IR-FA シリーズ

ファイバ式放射温度計（単色形・中高温用）
・IR-FAI、IR-FAS

PERFORMANCE SPECIFICATION

中高温用の放射温度計で、InGaAs 素子を使用した IR-FAI
は 150℃からの測定に、Si 素子を使用した IR-FAS は 400℃からの測定に適しています。

■特長●高精度、高速応答、高信頼性。
●小形、軽量、DIN レール取付、温度表示、操作キー付。
●耐熱ファイバの使用で 150℃の環境下でも水冷不要。
●多彩な信号変調機能により安定した温度測定ができる。
●アナログ入力による放射率設定と自動放射率演算機能を選択可能。
●通信インターフェイス・RS-485（チノーバス）を用意。
● CE マーキング適合。

■本体部形式■測定範囲（標準目盛） ■測定距離と測定径の関係

IＲ-FA □□□□

● IR-FAI 用（InGaAs 素子）
検出素子
Ｉ：InGaAs
Ｓ：Si
外部入出力（オプション）
Ｎ：なし
Ｓ：通信インターフェイス RS-485５：アナログ入力 4 〜 20mA DC
レーザ投光機能（オプション）
Ｎ：なし
Ｌ：内蔵
高感度形判別
Ｎ：なし
Ｕ：高感度形（レーザー投光機能は付加できません）※ 1 CE マーキング適合のケーブル長は、 屋内で 30m 以下※ 2 ファインダ付集光・ファイバ部を使用する場合はレーザ投光機能を付与できません■集光部形式
IＲ-FL □□□□□
測定距離と測定径の関係
0：100mm でφ 1mm
1：1000mm でφ 12mm
2：500mm でφ 5mm
3：200mm でφ 2mm
4：200mm でφ 4mm
5：150mm でφ 5mm
6：600mm でφ 20mm
8：1000mm でφ 8mm

測定範囲
150〜 450℃＊
200〜 700℃
250〜1000℃
300〜1300℃
250〜1000℃
300〜1300℃
350〜1600℃

集光部形式
IR-FL5IR-FL6形式

φ7φ5φ1IR-FL0□H
IR-FL0□N

100φ21IR-FL0IR-FL1IR-FL2IR-FL3IR-FL4IR-FL8

集光部形式
IR-FL5IR-FL6IR-FL1□HIR-FL1□N01500
φ11IR-FL2□HIR-FL2□N800

φ12φ51000

0φ5φ5500

0φ14IR-FL3□HIR-FL3□N

IR-FL0IR-FL1IR-FL2IR-FL3IR-FL4IR-FL8

φ2φ52000φ4φ5200

0500
φ18IR-FL4□H
IR-FL4□N＊印は高感度形のみ製作できます。
（オプションのレーザ投光機能は付加できません）●集光部形式と測定範囲をご指定ください。

500
φ29IR-FL5□HIR-FL5□N
500
φ37IR-FL6□H
IR-FL6□N
1000
φ15IR-FL8□HIR-FL8□N（測定距離と測定径の関係図参照）

測定距離と測定径（mm）

200● IR-FAS 用（Si 素子）
測定範囲
400〜 900℃＊
500〜1200℃
600〜1800℃
700〜2400℃
600〜1800℃
700〜2400℃
800〜3000℃●コア径 400μm 集光部

1500

φ20600φ81000φ5φ51500φ50φ50●コア径 200 μ m ファイバ部と組合せて、測定径を 1/2 にすることも可能です。
詳細はお問合せ下さい。

エアパージケース
Ｎ：なし
Ａ：あり
ファイバ外装Ｈ：金属保護管なし（コア径 400 μ m 用）
Ｎ：金属保護管あり（コア径 400 μ m 用）
ファイバ長：長さをｍ単位でご指定
標準 2m、4m、5m、10m、15m、20m

