

つくば生物ジャーナルのオンライン刊行について○安部七恵1、丸尾文昭21

筑波大学 生命・情報等教育研究支援室 (生物学類)、2 筑波大学 生物科学系〒305-8572 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
昨年度、生物学類では全国の大学に先駆けて、大学の学科レベルでは他に例を見ない、月刊誌「つくば生物ジャーナル」 3 を生物学類ホームページ上に創刊しました。
国立大学の独立法人化が、平成 16 年 4 月から施行されることとなり、大学は国民や社会の要請を先取りし、迅速に対応できるよう、積極的に教育や研究の改革に取り組まなくてはなりません。その取り組みへの大きな一歩としてこの「つくば生物ジャー
ナル」は生まれました。
「つくば生物ジャーナル」は、生物学や生物学類に関心を寄せてくださる様々な方々の研究や意見の発表の場そして意見の交換や議論の場となり、さらには生物学類の知的財産を広く社会に還元する場としての活動拠点です。
創刊当初は、生物学類の卒業生の方々や退官教官の方々からの投稿が多くあり、月当たりの掲載本数も充実したものでした。つくば生物ジャーナル編集委員会の委員が、周囲の方々へ原稿の執筆依頼を積極的に働きかけ、原稿を寄せてくださるのを待っておりました。しかしこれでは、月により投稿数に偏りがあり掲載される本数にも影響してしまいました。
そこで、今年度は投稿してくださるのを待つという受身的な状態ではなく、生物学類の諸行事や生物学類の活動等をまとめ、特集として、つくば生物ジ
ャーナルに掲載することを企画しました。
生物学類の行事及び活動としての特集は、・入学・大学説明会・生物学類授業担当教官の研究紹介
・ホームカミングデイ
・生物学類クラス連絡会
・生物学類シラバス
・卒業研究発表会要旨集
・卒業，退官などです。
今年は特に、生物学類授業担当教官の研究紹介と生物学類シラバスの掲載に、積極的に取り組みました。教官の研究内容と生物学類の授業科目の内容を明確に提示することにより、入学後の学生が、早い時期に自身の進路を決め目標を持てるように、また学外の方々特に、生物学に興味を持つ高校生が、筑波大学生物学類の教育の特色を分かるようにと、力を注ぎました。

さらに、平成 16 年の 5 月号には、生物学類授業
評価についての特集を企画しています。生物学類では 、 平 成 15 年 6 月 か ら 全 学 に 先 駆 け て
TWINS(Tsukuba Web-based Information Network
System)を用いた生物学類生による授業評価を導入しました。生物学類が独自に行った TWINS を用いた授業評価では 56％の回答率を得ることができました。
この高い回答率と学生の建設的な授業への意見を受けて、つくば生物ジャーナルへの掲載を決めました。
また、卒業生や退官教官からの投稿も充実しており、9 月号（図）10 月号 11 月号では国立大学の独立法人化についての特集を企画しました。特集以外にも、社会で様々な方面で活躍している卒業生の方々より、それぞれ視点から生物学や生物学類への考えのみならず、人生そのものの生き方・考え方なども寄せられており、生物学に関心ない方でも、十分に楽しんでいただける内容あるものとなっています。

図．つくば生物ジャーナル 2003 年９月号表紙
1
2
3

Tel: 029-853-4879
Tel: 029-853-6669
http://www.biol.tsukuba.ac.jp/tjb/-23-

‫ݏ‬ਬ൉ൟ‫੾ڠ‬औƳǐǓ३‫ࡏډ‬ՔưƥƶЋஞࠃӕ৖ॠ໏ࢆ೵ࠃ૿ౡપԙ ॶյ੒‫ݜ‬௖ؐА‫ࠊףڽ‬ѬࡋáЌԙ‫ڈ‬âĞ305-8575 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1Ӷ຤

2.2HEXB Ћஞࠃф௫ȆȠÓȨȮƔਏવஇƳ඄঴ơǓ‫ص‬Їࢹ঴ܺҠऔáALSâƳનഒƝǔǓ‫ۍ‬Пഩฯƶ३‫ډ‬బഗƶଇƳ
Ʒ¹ƊǓࡾƶ‫ݏ‬ਬЂऺƯ་ࠨƶऔीǚ֬ƛơǊƶƔ
ƊǓºƛǔǑƶഗ֡Ʒऺ৾ॐઑ༟঴ЋஞƯ¹঵ॶ༎ƯƷ೪ஒ‫ٸ‬இƲ‫ډ‬ӄǚƧƱǓǊƶƔંƌº३‫ډ‬ఝҭƯƷƛǔǑƶഗ֡ƶ॰૨ƶГղưƟƮ¹ಋ‫עڥ‬ȤǟǸǹÓțƳƒƙǓőࡾƶ‫ݏ‬ਬԩ঴ƶ੯୩ǚ݉ƫƮƌǓº‫ݶ‬ӖƷɋ-ȓǨǸǰȚȆǻÓǷԩ঴ƳЂऺƶƊƫƧՔࡣƶ༎ǚದഒơǓº‫ݏ‬ਬԩ঴Ʒ়ऺƳƗǑǁ
10Ċ୷ஶƯ¹A ԩ঴ư B ԩ঴ƶ໩ࡣƶୢҟƓǑ
Sandhoff ഗƔּǗǔƧºǟȮȐǤÓțȄǮȮǶȮȃǚ௻Ƨ‫ۼ‬¹Քࡣư໩९
ƶ DNA ǚಋ‫עڥ‬ǐǒଋࢽ¹HEXB ЋஞࠃƶơǁƮƶ exon ư exon-intron junction ǚ PCR Ư੢൒ƟƧƶƩুৄƟ¹ABI377 ǲÓǪǣȮǰÓƳǐǒǲÓǪǣ
ȮǴƟƧºǆƧՔࡣ຀ີƶ඄Ђ‫ݏ‬ਬƶ mRNA ƶದ‫۔‬ǚ‫ۂ‬ǓƧǉƳ¹ԵҠƟƧਅЄӍެභǐǒ RNA ǚଋࢽƟ RT-PCR ǚ݉ƌ exon2 ƓǑ 5 ǚ੢൒ƟƮӕ৖ƟƧºƝǑƳƥƶȐȤǫȜȮȃǚ pCR-Script Amp
SK(ó)vector ƳǪȨÓȆȮǫƟƮǲÓǪǣȮǴǚԏీƟƧºŎ¼‫ڤ‬ү

