APERTO Lucent Plus

APERTO Lucent Plus
Prime Open MRI●APERTO、APERTO Lucent、AIRIS、Sentinel、VASCおよびFatSepは富士フイルムヘルスケア株式会社の日本における登録商標です。●仕様および外観は予告なく変更されることがあります。●本製品では一部再生資源を使用する場合があります。●装置の正しい使用のため、必ず「取扱説明書」、「添付文書」をお読みください。●本機器は、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器に該当する医療機器です。●本医療機器は販売・貸与には販売業・貸与業の許可が必要です。●本機器は、クラス2レーザ製品です。●オプション品を含みます。
〒107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番3号

FCP-515

販売名 : MRイメージング装置 APERTO Lucent 医療機器認証番号 : 222ABBZX00151000

Printed in Japan 2021-10 -3K-(D)Progress of OpenMRI

Total Scan Time

QuestionAnswer

近年、MRI製品において注目されている
高速化ソリューションの搭載をO p e n M R I でも実現。
アンダーサンプリングと繰り返し再構成によって画質を維持したまま、撮像時間の短縮を可能にします。

APERTO Lucent Plusの開放空間と高速化ソリューションで検査にゆとりをPlus

01

0203

患者ケアのための時間確保

撮像時間短縮による
Plus One Scan

高空間分解能化による画質向上

患者満足度の向上

従来と同様のスキャン時間でTotal Scan Time

2

3

Reason for EASY & SPEEDA I 技 術を活 用した

SynergyDrive%
30
Down

IP-RAPID

検査時間※1

powered by※2

MRI検査にかかる“手間”を少しでも減らして、画像を診る時間や、患者さんをサポートする時間を充実させたい。

高速化ソリューション：診断から治療まで十分に役立つ情報を素早く提供
IP-RAPIDはアンダーサンプリングと繰り返し再構成により画質を維持しながら撮像時間を短縮する高速化技術です。頭部から体幹部、整形など全身の検査に幅広く対応しています。

01 あらゆる部位で43%

長年お使いいただいたユーザーさまの声をかたちにしたワークフロー向上技術。

Down

初めての方にも、お使いいただいている方にも実感していただける進化を遂げました。
導入前

セッティング

位置決め

本撮像

T2WI

後処理

3:46 → 1:44

T1WI

3:42 → 2:03

FLAIR

4:33 → 2:41

Total
Scan
Time

25:09

T2*WI 2:35

14:17
導入後

検査時間短縮AutoExam

IP-RAPID
MRA

9:53 → 5:58

DWI/ADCT2WI 1:53

3:15 → 1:51

検査自動化ソリューション：煩雑な操作を的確にサポート

T2WI 5:39 → 2:51

位置決め、画像処理、画像表示、画像保存、画像転送を1クリックで実施可能。
任意で、撮像を停止・修正・再開を行うセミオートモードも可能です。
本撮像

後処理

Total
Scan
Time

21:51

10:30
転送

T2WI 5:03 → 1:49

STIR 5:54 → 2:51

T1WI 5:15 → 2:59

T2*WI

導入後

5:16 → 2:40

PDWI

5:06 → 2:38

STIR 7:07 → 2:58

T2WI 2:57

T2WI FS 3:29

Total
Scan
Time

15:38
前T2WI 4:53 → 2:43

T1WI 5:38 → 1:56

T2WI 2:43

02 1Scanで複数画像を本撮像

後03 さらに高画質にIP-RAPIDは様々なシーケンスとの組み合わせが可能です。1度の撮像で複数IP-RAPIDによって、撮像時間を維持しながら高分解能化のコントラストを得ることができるFatSepとも組み合わせできます。

