楽々集計ソフト３
Ver.3.3.0

取扱説明書

2024 年 6 月

4.0 版

目次
はじめに････････････････････････････････････････････････････････････････ 3
安全上のご注意.............................................................................................................................3
ご注意..............................................................................................................................................3
概要..................................................................................................................................................3
特長..................................................................................................................................................3
ソフトウェア仕様････････････････････････････････････････････････････････ 4
事前準備････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
データの測定方法.........................................................................................................................5
ソフトのインストール................................................................................................................5
測定データの移行方法................................................................................................................6
操作方法････････････････････････････････････････････････････････････････ 7
ソフトの起動と終了....................................................................................................................7
測定場所管理表の作成と基準値の設定...................................................................................7
基準値の設定.............................................................................................................................. 11
測定データの読み込み............................................................................................................. 12
構成画面の説明.......................................................................................................................... 13
印刷･･･････････････････････････････････････････････････････････････････19
印刷データの設定...................................................................................................................... 19
高 DPI の設定............................................................................................................................. 21

2

目次へ

はじめに
このたびはＤＸアンテナ製品をお使いいただき、まことにありがとうございます。
ＤＸアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、必ずこの取扱説明書 (PDF ファイル ) をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

安全上のご注意・このソフトはパソコン用です。他の機器で使用しないでください。
・このソフトを改変して使用した場合に発生した事故や損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。
・お客様の誤った操作に起因する事故発生や損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。

ご注意・本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
・本書の内容に関しては予告なしに変更することがあります。
・Windows および Excel® は米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
・本書中に記載されている会社名、製品名等は一般に各社の登録商標または商標です。
・個人情報の管理には、十分ご注意ください。

概要
本製品は、DX アンテナ㈱の測定器※ 1 により取得されたデータから測定報告書を作成するソフトウェアです。
測定器については、下記の弊社ホームページをご確認ください。
https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=5
本書では以降、マルチレベルチェッカー、およびレベルチェッカーを測定器と記載しています。
※ 1：本製品は、LC50W、および LC60WS に対応しておりません。

特長・膨大な測定データも簡単な操作で測定報告書に出力できるのでデータ集計時間を大幅に短縮することができます。

・転記によるミスや確認作業が不要になります。

3目次へソフトウェア仕様● 対応測定器・ DXアンテナ(株)製 LC70WCS/LC80WS.
※LC70WCSは、USBメモリー経由で測定データをパソコンに移すことができます。
※LC80WSは、microSDカード経由で測定データをパソコンに移すことができます。また、LC80WSをパソコンに接続してデータを移すこともできます（LC80WS基本ガイドをご確認ください）。

● 動作環境（推奨動作環境）
推奨動作環境は以下の通りになります。
対応 OS

CPU

メモリー (RAM)

ハードディスク

Windows10/11

2GHz 以上

2GB 以上100MB 以上の空き容量

本ソフト「楽々集計ソフト３」は、LC50W/LC60WSに対応しておりません。LC50W/LC60WSには楽々集計ソフト２をご使用ください。

● 対応放送および対応チャンネル
対応放送対応チャンネル

地上デジタル放送

13ch ～ 52ch

BS（右旋 ) デジタル 放送

BS-1 ～ BS-23（奇数チャンネル )110 度 CS（右旋 ) デジタル 放送

ND2 ～ ND26（偶数チャンネル )BS（左旋）デジタル放送

BS-2 ～ BS-24（偶数チャンネル )110 度 CS（左旋）デジタル放送

ND1 ～ ND25（奇数チャンネル )CATV ※ 1

1 ～ 62ch、C13 ～ C101ch

CATV 上り ※ 1

UL1 ～ UL12ch(10 ～ 60 MHz の範囲内で割当て )JCSAT-3A（水平 / 垂直 )K-1 ～ K-28

JCSAT-4B（水平 / 垂直 )K-1 ～ K-32

SCC-B（水平 / 垂直 )1 ～ 23

SCC-C（水平 / 垂直 )D1 ～ D24

LTE

UL:723/733/743MHz
DL:778/788/798MHz
UL:716.5/723/733/743MHz
DL:771.5/778/788/798MHz※ 716.5MHz および 771.5MHz は、LC70WCS
では測定できません。

