仕研究用様検出8 ウェル

サンプルの容量25－50 µL（反応チューブを使用）

測定時

間1－60 分（失活処理 0－30 分）

外形

寸法

縦 237 mm × 横 237 mm × 高さ 82 mm

重量1 kg

電源

DC 12 V 30 W（電源アダプタを使用）調
温 度 調 節ェネマル

GENEMAL

等温増幅反応による遺伝子増幅の有無を蛍光強度の変化で検出する象

サ ン プ ル 数

LAMP 法用蛍光検出装置
ジ対

蛍 光 検 出使 用 環 境節範囲60－75℃（失活処理 80－98℃）

温 度 分 離 能0.1℃

温

設定温度 ±0.5℃ （設定 67.0℃時）

度

精度

プリヒート機能

測定温度設定に従う

光LED（ピーク波長 465 nm）

源

検出波長フィルタ

境界波長 520 nm±5 nm（透過率 50 %）デ ー タ 収 集

1－10 秒間隔

周囲

温度10－30℃（屋内に限る）

相対湿度

30-80 %

そ の 他 機 能

陽性／陰性判定機能、USB メモリ出力機能、カレンダー機能、バックライト調整機能

希望納入価格Code No.

製品名

容量

希望納入価格（税別）

319-09481

GENEMAL

1台\760,000

製品名

容量

希望納入価格（税別）

200反応用¥37,000

100反応用¥41,000

100反応用¥53,000

100反応用¥55,000

関連試薬
Code No.

等温核酸増幅試薬 ２×マスターミックス（蛍光検出）
313-09521

GENEMAL LAMP FL Mix① LAMP FL Mix (2×)

1,250 µl×2

-20℃

プライマーセット（サルモネラ属菌検出用）注2316-09491

Salmonella LAMP Primer Set for GENEMAL① 10×Salmonella LAMP Primer Mix② Salmonella Positive Control DNA* 画像はイメージです。

250 µl100 µl-20℃

プライマーセット（カンピロバクター検出用）注2319-09501

Campylobacter LAMP Primer Set for GENEMAL① 10×Campylobacter LAMP Primer Mix② Campylobacter Positive Control DNA

250 µl100 µl-20℃

プライマーセット（腸管出血性大腸菌検出用）注2

遺伝子検出をより身近に✓コンパク トで 超 軽 量✓核酸増幅か ら検 出 ま で数 十 分 で完 了

316-09511

EHEC LAMP Primer Set for GENEMAL① 10×EHEC LAMP Primer Mix② EHEC Positive Control DNA

250 µl100 µl-20℃

注2. 野生鳥獣の食肉処理施設あるいは二次加工を行う施設内における食中毒菌検査に使用できます。
LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) 法は、栄研化学株式会社により開発された日本産の等温遺伝子増幅法です。

〒930‐0834 富山市問屋町二丁目7番18号
TEL： 076‐451‐6548 FAX： 076‐451‐6547
URL： https://www.nippongene.com

本社 〒540-8605 大 阪 市 中 央 区 道 修 町 三 丁 目 1 番 2 号 TEL ：06-6203-3741 (代表)東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL ：03-3270-8571 (代表)
フリーダイヤル

0120-052-099

フリーファックス

0120-052-806

20240426HT

LAMP法用蛍光検出装置 GENEMAL

4

ジェ

ネ

マ

パッケージ内容／各部名称

ル

GENEMAL

ー LAMP 法用蛍光検出装置 ーLAMP法※1による「等温遺伝子増幅」と「蛍光検出」を短時間で行うことができる小型の蛍光検出装置です。
本装置はヒートブロックを有し、装置搭載のタッチパネルで測定条件（LAMPの反応温度や測定時間等）を設定することで反応条件の最適化が可能です。また、リアルタイムに蛍光を検出することで増幅をモニターすることができ、予め設定したパラメーターでの自動判定※2も可能です。

特液晶タッチパネル

上蓋

上蓋

ホットボンネット

1台
1個
1本1冊

装置本体
ACアダプタ
電源ケーブル
取扱説明書

ヒートブロック

DCジャック（電源差込口）測定の流れ

USBポート
電源スイッチ長コンパクトで超軽量（重さ 1 kg）
縦23.7cm× 横23.7cm

マイクロピペットとほぼ同じサイズ

核酸増幅から検出まで数十分で完了 ※3
増幅試薬にインターカレーター（二本鎖DNA結合性蛍光色素）を用いることで遺伝子増幅を蛍光強度の変化で検出。専用増幅試薬「GENEMAL LAMP FLMix」と組み合わせることで最短30分間で結果が得られます。

