2015年9月9日（水）第９０回記者懇談会

日本発、海外普及が期待される液状化検体細胞診（LBC）を用いた子宮体癌スクリーニング法新規開発の現況

公益社団法人日本産婦人科医会 がん部会 がん対策委員会
副委員長 平井康夫（東京女子医科大学 産婦人科学教室教授）

新しい子宮体がん検診（スクリーニング）の実際子宮体癌早期発見を目指す子宮内膜細胞診の役割と課題

1. 液状化検体細胞診(LBC)の応用
2. スクリーニングに適した細胞診採取器具の進歩
3. 実用的標準的な内膜細胞診報告様式の確立

1

1. 液状化検体細胞診(LBC)の応用

LBCの製品（日本で使用できる製品）

ThinPrep®
ホロジックジャパン株式会社(販売元・オリンパス株式会社 )SurePath

TACAS

TM

株式会社医学生物学研究所

TM

日本BD株式会社

LBC PERP

TM

武藤化学株式会社

液状化検体細胞診LBCの採取用器具

2

Among them, we highly recommend “HONEST SUPER BRUSH”

3

We highly recommend “Honest blush super” among them.

This is an image of the use of “Honest blush super”

This is a very fine, plastically bendable wired soft blush withalmost painless at the insertion and collection

4２．子宮内膜細胞診のための最適なLBCは？

沈降法であること
分離剤処理工程が入っている5

(I) Specimen type
Conventional method
Liquid-based method

2010.5/18 workshop 18 CYTOLOGY 2010

Comparison with conventional EM-smear in endometrial glandular andstromalbreakdown seen at anovulatory menstruation (no malignancy)
Conventional direct
EM-LBCEM-LBCsmears

対物×4

対物×4

観察しにくいが , 血液やフィブリンと共に断片化した内膜腺と内膜間質細胞凝集塊を認める .

血液やフィブリンが大幅に取り除かれた背景を示し,断片化した増殖期像を示す
内膜腺と内膜間質細胞凝集塊が散在してみられる .

対物×40

ライトグリーン体 6)
ライトグリーンに染まった厚ぼったい顆粒状や繊維状物質 .
（血小板 /フィブリン血栓）
内膜間質細胞の付着を多く認める .

内膜間質細胞凝集塊 (矢印)
濃染核を有し , 細胞質の乏しい内膜間質細胞が変性凝集し集塊で出現したもの .上皮細胞と比べて核型は楕円形・類円形・腎形と多彩である.直接塗抹法よりもLBC法の方がやや明瞭に観察できる.
対物×40

対物×406

Inflammatory backgroundconventional ×10

LBC×102010.5/18 workshop 18 CYTOLOGY 2010

Bloody backgroundconventional ×10LBC×102010.5/18 workshop 18 CYTOLOGY 20107distortion of cell and/or cell cluster

Endosearch, direct printing method( ×10 )

Uterobrush, pressed and rubbed method( ×10 )

2010.5/18 workshop 18 CYTOLOGY 2010

ICC in Paris, 29 th May 2013◆

Diagnostic flow chart in OSG method

817

精度算出方法2011年11月から2014年5月の期間で不正性器出血を主訴とし，研究同意を得て細胞診および組織診を施行した患者 1,097例

除外例（168例）
・卵巣癌（10例）、卵管癌（3例）、子宮頸癌（5例）
・新たな適正基準案による検体不適正（105例）
検体不合格（40例）
・その他（5例、内膜組織診検体不良）

検体適正基準案による適正検体と判定された 929例

18

新適性基準案を適用した場合の診断精度
感度95.1%（77/81）

特異度

99.1%

（840/848）

陽性的中率

90.6%

（77/85）

陰性的中率

99.5%

（840/844）

不適正検体率10.2%（105/1,034）(花田ら 液状化検体細胞診（LBC）における診断精度と内膜異型細胞（ATEC）の細胞像の検討
第54回日本臨床細胞学会秋期大会ワークショップ 発表予定)

9

ICC in Paris, 29 th May 2013
◆A pilot study of diagnostic evaluation by OSG methods
Performance Characteristics of Endometrial Cytology (n=118)
Sensitivity Specificity

PPVNPVSP-LBC
No.(%)

27/28(96.4)

90/90
(100)

27/27
(100)

90/91
(98.9)

Conventional*
No.(%)

328/415(79.0)

7996/8021(99.7)

328/353(92.9)

7996/8083(98.9)

・PPV ; indicates positive predictive value
・NPV; negative predictive value; NA, not appliciable
・ “Malignant tumor”, “Atypical endometrial hyperplasia” and “ATEC-A”
interpretations were considered positive as evidence of malignancy*Yanoh K et al. New terminology for intrauterine endometrial samples: a group study by theJapanese Society of Clinical Cytology. Acta Cytol. 2012;56:233-241.