FM ※ 1FM1 ～ FM12ch(70 ～ 95 MHz の範囲内で割当て )スカパー ! プレミアム光 ※ 1

H001 ～ H106

PILOT ※ 1

PL1 ～ 20ch
（70 ～ 996MHz の範囲内で割当て）※1：LC80WSでは測定できません。

4

目次へ

事前準備
データの測定方法
本ソフトを使用して測定報告書を作成するには、測定時に以下のような測定場所とメモリー番号の対応表を作成する必要があります。
現場において測定器でデータを保存する場合は、どの測定場所のどの測定項目データかわかるようにメモを取るようにしてください。巻末に対応表のフォーマット例がありますので参考にしてください。

⿎ 対応表（例）YYYY/MM/DDXXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS_1.csv

YYYY/MM/DDXXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS_1.csv

XXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS_8.csv

YYYY/MM/DD

①⑥⑤④③

②

①通し番号を入力②測定したモードを入力③測定した日付を入力④ CSV を入力⑤保存した測定データのファイル名を入力
測定データをパソコンにコピーしたときは、任意のファイル名の後ろに「年月日時分秒 _ サフィックス」が表示されています。

X XXXX_YYYYM MDDHHM MSS_1.csv
ファイル名

年

月日 時間

サフィックス自動付与一覧
BAND
地デジ
BS110°CS

JCSAT-3A
JCSAT-4B
SCC-B

SCC-C

CATV_ALLCATV 90(470MHz）

CATV 470(1000MHz)

分サフィックス
12345678 ※29 ※210 ※2PILOT

11 ※2

LTE13

CATV上り15 ※2

スカパー ! プレミアムサービス光FM

BS 110°CS

JCSATアンテナ調整秒 サフィックス ※1※ 1：保 存したバンドによって自動で付与されます（下記の「サフィックス自動付与一覧」を参照）。

12 ※2

14 ※2
18 ※2

20

※ 2：LC80WS では測定できません⑥測定を行った場所情報を入力

ソフトのインストール
下記のURLより本ソフトをお手持ちのパソコンにダウンロードをお願いします。
https://www.dxantenna.co.jp/product/item/software/Rakuraku_3.zip

5

目次へ事前準備（つづき）

測定データの移行方法
報告書を作成するには、測定器により取得したデータを本ソフトがインストールされているパソコンに移行しておく必要があります。下記の手順に従い測定データの移行を行ってください。
なお、測定結果の画面キャプチャデータ、データロガー測定結果のファイル（CSV 形式）は本ソフトでは取り扱いできません。
・測定器により測定したデータをコピーしてください。
データをコピーするときは、以下のメモリーをご使用ください。
・LC70WCS：USB メモリー（市販品）
・LC80WS：microSD カード（市販品または LC80WS の付属品）
・測定データがコピーされたデータを本ソフトがインストールされているパソコンにコピーしてください。
・コピーされている測定データを、次の注意事項を参照しパソコンの任意のフォルダにコピーしてください。

● ファイル管理する場合の注意点

パソコン

・DX アンテナ㈱の測定器でデータ保存を行った際に、csv ファイルで保存されます。その際に保存したファイルを物件ごとに 1 つのフォルダにコピーするようにしてください。