Ō¼ƷƠǉƳ
ɋ-ȓǨǸǰȚȆǻÓǷ(HEX)Ʒ GM2-ǧȮǫȥǥǲȄ(GM2)ƶҦ঎ൟӕ‫ݏ‬ਬƯ¹ƥƶԩ঴ୢҟƳǐǒȤǟǸǹÓțఝƳ GM2 Ɣ଀৘Ɵެභౖ֞ƔमӳƝǔǓºHEX Ʒƥƶൖ‫ݜ‬ઑ‫ٺ‬঵ƶࡾ་ƳǐƫƮ A ൟӋư B ൟӋƶōƬƳൟƓǔǓºHEXA ƷɊ‫(ޒ‬HEXɊ)ưɋ‫(ޒ‬HEXɋ)ƶȓȁȨǻǟșÓ¹HEXB Ʒ HEX
ɋƶȖȝǻǟșÓưƟƮ‫ٺ‬঵ƝǔǓºHEXɊЋஞࠃƶЂऺƳǐǓǊƶƷ A ൟӋƶԩ঴ƶǇୢҟƟ TaySachs ഗư‫۝‬Ƹǔ¹HEXɋЋஞࠃƶЂऺƳǐǓǊƶ
Ʒ A¹B ໩ൟӋƶԩ঴ƔୢҟƟ Sandhoff ഗư‫۝‬ƸǔǓºՔࡣƷ 15 ‫࠯ޣ‬ǐǒҟ࠙‫ص‬໺ୢҟǚ࠺ԑ¹23 ‫࠯ޣ‬ӭ૫अ‫ݷݔ‬బƳƮઁЦࢄ॰º‫ص‬஢ইƥƶઁǐǒ¹ॳ݉ƶૺƌ ALS ư॰૨ƝǔƧº35 ‫֔ލু࠯ޣ‬ාƯ෭Цǚࢄ॰ƟƧºՔࡣƶಋ‫עڥ‬ƶ‫ݏ‬ਬԩ঴Ʒ੒ HEX ԩ঴¹HEXA
ԩ঴¹HEXB ԩ঴ưǊƳ়ऺưೝԔƟƮ๢ 10ĊƳ‫ۑ‬ࣺƟƮƌƧºՔࡣೠ഻ਅЄӍެභƯǊ௬ບƶ‫ڤ‬үƔ௻ǑǔƧºՔࡣƶඟ९Ʒ੒Ʈƶԩ঴Ɣ 1/3 ୷ஶƳົƩ heterozygous carrier ư݂ƐǑǔƧºՔࡣƶസ९ƶԩ঴Ʒ়ऺ૮ƶೆ϶ƨƔ¹੒ԩ঴ƳƒƙǓ HEXB ԩ঴ƶԥ‫ݜ‬Ɣ‫ࣺۑ‬ƟƮƌƧºƛǔǑ‫ݏ‬ਬԩ঴ƶȂÓǺư༂ࣽƓǑ‫ۂ‬Ʈ¹෭༎Ʒ‫ډ‬ӄƶସƌ‫ص‬Їࢹ঴੩ߊܺ
Ҡऔ་ࠨƶऔीǚ୧ƟƧ঵ॶ‫ ٸ‬Sandhoff ഗư॰૨ƟƧºHEXB ЋஞࠃƶǲÓǪǣȮǴƶ‫ڤ‬үƯƷ¹ՔࡣƳƷōƬƶॠƟƌ඄ЂƔ੻޲ƟƧºГƬƷඟ९຀ີƯ Intron2/exon3 junction ƳƒƙǓ GğA ૷՘(IVS21G>A)¹ઁƷസ९຀ີƯ exon13 ƳƒƙǓ GğA ૷՘(R533H)ƯƊƫƧºƛǔƳಳƌ 533 ್๋ƶǝȦǩȆ
ȮƔȍǴǼǳȮƳ඄՘ƝǔǓº

ŏ¼݂ߒ

ō¼ධ඲
2.1‫ݏ‬ਬԩ঴¸ǆƢ‫ࡣऺګ‬¹Քࡣƶೠ഻ਅЄӍެභǚԵҠƟƧº‫ࡣऺګ‬ƒǐƻ Tay-Sachs ഗƶਅЄӍެභƷ໊‫ڽ‬ƶȋȮǪǐǒ୲‫׼‬ǚࢄƙƧºൿƳ‫ࡣऺګ‬¹Քࡣ¹໩९ƶงऊ‫ڥ‬ǐǒಋ‫עڥ‬ǚൟ໐Ɵ¹ԵҠƟƧਅЄӍެභưưǊƳ‫ݏ‬ਬԩ঴ǚ੯୩ƟƧºԩ঴੯୩ƳƷ‫܎ڏ‬഍ࡀƝǔƧ֏ࡐ(4MUG¹4MUGS)ǚພƌƧº4MUG Ư੒
HEX ԩ঴ƒǐƻేϩ୩‫ٸ‬ƶ HEXB ǚ੯୩Ɵ¹
4MUGS
ƯƷ HEXA ǚ੯୩ƟƧº¸‫ݶ‬ӖƷӄ‫׫‬ƳઁЦƯ ALS ư॰૨ƝǔƧǬÓǴǚ
িҠԙஇƲ‫ލڸ‬Ư Sandhoff ഗư়ƟƗ॰૨ơǓƛưƔƯƕƧऔ༎ƯƊǓºǆƧƝǑƳЋஞࠃӕ৖ƳǐƫƮࢫີඦ‫ݥ‬ƶƲƌॠƟƌ඄ЂǊथฯơǓƛưƔҧౖƯƊƫƧº¸‫޲۔‬ӉÐƔ੯୩ƟƮƌǓȤǟǸǹÓț‫ݏ‬ਬƶЂऺऔƯƷ¹൹‫ݦ‬ƳƒƌƮǯÓǲǢഗưȐǜȑȥÓഗƯ‫ݏ‬ਬ඗ࢩ໰඲ƳǐǓ࠲໰ƔҧౖưƲƫƮƒǒష෭ǀƶ௮హǊյ‫ؼ‬ƯƊǓº‫ݶ‬ӖƶǐƎƲ॰૨Ɣ‫ۼݶ‬ơƘ࠲໰ǀƶࠟǇƳƬƲƔǓҧౖ঴Ɣ‫ݗ‬ƌǊƶư֛ગƟ
ƮƌǓº