1

PP-101-2

本体部
■一般仕様

■オプション

測 定 方 式：単色形
検 出 素 子：InGaAs（IR-FAI）

レーザ投光機能半導体レーザ投光器内蔵、レーザ光1mW以下（645nm）
クラス2Si（IR-FAS）
測 定 波 長：1.55 μ m（IR-FAI）

アナログ入力0.9 μ m（IR-FAS）
測 定 範 囲：測定範囲表参照
精 度 定 格：1000℃未満…± 5℃

入力信号4〜20mA DC
放射率の遠隔設定または自動放射率演算の基準温度入力設定を選択

通信インターフェイス

RS-485
測定データ（小数点以下1桁）の送信、各設定のパラメータの送信および受信

1000℃以上 1500℃未満…測定値の± 0.5％
1500℃以上 2000℃未満…測定値の± 1.0％
2000℃以上…測定値の± 2％■外形寸法（ただし、ε≒ 1.0 基準動作条件において）再現性：0.2℃以内
温度ドリフト：0.1℃／℃または測定値の 0.015％／℃のどちらか大きい値
EMC 指令要求のテスト環境において、± 10℃または測定範囲の± 1％のどちらか大きい方分
解能：0.5℃
応答時間（95％）：10ms
放 射 率 補 正：設定値 1.999 〜 0.050
信 号 変 調：DELAY…平均値のトレース（スムージング）
変調度 0.0 〜 99.9s、0.1s ステップ任意設定
変調度 0 ＝ REALPEAK…最高値のトレース、変調度 0、2、5、10℃／s 選択設定、変調度 0 ＝ピークホールド
表
示：LCD4 桁（温度およびパラメータ表示部）
アナログ出力：4 〜 20mA DC（負荷抵抗 500 Ω以下、アイソレート出力）・精度定格…出力範囲の± 0.2％・出力分解能…出力範囲の 0.01％
・出力スケーリング…測定温度範囲内で任意設定
・模擬出力…アナログ出力の 0 〜 100％任意設定
接 点 出 力：1 点、上限（下限）警報またはエラー信号、オープンコレクタ出力 30V DC、最大 50mA
接 点 入 力：1 点、ピークホールドリセット、またはサンプルホールド、ドライ接点、またはオープンコレクタ
設定キーによる：オペレータモード…放射率、信号変調、警報などの設定
設定パラメータ エンジニアリングモード…出力スケーリング、ゼロ・スパン、自動放射率演算の有無、出力補正などの設定、オプション機能の設定
演 算 機 能：ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正
自動放射率演算：キー設定またはオプションのアナログ入力で基準入力温度をインプットすることにより自動的に放射率を演算します。
自 己 診 断：機器温度異常、パラメータエラー
使用温度範囲：0 〜 50℃
定 格 電 源：24V DC（許容電圧変動範囲…22 〜 28V DC）
消 費 電 力：最大 3VA
接 続 方 法：ケージクランプ式ネジなし端子接続
適用電線範囲 0.14 〜 2.5mm2
取 付 方 法：DIN レール取付または壁取付け
ケ ー ス 材 質：樹脂製
質
量：約 250g（本体部のみ）
CE マーキング：適合、EMC 指令 EN55011 Group1 ClassA、EN50082-2（高感度形は CE を除く）

（DINレール取付

609090IR-FA SERIES

光コネクタ

入出力端子10P

単位：mm

■端子板図
光ファイバコネクタ
24V DCOUT（※）

P＋ P−S＋ S− DO

DI COM＋−キー溝

結線部
開口部
接地＋ − 接点信号

外部入出力
端子 ※電光ファイバ
源 4〜20mA DC
24V DC ※アナログ入力付の場合のみ＋、−が表記されます。

（通信付の場合）
光ファイバコネクタ
24V DC

OUT

P＋ P−

S＋ S− DODI COM SA

SBキー溝）

結線部
開口部

RS-485＋ − 接点信号 通信端子
接 電光ファイバ
地 源 4〜20mA DC
24V DC■構成
LCD 温度表示
本体部
温度出力
4 〜 20mA DC
接点出力

IR-FA SERIES

接点入力＊基準動作条件は、23℃± 5℃、相対湿度 35 〜 75％ rh

電源 24V DC

操作キー

RS-485（オプション）
アナログ入力4 〜 20mA DC（オプション）■標準付属品集光部

マイナスドライバ、取扱説明書

端子
光ファイバ

レーザ投光（オプション）

PP-101-22PERFORMANCE SPECIFICATION

集光部・ファイバ部

電源ユニット■一般仕様■形

フ ァ イ バ： 単芯石英ファイバ

IR-ZFEPコ■仕ア

径： 400μm

外式
様

装：金属保護管なし…耐熱被覆・ガラスウール編組

金属保護管あり…耐熱被覆・ガラスウール編組＋ SUS フレキシブルチューブ
使 用 温 度 範 囲：0 〜 150℃
長さ： 標準 2m、 4m、 5m、 10m、 20m