物件A
DATA
MULTI

・
【測定場所管理表 .csv】は右図のように保存してください。正常に処理することができない場合があります。

YYYY/MM/DDCSV
SINGLE・異なる物件のファイルを同一フォルダにコピーすると同一物件として認識します。別名フォルダで管理してください。

YYYY/MM/DD
CSV

測定場所管理表は物件フォルダの直下で管理

物件Aの測定場所管理表

物件B
DATA
MULTI
YYYY/MM/DDCSV
SINGLEYYYY/MM/DDCSV
物件Bの測定場所管理表

6

目次へ操作方法
ソフトの起動と終了①デスクトップに作成された【Rakuraku_3】のフォルダ内に入っている【Rakuraku3.exe】をダブルクリックして、ソフトを立ち上げます。

Rakuraku3のRakuraku3.
exe②本ソフトを終了する場合は、画面右上の☒ボタンをクリックしてください。

測定場所管理表の作成と基準値の設定● 測定場所管理表の作成
測定したデータ (CSV ファイル ) を関連付ける為に、事前に測定場所管理表を作成する必要があります。.
「データの測定方法」（➡ 5 ページ）で作成した対応表をもとに作成してください。
.
作成方法には以下の３つの方法があります。

1 data_file_list.csv を使用する方法（➡ 7 ページ）
2 本ソフトにより作成する方法（➡ 8 ページ）
3 Excel により作成する方法（➡ 10 ページ）・メニュー画面の【測定場所管理表の作成】⇒【作成】により作成画面を立ち上げることができますので、下記の要領
で測定場所管理表を作成してください。

1 data_file_list.csv を使用する方法

data_file_list.csv ファイルは、測定器により測定データを取得し、パソコンに移行すると自動で作成されます。

イラスト：LC70WCS

パソコン
LC70WCSDATA
MULTI
SINGLE
data_ﬁle_list.csv①【 参 照 】 ボ タ ン を 押 し て、data_file_list.
csv を読み出します。
②  測定場所管理表を作成するデータを選択します。データの選択は、1 ファイルごとになります。「Shift」キーまたは「Ctrl」キーを使用して、複数選択することはできません。
③【PLACEMENT1】に測定場所の情報を７文字以内で入力してください。空白でも問題ありませんが、読み込みの対象外になります。
④入力完了後、「編集」ボタンを押して入力を確定してください。
⑤【CSV に保存】ボタンを押すことで作成した測定場所管理表をパソコン上に CSV 形式で保存することができます。
⑥【 終了】ボタンを押すことで測定場所管理表の作成を終了します。

MULTI

YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

XXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_X.csv②①

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

③
7

⑤

④

⑥
目次へ

操作方法（つづき）

2 本ソフトにより作成する方法
・物件 A の測定場所管理表

フォルダ構成例：物件AでMULTI測定を選択したとき
物件A
DATA

Ⓐ

MULTI

Ⓑ

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD
CSVⒹⒺⒸ CSVファイル

設定するときは、左記のフォルダ構成の内容と合わせてください。

Ⓐ DATA TYPE( 測定モードの選択 )測定するモードを選択します（測定データが保存されている測定モード名のフォルダと同じ測定モードを選択してください）。
Ⓑ DATA( 測定日の選択 )測定データを作成した日を選択します（測定データが保存されている作成日付のフォルダと同じ日付を選択してください）。
Ⓒ FILE NAME( 測定データのファイル名 )測定データフォルダ内の csv ファイルのファイル名を入力してください（.csv の拡張子も必要です）。
空白ではエラーがでますので必ず入力してください。
Ⓓ PLACEMENT1( 場所 1)
測定場所の情報を７文字以内で入力してください。空白でも問題ありませんが、読み込みの対象外になります。
Ⓔ PLACEMENT2( 場所 2)
測定場所の情報を７文字以内で入力してください。空白でも問題ありません。
① 場所情報を入力します。
MULTI

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

場所情報

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

8

目次へ操作方法（つづき）② 【追加】ボタンを押すことで①で入力した場所情報が追加されます。
MULTI

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv③ 【間違った情報を入力した場合、削除もしくは修正を行うことができます。操作した
い NO を選択して【削除】ボタンを押すと情報を削除することができ、画面下の各欄の情報を修正後【編集】ボタンを押すと情報を修正することができます。

