汎用振動計 VM-82A

加速度、速度、変位の モーードに対応
応
最大個のデータタを保存

汎用振動計
VM-82A

汎用振動計
VM-82A
汎用振動計VM-82Aは、主として回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。
加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。

■ 操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置■ 使用する加速度ピックアップを変更することで、広範囲の測定が可能■ バックアップ機能により、電源をホールド入れると前回設定した条件で測定 スイッチを開始■ USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能■ アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケ
ル水素電池にも対応■ 重さは270 gのコンパクト設計（電池含む）

右側面パネル❶ ACアダプタ❷ 直流出力端子❸ 交流出力端子❹ USBコネクタ❺ プリンタコネクタ

ストアスイッチ

幅広い測定に対応

測定モード

標準付属品のPV-57ｴ使用時には表ので表示された所が設定可能な範囲です。ピックアップを変更することで幅広い測定に対応できます。測定モードごとにピックアップ感度、測定レンジ、周波数範囲は右表の関係で設定が可能です。

ACC（m/s2）
加速度VEL（mm/s）
速 度
DISP（mm）
変 位

ピックアップ感度mV/(m/s2) (pC/(m/s2))

0.1〜0.99
1.0〜9.9
10〜99
0.1〜0.99
1.0〜9.9
10〜99
0.1〜0.99
1.0〜9.9
10〜99

測定レンジ

周波数範囲

10〜10 000
1〜1 000
0.1〜100
100〜10 000
10〜1 000
1〜100
1〜1 000
0.1〜100
0.01〜10

3 Hz〜1 kHz、3 Hz〜5 kHz、
3 Hz〜20 kHz、1 Hz〜100 Hz
3 Hz〜1 kHz※10 Hz〜1 kHz

3 Hz〜500 Hz、10 Hz〜500 Hz※速度10 Hz〜1 kHzの電気特性は、JIS B 0907「回転機械及び往復動機械の振動−振動シビアリティに関する要求事項」に示される周波数範囲を満足します。

データメモリ機能
VM-82Aは最大1 000個のデータを内部メモリに保存します。保存したデータはリコールモードでアドレスを指定すると表示可能です。
コンピュータに保存したデータの転送も可能です。※バーグラフと電池残量を除く（転送ソフトはホームページからダウンロード）

見やすい液晶画面
液晶画面にはバーグラフと数値が同時に表示され、変動の様子を容易に把握。設定した周波数範囲などの情報も表示し、バックライト機能により暗所でも内容を確認できます。オーバーロードの状態になると、OVERが表示され、液晶全体が赤色に変わります。

測定データの表示画面

バックライトの点灯

オーバーロード画面

データのプリントアウト
プリンタ（オプション）を接続することにより保存されたデータ、または現在の表示データを測定時刻 、設定条件とともにプリントアウトすることができます。