-24-

ドライポンプのヘリウムタイト改良○近藤裕、宮内幹雄、敦賀将太
筑波大学 人文・数理等教育研究支援室（低温センター）〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1
組み立て後にヘリウムガスによる気密テストを行
電気やガス、水道と同じように液化ヘリウムは本った結果、運転中と停止中の漏れ量はハンディヘリ
学の極低温の研究教育に欠かすことのできないものであるが、ヘリウムは大気中に殆ど含まれておらず、 ウムリークディテクタで検知可能な１×１０⁻ ⁵
ml/sec 未満であることを確認した。改良したポンプ
我が国に地下資源も無いため専ら米国からの輸入にを一つのサブセンターで試用したところ、ヘリウム頼っている。本学は資源の有効利用と経費の節約を
回収率は９０％以上(各実験室内での損失を含む)と目的に低温センターを中心とするリサイクルシステ
なり目的を達成することができた。
ムを開学時に導入し、機器を更新しつつ今日に至るまで円滑に運用してきた。リサイクルシステムの中でヘリウムは以下の流れを辿る。低温センターで液化されたヘリウムは各研究室に供給され低温実験で消費される。蒸発したヘリウムガスは各建物に設置されているサブセンターのガスバッグに一時的に蓄えられ、そこから無給油式回転ブロワ（送風機）によって共同溝にある回収配管を経由して低温センタ
ーに戻り、再び液化、供給される。
通常、この目的にはヘリウムタイト型(ヘリウムの気密性が保証されている)ブロワを用いるが非常に高価である。そこで価格が約 1/10 の空気用ドライポン
AC 軸受け接触シール型(AC6205LLU)(左)と深溝玉
プを改造することでヘリウム回収に使用できるよう軸受け非接触シールド型(6205ZZ)(右)になるか調べることを研究の目的とした。
本研究ではオリオン機械株式会社製ドライポンプ
ＫＲＸ６を採用した。ヘリウムガスでテストを行ったところエドワーズ社製ハンディヘリウムリークデ
ィテクタ(小型ヘリウム漏れ検知器)では検知しきれないほど多量の漏れが軸受け部から見つかった。
ドライポンプを分解したところ深溝玉軸受け非接
触シールド型ベアリング(6205ZZ)が用いられていた。
非接触シールド型は金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面の V 溝との間でラビリンスすきまを形成しているため気密性は全く無い構造である。
さらに外輪とハウジングとの間に僅かなすきまもあった。内輪と軸のはめあいは締まりばめで実用上充分に気密されていた。
したがって、内外輪の間および外輪とハウジングの間を気密にすれば目的を達成出来ると考えられる
改良したヘリウム回収用ドライポンプ
ので NTN 株式会社製 AC 軸受け接触シール型ベアリ
ング(6205LLU)を採用した。接触シール型は鋼板の合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面の V 溝側面に接触しているため防塵性・防水性に優れていることが特長であるが、これによって内外輪の間のリークを止めることを考えた。また、6205LLU 型は主要寸法が通常の 6205 型と同じで、外輪外径に設けた二本の溝に O リングを装着したものである。これらは外輪とハウジングのすきまを埋めて共回りを防止するために設けられたものであるが、外輪とハウジングの間の漏れ防止に利用することを考えた。

-25-

美術領域における技術的スキルアップのためのアルミ鋳造スタディ
林剛人丸1
筑波大学 人間総合等教育研究支援室（芸術学系工房）〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1

3.3 加圧概要
美術の領域において技術とは、作者に内在するものを外に表現として取り出す術として不可欠な要素である。具体的目的を伴ったアルミニウム鋳造のス
タディを通して、表現に際して希求される技術まで辿り着くモデルを示すねらいでワークショップを開催した。

細部までの表現を達成するために溶湯を加圧したいと考え、水蒸気で圧迫する方法を採用した。鋳型にはまる鉄枠上部をすっぽり被えるような蓋を作成し、内部に石綿を貼って水をしみ込ませておく。溶湯を注ぎ終えた後、素早くこの蓋をして発生した水蒸気によって圧迫する。

3.4 酸化物
溶解の後、ほう砂を添加してから炭素棒で撹拌し、溶湯中の酸化物を溶湯表面に浮き上がらせ取り除き、巻き込みによる不良を避ける。

１．はじめに芸術学系工房では、希望する学生を対象として不定期にワークショップを開催している。ここ数年来
では「アーク溶接」「木材加工機械の操作」「シル3.5 ガス放出
バー素材のジュエリー制作」などが題材であった。
溶湯に含有されるガスは水素が大部分を占める。
これらは授業カリキュラムとは別に企画されており、この水素を溶湯の外に放出する目的で、溶湯に食塩
単純な技術修得に陥ることなく、各自の制作に将来を適量添加してガス巣を抑制する。
的にもフィードバックできる指導を心掛けている。
今回は既にアルミニウム合金のフルモールド法による鋳造を体験した学生達の、鋳造物の表面を滑ら
４．実制作報告
かに仕上げたいとの発展的目的意識から要請され、企画した。
実際の制作工程を、4.1 原形制作、4.2 鋳型制

作、4.3 溶解・鋳込み、4.5 加圧、4.6 割り出し・仕上げ、の６つに別けて順を追って図版を交えながら報告する。

２．改善要件
過去の鋳造経験に照らし合わせ、改善すべき現象とその原因について考察する。2.1 砂かみ現象、2.2
表面のざらつき、2.3 巣、2.4 酸化物、2.5 欠陥をそれぞれ取り扱う。

３．スタディプラン
2.1-2.5 を受けて、項目ごとにどのような改善策
をもってトライするかを学生とディスカッションしながら採用案を決定していった。

3.1 鋳型
耐火石膏を用いた石膏型。型枠には鉄を用いて、枠ごと焼成する。自然通気で一般的な木炭を燃料に用いて、焼成温度をコントロールする。

3.2 原型
発泡ポリスチレンを整形してワックスで表面処理をしたもの、蝋を用いたものの他に、スチロール樹脂を用いたもの、天然素材（木の実や昆虫など）をそのまま原形に用いたものの４種類を採用した。
1

５．まとめ
学生自身が経験をそれぞれの制作にフィードバッ
クすることを基軸とするならば、早急に成果があったかどうか判断することには無理があろう。しかしその一方で、ワークショップのきっかけがそもそも学生の自発的トライアンドエラーにあったように、
今回のスタディが長期展望において彼らに有効であることを期待するものである。
また、塗型や減圧を用いてバージョンアップした
フルモールド法による鋳造についても、機会を設けてトライすべきと考えている。

６．作例
図版を用いて、完成した作品と作者のコメントを紹介する。

E-mail: gojingmaru@craftsman.geijutsu.tsukuba.ac.jp-26-

病気の原因となる細胞やタンパクの局在を検索するための免疫二重染色法について
磯山茂美
筑波大学 人間総合等教育研究支援室（医学系）〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1