MULTI

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv④ 【クリア】ボタンを押すことで全ての情報を削除することができます。
重要

MULTI

登録したデータはすべて削除されます
ので、ご注意ください。

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

9目次へ操作方法（つづき）⑤ 【CSV に保存】ボタンを押すことで作成した測定場所管理表をパソコン上に CSV 形式で保存することができます。

MULTI

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv⑥ 【参照】ボタンを押すことで以前作成した測定場所管理表を読み出すことができます。
.
【終了】ボタンを押すことで測定場所管理表の作成を終了します。

MULTI

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv

3 Excel により作成する方法

Excel を立ち上げます。
（記入方法については、下記の表を参考にしてください。）① 1 行目の A 列には【NO】、B 列には【DATA_TYPE】、C 列には【DATE】、D 列には【FILE_TYPE】、
E 列には【FILE_NAME】、F 列には【PLACEMENT1】、G 列には【PLACEMENT2】と記入してください。（【】内の文字列は変更しないでください。）② 2 行目以降
入力の内容は「データの測定方法」（➡ 5 ページ）をご確認ください。
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DDXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_1.csv
XXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_8.csv
XXXXXX_XXXXXXXXXXXXXX_1.csv③作成した測定場所管理表を保存する場合には、CSV 形式で保存するようにしてください。

10目次へ

操作方法（つづき）

基準値の設定基準値設定を行うことで、それ以下のデータを抽出することができます。
メニュー画面の【基準値の設定】【設定】より【基準値の設定】ウィンドウを表示することができます。
それぞれで基準値を設定することができます。
・LC70WCS
地デジ、BS（右旋）/110 度 CS（右旋）、BS（左旋 ）/110 度 CS（ 左 旋 ）、CATV、CATV
上り、JCSAT-3A（水平）、JCSAT-3A（垂直）、JCSAT-4B（水平）、JCSAT-4B（垂直）、SCC-B（水平）、SCC-B（垂直）、SCC-C（水平）、SCC-C（垂直）、FM、スカパー ! プレ
ミアム光、LTE、PILOT
・LC80WS
地デジ、BS（右旋）/110 度 CS（右旋）、BS（左旋 ）/110 度 CS（ 左 旋 ）、JCSAT-3A（ 水平）、JCSAT-3A（垂直）、JCSAT-4B（水平）、JCSAT-4B（垂直）、SCC-B（水平）、SCC-B（垂直）、SCC-C（水平）、SCC-C（垂直）、LTE

帯域ごとに基準値の設定が可能①データを読み込んだ際に基準値以下のデータがあった場合にまずウィンドウで該当する測定場所、帯域、チャンネル、レベルを表示します。
②エラーが出ている情報を CSV ファイルでパソコンに保存することもできます。

該当する測定場所、帯域、チャンネル、レベルを表示③メイン画面でも基準値以下のデータ列が橙色で表示されます。
・基準値を下回った測定場所は、すべてのBAND タブで橙色に表示されます。
・基準値の判定は、データ読み込み時に行われます。

11

目次へ

操作方法（つづき）

測定データの読み込み①本ソフトを立ち上げて、【読込処理開始】ボタンを押してください。

②【測定場所管理表の選択】画面が表示されますので、ドラッグ・アンド・ドロップまたは【参照】ボタンを押して、「測定場所管理表の作成」（➡7 ページ）で作成した、測定管理表（CSV形式）を選択して【次へ】を押してください。

②③次に【測定データ場所の選択】ウィンドウが表示されますので、.
ドラッグ・アンド・ドロップまたは【フォルダの選択】ボタンを押.
して、「測定データの移行方法」（➡6 ページ）でパソコンに移行した測定データが入っている【DATA】フォルダ※を選択してください。