Accuracy to detect endometrial carcinoma by various methods
Specificity

PPV

NPV

99.60%

79.10%

99.70%症

99.70%
92.80%

92.90%
69.40%

98.90%
92.80%症生 症

Sensitivity

100%

100%

98.90%

90.30%

16.70%

90.30%

36.10%

43.00%

78.90%

100.00%98.1%(98.1)

100.00%69.2%(68.4)

96.10%
97.3%(97.2)

東京女子医大内膜細胞84.20%
診（従来法）（蔵本等による）Acta cytologica paper
79.00%
不正出血 例における69.40%
子宮内膜細胞診従来法
不正出血 例における95.30%
子宮内膜 検組織診
不正出血 例における16.70%
閉経前女性の子宮内膜肥厚測定20mm以上
Postmenoposal women
83.30%
with over 5mm thick EM
Biopsy with Pippet IV
66.00%EM-LBC（Conventional） 61.4%(59.1)* “Malignant tumor”, “Atypical endometrial hyperplasia” and “ATEC-A”
interpretations were considered positive as evidence of malignancy

10

2. スクリーニングに適した細胞診採取器具の進歩
Among them, we highly recommend “HONEST SUPER BRUSH”

11

12

3. 実用的標準的な内膜細胞診報告様式の確立

新報告様式の認知は途上にある

最近、諸外国でも認められるようになり、ガイドラインにも掲載されたばかり13

Ｑ： 新報告様式に対する日本産婦人科医会の対応は？

A：（認めるだけでなく）医会の事業として、普及に向けた有用性の検証を行っている
日本産婦人科医会報
2015年6月号

日本産婦人科医会（がん対策委員会）

臨床試験「子宮内膜液状化検体細胞診を用いた子宮体癌スクリーニン
グ多施設共同試験 」の概要および実施手順
2014.10.2一部改訂
2014.12.5一部改訂

14

閉経前
子宮内膜厚測定所見の得られた207例
生検結果

Negativefor cancer

hyperplasiasimplex

hyperplasia
complex

Atypical
hyperplasia

carcinoma

閉経前(N= 207)

106

69

61413

子宮内膜厚

9.3mm
（1.5-35）10.2mm(1.9 - 25）

8.5mm(3 - 16)

9.3mm(1.9 - 18)

14.7mm(8.3 - 32)

閉経前

Negative for cancer
Hyperplasia,simplex
Hyperplasia,complex

N=207

子宮内膜厚

Atypical hyperplasia
carcinoma

10mm未満(N=131) 119

12 (9.1%)

10mm以上20mm未満(N=76) 68

8 (10.5%)20mm以上(N=24) 20

4 (16.7%)

閉経後
子宮内膜厚測定所見の得られた131例
carcinoma
Negativehyperplasia例hyperplasia Atypical

生検結果

for cancer

simplex

Complex

hyperplasia閉経後(N=131)64

1321042

子宮内膜厚

7.3mm
(1.3-28)10.0mm(1 - 30)

4.6mm(4.6 – 4.7)

14.25mm(3 - 42)22.7mm(2 - 60)

閉経後 N=131

Negative for cancer
Hyperplasia,simplex
Hyperplasia,complex

Atypical hyperplasia
carcinoma

4mm未満(n=27)

225 (18.5%)

4mm以上5mm未満(n=11)

83 (27.3%)

5mm以上8mm未満(n=18)

108 (44.4%)8mm以上(n=75)

43

32 (42.7%)

子宮内膜厚15本研究は、以下の部会で策定された
第１回LBC内膜細胞診を用いた子宮体癌スクリーニング多施設共同試験のプロ
トコール作成部会 平成26年2月19日（水）18：30〜
部会長：平井 康夫 先生（日本産婦人科医会がん対策委員会副委員長
東京女子医科大学 産婦人科学教室）部会員：
河西 十九三先生（日本産婦人科医会理事
財団法人ちば県民保健予防財団）
木原 真紀 先生（東京女子医科大学 産婦人科学教室）
高野 政志 先生（防衛医科大学校教育部 産婦人科）
錦見 恭子 先生（千葉大学医学部 産婦人科）
藤原 寛行 先生（自治医科大学 産婦人科）
則松 良明 先生（愛媛県立医療技術大学教授・内膜LBC技術専門家）
顧問： 鈴木 光明 先生（日本産婦人科医会常務理事
自治医科大学 産婦人科）
オブザーバー：
栗林 靖 先生（日本産婦人科医会 幹事長
杉山産婦人科 丸の内）関根 憲 先生（日本産婦人科医会 幹事関根ウィメンズクリニック）