１．はじめに
病気の原因を知るために、ある特定の細胞やタンパク質が体内のどこに存在するか検索することは重要である。免疫染色法とは、免疫（抗原-抗体）反応を利用して、特定の物質（抗原）の存在部位を明らかにする方法である。実際には組織切片に抗体をかけて抗原と結合した抗体の存在部位を染め出し、顕微鏡で観察する。この方法により、分子レベルで組織切片の観察が可能になる。
抗体を目で見えるようにするために、種々の物質で標識された抗体を使用する。ペルオキシターゼやアルカリフォスファターゼ等の酵素で標識された抗体を用いて、光学顕微鏡により明視野で観察する方法を酵素抗体法と呼ぶ。蛍光物質で標識された抗体を用いて蛍光顕微鏡や共焦点レーザー顕微鏡などで観察する方法は蛍光抗体法である。重金属で標識す
れば、電子顕微鏡による観察も可能である。
さらに同一切片上で複数の物質を同定する場合に多重免疫染色法が用いられる。この場合には異なる標識物質や、酵素反応の基質を変えることによって、２種類以上の抗体を識別し、複数の目的物質の存在部位を染め分けることが可能になる。技術的な制約から二重染色法が多用されている。

２．目的
光学顕微鏡レベルで免疫二重染色を行う方法として、通常の光学顕微鏡で観察する酵素抗体法と、蛍光顕微鏡で観察する蛍光抗体法がある。本研究では、
この両者を行い、その長所、短所を検討したので報
告する。

３．方法
酵素抗体法（二重染色）
パラフィン切片を脱パラフィン後、内因性ペルオ
キシターゼのブロッキングを行い、一次抗体を反応させた。洗浄後、ペルオキシターゼで標識された二次抗体を反応させた後、ニッケル-ジアミノベンジジン（DAB）で発色させた（１回目の染色、青色に発色）。さらに別の抗原を検出するために、異なる特異性を有する一次抗体、二次抗体と反応させ、 DABで発色させた（二回目の染色、茶色に発色）。封入
後、顕微鏡で観察した。
蛍光抗体法（二重染色）
パラフィン切片または凍結切片を用い、二種類の異なる動物種由来の抗体を混合した一次抗体と反応させた。洗浄後、 Cy3、Alexa488 等で蛍光標識された二次抗体を混合して反応させた。洗浄後封入し、蛍光顕微鏡や共焦点レーザー顕微鏡で観察した。
免疫染色法における条件設定には、まず陽性、陰性コントロールを用意して、内因性ペルオキシター
ゼのブロッキング法や抗原賦活化法の選択、一次抗体の希釈倍率、二次抗体の特異性の検討を行った。
さらに種々の切片を用いて、酵素抗体法と蛍光抗体法の違いを検討した。

４．結果と考察
染色法についての検討
酵素抗体法では、１．内因性ペルオキシターゼをブロッキングするために過酸化水素の濃度や反応時間を変えて検討する必要があった。２．パラフィン
切片では、しばしば抗原性が低下しており、このため抗原の賦活化が必要な場合が多かった。抗原賦活化法には、マイクロウエーブ処理とプロテアーゼ K処理を用いた。一次抗体の種類ごとにどちらが適切か検討し、さらにその至適条件を決めるために、マイクロウエーブの温度や時間、プロテアーゼ K の温度、反応時間を細かく検討する必要があった。しかもこの条件設定は、標本ごとに変える必要があった。
３．一次抗体の濃度は、陽性コントロールと陰性コントロールを見比べながら、細かく検討した。
一方、蛍光抗体法では１は不用で、２ではマイクロウエーブ処理のみが可能で、検討項目が少なく、３の一次抗体の希釈濃度も、細かく検討する必要がなかった。
顕微鏡観察での検討
酵素抗体法では、通常の明視野下での観察が可能であり、組織の構築の全体像が容易に把握できた。
さらに対比染色を行えば、説得力の高い像が得られた。また、標本は長期間保存が可能であった。
蛍光抗体法では、見慣れていないと、組織の全体像の把握が困難であった。しかし、抗原の局在を精密に決定することが可能であった。特に、コンピューターを用いて異なるフィルターで撮影した写真を重ね合わせることにより、二種類の抗原が同じ場所に存在するのか、異なる場所に存在するのか明瞭に示すことができた。さらに共焦点レーザー顕微鏡を用いれば、細胞内の微小器官のレベルで、抗原の局在を決定することが可能であった。
以上から、酵素抗体法は組織レベルでの観察に、蛍光抗体法は細胞レベルでの観察に有用な免疫二重染色法であることが判明した。