も可能になります。

33分

分

Scan

解析

AutoClip:クリッピングを
自動 実 行し操 作 の負 担を軽減

富士フイルムは医療画像診断支援、医療現場のワークフロー支援、そして医療機器の保守サービスに活用できるAI技術の開発を進め、これらの領域で活用できるAI技術を

4

STIR 1:25

28 : 00

1Clickで検査実施可能「REiLI（レイリ）」というブランド名称で展開しています。

T2WI 0:58%
44Down

導入前

AutoPose:Preset断面に基づいて撮像断面を提案

T1WI 2:40%
52
Down

AutoExam

AutoPose

Myelo 0:41

T2WI

3:03

T2WI

FS

Scan

T2WI

3:03

T2WI

FS

T2*WI

4:59

T2WI

4:52

※1 S y n e r g y D r i v eは、M R I 検 査のワークフローを向 上させる技 術の総 称です。A I 技 術のひとつであるM a c h i n e
Learningを活用して開発した機能を含みます。導入後に自動的に装置の性能・精度が変化することはありません。
※2 最大30％減です。撮影条件によって異なります。

5Clinical Image Gallery［アテローム血栓性脳梗塞］

FLAIR［脳底動脈瘤］

DWI［椎骨動脈乖離疑い］

3DTOF MRA
MIP 像

［転移性肝腫瘍］（上）T1WI（下）T2WI

6

3DTOF MRA
MIP 像

3DBASG（下）MPR 像

［膠芽腫］

BPAS
MPR 像

［めまい症］

2DTOF
MIP 像

DWI COR/SAG［三叉神経痛疑い］

DWI［骨髄腫瘍］T2WI

T1WIWAIR

3DRSSG+CE

3DRSSG+CE
MPR 像［左水尿管症］

3DVASC-ASL
MIP 像

3DVASC-ASL
MIP 像

3D-Urography
Resp Gate MIP 像［多発性肝嚢胞］［前立腺肥大症］［左卵巣類皮嚢胞］（上）DWI（下）T2WI

T2WI［関節リウマチ］

3DFatSep T1WI+CE
Subtraction MIP 像

RADAR T2WIRADAR FatSat T2WIFatSep T2WI（上）T2WI（下）T1WI

FatSep T2WI

［ACL］

FatSep T2*WI［内側半月板損傷］

T2WI

T2*WI
［蜂窩識炎疑い 骨髄炎］

（上）T2WI（下）FatSep T2WI

［椎間板ヘルニア］［離断性骨軟骨炎］

T2WI ABER 位［右股関節症 / 小児］（上）T1WI（下）FatSep T1WIT2WI［AIGHL 断裂］［巨骨細胞腫］

T2*WI［既術性腰椎すべり症］

FatSep T2WI

［肩腱板損傷］［腎動脈 / 門脈 MRA］

3D-MRCPResp Gate MIP 像［頸椎腫瘍疑い］

FatSat PDWIFatSep Myelo
CPR 像［TFCC 損傷］

T2*WI
［ACL 断裂術後］

PDWIMPR 像［関節唇損傷］

T2*WI Radial stack7

Prime Imaging■ RADAR■ 3DG E I R

モーションアーチファクトを低 減

高コントラストのRADARはラジアルスキャン技術により、MRIの高 空 間 分 解 能 画 像を取 得

モーションアーチファクトを低減することができ

IRパルス併用グラジエントエコーによる高速T1ます。T2強調画像だけではなく、T1強調画像やFLAIRなどの画像に任意の断面で利用することができます。
さらに、撮像部位の制限がありません。
頭部のほか、呼吸の影響を受けやすい肩関節や腹部、嚥下運動の影響を受ける頸椎などに活用

Technology
improves
image quality.

強調撮像機能です。高コントラストの3D高空間分解能画像を取得することができます。頭部の撮像におけるボリュームデータの計測などに使用します。

することができます。
T2WI

従来法RADAR■ ボリュームレンダリング（VR）機能

複雑な血管構造部位のT1WI

非造影 MR angiography の診 断を支 援

バリエーション

画像再構成機能のひとつであるボリュームレンダ

VASC-ASLは、IRパルスによりラベリングしたリングをオンコンソールにて処理できます。MIP

血液を3D BASG（バランス型シーケンス）を用処理と比較して血流の走行をより立体的に把握いて描出する非 造 影 M R A 撮 像 機 能です。頸 動でき、頭部のような複雑な血管構造を有する部脈や腎動脈、門脈や上肢動脈、下肢動脈の撮像位での診断を支援します。に使用されています。