研究課題名：
子宮内膜液状化検体細胞診を用いた子宮体癌スクリーニング多施設共同試験

研究目的と概要：
子宮体癌ハイリスクグループを対象にした子宮内膜液状化検体細胞診（内膜LBC）を用いた体癌スクリーニングの性能評価のための多施設共同前向き観察研究採取された細胞を直接スライドガラス板上に塗抹する方法で作製されていた従来の子宮内膜細胞診標本に代わって、液状化検体細胞診(Liquid-Based Cytology; LBC)システムを用いた内膜細胞診を確立し、異型内膜増殖症を含む子宮体がんの発見に於ける性能を「内膜吸引組織生検」の性能と比較することにより評価することを目的とする。
期待される成果：
内膜LBC細胞診は「吸引内膜組織診」法に較べて、感度、特異度共に優ることはあっても、大きく劣ることはない。
内膜LBC細胞診は、体癌疑いの患者へのファーストスクリーニング法として最も有用性が高いことを内外に示したい

16

研究の方法
研究対象（不正出血等のある）患者

A. オネストブラシスー
パーで内膜細胞採取し、スライドガラスに塗布（従来法による内膜細胞診検体作成）

A. 各施設で記述式内膜細胞診報告様式に基づく結果判定

B. 塗抹後の「オネストブラシスーパー」をBDｼｭｱﾊﾟｽ保存液に保存し、内膜LBC検体を作成
B.＊ 中央判定施設に送付して内膜LBC標本作製と記述式内膜細胞診報告様式に基づく結果判定（一定の研修後、各施設での判定も可）

判定結果に基づき、更に内膜全面掻爬（D&C）、ヒステロスコープ、ヒステレクトミー等を考慮し、最終診断する

B.＊中央判定施設：愛媛県立医療技術大学
保健科学部臨床検査学科 生体情報学講座（則松良明教授）

C. 続いて「MedGyne
Pipett IV」を用いて内膜吸引組織診を施行

C. 各施設毎に組織診判定

判定結果は研究用に保管

本研究についての問い合わせ窓口
東京女子医科大学産婦人科
平井 康夫〒162-8666東京都新宿区河田町8番1号
Tel 03-3353-8111代 内PHS 29449
直通(携帯) 080-3121-7028 Fax 03-5269-7350
Email: yhirai-ind@umin.ac.jp

日本産婦人科医会側窓口：
公益社団法人 日本産婦人科医会 がん部会
〒162-0844 新宿区市谷八 幡町１４番地
Teｌ 03-3269-4739 Fax03-3269-4730

17１．スクリーニングに適した採取器具
ーオネストスーパーブラシを使用ー
２．最適な内膜液状化検体細胞診（内膜LBC）による検体作成
ーシュアパス内膜LBCを使用ー
３．ベセスダシステムに準拠した実用的標準的な子宮体部細胞診報告様式と標準的診断アルゴリズムの確立
ー記述式子宮体部細胞診報告様式とOSG診断票を使用ー

結果はインパクトファクターの高い英文論文として世界に発信し、日本発の内膜液状化検体細胞診（LBC）の普及を図りたい

まとめ 子宮内膜細胞診の標準検体作製法は今のところ直接法であるため、子宮頸部細胞診と同様サンプリングエラーやスクリーニングエラーが起こりやすく、問題となってきた。
 LBCによる子宮内膜細胞診では、塗抹面積が直接法より小さいにもかかわらず、背景は清明で観察対象の細胞数は多く、立体構築も保持されることが明らかになってきた。
 直接法では、採取器具毎に相応な塗抹技術を要することから、均質な内膜細胞標本を得ることは至難であり、不適性検体も高率にみられた。
 LBCによる子宮内膜細胞診では、不適性検体が直接法に比較して激減することが期待される。
 直接法では、採取器具によっても集塊の大きさがまちまちで、重積性の判定も多様な見方を要した。LBC法による内膜細胞診では、液状化することで立体構造を保った均一な大きさの集塊がみられる標準的検体が得られる。そのため、判定方式も単純、平易な標準的方式を導入できるようになり、精度向上が期待できる。
 LBCによる子宮内膜細胞診検査の細胞採取・標本作製・細胞判定・診断報告を標準化して、子宮体癌発見の正確な精度と体癌スクリーニングとしての有用性を確立することが可能となり、産婦人科医会が主導する臨床治験が進行中である

18