③※測定データは物件ごとに1つのフォルダにまとめ、そのフォルダを選択してください。
例）物件 A の測定データを読み込む場合
パソコン
物件A【DATA】フォルダを選択します。

DATA
MULTI
YYYY/MM/DDCSV
SINGLEYYYY/MM/DD
CSV
物件Aの測定場所管理表②④読み込みが完了すると、測定結果画面が表示されます（➡ 13 ページ）。

12

目次へ

操作方法（つづき）

構成画面の説明
測定場所管理表及び測定データの読み込みが正常に完了しましたら下記の画面が表示されます。
すべての項目が表示されないときは、全画面表示にしてください。
①メニュー画面②帯域切換タブ⑥リセット③データ情報④操作画面⑤操作ボタン①メニュー画面
使用チャンネルの設定や測定場所管理表の作成、基準値などの設定などを行うことができます。
②帯域切換タブ
各帯域のデータ情報を閲覧することができます。
③データ情報【帯域切換タブ】で選択した帯域のデータ情報が表示されます。オフセット操作や行の移動を行った場合こちらの表示にも反映されます。
④操作画面
オフセット操作、データ表示位置の変更、四捨五入、CSV ファイルへの出力操作などを行うことができます。
⑤操作ボタン・Excel 出力：測定報告書を Excel 形式でパソコンに保存することができます。
・印刷プレビュー：現在の情報で印刷プレビューを確認することができます。
・印刷：現在の情報で印刷することができます。
・閉じる：現在読み込んでいる測定データを終了します。
⑥リセット
再度ファイルを読み込んで、初期状態に戻すことができます。

13

目次へ操作方法（つづき）● 使用チャンネル / 放送局名設定
メニュー画面⇒使用チャンネル / 放送局名⇒チャンネル / 放送局名設定より測定報告書に表示したいチャンネル及び放送局名の設定を行うことができます。
放送局名を入力していないチャンネルでもチェックを入れることで報告書に表示することが出来ます。
また、放送局名を入力していても、チェックを外すことで、報告書に表示しないようにすることが出来ます。
【全選択】にチェックを入れると、すべてのチャンネルにチェックが入ります。
②チャンネル情報①帯域切換タブ③設定保存、読み込み④品質表示設定①帯域切換タブ設定を行いたい以下の帯域を切換えることができます。
・LC70WCS
地デジ、BS、CS、CATV、CATV 上り、JCSAT-3A、JCSAT-4B、SCC-B、
SCC-C、LTE、FM、スカパー ! プレミアム光、PILOT
・LC80WS
地デジ、BS、CS、JCSAT-3A、JCSAT-4B、SCC-B、SCC-C、LTE②チャンネル情報入力
測定報告書に出力するチャンネル情報及び放送局情報を入力することができます。
③設定保存、読み込み設定を行ったチャンネル情報を最大３つまで、保存することができます。デフォルトは読み込んだ測定データの受信チャンネルです。
・使用チャンネル設定内容を【設定 1】～【設定３】で選択し、【保存】を選択します。
・【読み込み】を選択すると、【設定 1】～【設定３】に保存した使用チャンネル設定内容を呼び出すことができます。
④品質表示設定測定報告書に表示する品質項目 (BER、MER、C/N) を選択することができます。チェックを入れることで測定報告書内に表示させることができます。

14

目次へ

操作方法（つづき）● レベルオフセットの設定

②

①

③

⑤
④

①オフセット画面を操作することによって、帯域ごとのレベルの調整を行うことができます。
②操作を行いたい行を選択してください。複数行選択したい場合はキーボードの Shift ボタンまたは Ctrl
ボタンを押しながらクリックすることで複数行選択することができます。
③オフセットを行いたい下記の帯域を選択します。【オフセット値】の【＋】、【－】を選択し、オフセット値をキーボードにより入力します。
・LC70WCS
地デジ、BS/CS、CATV、CATV 上り、JCSAT-3A/4B、SCC-B/C、FM、スカパー ! プレミアム光、LTE、PILOT、ALL・LC80WS
地デジ、BS/CS、JCSAT-3A/4B、SCC-B/C、LTE、ALL④【オフセット】ボタンを押すことで③で設定した数値が反映されます。
⑤簡易オフセットボタンを押すことでオフセットを簡単に反映することもできます。
⑥オフセットを行った結果はメイン画面の【レベルオフセット】及び各チャンネルのレベルで確認できます。