RADAR

従来法

■ VA S C-A S L

T2*WI

MIP
従来法

8VR

頸動脈

腎動脈

RADAR9Te c h n o l o g y & O p e r a t i o nTechnologyexpands
the capability.
■ F a t Se p 機能

一次 Shimming では補正

SN比のよい脂肪抑制画像の取得SuperShimはMRIでもっとも重要である静 磁 場 の 均 一 性 を高 める技 術です。
磁 場 不 均 一は、直 線 的 補 正を行う一 次Shimmingでは十分に補正することができません。SuperShimを搭載することにより、高次項のShimmingを可能にして■ S ugges ti on U I■ Curved M P R■ Radi al M PR

現 場の声をかたちにした GU I

撮像条件の変更をサポート

多様な断面像の再構成を可能に多断面の同時画像再構成

システムソフト「ORIGIN7」は臨床現場パラメータ設定のガイダンス機能です。
プ

撮像したデータを用いて、任意の曲断面MPR画像を放射状に作成することができからの声をかたちにしました。GUIは日本

ロトコル変更時に複数の候補を表示する像を再構成します。複数の曲断面像を同ます。膝関節など複雑な構造の組織を診語対応で、操作がかんたんです。使用頻度ことで、オペレーターがシーンに応じてパラ時に再構成することも可能です。

断する際に有用です。の高い撮像部位はお気に入りに登録するメータを選択することができます。

ことで、呼び出しやすくします。

■ S u p e r S h im

できない磁場の不均一を低減■ システムソフト「ORIGIN 7」

FatSep（水脂肪分離）機能は、TEの異なる撮像を行うことにより、in phaseおよびout of phase画像を同時に取得します。
この2種類の画像の加算処理により、SN比のよい脂肪抑制画像を得ることができます。逆に差 分 処 理により、脂 肪 画 像が得られます。

磁場の不均一を低減します。

■ H igh Defini t i o n I ma g e■ 高 感度受信コイル■ D ICOM 機能

高精細画像に対応

小視野、高空間分解能画像に対応

多様なインターフェイスを搭載

整 形 領 域に必 要とされる骨 軟 部の高 精整形領域など小視野、高空間分解能画像

APERTO Lucent PlusではDICOMイ細 撮 像などに対 応する空 間 分 解 能の高を要求する部位では、受信コイルの高感ンターフェイスを標準搭載し、年々進化すい撮 像 機 能です。高 速イメージプロセッ度化が求められます。APERTO Lucentる院内外のネットワーク化に適用していサーの搭 載により、画 像 再 構 成マトリク

Plusは、ソレノイド型コイルを採用 することで、高感度を実現しました。
身体にフィッス2048×2048を実現しました。

※ます。D I C O M M W M 機 能 、S W F 機 能 、PIR機能にも対応しています。

Operation
makes
more efficient.

トした小径の関節部用コイルにより、もっとも高い感度となるコイル中心領域に撮像■ IHE P D I 機 能部位をセッティングすることができます。

院内外システムとの連携に配慮※一部ソレノイド型以外のコイルもございます。

IHE PDI規格にも対応しており、画像拡大や回 転 表 示など、P D I 規 格に対 応している他のシステムとのやりとりが可能となります。また、CD-RにDICOMデータと簡易表示ソフト※を書き込む機能も搭載しています。
※診断用途にはご使用になれません。

1011

Premium Open MRI Design

OpenDesign
makes
comfortable.
シングルピラー構造。
ワイドな視界で 検査を受ける方に開放感を。

■ オープンデザイン

閉 塞 感が少ない設 計
シングルピラーを採用することで、よりワイドな撮像空間を実現。
ラウンドフォルムデザインとカラーリングで優しさを表現しました。

■ フローティングテーブル

乗り降りしやすく、ワイドな設 計
フローティングテーブルはラテラルスライド機
能によりガントリー内で左右にも移動できます。
また、最低490mmまで下げることができるため、小児やご高齢の方でも乗り降りが容易です。
テーブルトップは幅700mmと広く、被検者に配慮したワイドタイプの寝台です。

■ フットスイッチ

被検者のサポートが可能
テーブルのコントロールにフットスイッチを採用しました。
テーブルの上下動と前後動を操作することができます。
これにより、オペレーターのフリーとなった両手で被検者のサポートが可能となります。