LAMP反応によって増幅した二本鎖DNAにインターカレーターが結合し蛍光を発します。

インターカレーター

タッチパネルで簡単操作

方式や閾値の変更による再解析も可能

核酸抽出（前処理）

反応液の調製

遺伝子増幅

結果の確認

対象試料からDNA溶液を抽出

反応溶液を調製し、8連チューブに分注

測定条件を入力して遺伝子増幅(測定)を開始❶ 装置パネル上で判定確認❷ PCにテキスト形式で出力反応液の調製例

陽性コントロール
陰性コントロール

LAMP FL Mix（2×）
10×LAMP Primer Mix
鋳型DNAまたはコントロール
d.d.H 2O

12.5 µl
2.5 µl
2.5 µl蛍光強度

装置本体の重さ約1 kg、幅23.7 cmと非常にコンパクト。簡単に持ち運びでき、限られたスペースにも設置可能です。

up to 25 µl
時間（分）7インチのカラータッチパネルを採用。測定条件の入力や測定結果の表示等シンプルで使いやすい画面構成で簡単に操作可能です。

メインメニュー

タッチパネルで反応温度/測定時間/判定基準/などを入力

測定条件設定実験例

パラメーター設定で自動判定が可能
事前に設定した方式と閾値に基づき各チャネルの自動判定 （陽性 / 陰性）を行います。

光強度グラフ

測定結果

USB メモリに測定データを取り出し可能❷ USBメモリで測定データを取り出しエクセルなどで増幅曲線を作成

LAMP法を用いた各コロニーからの食中毒菌の同定食中毒菌コロニーから下記方法で調製した試料をテンプレートに、 本装置 GENEMAL と専用増幅試薬 「GENEMAL LAMP FL Mix」
(Code No.313-09521) を用いて LAMP 法による増幅およびサルモネラ属菌と腸管出血性大腸菌 （EHEC） の検出を行った。 食中毒菌検出用プライマーには、 ポジティブコントロール DNA が付属した 「LAMP Primer Set」 （Code No.316-09491, 316-09511） を使用した。

① テンプレートの調製（前処理）装置の測定データはテキストファイルとして USB メモリに取り出し可能です。
出力したデータを用いて表計算ソフト （エクセルなど） で増幅曲線を作成できます。

❶ 判定結果（陽性/陰性）やグラフを装置パネルで確認

S. Typhimurium

光強度

200 µl のTE（pH8.0)を添加した1.5 mLマイクロチューブに、白金耳でかき取った食中毒菌のコロニーを懸濁し、熱処理（95℃,10分間注1）後、12,000×gで1分間遠心して得られた上清をテンプレートとした。

400

注1. 本装置はこの熱処理の工程に対応していません。

200350300
250150用

100② 反応液の調製

1反応あたりLAMP FL Mix (2×)
12.5 µl
10×LAMP Primer Mix
2.5 µlTemplate or コントロールDNA or TE(pH8.0)
2.5 µld.d.H2O
up to 25.0 µl

途● LAMP法による標的遺伝子の検出● 野生鳥獣肉・施設内環境の食中毒菌の検出※4500-5005
NC

10S. Typhi

15
S. Typhi[反応条件] 65℃、40分間

2530

S. Typhi

35
S. Typhi

40
S. Typhi

45 （分）PCEHEC

光強度③ GENEMALによる測定（LAMP反応）

20
S. Typhi

250
200150本装置に食中毒菌検出用遺伝子検査キット 「LAMP Primer Set」 と専用増幅試薬 「GENEMAL LAMP FL Mix」 を組み合わせて使用することで、 食中毒菌を LAMP 法で迅速に検出できます。

食中毒菌検出用
LAMP Primer Set■ サルモネラ属菌■ カンピロバクター■ 腸管出血性大腸菌 （EHEC）

本装置は、農研機構生研支援センター「生産性革命に向けた革新的技術開発事業」のうち「スマート捕獲・スマートジビエ技術の確立」により改良した技術や機材をベースとして開発しました。
※1 LAMP法は、標的遺伝子に対する４-6種類のプライマーと鎖置換型DNA合成酵素を用いて、一定温度（65℃付近）で反応させる遺伝子増幅法であり、高い増幅効率と特異性を特長とします。
※2 各チャネルの判定（陽性／陰性）は、事前に設定した方式と閾値に基づいて行います。
※3 検出時間は対象によって異なります。
※4 ヒトや動物由来検体の医療行為や臨床診断等の目的では使用できません。

2

LAMP法用蛍光検出装置 GENEMAL

Template
NC
SalmonellaPC
Template
NCEHECPC

S. Typhimurium (6コロニー)
TE（pH8.0）
Salmonella Positive Control DNA
O157（3コロニー）、O92/O93/O94（各1コロニー）
TE（pH8.0）
EHEC Positive Control DNA

10050005101520O157

O157

O157

25303545 （分）

40-50
NC

O92

O93

O94

PC

【結果】 GENEMAL シリーズの装置および試薬を用いることで、 各コロニーがSalmonella または EHEC であることを確認できた。

本実験データは、岩手大学 農学部 共同獣医学科 獣医公衆衛生学研究室 山﨑 朗子 先生よりご提供頂きました。

LAMP法用蛍光検出装置 GENEMAL

3