システム図（振動計本体とピックアップPV-57ｴ以外はオプション）
BNCコネクタ

加速度ピックアップ

プリンタケーブル

ピックアップ用カールコード（長さ約50〜100 cm）

PV-57 ｴ （付属）CC-42P

ピックアップ用コード

PV-91C/41/90T

BNCアダプタVP-51シリーズ

USBケーブルA-mini B

VP-52C

アンプ内蔵

ピックアップ用コード

加速度ピックアップ

PV-08A/85/90H など

ピックアップ用コード

PV-08A/85/90H など

DPU-414

VP-51K ｴ（付属）加速度ピックアップ

加速度ピックアップ

プリンタ

VP-51シリーズ

VP-51シリーズ

チャージコンバータ

VP-42

BNC-ピン出力コード

チャージコンバータ

VP-40

ピックアップ用コード

VP-51シリーズ
100 mまで延長可能

コンピュータ

VM-82ACC-24

周波数分析器

BNCアダプタ

VP-52C

校正用加振器

ACアダプタ

VE-10

NC-98C

データレコーダ

仕様
圧電式加速度ピックアップ PV-57ｴ（付属）22
0.10〜0.99、1.0〜9.9、10〜99 mV/m/s（pC/m/s、VP-40/42使用時）

設定範囲

構造

せん断型圧電式加速度ピックアップ（CCLDタイプ）

感度215 ％） 80 Hz、23℃
5.1 mV/m/s（

周波数範囲

1 Hz〜5 kHz（ 10 ％）

寸法・質量

対辺17（六角） 49（mm）
・45 g

出力
交流出力

レンジフルスケール 1 V

直流出力

レンジフルスケール 1 V

出力インピーダンス 約600 Ω
出力インピーダンス 約600 Ω

測定範囲（PV-57ｴを用いた場合）

出力電圧および表示精度（本体電気特性）

ACC（加速度）0.02〜200 m/s2

EQ PEAK

1 Hz〜5 kHz（80 Hz）
ACC（加速度） レンジフルスケール 2 ％VEL （速0.3〜1 000 mm/s

RMS

3 Hz〜1 kHz

VEL（速（80 Hz）度） レンジフルスケール 3 ％0.1〜1 000 mm/s

RMS

10 Hz〜1 kHz

DISP（変（80 Hz）位） レンジフルスケール 5 ％0.02〜100 mm

EQ PEAK3 Hz〜500 Hz

0.001〜100 mm

EQ PEAK10 Hz〜500 Hz

DISP（変度）位）

総合精度（PV-57ｴと組み合わせた場合）（80 Hz）
ACC（加速度） レンジフルスケール 5 ％インタフェース

周波数範囲
ACC（加速度）3 Hz〜1 kHz、3 Hz〜5 kHz、1 Hz〜100 Hz、3 Hz〜20 kHz

VEL （速度）10 Hz〜1 kHz、3 Hz〜1 kHz

DISP（変位）

10 Hz〜500 Hz、3 Hz〜500 Hz

USB

データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取りプリンタ出力

プリンタに印字データを出力

込みは専用の転送ソフトウェアを使用

数字はハイパスフィルタまたはローパスフィルタにより、FLAT特性より約10 ％の減衰点を示します。

使用温湿度範囲

速度10 Hz〜1 kHzの電気的特性は、JIS B 0907「回転機械及び往復動機械の振動­振動

ピックアップ­20〜70 ℃ 90 ％RH以下

シビアリティ測定器に関する要求事項」に示される周波数範囲を満足します本体­10〜50 ℃ 90 ％RH以下
単3形乾電池4本（アルカリ／ニッケル水素）
または電源

測定レンジ
ピックアップPV-57ｴ

ACアダプタ（NC-98C、オプション）

1.0〜9.9 mV/m/s2

およびピックアップ感度

約58 mA

消費電流

電池による連続使用時間

ACC（加速度）

1、10、100、1 000 m/s2

VEL （速度）10、100、1 000 mm/s

DISP（変位）

0.1、1、10、100 mm

大きさ・重さ

約171.5（H） 74（W） 25.5（D）mm・約270 g（電池含む）

0.1〜0.99 mV/m/s2 の場合は上記の 10 倍のレンジ
10〜99 mV/m/s2 の場合は上記の 1/10 倍のレンジ

付属品

圧電式加速度ピックアップ PV-57ｴ

ピックアップ感度
ピックアップ感度

約30時間（常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF）

アルカリ電池単3形乾電池（アルカリ）
LR6

指示特性
加速度

RMS、EQ PEAK

速度

RMS、EQ PEAK

変位

RMS、EQ PEAK、
EQ p-p

EQ PEAK＝RMS

2、
EQ p-p＝EQ PEAK1、4、ピックアップ用カールコード VP-51Kｴ

1、マグネットアタッチメント VP-53S

1

希望小売価格（税別） 198,000円

オプション

2

液晶表示器（モノクロセグメント液晶）

品

名型式

希望小売価格（税別）

圧電式加速度ピックアップ※

各種

表示範囲 001〜128

校正用加振器VE-10

100 msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示

チャージコンバータ

VP-40

60,000円〃VP-42

お問い合わせください

バックライト白色LED。
OVER時は赤色LEDにより点灯

測定値表示

お問い合わせください
300,000円

バーグラフ

対数目盛フルスケールの1〜100 ％指示特性

RMS、EQ PEAK、EQ p-p

BNCアダプタ

VP-52C3,500円

過負荷表示

OVERの文字を表示。
同時に赤色LEDを点灯

プリンタ

DPU-41459,000円

測定モード

加速度、速度、変位

プリンタケーブル

CC-42P

10,000円

メモリアドレス

000〜999（1 000個）

ACアダプタ

NC-98C

13,000円

電池残量

4段階表示BNC-ピン出力コード

CC-24

3,600円時計表示

年、月、日、時、分

丸形棒状アタッチメント

VP-53E

1,200円

六角平形アタッチメント

VP-53D

800円

ピックアップ感度 0.10〜0.99、1.0〜9.9、10〜99 mV/m/s2
データメモリ

最大1 000個（000〜999）のデータを手動で保存可能

M6ネジ

VP-53A

400円

増幅度の校正ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合ったソフトケース

VM820155,000円増幅度とする

USBケーブル（A-mini B）

ー

市販品※接続方法はP.3のシステム図を参照してください

http://svmeas.rion.co.jp/

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025（JIS Q 17025）を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋試験所認定協力機
構（APLAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の事業支援本部 品質システム部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は事業支援本部 品質システム部の認定番号です。

ISO14001 本社・東日本営業所・東海営業所・西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東日本営業所・東海営業所・西日本営業所・九州リオン・リオンサービスセンター 認証取得

＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120-26-1566

この製品は当社基準の有害化学物質を含有していないグリーンな製品です。
この印刷物は環境に配慮したUVインキ・再生紙を使用しています。

当社の休日および土・日・祝日を除く 9：00〜17：00

1408-31501.P.D〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458
東日本営業所 〒336-0017 さいたま市南区南浦和 2 丁目 40 番 2 号 南浦和ガーデンビルリブレ
TEL.048-813-5361
FAX.048-813-5364
西日本営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673
東 海 営 業 所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458
九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847
上海理音科技 郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業文化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266
有限公司
本社・営業部

リオンサービスセンター（株）〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-632-1122
FAX.042-632-1140