マクロポ アイオン交 換 担 体

MacroSep IEX Q
マクロセップウイルスベクターやプラスミドDNAなどの精製に有効！

https://www.ymc.co.jp

LF-0071マクロポアイオン交換担体

MacroSep IEX Q
特新開発マクロポア構造の強アニオン交換担体

長ウイルスベクターやプラスミドDNAなどサイズが大きい新モダリティの精製に最適サイズが大きい分離対象に対する高い動的吸着容量（DBC）
高流速下でも高い分離能を維持

仕様
基材

親水性メタクリレートポリマー

イオン交換容量 (meq/mL-resin)>0.08

粒子径 (μm)30

動的吸着容量 (mg/mL-regin)

30 (Thyroglobulin)

細孔径 (nm)900

使用pH範囲イオン交換基+2-12-R-N (CH3)3

新開発のマクロポア構造
MacroSep IEX Q 担体

BioPro IEX SmartSep 担体
MacroSep IEX Qは独自のマクロポア構造を有し、分子量やサイズが大きいモダリティに合わせて担体設計を最適化しているため、高分離・高吸着容量・高速の精製が可能です。ウイルスベクターやプラスミドDNAなどの新モダリティの精製に最適です。

10 μm

10 μm

サイズが大きい分離対象に対する高い動的吸着容量（DBC）
市販イオン交換担体A
市販イオン交換担体B

DBC（mg/mL-resin）

MacroSep IEX Q
BioPro IEX SmartSep Q30

3512030

100

2580

2060

1540

1020

500
Thyroglobulin

動的吸着容量測定条件*
Column: 50 X 5.0 mmI.D. or 1 mL
Temperature : ambient (25℃)
Detection: UV at 280 nm*条件の詳細はお問い合わせください

Bovine serum albumin

DBC（mg/mL-resin, 10% breakthrough）
Thyroglobulin（MW 660,000）

Bovine serumalbumin（MW 66,000）

MacroSep IEX Q

3041

BioPro IEX SmartSep Q30

9101

市販イオン交換担体A（大きなスルーポア構造）

2674

市販イオン交換担体B（モノリスタイプ）

2331

MacroSep IEX Qは、分子量の大きい分子に対して高いDBCを示す粒子設計をしています。このため、従来品のBioPro IEX SmartSep Q30と比較して、分子量66,000のBovine serum albuminに対してはそれほど高いDBCは得られませんが、分子量660,000のThyroglobulinに対しては、比較した担体の中でも最も高いDBCを示しています。

高流速でも高い分離能を維持
市販イオン交換担体A（大きなスルーポア構造）

MacroSep IEX Q

Flow rate
1.0 mL/min

mV
250mV
250200200150150

Rs 1.44

100

Rs 1.151005050
AD221205B02

AD221128F02

000510152025303540min0mV250mV
250200200150

510152025303540min150

Flow rate
5.0 mL/min 100

Rs 1.35

Rs 算出不可
1005050
AD221205D02

AD221205K02

00012345678Column
Eluent: 50 X 5.0 mmI.D.
: A) 20 mM Bis-tris propane-HCl (pH 9.0)
B) 20 mM Bis-tris propane-HCl containing 0.5 M TMAC* (pH 9.0)
Gradient: 10-50%B (45 CV)
Temperature : 25℃
Detection: FLS at Ex. 280 nm, Em. 348 nm
Injection: 30 μL
Sample: AAV2 (1.07 X 1011 vg/mL)* tetramethylammonium chloride

min012345678min

アデノ随伴ウイルス（AAV）のFull/Emptyカプシドの分離において、流速を高くすると、市販イオン交換担体ではピークのブロードニングが認められますが、MacroSep IEX Qでは良好な分離が維持されています。
MacroSep IEX Qでは、高い流速でも分離能が低下しないため、精製時間の短縮が可能です。
This research was supported by AMED under Grant Number JP18ae0201001.

AAVのFullカプシドの高純度精製が可能
超遠心分析（AUC）結果

mAU
50

Full

純度（%）

10080

Column60

Eluent204091.24054.40

Feed試料30

回収フラクション

Courtesy of Prof. S. Uchiyama, Osaka University

20Gradient
Flow rate
Temperature
Detection
InjectionSample: MacroSep IEX Q (30 μm)
50 X 5.0 mmI.D.
: A) 20 mM Bis-tris propane-HCl (pH 9.0),
1% sucrose, 0.1% poloxamer 188B) 20 mM Bis-tris propane-HCl containing
0.5 M CC* (pH 9.0), 1% sucrose, 0.1% poloxamer 188: 0-60%B (36 CV): 1.0 mL/min: ambient (25℃): UV at 280 nm: 48 mL: AAV2 (0.72 X 1011 vg/mL)* choline chloride

AAVのFull/Emptyカプシドの分離例を示しています。
Fullカプシドの精製フラクションの純度は、超遠心分析

Empty（AUC）で90%以上と高い値を示しました。

10

MacroSep IEX QはFull/Emptyカプシドの分離が0良好で、AAVのクロマトグラフィー精製に適しています。

回収8090AD230427B001

100cv

This research was supported by AMED under Grant Number JP18ae0201001.

プラスミドDNAのアイソフォーム分離
mAU

Supercoiled (SC)Open circular (OC)Linear (L)10MacroSep IEX Q
0B231030BA
B231030AB
B231030AC

01020minmAU

10

市販イオン交換担体A（大きなスルーポア構造）

0B231107AA
B231107AB
B231107AD

01020min

プラスミドDNAのアイソフォーム分離において、

ColumnEluent: 50 X 5.0 mmI.D: A) 20 mM Tris-HCl (pH 8.5)
B) 20 mM Tris-HCl (pH 8.5) containing 1.0 M NaClGradient:［MacroSep IEX Q］82%B (0-1.5 min), 82-86%B (1.5-22.5 min)
［市販イオン交換担体A］77%B (0-1.5 min), 77-81%B (1.5-22.5 min)Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature : 25℃Detection: UV at 260 nm
Injection: 10 μL (60 μg/mL)
Sample:［SC］pUC19 plasmid extracted from(2686 bp)［OC］pUC19 plasmid digested with nicking endonuclease Nt.BspQΙ
［L］ pUC19 plasmid digested with restriction enzyme BamHΙ

MacroSep IEX Qは市販イオン交換担体に比べシャープなピーク形状が得られ、トランスフェクション効率が高いsupercoiled体と、効率低下の原因となるlinear体およびopen circular体を良好に分離できています。

［オーダリングインフォメーション］
MacroSep IEX Q カラム
カラムサイズ
内径 X 長さ（mm）

カラム容量

製品番号

価格（円）

5.0 X 50

1 mL

QM99S30-0505AT

65,00011.3 X 50

5 mL

QM99S30-0511AT

100,000

MacroSep IEX Q 担体
価格（円）
製品番号
QM99S3050 mL

250 mL

100,000

300,000

１L以上の担体については、お問い合わせください。

MacroSep IEX Q Screening Kit（5本入り）
カラム容量

製品番号

価格（円）

1 mL

BPQM99S30-01PK

22,0005 mL

BPQM99S30-05PK

46,000本価格表に記載している価格は2024年4月現在の国内販売価格です。
価格には消費税は含まれておりません。

お問い合わせ先：営業本部
京都／〒600 8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284 YMC烏丸五条ビル4F
TEL.（075）342 4503 FAX.
（075）
342 4530
東京／〒108-0014 東京都港区芝5丁目13番11号 ザイマックス三田ビル1F
TEL.（03）5439 9790 FAX.（03）5439 9791
URL

https://www.ymc.co.jp24041K P