15

目次へ

操作方法（つづき）● 行単位の操作【行の単位操作】タブに切替えることによって、データの表示場所の変更及びデータの削除を行うことができます。同じ No のデータはまとめて移動・削除されます。データ表示の順番を変更したい場合や表示が不要なデータがある場合は操作を行ってください。
①

②

③

④

①操作を行いたい行の先頭行を選択してください。複数行選択したい場合はキーボードの Shift ボタンまたは Ctrl ボタンを押しながらクリックすることで複数行選択することができます。
②【UP】、【DOWN】ボタンを押すことで選択した行を上下に移動させることができます。
③移動先の行 No を入力して【移動】ボタンを押すことで、指定した行に移動することができます。
④【行の削除】ボタンを押すことで選択した行を削除することができます。

16目次へ操作方法（つづき）● その他①②①レベル表示の小数点一桁目を四捨五入して整数で表示することができます。.
変更するとすべてのレベル表示に適用されます。
②現在表示されているデータを CSV 形式でパソコンに出力することができます。

17目次へ操作方法（つづき）● Excel への出力
【Excel 出力】ボタンを押すことで測定報告書をパソコン上に保存することができます。

Excel が自動的に立ち上がり出力していきますので、その間 Excel の操作を行なわないでください。環境下によってはエラーが発生し本ソフト及び Excel ファイルが強制終了される恐れがあります。
※測 定データが多いときは、出力に時間がかかることがあります。

データ書込み中画面

報告書の表紙が表示されましたらデータの書込みが完了です。

完了画面

18目次へ

印刷
【印刷】ボタンを押すことで、現在の内容で測定報告書を作成します。
【印刷プレビュー】ボタンで内容を確認の上印刷するようにしてください。

印刷データの設定
メニュー画面⇒印刷データの設定⇒フォーマット１より印刷データに出力するヘッダーを設定することが出来ます。【保存】ボタンを押すことにより、設定したデータを保存することが出来ます。

各項目以下の文字数以内で入力してください。

19

項目名

最大文字数

報告書名

16 文字

件名

16 文字

タイトル

16 文字

物件名

10 文字

試験日

16 文字

天候

16 文字

試験者

16 文字

測定器具

16 文字

フッター

16 文字

追記事項

60 文字

目次へ

印刷（つづき）

印刷データを設定することで右図のように、Excel 出力時と印刷プレビュー時に設定した内容が反映されます。

印刷プレビュー時

Excel 出力時

20

目次へ

印刷（つづき）

高 DPI の設定
画面のレイアウトが正しく表示されていないときは、下記の手順に従って高 DPI の設定を変更してください。
ご使用のパソコンにより、設定ができない場合があります。
※必ず、このソフト（Rakuraku3）を終了してから、行ってください。
「Rakuraku3.exe」を右クリックし、「プ①エクスプローラーを起動し、ロパティ（R)」をクリックします。

②「互換性」のタブをクリックし、「高DPI設定の変更」をクリックします。

③「高DPIスケール設定の上書き」の「高いDPIスケールの動作を上書きします。」にを入れます。

21

目次へ

印刷（つづき）④プルダウンメニューより「システム」を選択します。

⑤「OK」をクリックします。

⑥「適用」をクリックします。

22

目次へ

● 添付 測定データ対応表例
NO

DATA_TYPE

DATE

FILE_TYPE

FILE_NAME

PLACEMENT1

PLACEMENT2