-27-

ELISA ඲ƳǐǓ Staphylococcus aureus ƳઓơǓȍȃ‫ڥ‬ঽଇ‫ܨ‬ઑƶ੯୩ᐱЍ࢕ࠃ૿ౡપԙ ॶյ੒‫ݜ‬௖ؐА‫ࠊףڽ‬ѬࡋáЌԙ‫ڈ‬âĞ305-8575 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1Ō¼ƷƠǉƳ
ॾ੤ఝҭ‫ࡋףڽ‬ƳƒƙǓȁÓșƶГƬƯƊǓ IgAॾऔƶ‫ۍ‬ПƳƬƌƮƶ‫ࠊףڽ‬Ѭǚ݉ƫƮƌǆơº‫ݶ‬ӖƷ ELISA ඲ǚଇढ़ƳದഒƟǆơº
IgA ॾऔƷॾি‫ڸ‬ƶࣗ‫ۂ‬Ưॾࠖ‫ע‬ઑȜǰȮǩǡț
Ƴ IgA¹௾Ƴ IgA1 ǚଇढ़ươǓืћൖ‫ݜ‬ઑƶିଆƔƊǒ¹ฎ঴Ƴ‫ډ‬ӄơǓॾࡏՔƯơºॳ݉ஶƳંບ঴ƔƊǒ¹30Ø40%ƶՔࡣƷ 20Ø30 ైƶସ֛‫ډ‬ӄƯॾഩਙƳࠛǓưۗǗǔƮƌǆơºದऔ֞ࣥƳշƟƮƷ‫޲۔‬ƳࠛǓǆƯณӕ‫ڡ‬ƶ๓ભƔߵƝǔƮƌǓºದऔƶСƕ‫ؽ‬ưƲǓ‫ۍܨ‬Ʒ¹௾୩
ƔబƟƗ¹ެ‫ۍܨظ‬¹ǡǟȦǴ‫ۍܨ‬¹॒൝‫ۍܨ‬¹࠺ۡ‫ۍܨ‬ƲƱƶඦ‫ݥ‬ƷƊǓƔ IgA ॾऔƶǃưǛƱƷथฯƝǔƮƌƲƌƶƔ‫۔‬ीƯơºǆƧ¹‫ؼޚ‬ƯƷ IgA1ƔࡶƳॾࠖ‫ע‬ઑȜǰȮǩǡțƳିଆơǓƛưƓǑ¹
IgA1 ௙‫ޒ‬ЂऺƳǐǒ IgA1 Ɣ૒ఃƯିଆơǓưƶ৩ǊƊǒǆơº௓‫ࡋףڽ‬ƯƷȜǼǲȥȮઔ঴ҎॐȑȄǡ‫ظע‬(methicillin-resistant Staphlococcus aureus:MRSA) Օ৾‫ۼ‬¹‫כ‬঴ॳ݉঴ࠖ‫ע‬ઑॾѯऔ‫܌‬٫ǚದ‫ۂ‬Ɵඦ‫ݥ‬ƟƮƌǆơºƛƶॾѯƶਭॎࣗ‫ۂ‬ƶ඄ҠƷॾࠖ‫ע‬ઑƳ IgAƶିଆǚీǉ¹IgA շ༫ॾѯư‫כ‬঴ࠖ‫ע‬ઑॾѯƶਵධƶ঴ԋǚ࠮Ʃ‫ݜ‬ǗƣƧਭॎࣗ‫ۂ‬ƶ‫ڤ‬үǚ௻ƮƌǆơºࢫີƓǑ IgA ॾऔՔࡣƯƷर֡௶ѯ¹ኲொѯǚ๺ơǓƛưƔંƗ¹ኲொஃࢽࢾƔ๺ܑƯƊǓƛưƔඦ‫ݥ‬ƝǔƮƌǆơºIgA ॾऔՔࡣƯኲொƶऺ޲‫ظ‬ƯƊǓ Hemophilus parainfluenza ƶ‫ظ‬ઑ঵ൟƶିଆǚࠖ‫ע‬ઑƳथฯƟƧඦ‫ݥ‬ƔƊǒǆơºϱरƶࠧƓǑ
Staphlococcus aureus Ɣ IgA ॾऔƶ঵П‫ۍ‬ПƶГƬƯƷƲƌƓư‫ڸ‬௟ǚ݉ƫƮƌǆơºELISA ඲ƷॠƟƌ‫ލڸ‬඲ƯƷƊǒǆƣǛƔ¹ƛƶධ඲Ƴǐǒ‫ڥ‬ঽଇƶ
Staphylococcus aureus ƳઓơǓ‫ܨ‬ઑǚ੯୩Ɵ¹ઁƶॾࡏՔưƶೝԔǚ݉ƫƧƶƯದഒƌƧƟǆơºুৄƟƧҎॐȑȄǡ‫ظע‬෽ૢಋǚ coating buffer Ư֔ࡰƟƮȒȧÓȃƳГೌǮÓȃƟƧº৽ि‫ۼ‬
5%BSATween PBS Ư Blockingǚ݉ƫƧº৽ि‫ ۼ‬100౵֔ࡰ‫ڥ‬ঽǚҦƐ 37ąŌ࠯յಶ҃¹৽ि‫ۼ‬¹‫ ܨ‬Human
IgG,IgA,IgA1,IgA2 peroxidase ഍ࡀ‫ܨ‬ઑǚҦƐ¹37ąŌ࠯յಶ҃¹৽ि‫(ࡐ֏ۼ‬ABTS)ǚҦƐ, 15 ൟ‫ۼ‬Ƴ
2mM ଃҠȅȃȥǡțǚҦƐಶ҃ǚୣࠐ¹ǟțȉȥÓǻÓ(405nm)Ư੯୩ƟƧºŎ¼‫ڤ‬ү‫ח‬ƻ݂ߒ(1)ELISA ພ ‫ ۍ ܨ‬ƶ Wsternblot ඲ ƶ ӕ ৖ Ư Ʒ ¹
Staphlococcus aureus ຀ີƶ protein A ƷీǉǑǔƲƓƫƧº(2) ୩໷இƳೝԔơǓƧǉƳ ELISA ඲ǚພƌƮ¹
Staphylococcus aureus ƳઓơǓ IgG, IgA, IgA1, IgA2‫ܨ‬ઑǚ੯୩ƟƧưƛǕ¹IgA ॾऔ¹MRSA Օ৾‫ۼ‬ॾѯՔࡣƯƷ¹ઁƶॾࡏՔՔࡣƳೝƟ¹๺ϼƳ‫ݗ‬૮ƯƊƫƧºIgA ॾऔՔࡣƯƷ Staphylococcus aureus ‫ۍܨ‬Ɣ IgAॾऔದऔƳҢǑƓƶ๡ԥǚүƧƟƮƒǒ¹
Staphylococcus aureus ƳઓơǓ IgA1 ‫ܨ‬ઑƔࠖ‫ע‬ઑƳିଆƟƮƌǓҧౖ঴Ɣ࠷‫މ‬ƝǔƧº
IgA ॾऔՔࡣƯƟƸƟƸీǉǑǔǓ 35KDa ‫ۍܨ‬Ʒƥƶ‫ۼ‬ƶ‫ڸ‬௟ƯƷ¹Staphylococcus aureus cell envelope
antigen ƯƊǓƛưƔ಴ฯƟƮƒǒ¹ǆƧ¹35KDa‫ۍܨ‬ưಶ҃ơǓȝȉǪȨÓȅȦ‫ܨ‬ઑǚພƌƮॾࠖ‫ע‬ઑƳƒƙǓ‫ߊڸۍܨ‬ƶ‫ڤ‬ү¹IgA ॾऔՔࡣƶॾࠖ‫ע‬ઑƯƥƶିଆƷ¹60Ø70%ƳీǉǑǔǓƛưƔฯǑƓƳƲƫƧºຈ‫ૢݜ‬ಋǚພƌƧ ELISA ඲ƶӬದǚ‫ڸ‬௟ଇƯƊǓºߣ݂൫‫ڼ‬

ō¼޳໬‫ח‬ƻධ඲
筑波પԙപੳഗЦॾࡏՔహЦՔࡣ‫ڥ‬ঽ (N=290)¹
়ऺॶ(N=16)ƶ‫ڥ‬ঽǚພƌƧºҎॐƾƱƎ‫ظע‬഍࣍Ե 8325 ǐǒুৄƟƧ෽ૢಋƳȍȃ IgGǚ‫ݜڤ‬Ɲƣ¹proteinA ǚ‫ࢌט‬ƟƧ‫ۍܨ‬ǚພƌƧº‫ۍܨ‬Ʒ Western blot ඲Ƴǐǒ¹Staphlococcus
aureus຀ີ proteinA ƶ੻޲ƶ๺ฤǚ‫ڸ‬௟ƟƧº[1] A. Koyama et al., Glomerulonephritis associated withMRSA infection: A possible role of bacterial superantigen.
Kidney Int. 47;207-216, 1995
[2] ॾư௤৖¾ ௾ࢥ IgA ॾऔ 30 ై¹ ௉‫׻‬Ќԙࡡ¹ Vol.46¹
No.1¹1999-28-