■ ラテラルスライド

オフセンター部位でも高画質な撮像
一般的にMRIはガントリー中心で最も高画質になります。
これは静磁場およびRF照射強度の均一度が高く、さらに傾斜磁場のリニアリティが良いことによります。APERTO Lucent Plusでは、ガントリー内でテーブルの横移動が左右に±150mm可能です。肩・膝など正中から外れた部位でも磁場中心にセッティングすることができます。

1213

JAPAN

3,720

Why choose OpenMRI

Achievements

EUROPE

2,170

ASIA

910

1983年の納入開始から約40年。

OTHERS320

3,700台以上 （国内シェアNo.1 ）※2の販売実績があり、常に進化し続けています。

1987

1983

・永久磁石タイプ
MRIリリース※1※1 当社出荷実績より※2 自治体病院共済会
ニュース2021年5月号より

は世界で8,000台以上、日本国内で※1台 突破990

富士フイルムヘルスケアのMRI装置

Evolution

8,000

U.S.A.

・非造影MRA

・GrE

1991

1989

1993
・Fast Spin Echo

2000

・AIRISシリーズリリース
・STIR
・Remoteサービス

2010

・APERTOシリーズ
リリース

・非造影MRI“VASC-ASL”
・モーションアーチファクト低減機能“RADAR”

・高分解能／コントラスト“3DGEIR”
・造影撮像“CE-Perfusion”

2002

・拡散強調画像“DWI”

・SynergyDrive

2012

2015

2020

2019

・自動位置決め“AutoPose”

・APERTO Lucent Plus リリース
- IP-RAPID- AutoExam

1995

WHY CHOOS E OPEN MRI?
・MRI製品リリース

Support

Cost advantage APERTO Lucent Plusと超電導MRIの設置条件比較
イニシャルコストを抑える

ランニングコストを抑える

経年変化に強く、磁場がほとんど変わらない永久磁石方式のMRI。

永 久 磁 石 方 式のM R Iでは、本 体の電力が 低 いことに 加 えて 消 費 電 力の超電導MRI装置と比べて、設置・設備が少なく、初期費用を低く抑えることができます。

大きな冷 凍 機が 不 要なためランニングコストも抑えることができます。

電気代

電気代

Sentinelカスタマーサポートは、

漏洩磁場範囲キュービクル

クエンチ管等

保守費

設置面積 / 場所

設置面積 / 場所

磁気シールド

受電設備

吸排気設備

当社超電導 MRI 装置

要

要

要

要

要

当社超電導 MRI 装置

高コスト

高コスト

高コストに安定してお使いいただけること

APERTO Lucent Plus

不要 ※

不要

不要 ※

不要 ※

不要

APERTO Lucent Plus

低コスト

不要

低コストをめざしたシステムです。

MRI装置の状態を把握して、常※ 設置環境・レイアウトによります。

APERTO Lucent Plus

超電導MRI
漏洩磁場5mチラー［お客様サイト］

抑えることでコストを圧縮

APERTOLucentPlus

当社超電導装置
初年度

磁気シールド
設置図は一例です。
設置環境・レイアウトによります。

初年度
２年度

２年度
３年度

装置ステータス画面

Sentinelブラウザー
Fire Wall

4mRFシールド※ ネットワーク環境および接続費用はお客様の方でご負担いただきます。
Sentinelカスタマーサポートは、本体保守契約に付随するサービスです。

［サーバーサイト］

イニシャルコストとランニングコストをクエンチ管

機械室14対応しています。

チラー冷却設備

設備

消費電力
（チラー）

Sentinelカスタマーサポートに機械室

設備

消費電力(本体)A P E R T O L u c e n t P l u sは、

３年度
４年度

４年度
５年度

APERTO
LucentPlus［サーバーサイト］
Fire Wall

Internet

サーバー群
Fire Wall

当社
超電導装置

監視情報蓄積、情報制御、通信制御

エラー検出時

５年度

5年間の累計経費（本体電気代のみ）。
グラフはイメージです。
装置仕様・設備・稼働状況により異なります。

監視情報確認、装置診断など当社サービス員

自動通報メール

15