許 容 曲 げ 半 径：R100mm

出力電圧：24V DC

電源：100 − 240V AC

出力電流：650mA

外形寸法：W45 × H75 × D96mm

フリー電源

50 ／ 60Hz■外形寸法

接 続 方 法：コネクタ接続・材

質：アルミ製

・エア流量：1 〜 5Nr/min （クリーンエア）＊耐熱温度 260℃のものもあります。詳細はお問合せ下さい。

■外形寸法

単位：mm22.585

ア ク セ サ リ：専用エアパージケース

35.24.8（10MAX.） 4.8（10MAX.）

取 付 方 法：ネジ取付

496.4●汎用集光部（単品形式：IR-ZFL □）M8 P：0.75

φD5 7.5

L集光部タイプ

IR-FA とパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

80、 1、 2、 345635151010.5

L

2色形用

データ収録ソフト

φ10M9 P：1

φD7

■形

8457.5式

IＲ-VXF1 □7.5

言語判別
J：日本語版
E：英語版●エアパージケース（単品形式：IR-ZFX02）
L様2413 6

φ12■仕8動作環境
エアパージ用継手5015

取付穴2-φ4.52512100

OS

Windows7、Windows10

ハードディスク

空き容量：約20MB以上

メモリ

256MB以上

ドライブ

CD-ROMドライブ

インターフェイス

RS-232Cポート1基

測定データのデジタル表示およびトレンド表示
集光部タイプ
中高温用

0、 1、 2、 345610303534.5

L

78機

■機器構成
IR-FA □ S
IR-FA SERIES

φ10φ4

長さ：L（2〜50m指定）
φ2.5

データ保存・再生（CSV形式）
および印刷
接続台数：最大3台●金属保護管なしファイバ部（単品形式：IR-ZFH □□）

約57

能0

データ集録ソフト
IR-VXF1
ラインコンバータ

光ファイバ（耐熱被覆）
IR-FA SERIES

RS-485

RS-232C●金属保護管ありファイバ部（単品形式：IR-ZFN □□）

約45

φ10

φ13.5

φ10

φ2.5

長さ：L（2〜20m指定）
IR-FA SERIESSUSフレキシブルチューブ

3

PP-101-2

PERFORMANCE SPECIFICATION

アクセサリ
112
冷却水出口（ R／）2
パージエア入口（ R／）

IR-ZFX08

IR-FTC2φ２０φ46●連鋳用保護ケース

φ8１５０１５φ58.7
φ70

１５３０φ２６φ１０２０９０φ１２２.

ファインダ

φ１０L１４ １13.5

エアパージケース固定用ネジ穴（3−M3）
φ２７L３4019.786.7□●ミラーアダプタ IR-ZFX04
φ１３D１L２φ３２０

炉外側

炉内側

IR-FF □

φ２５D２

φ322−φ913.5

１２
石英ガラス（３０） 4−φ710100●光ファイバ中継コネクタ IR-ZFX13

φ１２φ５０φ６４集光部

801002504
冷却水出口（ R／）

IR-ZFX12集光部

D３集光部

φ30０φ１φ25０φ２●真空フランジ30 25360

14
パージエア入口（ R／）●ファインダ付集光部

750

14冷却水入口（ R／）35 35
1IR-ZFX11

IR-ZFX10

14パージエア入口（ R／）

９０

集光部

35

４９４０８５１６ ５５パージエア
流出口

42IR-ZFX09０５０●真空炉用測定窓
１５20 44100

10 3280600max

集光部

３１ 石英ガラス

１００
５００

５００
４００

IR-FTCH1

集光部（IR-FL8）18
冷却水入出口（ ／×6.5）●電縫管用保護ケース

１５０12
冷却水入口（ R／）

JIS10K40A

φ32
φ70

2−φ4.5
６５１００

φ32

１０

φ25

２０５０

１５０2−φ19

保護管（グラッシーカーボン）

保護管（AL23）

５８０１５０●オプトカップル形保護管（真空炉用）

パージエア吹込口（ホース口外径φ8）

集光部

φ２３１５０φ６２2−15幅×100長穴

２０φ１２２５１５０●オプトカップル形保護管

18パージエア入口（ ／×6.5）

集光部

集光部

φ１０５φ１４０１９０１９０１００１５０１５０2−15幅×100長穴

４０φ３２０φ２０１５０●水冷ケース

4エアパージ入口（R／）（３０）

１００１５０1φ２８１５０φ２５φ２０１５０４０ １８０14
エアパージ入口（R／）

集光部●水冷ラジエーションシール付ハードケース
IR-ZFX07

１５０１５０φ１２５●ラジエーションシール付ハードケース
IR-ZFX06

φ２５●エアパージハードケース
IR-ZFX05

ファイバコネクタ

単位：mm５８測定距離と測定径の関係
タイプ1（φ5 at 500）
測定距離測定径
L1：400D1：φ7L2：500
D2：φ5
L3：600D3：φ9タイプ2（φ4 at 370）
測定距離
測定径
L1：270
D1：φ7
L2：370D2：φ4L3：470
D3：φ9タイプ3（φ10 at 1000）
測定距離
測定径
L1： 800 D1：φ11
L2：1000 D2：φ10
L3：1200 D3：φ15

営業所：〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8☎ 03-3956-2111

PP-101-2

札 幌
仙 台
新 潟
宇都宮
水 戸
高 崎

安全に関するご注意
大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

名古屋
富 山
大 津
大 阪
岡 山
広 島

福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本 PS シートの記載内容は 2022年7月現在のものです。

4

発行 2022.7

PDF
初版 2003.8