HLA 検査の紹介
秦泉寺裕子
筑波大学 人間総合等教育研究支援室（医学系）〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
消化器外科研究室では、臓器移植に必要な組織適合性検査のひとつである HLA 検査を実施している。
HLA 検査とはどのような検査なのか。検査方法やその種類、その検査精度や問題点などを検討した。
また、臓器移植ネットワークに認定されている
HLA 検査施設（第３類）は、茨城県に１箇所しかな
く、筑波大学である。全国的に展開され、注目を集めている臓器移植の一翼を担っている HLA 検査を中心に紹介する。

DNA を各 HLA 遺伝子型に相補的なプライマ−に
ハイブリダイズさせ、発色させることで HLA 型を同定する方法（SSO 法）である。(DYNAL RELI SSO
HLA-A, B, DR Test DYNAL Biotech Inc)

３．検査結果の一例
過去に実施した血清学的検査と DNA 検査を比較検討する。

４．臓器移植ネットワーク
１．HLA とはHLA とはヒトの組織適合性抗原 (human leukocyte
antigen)のことで、この抗原をコードしている遺伝子
群を HLA 遺伝子複合体という。HLA は体内すべての有核細胞の表面にあり、自己の組織か非自己の組織かを判別している。非自己と判断された場合は免疫応答を引き起こし、臓器移植などの医療の際に拒絶反応を引き起こす原因のひとつとなる。
また、HLA 型の種類も多数同定されており、その数は今も増え続けている。

２．HLA 検査方法
現在、実施している検査方法は抗体を用いて細胞表面の抗原(HLA)を検査する方法（血清学的検査方法）と、その抗原をコードしている遺伝子を、 PCRを用いて検査する方法（DNA 検査方法）がある。

臓器移植ネットワークから依頼を受け、臓器提供を望む患者さまの HLA 検査を実施している。また、提供者が出た時に迅速に検査が出来るように年に 1回患者さまの血清保存も実施している。
さらに、ネットワーク認定 HLA 検査センターとして、年１回実施されている精度管理にも参加し、技術の保持に努めている。

５．これからの HLA 検査
DNA 検査方法は常に進化し続けている。また、HLA
型もどんどん増え続けている。検査技術の向上はもとより、新しい情報にも耳を研ぎ澄ませて、患者さ
まや、依頼者である先生方により正確な検査結果を提供できるように、努力することがもとめられていると考える。

2.1 血清学的検査方法（細胞障害試験）

参考資料

被験者のリンパ球を、あらかじめ用意しておいた
各 HLA 抗原に特異的な抗血清（抗体）と反応させ、補体を加える事によって細胞が障害されるかどうかをみる方法である。（テラサキ HLA トレーABC 抗
原用 ONE LAMBDA, INC）（テラサキ HLA モノク
ローナルトレークラスⅡ ONE LAMBDA, INC）

[1]

2.2 DNA 検査方法（SSP 法、SSO 法）

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

被験者の DNA を抽出し、PCR にて各 HLA 遺伝子型に相補的なプライマ−で増幅されるかどうかをみる方法（SSP 法）である。(Micro SSP Japanese HLA
DNA Typing Tray ONE LAMBDA, INC)

-29-

臓器移植における HLA-DNA タイピングマニュアル
厚生科学研究ヒトゲノム再生医療等研究事業（ H12年度）
臓器移植ネットワークホームページ
URL:http://www.jotnw.or.jp/
組織適合性学会ホームページ
URL: http://square.umin.ac.jp/JSHI/frame.html
免疫学最新イラストレイテッド
平成 15 年度日本組織適合性学会・認定 HLA 検査技
術者講習会 資料
マイクロ SSP HLA DNA タイピングキット取り扱い
説明書 VERITASష෭ƶ‫ߤݗ‬ખưǲȔȥǝǰȟȮߤฝƳƒƙǓ૒ࠃຢो൝
CarexáǴǭੳâࢥ૥ఝƶࡾਭ঵ƶೝԔ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸༲৵ࢎബ1૿ౡપԙ িฮ½ऻඦ௖ؐА‫ࠊףڽ‬Ѭࡋáি൝âĞ305-8572 Иश‫ۀ‬ƬƗƸࠅஔ҉઩ 1-1-1ƛǔǑƶ૰ЏƳ‫ܢ‬ƗൟരƟƮƌƧ௫ो൝ƶƛưƯƊ
Ǔáঽ঎ 1983 ƒǐƻ੢ષ 1997âºƛǔǑƶি൝ƶંഃࡣƷ 1993 ైŒ‫ڧ‬őషƓǑ 8 ‫ڧ‬ŌŒషƳƓƙƮƗƷ¹ƥƶ‫ۼ‬ƶҜ૩ҠƳǐƫƮൟരƔൟ૨Ɲǔ¹‫۔‬Ȩǲǝ༫඿ƶǰȟȮߤฝƯ Carexá૒ࠃຢो൝Ǵǭ޲ƶෝ‫ئ‬ǚࡷǒ϶ǈ૰ЏƳԗ໐ƟƮিАƟƮƌǓºੳâǚࡶઑưƟƧ‫ࢥޡ‬ଳ‫ލ‬ǚ݉ƫƧºƥƶ࠯ƶ‫ࢥޡ‬¸ష෭ƶ‫ߤݗ‬ખƳƛǔǑƶǴǭƔ࠺িƟƮƌǓࠧടǚ‫ڸ‬௟ƟƧ‫ڤ‬ү¹ష෭ƶෝධ૰Џư‫ߤݗ‬ખƳ࠺িࡑƷ¹ƓƬƮష෭༞௄ưȡÓȤǲǝપ໑Ɣ໑૰ƯơǓࡾư௬ƠࡾƔƌƗƬƓսǆǔƮƌǓƛưǚඦ‫ݥ‬ƬƲƔƫƮƌƧ࠯નƳ¹ƛǔǑƶो൝ƔȨǲǝƓ
ƟƧá༲৵ 1994âºƟƓƟƛƶ࠯ƶඦ‫ݥ‬ƯƷ¹ǰȟǑష෭ǆƯൟരǚ‫ܢ‬ƚƮƌƧƛưǚ؊Ɨ࠷‫މ‬ƟƮȮߤฝƶǴǭƔష෭ƶƱƶ૰ЏƳিАƟƮƌǓƱƶ
ƌǓºƛƶൟരƶԉપƷ¹૰߼இƳƓƲǒۜƗ¹Ǵǭư‫؁‬ୋƲƶƓฯԏƯƲƓƫƧº૰Џưࢽ‫ࡾ۔‬ƶ
ƒǐƥ 2 ญైਕƶॠিનફ߾֧¹ܴ৘ফ‫֛ۼ‬ƶǡշ‫ٱ‬ǚฯǑƓƳơǓƧǉƳ¹‫ݶ‬ӖǰȟȮߤฝƶ 3 Ҹࣗƶࡶ຤ඩƯƶ‫ࢥޡ‬ടǚষ໊ƟƮŌƬƶࢥ૥ưੀ୩Ȧțഎ֛ƶ‫ޚ‬ী֛ƶ‫ݵ‬ưࠈǗǔǓºƛƶ࠯નƷ¹
Ɵ¹ГධƯ¹ഃࡣƔӄ‫׫‬Ƴ‫ࢥޡ‬ǚ݉ƫƮƌƧࡶ຤Ʋ૰‫֩ע‬฾ƶഎҲ֛ƶ‫ޚ‬Շ༏֛Ư¹ష෭ǚࡷǒՋƗష෭ƶ‫ߤݗ‬ƳƒƙǓ‫ࢥޡ‬ടǚষ໊Ɵ¹෭࢐ƶ‫ߤݗ‬ǚӥ฻Ʒ‫ݶ‬ƓǑ 130m ǊୢƓƫƧƛưƔફ߾֧ైન
3 Ҹࣗ¹ෝӥ௶ƶ‫ߤݗ‬ǚ 3 Ҹࣗ¹ƥǔƦǔൿÐƶࢥഒáЍॕ 1979âƓǑƎƓƔƐǓº2 ญైਕ¹‫۔‬૥ưੀ୩ƟƮ¹ƥǔƦǔƶࢥ૥ƳƒƙǓǴǭƶࡾਭ޲‫ߤݗ‬ખưෝධ૰ЏƳ࠺িƟƮƌǓƛǔǑƶǴǭ
঵ǚฯԏƳƟƮ¹ǲȔȥǝưష෭ưƌƎѸԗ૰յƶ
Ʒ¹ୢ૰ƳǆƯ‫ܢ‬ƗൟരƟƮƌƧư݂ƐǑǔǓºǴǭࢥ૥ƶೝԔǚƛƛǕǇƧºȡÓȤǲǝપ໑ư໑੶ƕƨƫƧ‫ݵ‬Ƴൟരǚ‫ܢ‬ƚƮ෭‫ףڽ‬ƯઓनưƟƧ૰ЏƷϱҟƶୋǒƯƊǓáԨƌƧƛǔǑƶǴǭƷ¹ǌƔƮ૰‫ע‬ƶҜ૩ҠƳಳƫۣఝƷ‫ڧైࢥޡ‬షâºǰȟȮߤฝ¹ǪǵȆǟǿǨÓ½
ǝȤǺǡߤá1993 ై 7 ‫ ڧ‬16Ø17 షâ¹ǰȟȮǴǨ
Ʈӥ঎฻ƔरअơǓƳƬǔƮ¹࠰ફƳՇ༏Ʋ૰ЏÓ௸á1993 ై 7 ‫ ڧ‬20Ø21 షâ¹ȃǠǴǦȮǼǾǪ
ƳিАƶषƔؔǉǑǔƮƌƫƧ‫ڤ‬ү¹ǲȔȥǝư
ߤá1993 ై 8 ‫ ڧ‬7Ø8 షâƶ 3 Ƭƶࡶ຤ඩ¹෭࢐ƶష෭ƶ‫ߤݗ‬ખƶГ൉Ƴ¹௬ƠࡾƔൿƶࡾƳॳҠơ఩ǝȦȒǴ¾ঢ়ৗԚØূԚá1985 ై 8 ‫ ڧ‬24Ø27 షâ¹ǓƛưǊƲƗ¹‫޲۔‬ǆƯি੻ƟƮƕƧǊƶư݂Ɛପష༫ඩá1981 ై 8 ‫ ڧ‬4Ø8 షâ¹੆૴ඩߤØ๣ࠆ
ǑǔǓºԚá1987 ై 7 ‫ ڧ‬28Ø29 షâƶŎǬࣗ¹ƥƟƮෝӥ¸ǲȔȥǝưష෭ƶ‫ߤݗ‬ƶǴǭࢥ૥Ɣ‫؁‬ୋƶ຤ਬ௶ƶࣘՇൿԚá1983 ై 7 ‫ ڧ‬27ØōŔషâ¹ష‫ߤݗ‬ưƟƮǊƫƮƌǓ 4 ࡾƶǴǭƷࢍෝ‫ئ‬຤ਬƓǑƶฝ¾෫ॕԚØۤ୔ൿԚá1984 ైœ‫ ڧ‬4Øőషâ¹પ৪ߤ‫¾ڈ‬ৗࡼԚá1985 ై 7 ‫ ڧ‬28Ø30 షâƯƊǓºЋ੻ࡾƯƊǓư‫ڤ‬ཉƭƙǑǔǓº૰໊இƳѸƗ໐ƛǔǑƶ૰ЏƶǴǭࢥ૥ƶೝԔƓǑ¹ǲȔȥǝư
ǔƧƥǔƦǔƶ૰ЏƯƷ¹2 ญైƳǊǗƧǓସ֛ష෭ƶ‫ߤݗ‬ƳƷ¹4 ࡾƶǴǭƔ‫؁‬ୋ຤ਬưƟƮൟര
յ¹ࢍෝ‫ئ‬຤ਬƔਹપƲЋ੻ࡾưƟƮি੻ǚ੶ƙƟƮƌǓƛưƔฯǑƓƳƲƫƧºơƲǗƩ¹ȊǪǰǓГධƯ¹ॠƧƳః࠺ƶࡾƔॳҠơǓƛưƯ¹۞
ȮǴǭ¹ǦȤȐȃǦǰǴǭ¹ȍȜǦȪǵǴǭ¹ǺǦ๺ࡾưЋ੻ࡾƔ‫޲ށ‬ơǓǴǭࢥ૥Ɣԏ໔ƟƮƕƧȈǲȋǴǭƶ 4 ࡾƔǰȟȮߤฝưష෭ƶঢ়ৗԚØূǊƶư݂ƐǑǔǓºԇ૰ƶ‫ߤݗ‬Ƴ‫ܢ‬ƔǓǴǭƶࡍ૰Ԛ¹ࣘՇൿԚ¹ৗࡼԚƶǴǭࢥ૥ƶ຤ਬưƟƮൟരƷ¹Г‫ۂ‬ơǓưƱǔǊ௬Ơൌ‫ڃ‬Ƴ‫ۂ‬ƐǓƔ¹૰௶ƲƟƮƌǓºƛǔǑƶǴǭƷƥǔƦǔƶ૰ЏƯ¹ǲȔोিƶଳ‫ލ‬ƶ৘ǇࢲƵƓǑ¹ƛƶǐƎƲ૰‫ע‬ưি൝ȥǝƳƊƫƮƷǲȔȥǝ۞๺ࡾư¹ǆƧష෭ƳƊƫƶਹપƲॳҠƶ༝߼Ɣ‫ۂ‬ƐƮƗǓºƮƷష෭۞๺ࡾư‫޲ށ‬ƟƧ‫ٺ‬ƯিАƔԏీƝǔƧºష෭ưǲȔȥǝưƌƎ‫״‬໐இƳƓƲǒ໐ǔƧ૰ЏƳ௬ƠࡾƶǴǭƔিАơǓ໊຀ƳƬƌƮ݂ƐƮǇƧºߣ݂൫‫ڼ‬¸र֪ƶ 4 ࡾƶǴǭƷƌƢǔǊࢍෝ‫ئ‬຤ਬư݂Ɛ
[1] ༲৵ࢎബ.ǰȟȮߤฝƳǴǭǚලƵƮ.ơƚƶӔӔඦ 5ǓƛưƔƯƕǓº ࢍෝ‫ئ‬຤ਬưƷ¹ӥ঎฻Ɣ‫޲۔‬‫ݛ‬á1994â1-11.
ǐǒƢƫưୢƗ¹ෝǝȜȥǦપ໑ưȡÓȤǲǝપ໑[2] ঽ঎‫ڳ‬೵.‫ۍ‬ॐॠష෭‫ߤݗ‬ो൝ইմáIIâ.ඐАࡡá1983âƥƟƮష෭ƶෝӥ௶¹෭࢐Ɣ໑੶ƕƨƫƧഎҲ֛Ƴ¹ [3] ੢ષ൅‫ܥ‬.‫ߤݗ‬ो൝ƶিઙԙ.¸௉‫׻‬પԙࢽಾӔá1997â

Ӷ຤

[4]

1

Tel: 029-853-4879-30-Ѝॕ়మáඇଙâ.પഎҲ࠯ન¹௉ӥҭԙਏࣞ¹௉ӥપԙࢽಾӔá1979â

実験用海底基盤の制作と設置および応用研究について土屋泰孝1
筑波大学下田臨海実験センター〒415-0025 静岡県下田市 5-10-1
SCUBA 潜水を行って種々の操作実験を行えば多くの新知見を得ることを期待できるが、実際には長期にわたって現場実験を行うような研究活動はほとんど行われていない。これは、海洋という環境において長期間安定して利用することが可能な調査基地の設置と維持が困難なためである。下田臨海実験センターでは、海底実験用のコンクリート基盤を鉄パ
イプフレームの上に固定したものを波浪の影響を受けにくい水深に設置することで、この難点を解決し、１０年以上にわたって実験用海底基盤を維持してきた。この実験用海底基盤の概要とこれを利用して行われてきた研究について報告する。
静岡県下田市大浦湾の南西部の水深約 10m の地点に海底基盤が設置されている。この岩礁底と砂底の境界域付近の水深が約 10m で、湾内にあって作業を行うのに安全な地点でありながら潮通しもよく、かつ水深が十分に深いために台風時にも波浪の影響を受けにくい。
この海底の、狼煙崎の海岸線に沿う北西から南東方向に４基１列の海底基盤を３列、合計１２基設置した。

海底基盤の単体は、外形のサイズが幅 535mm、高さ 535mm、奥行き 330mm の直方体筒状コンクリー
トブロックを２個接続して、上面サイズを縦 660mm
横 535mm の長方形にしたものである。中空部の内径は幅 450mm、高さが 450mm である（図１）。
基盤固定用フレームの材料としたのは、外形が50mm の鉄パイプである。長さ 500cm の鉄パイプ２本の間に長さ 120cm の鉄パイプを 11 本渡して固定し、そのうち 3 本は枠の固定用、8 本は基盤ブロックの支持用とし、2 本を 1 組として 4 基の基盤の支持フレームとした。さらに、120cm の鉄パイプ 2 本を基盤ブロックの筒状部の下部に通し、これを支持フレームに接続する事によって、基盤ブロックを固定した（図２）。
これまで下田臨海実験センターでこの海底基盤を利用して行われてきた最も主要な研究は、コンブ目の大型褐藻類であるカジメの生態についての研究である。カジメの移植技術が開発されたことによって、カジメの任意の場所への移植が容易になった。この技術を利用して、カジメの幼体を一定密度になるよ
うに移植し、長期間にわたってこの計測を行うこと
によって、カジメの生長期や生長速度、外部から移植したカジメが環境により受ける影響、などのデータが蓄積されてきた。

図１：海底基盤の側面図

図３：海底基盤上のカジメ

図２：海底基盤の設置配列

1

また、基盤上面の裏側部分を利用して行われたのが八放サンゴ類のイソバナについての研究である。
採集してきた天然のイソバナを海底基盤の上面裏側に移植することにより、イソバナ群体の長期にわたる経過観察が可能となった。今後、環境変化の長期モニタリングのサイトとしてここでデータを収集し、
下田沿岸環境変化の指標として用いていくことも考えていきたい。

E-mail: tsuchiya@kurofune.shimoda.tsukuba.ac.jp

http://www.shimoda.tsukuba.ac.jp/-31-

本講演内容に関する最終的な報告書は、筑波大学発行の定期刊行誌「技術報告」24号に掲載されます。同じ報告書は、筑波大学技術職員技術発表会の公式ウエブサイト(http://www.tac.tsukuba.ac.jp/tech2003/) からもダウンロード出来ます。
本発表会についてのご質問は以下の事務局にお問い合わせ下さい。
電子メール: tech@tac.tsukuba.ac.jp
寺西正明（電話：029-853-3326); 小林浩三（電話：029-853-3034）

平成16年3月16日発行
第３回筑波大学技術職員技術発表会実行委員会
実行委員長
高木英明 筑波大学研究担当副学長
実行委員[人間総合等教育研究支援室]
森田 倫子（実行委員代表）医学カリキュラム室
石山 隆行 人間総合等教育研究支援室長
鈴木清 総務・研協主任専門職員
寺西 正明 医学フォトセンター
稲月 一高 生命科学動物資源センター
林 剛人丸 芸術学系工房
大神 明子 基礎医学系
工藤美奈子 社会医学系
小林 浩三 医学工作室
菅江 則子 医学電子顕微鏡室
須藤 伝悦 医学電算機室[人文・数理等教育研究支援室]
内田 豊春 工作センター
近藤
裕 低温センター嶋
頼子 プラズマ研究センター
平田 久子 物理学系
松尾 邦夫 アイソトープセンター
大和 良広 加速器センター[生命・情報等教育研究支援室]
鈴木 秀則 電子情報工学系
中島孝 機能工学系
中原 繁男 物理工学系
発行：〒305-8575 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学人間総合等教育研究支援室（医学総務・研協担当）

第３回筑波大学技術職員技術発表会の公式ウエブサイト

http://www.tac.tsukuba.ac.jp/tech2003/

ポスター & ロゴのデザイン: 芸術学系の林剛人丸技官